Source: http://docplayer.it/2441584-Informazioni-legali-ispra-elaborazione-grafica-coordinamento-editoriale-ispra-ispra.html
Timestamp: 2018-02-22 21:43:16+00:00

Document:
Informazioni legali ISPRA - Elaborazione grafica Coordinamento editoriale: ISPRA ISPRA - PDF
Download "Informazioni legali ISPRA - Elaborazione grafica Coordinamento editoriale: ISPRA ISPRA"
3 Informazioni legali Il Consiglio Federale, istituito presso l ISPRA con il compito di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA) nonché per garantire omogeneità nello svolgimento dei compiti istituzionali delle agenzie e di ISPRA stessa, ha deciso con la Delibera del 29 maggio 2012, di contraddistinguere i prodotti editoriali e le iniziative frutto delle attività congiunte a carattere nazionale dell ISPRA e delle Agenzie ambientali, con la denominazione Sistema Nazionale per la Protezione dell Ambiente e un nuovo logo rappresentativo. L Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale. ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, Roma ISPRA, Manuali e Linee Guida 108/2014 ISBN Riproduzione autorizzata citando la fonte Elaborazione grafica ISPRA Grafica di copertina: Franco Iozzoli Foto di copertina: Damiano Centioli, Fabio Cadoni, Cristiano Ravaioli Coordinamento editoriale: Daria Mazzella ISPRA Settore Editoria Ornella Notargiacomo ISPRA Dipartimento AMB [Marzo 2014] 2
4 Autori Damiano Centioli Maria Belli Sabrina Barbizzi Fabio Cadoni Stefania Gaudino ISPRA Servizio Metrologia Ambientale Hanno contribuito: Maria Gabriella Simeone (ISPRA) Gruppo di lavoro ISPRA/ARPA/APPA Riferibilità delle misure della qualità dell aria (Area A Armonizzazione dei metodi di analisi, campionamento e misura metrologia ambientale) istituito dal Consiglio Federale: Damiano Centioli (ISPRA) - Coordinatore Guenther Kerschbaumer (APPA Bolzano) Giuseppe Castrofino (ARPA Lombardia) Carla Nizzoli e Claudia Pironi (ARPA Emilia Romagna) Marco Pompei (ARPA Umbria) Marco Chini e Bianca Patrizia Andreini (ARPA Toscana) Mauro Grosa (ARPA Piemonte) Claudia Tarricone (ARPA Valle d Aosta) Sesto Damizia (ARPA Lazio) Gabriele Tonidandel (APPA Trento) Vincenzo Ruvolo (ARPA Sicilia) 3
5 INDICE 1. INTRODUZIONE 6 2. LE RICHIESTE DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE 8 3. ESPERIENZE IN ALCUNI PAESI DELL UNIONE EUROPEA Regno Unito Francia Austria METODI DI MISURAZIONE SISTEMI DI GARANZIA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ PER I GESTORI DELLE RETI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE PER L ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO QUALITÀ Metodi di riferimento UNI EN 14211:2012, UNI EN14212:2012, UNI EN 14626:2012, UNI EN14625:2012 per la misura rispettivamente della concentrazione di monossido e diossido di azoto, diossido di zolfo, monossido di carbonio ed ozono Attività di QA/QC preliminari Verifica idoneità preliminare per la nuova strumentazione Prima installazione e collaudo Attività periodiche di controllo della qualità Campioni di riferimento gassosi Verifica della taratura Controllo a zero e span Verifica della linearità della funzione di taratura- test del Lack of fit Verifica dell efficienza del convertitore per gli strumenti di misura di NOx Manutenzione Registrazione e trattamento dei dati Correzione dati in presenza di superamento dei criteri di azione Partecipazioni a campagne di QA/QC a livello nazionale Assicurazione e controllo di qualità relativo al metodo di riferimento UNI EN :2005 per la misurazione della concentrazione di benzene tramite campionamento per pompaggio automatizzato con gascromatografia in situ Attività di QA/QC preliminari Verifica idoneità preliminare per la nuova strumentazione Prima installazione e il collaudo Criteri da seguire per le attività periodiche di QA/QC Campioni di riferimento gassosi Controllo a zero e span Taratura e verifica della linearità della funzione di taratura- (test del Lack of fit ) Controllo della portata Manutenzione Registrazione dati Correzione dati in presenza di superamento dei criteri di azione Partecipazioni a campagne di QA/QC a livello nazionale Assicurazione e controllo di qualità relativi ai metodi di riferimento per la misura di PM 10 e PM 2,5 gravimetrici UNI EN12341:2001 e UNI EN14907: Controlli preliminari Caratteristiche ambiente climatizzato per condizionamento e pesata Caratteristiche della bilancia Controlli preliminari per la verifica dell idoneità dei filtri Attività e criteri di QA/QC da utilizzare per ogni misura Controlli sulla bilancia Manipolazione filtri Controlli sulle condizioni climatiche: filtri bianchi di sala 37 4
6 Condizionamento e pesata dei filtri bianchi Conservazione e trasporto dei filtri Condizionamento e pesata dei filtri campionati Filtri bianchi di campo Ulteriori attività di QA/QC Manutenzione del sistema di campionamento Verifica dei sensori del campionatore Taratura dei sensori del campionatore Verifica della portata Taratura della portata Controllo di tenuta pneumatica della linea di prelievo Verifica dei sensori della sala di pesata Taratura dei sensori della sala di pesata Taratura della bilancia Partecipazioni a campagne di interconfronto a livello nazionale Attività per l assicurazione ed il controllo di qualità relativi agli strumenti di misura automatici di PM 10 e PM 2, Attività di QA/QC preliminari Verifica idoneità preliminare per la nuova strumentazione Installazione Attività periodiche di QA/QC Controllo parametri operativi Controllo dei sensori dell AMS Taratura dei sensori dell AMS Controllo della portata dell AMS Taratura della portata Controllo di tenuta pneumatica della linea di prelievo Controllo della lettura di zero Controllo e taratura del sistema di misura della massa dell AMS Verifica del mantenimento nel tempo degli obiettivi di qualità per confronto con il metodo di riferimento Manutenzione Registrazione dei dati Registrazioni interventi e malfunzionamenti RIFERIBILITÀ DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI Introduzione La riferibilità dei risultati di misura dei gas Documentazione Misure della frazione molare di ozono in aria ambiente Misure di concentrazione in massa di PM 10 e PM 2, Misure della concentrazione in massa di metalli e IPA nel particolato atmosferico INCERTEZZA DI MISURA Introduzione Valutazione dell incertezza di misura Esempio di valutazione dell incertezza Determinazione dell incertezza associata alla misura di PM (EN14907:2005) Determinazione dell incertezza associata alla misura di NO 2 (UNI EN 14211:2012) Calcolo della concentrazione e dell incertezza di misura di una miscela di gas di lavoro (bombola/diluizione calibratore/permeazione) misurata con uno strumento di misura di riferimento. 59 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 60 APPENDICE 1 GLOSSARIO 62 APPENDICE 2: PROTOCOLLI DEI CIRCUITI INTERLABORATORIO ORGANIZZATI DA ISPRA PER LE MISURE DELLA QUALITÀ DELL ARIA 67 Circuito di Interconfronto - ISPRA ICxxx Misure della frazione PM 10 e PM 2,5 di materiale particolato nell aria ambiente 68 Circuito di Interconfronto - ISPRA IC0xx Misure delle concentrazioni NO, NO 2 ed O 3 nell aria ambiente 77 5
7 1. INTRODUZIONE Questa proposta di linea guida è stata predisposta da ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale alla luce di quanto previsto dalla Legge Comunitaria 2008 [1] e dal Decreto legislativo 155/2010 e s.m.i [2, 3], che recepisce nella normativa nazionale la Direttiva 2008/50/CE [4]. La realizzazione di questo documento ha visto il coinvolgimento del gruppo di lavoro ISPRA/ARPA/APPA Riferibilità delle misure della qualità dell aria (Area A Armonizzazione dei metodi di analisi, campionamento e misura metrologia ambientale) istituito dal Consiglio Federale. Il documento, approvato dal Consiglio Federale del sistema ISPRA/ARPA/APPA, sarà inviato al Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare come proposta per il decreto relativo alle procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell aria ambiente così come previsto dal D.Lgs.250/2012 di modifica del D.Lgs. 155/2010. La linea guida è finalizzata a garantire criteri omogenei nell implementazione della Direttiva 2008/50/CE su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda le attività di garanzia (o assicurazione) e controllo qualità (procedure di QA/QC) della strumentazione per la misurazione dei parametri della qualità dell aria. Lo scopo di questa linea guida è quindi quello di delineare le attività di QA/QC da adottare a livello nazionale, per assicurare che le misurazioni abbiano un livello di qualità omogeneo al fine di massimizzare il livello di confidenza nei risultati di misura delle reti di monitoraggio. Il principale obiettivo delle attività di monitoraggio è la realizzazione di politiche ambientali, basate su dati di misurazione accurati e affidabili, per prevenire o ridurre eventuali effetti dannosi sull ambiente e la salute. Le valutazioni a livello regionale, nazionale e/o europeo sono efficaci quando queste sono basate su dati tra loro comparabili e compatibili. Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione Europea ha definito i metodi analitici da utilizzare per le attività di monitoraggio della qualità dell aria e le incertezze obiettivo, definite come obiettivi di qualità, per i diversi metodi di misurazione. Tutte le procedure documentate, su cui si basa la garanzia di qualità, e le attività periodiche di controllo qualità, hanno come obiettivo principale la verifica dell adeguatezza dei metodi di misura (rispetto agli obiettivi di qualità) e del mantenimento di tale caratteristica nel tempo. La stesura di queste linee guida ha tenuto conto della Guida al manuale della qualità delle reti di rilevamento della qualità dell aria predisposto dal CTN-ACE nel 2002 [5] e già utilizzato presso alcune ARPA/APPA per l implementazione del sistema qualità delle reti. Sono stati introdotti gli aggiornamenti intervenuti dal 2002 a oggi nelle norme tecniche di riferimento per i sistemi di assicurazione e controllo qualità e degli sviluppi avvenuti a livello europeo nell ambito delle materie d interesse della Direttiva 2008/50/CE. Per quanto riguarda i criteri da adottare per il controllo qualità, sono state prese a riferimento le norme EN per i diversi metodi di misura indicati dalla Direttiva sopra citata, e nel caso in cui tali norme tecniche fossero in corso di revisione (PM 10 e PM 2,5 ), ISPRA ha tenuto conto degli sviluppi previsti per i criteri di QA/QC. La condivisione con le ARPA/APPA ha permesso di adeguare le procedure di QA/QC, dettate dalle norme tecniche di riferimento, ai sistemi di garanzia qualità già in essere nelle diverse Agenzie. APPA Bolzano ha inoltre reso disponibile la traduzione della linea guida adottata dalla rete di monitoraggio austriaca. La linea guida è così strutturata: o nel secondo capitolo sono riportate le richieste della normativa europea e nazionale in materia di assicurazione e controllo qualità; o o 6 nel terzo capitolo sono riportate in sintesi i modelli organizzativi adottati in alcuni paesi europei; nei capitoli dal quarto al nono si riportano i criteri da adottare per l implementazione delle procedure per le attività di garanzia e controllo della qualità (QA/QC) della strumentazione per il monitoraggio della qualità dell aria, per assicurare la riferibilità delle misurazioni e valutare l incertezza di misura.
8 Sulla base dei criteri qui riportati, ISPRA, con il contributo di un gruppo di lavoro appositamente istituito dal Consiglio Federale revisionerà e integrerà, ove necessario, le procedure operative già implementate dalle ARPA/APPA per le attività di QA/QC delle reti di monitoraggio. La condivisione di queste linee guida e delle successive procedure operative con le ARPA/APPA porterà a una omogenea applicazione sul territorio nazionale di quanto previsto dall articolo 17 del D.Lgs. 155/2010, così come modificato dal D.Lgs. 250/2012. La linea guida sarà aggiornata dopo due anni dalla sua prima applicazione. 7
9 2. LE RICHIESTE DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE Questo capitolo sintetizza la normativa a livello europeo e nazionale per quanto riguarda gli aspetti di garanzia e controllo della qualità (QA/QC) degli strumenti di misura della qualità dell aria. L articolo 1 della Direttiva 2008/50/CE focalizza, tra l altro, l importanza di valutare la qualità dell aria sulla base di metodi e criteri omogenei su tutto il territorio comunitario. Il D. Lgs. 155/2010 recepisce tale requisito al punto b) del comma 1 dell articolo 1, dichiarando che il decreto è finalizzato a valutare la qualità dell aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale. La Direttiva oltre a definire i valori limite per i diversi inquinanti e la data in cui questi entrano in vigore, riporta i requisiti per: gli obiettivi di qualità dei dati (DQO); la localizzazione delle stazioni di campionamento; il numero di stazioni di campionamento; i metodi di misurazione di riferimento; i requisiti per la restituzione dei risultati di misura. Gli obiettivi di qualità dei dati sono riportati nell allegato I della Direttiva 2008/50/CE e del D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. e sono sintetizzati nella tabella riportata di seguito. OBIETTIVI DI QUALITA DEI DATI Misurazioni in siti fissi * Misurazioni indicative * Incertezza Raccolta minima dei dati Incertezza Raccolta minima dei dati Biossido di zolfo, biossidi e ossidi d azoto, monossido di carbonio Materiale particolato (PM 10 e PM 2,5 ) e piombo 15% 90% 25% 90% 25% 90% 50% 90% Benzene 25% 90% 30% 90% Ozono e relativi NO e NO 2 15% 90% in estate 75% in inverno 30% 90% B(a)P e altri IPA 50% 90% 50% 90% As, Cd, Ni 40% 90% 40% 90% * L incertezza (espressa con un livello di fiducia del 95%) dei metodi, sarà valutata in accordo ai principi della guida CEN Guida all espressione dell incertezza di misura (UNI CEI ENV 13005:2000), della ISO 5725:1994 e delle linee guida elaborate dal CEN nel rapporto Air Quality Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurements methods (CR 14377:2002E). Le incertezze percentuali espresse con un livello di fiducia del 95%, riportate nella tabella, si riferiscono alle misure singole mediate sul periodo considerato per i valori limite (o valori obiettivo per l ozono). Le incertezze vanno considerate applicabili all intorno dei pertinenti valori limite (o valori obiettivo per l ozono). Tabella 2.1. Obiettivi di qualità per le misurazioni previste dalla direttiva 2008/50/CE 8
10 La direttiva riporta nell allegato I sezione C i compiti che devono essere svolti dalle Autorità/Istituzioni competenti per assicurare l accuratezza delle misurazioni e l adeguatezza dei metodi di misura agli obiettivi di qualità sopra indicati. La direttiva richiede in particolare che: i risultati di tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell aria in accordo agli articoli 6 e 9 siano riferibili ai campioni nazionali in accordo ai requisiti richiesti dalla UNI ISO/IEC 17025:2005 nella sezione [6] ; i gestori delle reti di monitoraggio e delle singole stazioni di monitoraggio abbiano implementato un sistema di assicurazione/controllo qualità per le misurazioni; sia implementato un sistema di assicurazione/controllo della qualità per la raccolta e la restituzione dei risultati di misura; le Istituzioni interessate (laboratori nazionali di riferimento designati ai sensi dell Articolo 3) partecipino ai programmi di assicurazione qualità a livello Comunitario; i laboratori nazionali di riferimento siano accreditati ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005 entro il 2010 per i metodi di misura di riferimento; i laboratori nazionali di riferimento coordinino la partecipazione a livello nazionale ai programmi di assicurazione qualità organizzati dalla Commissione a livello comunitario e, l appropriata realizzazione dei metodi di riferimento e la dimostrazione di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento. L armonizzazione dei programmi di assicurazione della qualità e dei metodi per la certificazione della strumentazione sono assicurati a livello comunitario dalla rete dei laboratori nazionali di riferimento (AQUILA) [7]. La rete è coordinata dall Istituto per l Ambiente e la Sostenibilità (IES) del Centro Comunitario di Ricerca di Ispra (VA). La Commissione Europea, tramite l IES organizza periodicamente circuiti interlaboratorio tra i laboratori nazionali di riferimento, i cui risultati sono discussi nelle riunioni della rete organizzate periodicamente presso lo stesso IES. La direttiva 2008/50/CE definisce nell allegato VI i metodi di riferimento per i parametri riportati nella Tabella 2.1. In tale allegato al punto B si individuano le procedure da adottare per l eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento. In questi casi, lo Stato Membro deve dimostrare che il metodo adottato dia risultati equivalenti a quello di riferimento, oppure, in casi particolari, che esista una relazione ben definita e consistente tra il metodo adottato e quello di riferimento. In questo ultimo caso, i risultati del metodo adottato andranno corretti per essere equivalenti a quelli del metodo di riferimento. Allo stesso punto si stabilisce che la Commissione possa richiedere allo Stato Membro un rapporto relativo alla dimostrazione di equivalenza e tale rapporto dovrà essere redatto ai sensi della Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring pubblicata dalla Commissione europea [8]. Per quanto riguarda i laboratori che effettuano le misurazioni mirate alla certificazione della strumentazione, la direttiva individua, al punto E dello stesso allegato, l accreditamento ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005 come il criterio per l accettabilità a livello europeo dei rapporti di prova emessi dai laboratori di altri Stati Membri. Al punto D dello stesso allegato, la direttiva definisce una scadenza per la conformità della strumentazione da utilizzare nelle reti. Sulla base di tali scadenze, tutta la strumentazione utilizzata nelle reti per l implementazione della direttiva dovrà essere conforme ai requisiti della direttiva stessa entro giugno Il decreto legislativo 155/2010 così come modificato dal D.Lgs. 250/2012 affronta il tema della qualità della valutazione in materia di aria ambiente all articolo 17 e al punto 3 dell allegato 1. Per garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, l articolo 17 nella formulazione modificata dal D.Lgs. 250/2012 assegna al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata, l emanazione di uno o più decreti per stabilire a) le procedure di garanzia di qualità, previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell aria ambiente; b) le procedure per l approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell aria. Lo stesso decreto stabilisce che il MATTM si avvalga di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. Il D.Lgs. 250/2012 affida infine all ISPRA l individuazione, tramite la predisposizione di linee guida tecniche, dei criteri per garantire 9
11 l'applicazione delle procedure di garanzia di qualità e per l approvazione degli strumenti di misura su base omogenea in tutto il territorio nazionale. Il comma 3 affida alle Regioni e alle Provincie autonome o, su delega, alle Agenzie per la protezione dell ambiente il controllo documentale dell applicazione delle procedure di garanzia qualità da parte dei gestori delle reti. Inoltre stabilisce al comma 4 che il Laboratorio nazionale di riferimento organizzi dei programmi di controllo qualità esterna (programmi di confronti interlaboratorio) indicando ai gestori della rete le eventuali azioni correttive da adottare. Lo stesso articolo individua le modalità che saranno adottate dal Ministero dell Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per l individuazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento (laboratori pubblici accreditati ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005 per i metodi previsti dal decreto stesso). Il D.Lgs. 250/2012 affida in via transitoria all ISPRA le attività di controllo della qualità esterna. Per quanto riguarda le modalità per l approvazione degli strumenti di misura (approvazione di modello), il paragrafo B dell allegato VI del decreto legislativo, sopra citato, indica come unico documento di riferimento la guida alla dimostrazione di equivalenza pubblicata dalla Commissione Europea. Inoltre, nel caso in cui le prove di laboratorio evidenzino la necessità di una correzione dei risultati di misura per raggiungere l equivalenza tra il metodo in esame e il metodo di riferimento, il Ministero dell Ambiente, informato tempestivamente dal Laboratorio nazionale di riferimento, provvede a inviare la documentazione tecnica alla Commissione Europea. Per quanto riguarda la certificazione della strumentazione di misura (approvazione di modello), il decreto stabilisce che il Laboratorio nazionale di riferimento, che effettuerà la certificazione, accetterà, previa verifica della documentazione, le relazioni rilasciate in altri Stati Membri da laboratori accreditati secondo la norma UNI EN ISO 17025:2005 per l esecuzione di tali prove. Il D.Lgs. 250/2012 affida le attività di certificazione della strumentazione all ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati UNI EN ISO 17025:2005 per l approvazione di modello prevista dai metodi di riferimento. 10
12 3. ESPERIENZE IN ALCUNI PAESI DELL UNIONE EUROPEA Questo capitolo descrive le modalità adottate da alcuni Stati Membri per assicurare la rispondenza delle misurazioni per la qualità dell aria agli obiettivi di qualità dei dati (DQO) e il mantenimento nel tempo di tale caratteristica. Come emerge dalla sintetica descrizione riportata nel seguito, i modelli di implementazione delle procedure di garanzia/controllo qualità sono diversificati a livello europeo. I principali elementi comuni sono un coordinamento sistematico e pianificato tra i gestori delle reti e i Laboratori nazionali di riferimento, la presenza di procedure armonizzate a livello nazionale revisionate regolarmente per assicurare un miglioramento continuo dell affidabilità dei dati, la partecipazione sistematica dei gestori a confronti bilaterali o multilaterali (circuiti di interconfronto) per assicurare la riferibilità dei risultati delle misure ai campioni nazionali. 3.1 Regno Unito Nel 1992 l allora Dipartimento dell ambiente ha istituito una rete urbana di monitoraggio avanzata (EUN). Negli anni successivi questa rete è stata ampliata fino a integrare 50 siti delle reti locali incluse le reti di monitoraggio automatiche che oggi costituiscono la rete automatica nazionale di monitoraggio in stazioni urbane e rurali (AURN). La AURN è oggi la più ampia rete di monitoraggio nazionale esistente nel Regno Unito ed è costituita da circa 120 stazioni distribuite sul territorio. Il ruolo principale di questa rete è quello di assicurare dati di monitoraggio accurati per rispondere agli obblighi di reporting del Governo ai sensi delle Direttive Europee sulla qualità dell aria. I dati di questa rete sono inoltre utilizzati dalla comunità scientifica e dai decisori politici per l adozione di misure per il miglioramento della qualità dell aria. I parametri monitorati nella rete sono: biossido di zolfo, biossido e ossido d azoto, monossido di carbonio, ozono, materiale particolato (PM 10 e PM 2,5 ) e piombo [9]. Governo del Regno Unito Commissione Europea Operatori locali Unità centrali di gestione della rete Unità indipendente QA/QC fornitore dei gas di taratura Unità della manutenzione della strumentazione Unità di reporting Figura 3.1. Struttura della rete AURN e principali interazioni tra le diverse strutture partecipanti Lo schema riportato in Figura 3.1 riassume la struttura della rete AURN. La struttura della rete include una unità indipendente centralizzata che effettua le attività di QA/QC per tutta la rete. Le diverse 11
13 funzioni sono svolte da Enti e Istituzioni pubbliche e private che operano in modo coordinato ai fini di raggiungere gli obiettivi della rete. L unità per le attività di QA/QC assicura principalmente l ottemperanza agli obiettivi di qualità delle misurazioni dei parametri per la qualità dell aria e il loro mantenimento nel tempo. Per raggiungere questi obiettivi, l unità di QA/QC collabora in modo diretto con le unità centrali di gestione della rete e con i fornitori di materiali di riferimento gassosi certificati per la taratura della strumentazione ed emette le procedure che sono poi utilizzate dagli operatori locali. Inoltre, questa unità gestisce la formazione professionale degli operatori locali, che effettuano le tarature e i controlli periodici sulla strumentazione della rete, e revisiona la documentazione prodotta dalle unità locali per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Inoltre effettua audit periodici (semestrali) sulla strumentazione della rete mirati a verificare le funzioni chiave di tutta la strumentazione utilizzata e a confrontare i campioni di gas utilizzati per le tarature in situ a fronte di un campione viaggiante riferibile ai campioni nazionali. Gli audit e i confronti tra i campioni utilizzati in situ con i campioni viaggianti forniscono informazioni dettagliate sulla strumentazione e l accuratezza delle misurazioni. Per quanto riguarda le misure del particolato atmosferico, viene effettuato regolarmente il controllo sulle misure di flusso e la determinazione della costante k 0 per i TEOM. Inoltre nel 2006 è stato effettuato uno studio di equivalenza per tutte le tipologie di strumentazione utilizzate nella rete e per le condizioni micro-climatiche caratteristiche del Regno Unito. Le procedure di QA/QC predisposte per la rete danno infine particolare rilevanza alle riunioni annuali di revisione dei dati. A questa riunione partecipano i rappresentanti di tutti i componenti della struttura della rete e vengono analizzati tra l altro i risultati degli audit e dei confronti effettuati per individuare sulla base del consenso se i problemi eventualmente osservati possono influenzare i risultati finali. Un altro aspetto rilevante per il miglioramento continuo della qualità dei dati analitici è quello dell identificazione dei punti in cui il sistema di qualità della rete può essere migliorato. Per quanto riguarda i sistemi qualità implementati dalla unità di QA/QC, la AEA Energy & Environment, a cui sono affidate tali attività, ha implementato un sistema qualità, certificato ai sensi della EN ISO 9001:2008 [10], in cui sono identificate le responsabilità a tutti i livelli e tutti processi all interno della Società sono documentati in modo opportuno. I requisiti di qualità sono estesi a tutti gli eventuali sub-contraenti tramite la documentazione compresa nel contratto stesso. Infine per le attività sulla rete, la AEA Energy & Environment è accreditata come laboratorio di taratura ai sensi della EN ISO/IEC 17025:2005 per la taratura della strumentazione in situ, la determinazione della costante k 0 dei TEOM e le misure di flusso per la strumentazione di misura del particolato atmosferico. Le procedure utilizzate per la valutazione dell incertezza di misura sono accreditate ai sensi della EN ISO/IEC 17025:2005 e per i gas la valutazione dell incertezza di misura viene controllata su base semestrale dall unità di QA/QC. Per quanto riguarda le misure di concentrazione del particolato atmosferico, la verifica che l incertezza di misura sia conforme agli obiettivi di qualità è stata effettuata durante lo studio di equivalenza prima citato. 3.2 Francia In Francia il compito di assicurare le procedure di QA/QC è affidato al laboratorio nazionale di riferimento (LCSQA) costituito dai laboratori dell Ecole des mines de Douai, dell Istituto mazionale dell ambiente industriale e del rischio (INERIS) e del Laboratorio nazionale di metrologia (LNE) [11]. Le relazioni tra i diversi soggetti sono riportati nella Figura 3.2. Il Laboratorio nazionale di riferimento opera su incarico del Ministero dell ambiente con il coordinamento tecnico dell Agenzia per l ambiente (ADEME), in concertazione con l Associazione per la sorveglianza della qualità dell aria (AASQA). I controlli di QA/QC richiesti dalle norme EN sono effettuati dai gestori delle diverse stazioni di monitoraggio secondo procedure operative condivise con il Laboratorio nazionale di riferimento. A livello nazionale è stata istituita una catena di riferibilità per le misure di biossido di zolfo, degli ossidi di azoto, dell ozono e del monossido di carbonio e del BTX. La catena di riferibilità è costituita dal laboratorio nazionale di riferimento, da 7 laboratori di taratura e dalle stazioni di monitoraggio. I 12
14 laboratori di taratura sono stati individuati suddividendo il territorio in 7 zone geografiche. Per ognuna di queste aree geografiche viene effettuato un confronto periodico (3 mesi) tra i campioni del laboratorio nazionale di riferimento e i campioni detenuti dal laboratorio di taratura delle 7 zone geografiche. I campioni preparati dai laboratori di taratura sono utilizzati come riferimento per preparare i campioni di taratura per la strumentazione delle stazioni di monitoraggio. Al termine di ogni anno, viene emesso un rapporto relativo ai confronti effettuati e vengono programmate le attività per l anno successivo. Il laboratorio dell Ecole des Mines de Douai è accreditato ai sensi della ISO/IEC 17025:2005 come laboratorio di taratura per la preparazione di campioni di CO, NO, SO 2 e O 3. Per quanto riguarda il particolato atmosferico vengono effettuate le seguenti attività di QA/QC: verifica del flusso d aspirazione, controllo della linearità della taratura delle microbilance dei TEOM e degli strumenti basati sull attenuazione della radiazione β. Tali verifiche sono effettuate sulla base di procedure operative concordate a livello nazionale. Inoltre il laboratorio nazionale di riferimento organizza esercizi di interconfronto periodici per valutare l efficacia delle azioni di QA/QC. Ministero dell Ambiente (MEDAD) Commissione Europea Agenzia Nazionale per l ambiente (ADEME) Laboratorio Nazionale di riferimento (LCSQA): (EMD) + (INERIS) + (LNE) Reti per la qualità dell aria (AASQA) Figura 3.2. Struttura organizzativa del monitoraggio della qualità dell aria in Francia 3.3 Austria Il Laboratorio nazionale di riferimento è rappresentato dall Agenzia nazionale per l ambiente. L Agenzia in collaborazione con le strutture regionali che gestiscono le reti di monitoraggio della qualità dell aria hanno predisposto una linea guida per le procedure di QA/QC per la misura in continuo di biossido di zolfo, ossidi d azoto, monossido di carbonio e ozono [12]. Tale linea guida ha l obiettivo di armonizzare sul territorio nazionale le procedure adottate dai gestori delle reti, poiché la legge di recepimento della direttiva 2008/50/CE stabilisce che la responsabilità della rispondenza dei dati di monitoraggio agli obiettivi di qualità sia affidata al gestore della rete. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità indicati dalla Direttiva sopra riportata ogni gestore della rete deve realizzare un sistema di gestione qualità e i controlli qualità periodici richiesti dalle norme EN di riferimento. Per quanto riguarda la strumentazione, la documentazione deve includere procedure per: 13
15 Scelta dei metodi e dei sistemi di rilevamento; Installazione della strumentazione di misura e dei dispositivi di campionamento; Operazioni di taratura e verifiche intermedie degli strumenti di misurazione; Controlli funzionali periodici sulla strumentazione e sui sistemi di campionamento; Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Infine i gestori devono prevedere procedure per la partecipazione periodica ai confronti organizzati annualmente dal Laboratorio nazionale di riferimento per assicurare la riferibilità dei risultati delle misure ai campioni nazionali. Le procedure di qualità devono essere predisposte tenendo conto delle procedure di qualità prescritte dalle norme EN e della linea guida sopra citata. Nella linea guida viene infine raccomandato l impiego di operatori qualificati e la necessità di prevedere un piano continuo di formazione/informazione per l aggiornamento professionale. Infine è prevista una riunione annuale tra il laboratorio nazionale di riferimento e i gestori delle reti. Nella riunione annuale sono discussi i risultati dei confronti effettuati e sono analizzate le criticità, eventualmente incontrate, che possono influenzare la qualità dei risultati finali (rispetto dei DQO). Sono identificate inoltre, le necessità di miglioramento del sistema qualità e le eventuali necessità di revisione della linea guida. Il laboratorio nazionale di riferimento è accreditato come laboratorio di taratura ai sensi della ISO/IEC17025:2005 per la taratura dei campioni di ozono, SO 2, CO e NO. I campioni dell Agenzia sono definiti come campioni nazionali sulla base della designazione da parte dell Istituto nazionale di metrologia austriaco. 14
16 4. METODI DI MISURAZIONE La Direttiva 2008/50/CE specifica nell allegato VI i metodi di misura da adottare per il monitoraggio della qualità dell aria. Le norme tecniche, emanate dal CEN e recepite dall UNI, specificano le prestazioni dei metodi di riferimento e includono i metodi di campionamento, di taratura e le procedure di QA/QC da realizzare per la corretta operatività della strumentazione. Come riportato nell allegato VI del D.Lgs 155/2010, tutti gli strumenti di misura e campionamento impiegati nei siti fissi di monitoraggio della qualità dell aria ai fini del decreto sopra citato devono essere conformi ai metodi di riferimento o a metodi equivalenti a questi entro giugno Questo comporta che tutta la strumentazione sia sottoposta a una serie di prove dettagliate nelle norme EN di riferimento e che successivamente all esame della documentazione prodotta da un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005 (nazionale o europeo), l autorità competente individuata dal Ministero dell ambiente emetta un certificato di approvazione di modello. Maggiori dettagli sull approvazione di modello e la relativa certificazione saranno riportati in un apposito decreto ministeriale. Il D.lgs 250/2012 individua l ISPRA, il CNR e i laboratori pubblici accreditati ai sensi della UNI EN ISO/IEC per l approvazione di modello come le Istituzioni a cui sono affidate le attività di certificazione della strumentazione e dei metodi di misurazione. I metodi di riferimento per l applicazione del decreto prima citato sono: UNI EN 14212:2012 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta ; UNI EN 14211:2012 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza ; UNI EN 14625:2012 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta ; UNI EN 14626:2012 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva ; UNI EN 12341:2001 Qualità dell aria ambiente. Determinazione del particolato in sospensione PM 10. Metodo di riferimento e procedimento per prove in campo atte a dimostrare l equivalenza dei metodi di misurazione rispetto al metodo di riferimento. ; UNI EN 14907:2005 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato di misurazione gravimetrico per la determinazione della frazione massica PM2,5 del particolato in sospensione. ; UNI EN 14902: corrigendum 14902:2005/AC Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As, Ni nella frazione PM 10 del particolato in sospensione ; UNI EN 15549:2008 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione delle concentrazioni di benzo(a)pirene in aria ambiente UNI EN :2005 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione delle concentrazioni di benzene Parte 1: campionamento per pompaggio seguito da desorbimento termico e gascromatografia; UNI EN :2005 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione delle concentrazioni di benzene Parte 2: campionamento per pompaggio seguito da desorbimento con solvente e gascromatografia; UNI EN :2005 Qualità dell aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione delle concentrazioni di benzene Parte 3: campionamento per pompaggio automatizzato con gascromatografia in situ. Il CEN ha emanato inoltre la norma CEN/TS 16450:2013 Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5) che per la prima volta definisce le procedure per l approvazione di modello e le procedure di QA/QC per gli strumenti automatici di misura della concentrazione di particolato atmosferico. 15
17 5. SISTEMI DI GARANZIA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ PER I GESTORI DELLE RETI Questo capitolo descrive i criteri da seguire per l implementazione di un sistema di assicurazione qualità per le misure della qualità dell aria richiesto dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. La sezione C dell allegato I della direttiva e l allegato I del D.Lgs. 155/2010 (paragrafo 3, comma 1, punto b) stabiliscono che i gestori delle reti di monitoraggio devono avere un sistema di assicurazione e controllo qualità per assicurare l accuratezza delle misurazioni. Il documento National air quality reference laboratories and the European network- AQUILA. Role and requirements for measurement traceability, accreditation, quality assurance/quality control, and measurement comparisons, at National and European levels [13] specifica che al gestore della rete non è richiesto l accreditamento ai sensi della UNI EN ISO/IEC 17025:2005. La conformità a quest ultima norma è però raccomandata dalle norme EN di riferimento per le operazioni che hanno influenza sulla riferibilità dei risultati delle misure (attività di controllo della qualità). Nel caso in cui il gestore della rete abbia un sistema della qualità conforme alla ISO 9001:2008, la conformità sostanziale alla ISO/IEC si ottiene implementando per le attività di QA/QC i requisiti ai seguenti punti della ISO/IEC 17025: a) 5.2 relativo alla qualificazione e formazione del personale, da applicare agli operatori cui sono affidate le attività di controllo della qualità; b) 5.3 le condizioni ambientali; c) 5.5 apparecchiature utilizzate; d) 5.6 riferibilità dei risultati; e) valutazione dell incertezza di misura; f) tenuta sotto controllo dei dati. Alla luce di quanto sopra riportato, i gestori delle reti adotteranno un sistema qualità conforme alla ISO 9001:2008 per quanto riguarda la gestione del processo di misurazione e la restituzione dei risultati di misura. Tale sistema sarà integrato con la rispondenza ai requisiti della ISO/IEC 17025:2005 per le attività di taratura e di controllo della qualità. La richiesta di conformità ai requisiti di qualità della ISO 9001:2008 e della ISO/IEC 17025:2005, come sopra specificato, deve essere estesa agli eventuali sub-contraenti. Nel caso di presenza di sub-contraenti, le ARPA/APPA compiono verifiche ispettive di seconda parte per verificare che il sub-contraente non certificato e non accreditato operi in conformità sostanziale alle norme sopra indicate. Il sistema di gestione della qualità del gestore della rete deve essere descritto attraverso un manuale della qualità e un complesso di procedure operative e/o istruzioni operative eventualmente necessarie per descrivere in dettaglio le operazioni da eseguire sulla strumentazione di rete. Le procedure/istruzioni operative devono riportare le responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nella gestione della rete e che possono influenzare il rispetto degli obiettivi di qualità dei risultati di misura finali stabiliti dalla Direttiva. Tutte le operazioni effettuate sulla strumentazione di rete (scelta della strumentazione, verifiche pre-operative, controlli di qualità interni ed esterni come tarature, valutazione delle incertezze di misura, verifiche periodiche delle tarature, partecipazione ai circuiti interlaboratorio, manutenzioni, acquisizione dati, elaborazione dati, procedure sulla banca dati, prevalidazione automatica e validazione da parte dell operatore) devono essere conformi alle norme EN di riferimento e devono essere descritte in apposite procedure/istruzioni operative del sistema qualità del gestore e delle eventuali ditte sub-contraenti. Le procedure devono, inoltre, includere le registrazioni necessarie a rendere tracciabili tutte le operazioni effettuate sulla strumentazione delle stazioni della rete. Tali documenti devono infine comprendere le misure per la sicurezza sul lavoro degli operatori che eseguono le attività nelle stazioni di monitoraggio. Il sistema qualità del gestore tende quindi ad armonizzare i processi di misurazione dei parametri della qualità dell aria per garantire un risultato rispondente ai DQO e rendere chiare e trasparenti le azioni da compiere e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Il complesso dovrà realizzare il modello riportato nella Figura 5.1 ripresa e adattata dalla UNI EN ISO 10012:2004 [14] e rendere tracciabili tutte le operazioni effettuate sulla rete. 16
18 Figura 5.1. Modello di un sistema di gestione della strumentazione [14] Per quanto riguarda le attività che hanno una diretta influenza sulla riferibilità dei risultati delle misurazioni, queste, ai sensi della Direttiva 2008/50/CE, devono essere eseguite in accordo a quanto riportato nella UNI EN ISO/IEC 17025:2005. Questo implica che la taratura degli analizzatori, l assegnazione dei valori ai gas utilizzati per i controlli degli analizzatori, la verifica della linearità della taratura ( test di lack of fit ) per la misura dei gas, la verifica della taratura dei flussimetri e la determinazione delle costanti che influenzano la taratura degli AMS per le misure di PM 10 e PM 2,5, devono essere effettuate rispettando i requisiti ai punti della ISO/IEC prima citati. A titolo di esempio si riportano i punti che devono essere inclusi nelle procedure per la taratura della strumentazione: Scopo della procedura. In questo punto va riportato in modo sintetico la funzione della procedura e la relazione tra questa e lo schema di riferibilità delle misurazioni. Inoltre può essere riportato il principio del metodo usato; Riferimenti normativi. Vanno riportati i documenti necessari a dimostrare il livello di confidenza tecnico-scientifico del metodo utilizzato; Definizioni. Vanno riportate tutte le definizioni per rendere comprensibile la procedura; Modalità operative che includono: o Descrizione del tipo di strumento o campione da tarare e del misurando. Vanno indicati i campioni, gli strumenti e altri aspetti tecnici relativi alla misurazione a cui la procedura si riferisce; o Scopo della taratura e identificazione dell oggetto da tarare. Generalmente lo scopo è quello di garantire la riferibilità delle misure nel campo di applicazione del metodo e il rispetto delle incertezze obiettivo (obiettivi di qualità) richiesti dal D.Lgs 155/2010; o Attrezzature e apparecchiature, compresi i requisiti tecnici di prestazione. In questo paragrafo vanno riportate le caratteristiche dei campioni utilizzati per la taratura, dei dispositivi di misura e dei dispositivi ausiliari necessari per effettuare la taratura. Per ogni dispositivo si riportano le caratteristiche metrologiche del dispositivo (campo di misura, incertezza, condizioni ambientali di operazione, personale ammesso all uso ecc.); o Campioni di riferimento richiesti. In questo paragrafo vanno riportate le caratteristiche dei campioni di livello metrologico superiore utilizzati per la caratterizzazione dei campioni di 17
19 o o lavoro. In breve in questo punto si riportano le informazioni necessarie a individuare l inizio della catena di riferibilità della strumentazione di una determinata rete; Condizioni ambientali e periodo di stabilizzazione richiesto. Vanno indicate le condizioni fisiche in cui vengono effettuate le misurazioni. Ad esempio temperatura e pressione delle condizioni di cabina. Le indicazioni devono essere fornite con gli intervalli permessi e l incertezza con cui questi devono essere monitorati; Descrizione dettagliata della procedura di taratura. In questo punto va riportato lo schema dettagliato delle azioni e delle misurazioni da effettuare, incluse le procedure di manipolazione, trasporto, immagazzinamento e preparazione dei campioni da utilizzare per la taratura. Vanno inoltre dettagliate le operazioni da effettuare prima di iniziare la taratura e le eventuali verifiche di buon funzionamento da effettuare. Infine vanno descritte in dettaglio le operazioni tecniche da effettuare per la taratura; Elaborazione dei dati. Si riportano le equazioni e i calcoli da effettuare per calcolare a partire dalle letture i valori di misura del misurando. I metodi di calcolo utilizzati devono essere conformi alle norme UNI EN di riferimento. Fa parte dell elaborazione dei dati la valutazione dell incertezza di misura da riportare poi nel documento di taratura che deve essere emesso dopo ogni taratura. Infine si deve verificare il rispetto dei criteri e/o requisiti per l accettazione e/o il rifiuto dei risultati. I criteri/requisiti di azione sono generalmente riportate nelle norme EN di riferimento. Infine anche queste procedure devono includere le prescrizioni di sicurezza da osservare per rispettare le leggi riguardanti la sicurezza degli operatori. 18
20 6. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE PER L ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO QUALITÀ 6.1 Metodi di riferimento UNI EN 14211:2012, UNI EN14212:2012, UNI EN 14626:2012, UNI EN14625:2012 per la misura rispettivamente della concentrazione di monossido e diossido di azoto, diossido di zolfo, monossido di carbonio ed ozono Le attività di assicurazione e controllo di qualità per questo tipo di misure si suddividono in attività preliminari per la verifica dell idoneità della strumentazione da applicare al momento della prima installazione e in attività periodiche che devono essere applicate con una frequenza definita. Per ognuno dei punti sotto riportati, il gestore dovrà predisporre una o più procedure o istruzioni operative che includano anche le registrazioni da effettuare per ogni operazione al fine di documentare le attività effettuate sulla strumentazione della rete di monitoraggio e rendere tracciabili tutte le operazioni che possono influenzare il rispetto degli obiettivi di qualità dettati dal D.Lgs 155/2010 e s.m.i Attività di QA/QC preliminari Verifica idoneità preliminare per la nuova strumentazione La procedura per la verifica dell idoneità della strumentazione prima dell installazione in una rete di monitoraggio dovrà contenere le modalità da adottare per verificare che, nelle condizioni sito specifiche, i risultati delle misurazioni rispettino gli obiettivi di qualità dettati dal D.Lgs 155/2010 s.m.i. Per tale verifica si prendono come riferimento le condizioni sito specifiche in cui gli strumenti in esame sono stati testati durante l approvazione di modello e che sono stati alla base della certificazione da parte dell autorità competente (come autorità competente il D.Lgs 250/2012 individua l ISPRA, il CNR e i laboratori pubblici accreditati per l approvazione di modello prevista dal metodo di riferimento). Le condizioni sito specifiche a cui si fa riferimento sono indicate al paragrafo 9.2 delle rispettive norme EN e riguardano le condizioni di temperatura e pressione del gas da campionare, la concentrazione delle sostanze interferenti, l incertezza del sistema di taratura (gas di riferimento e dell eventuale sistema di diluizione), le variazioni di tensione e le variazioni di temperatura nell ambiente circostante lo strumento. Tutti questi parametri possono influenzare le caratteristiche prestazionali dello strumento in esame e potrebbero provocare un non soddisfacimento dei requisiti di prestazione (incertezza obiettivo per misurazioni in stazioni fisse o per misurazioni indicative) fissati dalla normativa. Le modalità per la valutazione dell idoneità all impiego degli strumenti nella rete di misura includono la verifica che le prove effettuate nel corso dell approvazione di modello siano state effettuate in siti con condizioni specifiche ambientali e di installazione (descritte al par. 9.2 delle rispettive norme EN) rappresentative anche delle condizioni sito specifiche della/e stazione/i di monitoraggio d interesse. Per tale valutazione le condizioni meteorologiche sito specifiche per le stazioni della rete di monitoraggio possono essere determinati anche con strumenti modellistici. La valutazione di idoneità si deve concludere con il calcolo dell incertezza di misura (in conformità al paragrafo n. 9 delle rispettive norme EN) nelle condizioni sito specifiche e con la verifica della conformità agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa. Il gestore deve includere nella procedura del sistema qualità le richieste che saranno contenute nei bandi di gara con particolare riferimento alle condizioni sito specifiche (elencate al paragrafo 9.2 delle 19

References: articolo 17
 articolo 1
 articolo 1
 Articolo 3
 articolo 17
 articolo 17