Source: https://www.fluke.com/es-us/producto/camaras-termicas/ti300plus
Timestamp: 2020-07-14 04:43:10+00:00

Document:
Cámara Termográfica Fluke Ti300+ | Fluke
Resiste caídas desde 2 m
Autofocus™ LaserSharp
Enfoque manual o automático
Mide hasta 650 °C
Descripción general del producto: Cámara termográfica Fluke Ti300+
Dirigir un equipo de mantenimiento industrial requiere una combinación única de habilidades de comunicación, conocimiento sobre la industria y competencia técnica. La implementación del trabajo estándar y de un programa de mantenimiento preventivo es mucho más que meramente útil para el negocio, ya que también une al equipo para conseguir el objetivo común de mantener la planta en continuo funcionamiento de forma segura y eficaz. Elegir los instrumentos adecuados puede marcar una gran diferencia en el éxito de este tipo de programas.
La Fluke Ti300+ ayuda a los equipos a descubrir los problemas antes de que se materialicen. Cuenta con la resolución y la precisión necesarias para desvelar con claridad diferenciales de temperatura o poner de manifiesto los cambios de calor progresivos a lo largo del tiempo. Con el enfoque automático LaserSharp™, la Ti300+ garantiza imágenes enfocadas en todo momento. Con solo tocar un botón, podrá utilizar un medidor láser de distancia integrado para calcular y mostrar la distancia hasta el objetivo deseado en la pantalla de la cámara y enfocar la imagen. Y lo que es más importante, las lecturas de temperatura de las imágenes enfocadas serán muy precisas. Permita que su equipo obtenga imágenes nítidas a una distancia segura de los equipos que están en funcionamiento.
Para que las imágenes térmicas pongan de manifiesto un problema, debe conocer el equipo y comprender las sutiles diferencias entre las temperaturas de funcionamiento normales y anómalas. También debe confiar en su capacidad para capturar imágenes térmicas precisas, y contar con una cámara termográfica Fluke Ti300+ con enfoque automático LaserSharp hace que todo sea mucho más fácil. Por último, necesita una cámara termográfica que sea lo suficientemente resistente como para capturar imágenes infrarrojas incluso si se cae (hasta dos metros).
Especificaciones: Cámara termográfica Fluke Ti300+
IFOV con lentes estándar (resolución espacial) 1,85 mrad, D:S (distancia al objetivo) 532:1
Resolución del detector 320 x 240
Resolución de infrarrojos 76.800 píxeles
Enfoque™ MultiSharp No
Autofocus® LaserSharp Sí, para imágenes enfocadas de manera uniforme.
Pantalla táctil de alta resistencia 3,5 pulgadas (panorámica) 640 x 480 LCD
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Precisión ±2 °C o 2% (a 25 °C nominal, la mayor de ambas)
Sensibilidad térmica (NETD)* ≤ 0,075 °C a 30 °C temp. del objeto (75 mK)
Sí, a PC, iPhone® y iPad® (iOS 4s y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y Wi-Fi a LAN (según disponibilidad geográfica)
Software opcional Fluke Connect® Assets Asigne imágenes a los activos desde su ordenador, compare fácilmente los tipos de medidas en una ubicación y genere informes.
Carga instantánea en Fluke Connect® Sí*, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC.
Modo AutoBlend™ Imágenes infrarrojas mín., med. y máx. y de luz visible en la cámara; variables de forma continua en el software
Picture-In-Picture (PIP) Sí
Lente estándar Resolución espacial (IFOV) 1,85 mrad, D:S (distancia al objetivo) 532:1
Tecnología IR-Fusion Imagen en imagen y pantalla completa
Lente inteligente teleobjetivo 2x opcional Resolución espacial (IFOV) 0,65 mrad, D:S (distancia al objetivo) 1529:1
Lente inteligente teleobjetivo 4x opcional Resolución espacial (IFOV) 0,33 mrad, D:S (distancia al objetivo) 2941:1
Lente inteligente gran angular opcional CDVI (Campo de visión instantáneo) 2,62 mrad, D:S (distancia al objetivo) 377:1
Tecnología IR-Fusion Pantalla completa
Numerosas opciones de almacenamiento Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB extraíble, memoria flash integrada de 4 GB, capacidad de almacenamiento en unidad USB, carga en Fluke Cloud™ para almacenamiento permanente
Formatos de archivo de imagen No radiométricos (.bmp) o (.jpeg) o completamente radiométrico (.is2). No se necesita software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp, .jpg y .avi)
Revisión de memoria Revisión en miniatura y en pantalla completa
IR-PhotoNotes™ Sí (2 imágenes)
Formatos de archivo de vídeo No
Transmisión de vídeo (pantalla remota) No
Control remoto Pantalla remota a través de Fluke Connect
Autonomía de la batería 2-3 horas por batería (*la autonomía real depende de la configuración y del uso)
Tiempo de carga de las baterías 2,5 h para carga completa
Marcadores de puntos configurables por el usuario No
Recuadro central No
Temperatura de almacenamiento De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a 122 °F) sin batería
Modelos: Cámara termográfica Fluke Ti300+
Cámara termográfica Fluke Ti300+ PRO 60 Hz
Cámara termográfica Fluke Ti300+ PRO 9 Hz
Recursos: Cámara termográfica Fluke Ti300+
Ti300+ DATOS TÉCNICOS

References: resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución