Source: https://www.mesurex.com/sensores-fibra-optica-distribuida
Timestamp: 2019-01-17 05:57:57+00:00

Document:
Sensores de Fibra Óptica | Distribuida | Mesurex
Sensor de fibra óptica distribuida para monitorización de integridad civil y geotécnica. Detección de tensión y temperatura distribuida de alta precisión, dispone de configuración completamente redundante para instalación empotrada o montada en superficie. Los sensores de tensión y temperatura DiTeSt SMARTprofile están diseñados para la deformación distribuida (tensión) y la monitorización de la temperatura a largas distancias, utilizando las tecnologías BOTDR / BOTDA (dispersión de Brillouin).
El sensor DiTeSt SMARTprofile consta de dos fibras ópticas unidas y dos libres, integradas en un perfil termoplástico de polietileno. Las fibras unidas se utilizan para monitorizar tensiones, mientras que las fibras libres se utilizan para mediciones de temperatura (cuantitativas si la deformación del sensor es <0.2%, cualitativa si la deformación del sensor es> 0.2%) y para compensar los efectos de temperatura sobre las fibras adheridas. Para la redundancia, se incluyen dos fibras para controlar la tensión y la temperatura, el perfil en sí proporciona una buena resistencia mecánica, química y de temperatura.
El pequeño tamaño del perfil hace que el sensor sea fácil de transportar e instalar incrustándolo en cemento o morteros, pegado o sujeto. El sensor SMARTProfile está diseñado para usarse en condiciones ambientales que normalmente se encuentran en aplicaciones civiles, geotécnicas y de petróleo y gas. Sin embargo, este sensor no se puede usar en ambientes de temperatura extrema, ni en ambientes con químicos agresivos. No se recomienda su instalación bajo radiación UV permanente (por ejemplo, luz solar) sin una cubierta adicional o protección de cinta de aluminio.
El cable de detección SMARTprofile se entrega en bobinas con todos los accesorios necesarios, tales como terminación y conectores (E2000, FC-PC u otros).
Temperatura de almacenamiento: -5 ° C a +40 ° C
Temperatura de instalación: -5 ° C a +50 ° C
Coletas y conectores: -40 ° C a + 60 ° C
Compensación de temperatura: a través de fibras de temperatura si la tensión ≤ 0.3%
Calibración: durante la producción
Rango de deformación: -1.5% a +1.5%
Longitud máxima: 800 m / carrete, más a pedido
Dimensiones (ancho x alto): 8.0 mm x 4.0 mm
Peso: 22 ± 0.5 kg / km
Deformación extensible máxima: 1.5%
Radio mínimo de curvatura: 400 mm (largo plazo)
Presión hidrostática: 300 kPa (3 bar)
Soporte de fibra (tensión): 2 SMF 9/125 μm Polymide coated ITU-T G.652.D obediente
Soporte de fibra (temperatura): 2 SMF 9/125 μm Recubrimiento de acrilato Compatible con ITU-T G.652.D
Atenuación de la fibra (cableado @ 20 ° C): ≤1,2 dB @ 1310 nm - tensión, ≤1 dB @ 1550 nm - tensión, ≤ 0,4 dB @ 1310 nm - temperatura, ≤ 0,3 dB @ 1550 nm - temperatura
Número de fibras: 2 fibras de tensión + 2 fibras de temperatura
Manual DiTest SMARTprofile
Datasheet DiTeSt SMARTprofile
El cable de detección de temperatura DiTemp es un sensor único para la evaluación de la temperatura distribuida a lo largo de varios kilómetros, utilizando la tecnología DTS.
El cable DiTemp se usa en una amplia gama de aplicaciones que requieren detección de temperatura distribuida, como la monitorización de la temperatura en estructuras masivas, detección de fugas en tuberías, filtraciones en diques o sitios de eliminación de desechos, por ejemplo.
Este sensor es particularmente adecuado para aplicaciones en exteriores y entornos hostiles con diferentes metodologías de instalación: enterrado en el suelo, sujeto a una tubería, anclado o pegado.
Gracias al diseño especial del paquete, el cable ordinario de detección de temperatura ofrece una alta resistencia a la tracción, al aplastamiento, estanqueidad al agua, resistencia química y a la abrasión. Es una excelente protección de roedores, al tiempo que garantiza una respuesta rápida a las variaciones de temperatura.
Temperatura de almacenamiento: -5 ° C a +85 ° C
Temperatura de instalación: -10 ° C a +50 ° C
Temperatura a corto plazo (máx. 1 h): -50 ° C a + 150 ° C
Diámetro exterior: 3,8 mm.
Peso: 26 kg / km.
Resistencia máxima al aplastamiento: 800 N / cm
Resistencia máxima a la tracción: 1300 N (instalación)
Resistencia máxima a la tracción: 900 N (funcionamiento)
Radio de curvatura mínimo: 80 mm (con tracción)
Radio de curvatura mínimo: 60 mm (sin tracción)
Soporte de fibra: compatible con MMF 50/125 µm ITU-T G.651
Atenuación de la fibra (cableada a 20 ° C): ≤ 3.0 dB a 850 nm ≤ 1.0 dB a 1300 nm
Datasheet DiTemp Temperature Sensing Cable
La unidad de lectura DiTemp está diseñada para mediciones de temperatura distribuidas a distancias de hasta 30 km, con resolución espacial de 1 m y tiempo de medición de 10 s. Está disponible en versiones multimodo y monomodo. Esta unidad de montaje puede complementarse con multiplexores externos (4, 8, 16 canales), un módulo de relée y un sistema de autotest (ATTS).
Según la configuración y la redundancia, el sistema DiTemp ha sido evaluado como compatible con SIL 1 o SIL 2 (Nivel de integridad de seguridad).
El sistema se utiliza en una amplia gama de aplicaciones que requieren detección de temperatura distribuida, como monitorización de temperatura de concreto en estructuras masivas, detección de fugas de tuberías, control de infiltraciones en diques, sitios de eliminación de desechos, edificios inteligentes, etc.
Rango de distancia: 12, 20 o 30 km
Resolución espacial : hasta 1 m
Resolución de muestreo: 0,5 m (<12 km), 1 m (> 12 km)
Resolución de la temperatura: hasta 0,1 ° C (estimaciones de rendimiento específicas del proyecto disponibles a pedido)
Número de canales : 1 (hasta 16 con mux externo)
Tipología de la fibra: MMF 50/125 mm (ITU.T G.651) | SMF 9/125 µm (ITU.T G.652)
Temperatura de funcionamiento : 5 ° C a 40 ° C
Temperatura de almacenamiento : -15 ° C a + 65 ° C
Alimentación de CA : 100V - 240V, 50Hz - 60Hz
Energía DC : Opción de suministro de 24V o 48V
El consumo de energía : 120W máximo
Dimensión (HxWxD): 180x435x480 mm
Opciones de comunicación: Modbus, Ethernet, módulo de alarma sin voltaje, TCP (a través del software DiView)
Datasheet DiTemp Reading Unit
Manual DiTemp Reading Unit
La unidad de lectura de luz DiTemp está diseñada para mediciones de temperatura distribuidas a distancias de hasta 4 km, con una resolución espacial de 2 m y un tiempo de medición de 10 s.
Con un multiplexor de 4 canales incorporado, es la solución más rentable para la detección de temperatura distribuida. Esta unidad de montaje en bastidor puede complementarse con un módulo de relee externo y un sistema de autotest. (ATTS)
Rango de distancia: 0-4 kmResolución espacial: 2 m
Resolución de muestreo: 2 m
Número de canales: 4 canales en mux incorporado
Tipología de la fibra: MMF 50/125 µm (ITU.T G.651)
Temperatura de almacenamiento: -15 ° C a + 65 ° C
Alimentación de CA: 100V - 240V, 50Hz - 60Hz
Energía DC: Opción de suministro de 24V o 48V
Consumo de energía: 40W - 50W máximo
Dimensión (HxWxD): 87 x 435 x 445 mm
Opciones de comunicación: RS-232, Modbus, Ethernet, módulo de alarma sin voltaje, TCP (a través del software DiView)
Datasheet DiTemp Light Reading Unit
Manual DiTemp Light Reading Unit
Detección de escapes de gases tóxicos en una planta química mediante sensores de…

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución