Source: https://www.fluke.com/es-bo/producto/comprobacion-electrica/conexion-a-tierra/fluke-1621
Timestamp: 2019-08-26 08:06:04+00:00

Document:
Comprobador De Puesta A Tierra Fluke GEO 1621 | Fluke
Comprobador de puesta a tierra Fluke GEO 1621
Fácil captura de valores con solo pulsar un botón
Método de caída de potencial de 3 hilos para la realización de mediciones básicas
Medidas de la resistencia de tierra a 2 hilos para mayor versatilidad
Medidas de precisión garantizada gracias a la detección automática de voltaje de “ruido” eléctrico
La función de aviso de voltaje peligroso ofrece mayor protección al usuario
Amplia pantalla con retroiluminación que permite leer y registrar fácilmente los datos
Diseño robusto y funda resistente para los entornos de trabajo más adversos
Su manejable tamaño permite un fácil transporte
Gracias a la posibilidad de ajustar los límites de trabajo, el equipo le avisa de las medidas que se encuentran fuera de dichos límites
Descripción general del producto: Comprobador de puesta a tierra Fluke GEO 1621
Comprobador de resistencia de tierra portátil de fácil transporte
El Fluke 1621 es un comprobador de resistencia de tierra muy fácil de usar. A la hora de medir la resistencia de puesta a tierra el Fluke 1621 representa la primera línea de defensa para la detección de conexiones a tierra fiables. Este instrumento ofrece los métodos básicos de medida de la resistencia a tierra, como el método de caída de potencial de 3 hilos y el de resistencia de tierra a 2 hilos. Su cómodo tamaño, su robusta funda y su amplia y nítida pantalla LCD lo convierten en el instrumento ideal para la comprobación de la resistencia de puesta a tierra para la mayoría de los entornos de trabajo. Su sencilla interfaz de usuario y su intuitivo manejo hacen del Fluke 1621 una práctica herramienta para técnicos electricistas, ingenieros de instalaciones y especialistas en la medida de resistencia de tierra.
Especificaciones: Comprobador de puesta a tierra Fluke GEO 1621
Funciones de medida Resistencia de puesta a tierra de 3 hilos, resistencia de un conductor en sistemas CA de 2 hilos, voltaje de interferencia
Error intrínseco Indica el rango de temperatura de referencia y se garantiza por un año
Velocidad de medida 2 medidas/segundo
Batería¹ Una batería alcalina de 9 voltios (LR61)
Condiciones de la batería LO-BAT aparece cuando el voltaje de la batería cae por debajo de los 6.5 V
Tensiones Entre los conectores H/C2 y E/C1: 250 Vef máximo (voltaje eficaz)
Entre los conectores S/P2 y E/C1 250 Vef máximo
Clase climática VDE/VDI 3540 RZ (cumple con KWG según DIN 40040, 4/87)
Características térmicas² Funcionamiento -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
Funcionamiento 0 °C a +35 °C (+32 °F a +95 °F)
Almacenamiento -20 °C a +60 °C (+68 °F a +140 °F)
Referencia +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F)
Coeficiente de temperatura ±0.1 % del rango por grado Kelvin
Seguridad IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, grado de contaminación 2
Dimensiones 113 x 54 x 216 mm (4.5 x 2.1 x 8.5 pulg.), incluida la funda
Peso 850 g (1.9 lb), incluidos accesorios estándar, volumen aproximado 600 cm³
Desviaciones máximas E1 Factor de influencia Cargo
E1 Influencia de desviación 0 %
E2 Factor de influencia Voltaje de alimentación
E2 Influencia de desviación 0 %
E3 Factor de influencia E3 de temperatura
E3 Influencia de desviación 2.3 %
E4 Factor de influencia Voltaje de interferencia serie (20 V)
E4 Influencia de desviación 0.6 %
E5 Factor de influencia Resistencia de sonda y resistencia de sonda auxiliar
E5 Influencia de desviación 10 %
Voltaje de prueba 3.7 kV
Tipo de protección IP 40; IEC/EN 60529
Compatibilidad electromagnética Emisión IEC/EN 61326 Clase B
Inmunidad IEC/EN 61326 Apéndice C
RE Medición de resistencia Método de medición Medida de voltaje y corriente con atenuación de diafonía mejorada, sin compensación de resistencia del cable de medida, con sonda (3 hilos) o sin sonda (2 hilos), conforme a IEC/EN 61557-5
Voltaje del circuito abierto 23 a 24 V CA
Corriente de cortocircuito > 50 mA CA
Frecuencia de medición 128 Hz
Sobrecarga máxima permitida 250 Vef
Tiempo de medición 8 segundos (promedio a partir de haber pulsado START)
Entrada límite El comprobador retiene el valor establecido incluso si se apaga el instrumento (suponiendo que el suministro eléctrico de la batería es suficiente)
Cambio automático de resolución RH < 7 kΩ
Resolución 0.01 Ω
Resolución 0.1 Ω
Resolución 1 Ω
Pantalla de voltaje de interferencia CC + CA V máx. 30 Vef
Rechazo del modo común > 80 dB a 50 Hz y 60 Hz
Incertidumbre de medida < 10 % para señales puras de CA y CC
0.15 Ω a 20 Ω Resolución 0.01 Ω
Rango de la pantalla 0 a 19.99 Ω
200 Ω Resolución 0.1 Ω
Rango de la pantalla 20 a 199.9 Ω
2 kΩ Resolución 1 Ω
Rango de la pantalla 200 a 1999 Ω
Incertidumbre intrínseca ±(6 % del valor medido + 5D)
Incertidumbre de operación IEC 61557³ ±(18 % del valor medido + 5D)
1. Si no se va a usar el comprobador o se va a guardar por un largo periodo de tiempo, quítele la batería y almacénelos de forma separada para evitar que la batería se descargue o que una fuga en la batería dañe el equipo.
2. El comprobador tiene cuatro rangos de temperatura para adaptarse a los requisitos de las normas europeas. El instrumento puede usarse en todo el rango de temperatura de trabajo, usando el coeficiente de temperatura para calcular la precisión a la temperatura ambiente de uso.
3. Cubre todas las desviaciones causadas por cantidades de influencia E1–E5. Si la desviación E4 causada por una resistencia elevada de la sonda o de la sonda auxiliar es mayor que el valor especificado, parpadea. Los valores medidos están fuera de la incertidumbre de operación especificada.
Modelos: Comprobador de puesta a tierra Fluke GEO 1621
Two measuring leads with alligator clips, 2 m (6 ft)
One battery, 9 V alkaline (LR61)
One protective holster, yellow
Recursos: Comprobador de puesta a tierra Fluke GEO 1621
1621 | Manual del usuario
1621 | Declaración de volatilidad de la memoria
DATA SHEET FOR FLUKE 1621
Accesorios: Comprobador de puesta a tierra Fluke GEO 1621
Fluke GEO Earth Ground Cable Reel 25 M Wire
Fluke GEO Earth Ground Cable Reel 50 M Wire
Pinza amperimétrica de conexión a tierra Fluke 1630
La pinza Fluke 1630 simplifica la prueba de bucle de puesta a tierra y permite realizar mediciones de corriente de fuga no intrusiva mediante el uso de una técnica que no requiere la interrupción del circuito.

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución