Source: https://www.slideshare.net/fabioalberto/dispositivos-medicos
Timestamp: 2018-04-21 02:32:51+00:00

Document:
Manual Dispositivos Medicos by Fabio Alberto Gon... 133394 views
Dispositivos medicos..!!! by Malejitap 6428 views
Decreto 4725 de 2005 by Universidad Manue... 17022 views
Metodos Anticonceptivos by Nereyda Juarez 18613 views
Salud Reproductiva Metodos Anticonc... by Nereyda Juarez 20700 views
Camii RØldan , zapatos riki zarkany at Falabella Argentina
esooo como se puede descargar yo puse SAVE y me aparece LOADING y no carga mas!!!
Dayron Ras Ras
@madelineposada
amrehbein
Muy interesante , espero que sea fácil descargar la información
si es necesario poderlo descargar o al menos una copia para manejar el contenido
Profesor Vilchez Aquiles , Profesional de Enseñanza superior at IEST ACARRION
Cecilia Murillo , Jefe de A´poyo Diagnóstico y Terapéutico en Fresenius Medical Care at Jefe de A´poyo Diagnóstico y Terapéutico
tatiana diaz , Estudiante en compu estudio
Isabela Toro Cardenas at Movistar Colombia
1. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Ministerio de la Protección Social República de Colombia
2. Ministerio de la Protección Social República de Colombia DISPOSITIVOS MEDICOS DECRETO 4725 DE 2005
3. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos REGLAMENTACION VIGENTE Decreto 4725 de 2005. Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Resolución 2434 de 2006. Reglamenta la importación del equipamiento biomédico repotenciado Clase IIb y III Decreto 4562 de 2006. “Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 86 del Decreto 4725 de 2005”
4. Ministerio de la Protección Social República de Colombia DISPOSITIVO MÉDICO PARA USO HUMANO Decreto 4725 de 2005 Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación propuesta por el fabricante para su uso, en:
5. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia. Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico. Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido. Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.
6. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO Clase I BAJO RIESGO SEGÚN Clase II a RIESGO MODERADO EL RIESGO Clase II b ALTO RIESGO Clase III MUY ALTO RIESGO
7. Ministerio de la Protección Social República de Colombia CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Clase II a. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
8. Ministerio de la Protección Social República de Colombia CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO Clase II b. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.
9. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN : Dispositivos médicos no invasivos (1-4) Dispositivos médicos invasivos (5-8) Reglas adicionales aplicables a los dispositivos médicos activos (9-12) Reglas especiales (13-18)
10. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos EQUIPO BIOMEDICO Dispositivo Médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso.
11. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos EQUIPO BIOMÉDICO DE TECNOLOGÍA CONTROLADA. Tienen un control especial, por estar incluidos en alguna de las siguientes situaciones: De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo y su destino previsto. Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos
12. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos EQUIPO BIOMÉDICO DE TECNOLOGÍA CONTROLADA. Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión superior a los 700 salarios mínimos legales vigentes, sean clasificados IIb y III conforme a lo establecido en el presente decreto y se encuentren bajo los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001
13. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos EQUIPO BIOMÉDICO DE TECNOLOGÍA CONTROLADA. Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de estándares que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el país, según los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001. Que corresponda a equipo usado o repotenciado
14. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Equipos biomédicos EQUIPO BIOMEDICO REPOTENCIADO: Son los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios o en procesos de demostración, en los cuales parte de sus subsistemas principales han sido sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador autorizado y que cumplen con los requisitos especificados por el fabricante y las normas de seguridad bajo el cual fue construido.
15. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Equipos biomédicos REPOTENCIAMIENTO: El proceso de repotenciamiento deberá cumplir con las normas de seguridad y los requisitos que especifique el fabricante. La substitución de los subsistemas principales del equipo biomédico repotenciado solo será posible hacerse con elementos, partes, piezas y repuestos nuevos o repotenciados por el mismo fabricante.
16. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Equipos biomédicos Requisitos para la Autorización de importacion Equipo Biomedico Repenciado: Que el equipo biomédico repotenciado cuente con las mismas características de efectividad, seguridad y desempeño del equipo biomédico nuevo; Que el equipo biomédico repotenciado se encuentre en estado óptimo de operación y funcionamiento, lo cual deberá incluir sus sistemas de seguridad; Que el equipo biomédico repotenciado cuente con la documentación a la que hace referencia el Decreto 4725 de 2005 para la importación de equipos usados es decir que no tenga más de 5 años de fabricación.
17. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Equipos biomédicos Requisitos para la Autorización de importacion Equipo Biomedico Repenciado: Que el titular del registro sanitario o permiso de comercialización del equipo repotenciado cuente con el registro sanitario o el permiso de comercialización de un equipo biomédico nuevo de iguales características; Que el importador cuente con la autorización del fabricante o su representante en el país, para importar los equipos que han sido repotenciados; Los equipos biomédicos que emitan radiaciones ionizantes, deberán contar con una autorización emitida por la autoridad competente en la materia, para el manejo de esta clase de equipos.
18. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos DECRETO 4725 DE 2005 Principales Aportes La introducción de las buenas prácticas de manufactura para los dispositivos médicos dentro de los cuales se enmarcan los equipos biomédicos. El registro sanitario para los dispositivos médicos no controlados. El permiso de comercialización para los dispositivos médicos controlados.
19. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos DECRETO 4725 DE 2005 Principales Aportes La calidad en los procesos de fabricación de los dispositivos médicos nacionales. La calidad del servicio de mantenimiento de los dispositivos médicos ofertado. La tecnovigilancia postmercado para poder identificar y localizar los incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos médicos.
20. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos Decreto 4562 de 2006 (Paragrafo- Art 86) Catéteres, Sondas, Suturas y materiales de curación, Gasas, Algodones, Vendas enyesadas, Esparadrapos, Apósitos, Agujas hipodérmicas, Dispositivos intrauterinos sin liberación de espermaticidas, Preservativos, Marcapasos, Válvulas cardíacas y hidrocefalia. Productos odontológicos: Cementos, compuestos de modelar, siliconas, alginatos, hidrocoloides reversibles e irreversibles, materiales para restauración y para obturación de conductos radiculares Con o sin registro sanitario para su comercialización deberán obtener registro sanitario en las condiciones establecidas en decreto 4725 de 2005 a más tardar el 1° de abril de 2007.
21. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos MOMENTO ACTUAL Proceso de trámite para la expedición de la siguiente reglamentación: Manual de Condiciones de Almacenamiento y Acondicionamiento de Dispostivos médicos. (Comercializadores) Buenas Prácticas de Manufactura de dispositivos médicos - BPM. (Fabricante) Resolución que reglamenta el reprocesamiento y el reuso de dispositivos médicos de un solo uso. (IPS)
22. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dispositivos médicos INSTITUCIONES INVOLUCRADAS MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Entidad Rectora, reglamenta y formula Políticas. INVIMA Ejecuta políticas en vigilancia y control de los dispositivos médicos. Articulo 245 de la Ley 100 de 1993, Decretos 4725 de 2005 y 4562 de 2006 y Resolución 2434 de 2006 SUPERSALUD. Ejecuta políticas en vigilancia y control en la prestación del servicio. Ley 100 de 1993, articulo 230 y 233. Dec. 1295 de 1994. Dec 1011 de 2006 y Resolución 1043 de 2006. Circular Externa 37 de 2006. DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD . Ley 100 de 1993. Artículos 189 y 191, Ley 715 de 2001 y Decreto 4725 de 2005.
23. Ministerio de la Protección Social República de Colombia TECNOVIGILANCIA DECRETO 4725 DE 2005
24. Ministerio de la Protección Social República de Colombia PROGRAMA TECNOVIGILANCIA Decreto 4725 de 2005, Determinó que la vigilancia de los dispositivos médicos se debe realizar: Fase del premarcado, que comprende su diseño y fabricación Fase de autorización para su comercialización Fase del postmercado, o sea, durante el uso de estos dispositivos, lo que hace necesario que la evaluación de la seguridad, el desempeño y su calidad se verifiquen de manera continua. Esta evaluación permitirá identificar los incidentes adversos o riesgos de incidentes adversos que pudieran ocurrir durante su uso.
25. Ministerio de la Protección Social República de Colombia PROGRAMA TECNOVIGILANCIA Decreto 4725 de 2005, Para la Vigilancia de Eventos Adversos asociados al uso de los dispositivos médicos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), diseño, desarrollo y esta implementando el Programa Nacional de Tecnovigilancia. El Programa, comprende cuatro sistemas específicos, a saber: Sistema de Reporte Voluntario Sistema de Vigilancia Activa Sistema de Búsqueda de Alertas Internacionales Sistema de Gestión de Reportes, Señales, Alertas y Toma de Medidas Sanitarias
26. Ministerio de la Protección Social República de Colombia RED NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA SUPERSALUD INVIMA DTS FABRICANTES IPS IMPORTADORES COMERCIALIZADORES
27. Ministerio de la Protección Social República de Colombia REACTIVOS DE DIAGNOSTICOS DECRETO 3770 DE 2004
28. Ministerio de la Protección Social Reactivos de diagnósticos República de Colombia in-vitro REGLAMENTACION VIGENTE Decreto 3770 de 2004. Reglamenta el régimen de registros sanitarios y vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in- vitro para exámenes de especímenes de origen humano. Resolución 00132 de 2006. Adopta el Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para reactivos de diagnósitico IN-vitro
29. Ministerio de la Protección Social Reactivos de diangósticos República de Colombia Se clasifican de acuerdo al riesgo: Categoria III. Tamizaja de enfermedades transmisibles en donantes de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplantes; compatibilidad inmunologica, enfermedades transmisibles de alto riesgo, incluyendo pruebas rápidas. (Concepto favorable de Sala Especializada de Reactivos de Diagnósitico In –vitro) Categoria II. (Biologia molecular, Endocrinología, Química Sanguínea, Hematología, Gases sanguíneos, etc.) Categoría I. Medios de cultivo, colorantes, soluciones de lavado.
30. Ministerio de la Protección Social Reactivos de diagnósticos in-vitro República de Colombia A partir del 12 de noviembre de 2006, todos los reactivos de diagnóstico in–vitro que se comercialicen deben contar con registro sanitario de acuerdo al Decreto 3770 de 2004, artículo 57. RESOLUCION 2006012598 – Junio 6 de 2006 – INVIMA- Revisión de Oficios a los Autorización de Comercialización, plazo de 18 meses
31. Ministerio de la Protección Social Reactivos de diangósticos República de Colombia PROGRAMA DE REACTIVO VIGILANCIA El INVIMA, diseñará un programa de reactivo vigilancia que le permita identificar los efectos indeseados no descritos o desconocidos, cuantificar el riesgo y efectuar medidas sanitarias, proponer medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener informados a los profesionales de la salud, autoridades sanitarias y la población en general.

References: Resolución 
 artículo 86
 artículo 65
 artículo 65
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 57