Source: http://docplayer.es/10231260-Picoscope-4262-osciloscopio-usb-de-alta-resolucion.html
Timestamp: 2018-12-16 01:56:45+00:00

Document:
PicoScope 4262 OSCILOSCOPIO USB DE ALTA RESOLUCIÓN - PDF
Download "PicoScope 4262 OSCILOSCOPIO USB DE ALTA RESOLUCIÓN"
Juan José Cordero Rivero
1 PicoScope 4262 OSCILOSCOPIO USB DE ALTA RESOLUCIÓN Un osciloscopio digital para el mundo analógico Bajo nivel de ruido Dos canales Memoria intermedia de 16 MS Resolución de 16 bits Muestreo de 10 MS/s de 5 MHz Disparos digitales avanzados Generador de señales de baja distorsión Generador de formas de onda arbitrarias Alimentado por USB YE AR Se suministra con un SDK completo que incluye programas de ejemplo Software compatible con Windows XP, Windows Vista y Windows 7
2 Introducción del Picoscope 4262 Baja distorsión y bajo nivel de ruido El PicoScope 4262 de Pico Technology es un osciloscopio de alta resolución de 16 bits, con dos canales y un generador de señales de baja distorsión incorporado. Gracias al ancho de banda de 5 MHz, puede analizar fácilmente las señales de audio, ultrasonidos y vibraciones, caracterizar el ruido en fuentes de alimentación en modo conectado, medir la distorsión y realizar una amplia variedad de tareas de medición con precisión. Disparo digital El disparo digital reduce los errores del disparo y permite a nuestros osciloscopios activarse con las señales más pequeñas, incluso con un ancho de banda completo. Los niveles y la histéresis del disparo se pueden ajustar con gran precisión y resolución. El disparo digital reduce asimismo el retraso del rearme y, combinado con la memoria segmentada, posibilita la activación y la captura de eventos que tienen lugar en una secuencia rápida. En la base de tiempos más rápida, puede utilizar el disparo rápido para capturar una nueva forma de onda cada microsegundo. La función de prueba del límite de máscara puede posteriormente analizar estas formas de onda y resaltar formas fallidas para visualizarlas en la memoria intermedia de formas de onda. Generador de formas de onda arbitrarias y funciones Osciloscopio con todas las prestaciones El PicoScope 4262 es un osciloscopio con todas las prestaciones, con un generador de funciones y un generador de formas de onda arbitrarias que incluye una función de barrido para permitir el análisis de respuesta de frecuencia. También ofrece prueba de límite de máscara, canales matemáticos y de referencia, disparo digital avanzado, decodificación en serie, mediciones automáticas y visualización de persistencia de color. Diseñado para el mundo analógico Cuando se utiliza en el modo analizador de espectro, el osciloscopio proporciona un menú de once mediciones automáticas de dominio frecuencial tales como IMD, THD, SFDR y SNR. Su rendimiento es tan bueno que compite con muchos analizadores de audio y de señales dinámicas especializados que cuestan varias veces más. La mayoría de los osciloscopios digitales han sido diseñados para la visualización de señales digitales rápidas. La tendencia ha sido la utilización de nuevas tecnologías sólo para aumentar la velocidad de muestreo y el ancho de banda. Con el PicoScope 4262 nos hemos centrado en lo que es importante para la medición de señales analógicas: aumento de la resolución, mejora del rango dinámico y reducción del ruido y la distorsión. Disparos avanzados Además de la gama estándar de disparos disponibles en todos los osciloscopios, el PicoScope 4262 ofrece un conjunto completo de disparos digitales avanzados, incluidos disparos de anchura de pulso, ventana y caída, para ayudarle a capturar los datos que necesite. La unidad incorpora un generador de señales (sinusoidales, cuadradas, triangulares y nivel CC). Junto a controles básicos para ajustar el nivel, la desviación y la frecuencia, controles más avanzados permiten realizar un barrido en una gama de frecuencias. Combinados con la opción de pico mantenido de espectro, hacen que ésta sea una potente herramienta para probar las respuestas de amplificadores y filtros. También se incluye un generador de formas de onda arbitrarias totalmente programable con una memoria intermedia de 4 k. Características de gama alta de serie Para proteger su inversión, es posible actualizar el API y el firmware instalado en la unidad. Poseemos una amplia experiencia como proveedores de funciones gratuitas mediante descargas de software. Otras empresas realizan promesas poco claras acerca de futuras mejoras; sin embargo, nosotros cumplimos nuestras promesas año tras año. Los usuarios de nuestros productos nos recompensan convirtiéndose en clientes para toda la vida y recomendándonos a sus colegas. Alta integridad de las señales La mayoría de los osciloscopios se fabrican de acuerdo con un precio; los nuestros se fabrican de acuerdo con una especificación. El cuidadoso diseño y la protección de la parte frontal reducen el ruido, las interferencias cruzadas y la distorsión armónica. Los años de experiencia en la fabricación de osciloscopios nos han permitido mejorar la respuesta de pulso y la planeidad del ancho de banda. Estamos orgullosos del rendimiento dinámico de nuestros productos, y publicamos estas especificaciones de forma detallada. El resultado es simple: al sondar un circuito con un PicoScope, puede confiar en los datos que captura. Osciloscopio PicoScope 4262
3 Especificaciones de PicoScope 4262 VERTICAL Número de canales 2 Conectores de entrada BNC (-3 db) 5 MHz (4 MHz on ±20 mv rango, 3 MHz on ±10 mv rango) 200 khz, Tiempo de subida (calculado) 70 ns (88 ns = ±20 mv rango, 117 ns = ±10 mv rango) Resolución 16 bits Impedancia de entrada 1 MΩ ±2% 15 pf ±2 pf Acoplamiento de entrada CA/CC Sensibilidad de entrada De 2 mv/div a 4 V/div (10 divisiones verticales) Rangos de entrada ±10 mv, ±20 mv, ±50 mv, ±100 mv, ±200 mv, ±500 mv, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V Precisión de la CC ±0.25% (±0.5% = ±50 mv rango, ±1% = ±20 mv rango, ±2% = ±10 mv rango) ±50 V (CC + CA pico) HORIZONTAL Velocidad de muestreo (1 o 2 canales en tiempo real) 10 MS/s Velocidad de muestreo (corriente USB continua) *1 MS/s (PicoScope), *10 MS/s 1 canal, *6.7 MS/s 2 canales (in SDK) Memoria intermedia 16 MS Memoria intermedia de formas de onda (n.º de segmentos) 10,000 (PicoScope), 32,768 (SDK) Precisión de base de tiempos ±50 ppm RENDIMIENTO DINÁMICO (típico) Interferencia cruzada > :1 Distorsión armónica 95 db típico a 10 khz Rango dinámico libre de espurios 102 db típico a 10 khz, -1dBfs entrada Respuesta de impulso <1% sobreimpulso en todos los rangos Planeidad de ancho de banda ± 0,2 db (CC hasta un ancho de banda completo) Ruido 8,5 μv RMS DISPARO Modos de activación Automático, repetición, único, ninguno, rápido (memoria segmentada) Modos de disparo básicos Ascendente, descendente Disparos digitales avanzados Flanco, ventana, anchura de pulso, anchura de pulso de ventana, caída, caída de ventana, intervalo, pulso estrecho, lógica Sensibilidad del disparo (canal A, canal B) El disparo digital proporciona una precisión de 1 LSB hasta un ancho de banda completo del osciloscopio. Captura máx. previa al disparo Hasta 100% del tamaño de captura Retardo máx. posterior al disparo Hasta 4 miles de millones de muestra Tiempo de rearme del disparo < 10 µs en la base de tiempos más rápida DISPARO EXTERNO Tipos de disparo Flanco, anchura de pulso, caída, intervalo, lógica, retardo Características de entradas BNC de panel trasero, 1 MΩ ±2% 15 pf ± 2 pf Rango de tensión ±5 V y ±500 mv Sensibilidad 25 mv 1 MHz, típico Precisión de la CC +1 % 5 MHz ±50 V DECODIFICACIÓN EN SERIE Protocolos Bus CAN, I²C, SPI, RS232/UART PRUEBA DE LÍMITE DE MÁSCARA Estadísticas Correcto/incorrecta, recuento de fallos, recuento total VISUALIZACIÓN Interpolación Lineal o sen(x)/x Modo de persistencia Color digital, intensidad analógica, personalizado o ninguno * Los valores permitidos se muestran, real alcanzado velocidades de muestreo dependen de PC.
4 Especificaciones (continuación) CANALES MATEMÁTICOS Funciones Operandos ANALIZADOR DE ESPECTRO Gama de frecuencia Funciones ventana Modos de visualización Número de puntos TFR GENERADOR DE SEÑALES Ecuaciones arbitrarias que las utilizan: x, x+y, x y, x*y, x/y, (x), x^y, exp(x), ln(x), log(x), abs(x), norm(x), sign(x), sen(x), cos(x), tan(x), arcsen(x), arccos(x), arctan(x), senh(x), cosh(x), tanh(x) A, B (canales de entrada), T (tiempo), formas de onda de referencia, constantes, pi CC a 5 MHz Rectangular, gaussiana, triangular, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, plana Magnitud, promedio, pico mantenido 128 y 1 millón Señales de salida estándar Sinusoidal, cuadrada, triangular, tensión CC, diente de sierra, sinusoidal, gausiana, semionda sinusoidal, ruido blanco, PRBS 20 khz Precisión de frecuencia de salida ±50 ppm Resolución de frecuencia de salida < 0.01 Hz Rango de tensiones de salida ±1 V (sobre alta impedancia) Ajuste de tensión de offset pasos de 100 μv (en un rango total de ± 1 V) Planeidad de la amplitud < 0,1 db a 20 khz, típica Rango dinámico libre de espurios 102 db típico a 10 khz, -1dBfs entrada Tipo de conector BNC de panel frontal Características de salida 600 Ω ±10 V Modos de barrido Hacia arriba, hacia abajo, doble con frecuencias y tiempo de barrido seleccionables AWG Velocidad de actualización 192 ks/s Tamaño de memoria intermedia 4 ks Resolución 16 bits 20 khz Tiempo de subida (10-90%) 11 μs, típico MEDICIONES AUTOMÁTICAS Media cuadrática CA, media cuadrática verdadera, promedio CC, tiempo de ciclo, frecuencia, ciclo de servicio, Osciloscopio velocidad de descenso, tiempo de descenso, velocidad de aumento, tiempo de aumento, anchura de pulso elevada, anchura de pulso baja, máximo, mínimo, pico a pico Espectro Frecuencia de pico, amplitud de pico, promedio de amplitud de pico, potencia total, % THD, db THD, THD plus noise, SFDR, SINAD, SNR, IMD Estadísticas Mínimo, máximo, promedio y desviación estándar GENERAL Conexión a PC USB 2.0 Dimensiones mm (conectores incluidos) Peso < 0,5 kg Rango de temperatura Funcionamiento: Almacenamiento: de 0 C a 45 C (de 20 C a 30 C para la precisión indicada) de -20 C a +60 C Homologaciones de seguridad Diseñado con arreglo a EN :2010 Homologaciones CEM CE: Probado con arreglo a EN :2006. FCC: Probado con arreglo a Parte 15 Subparte B Homologaciones medioambientales RoHS y WEEE Requisitos de software/pc PicoScope 6, SDK y programas de ejemplo. Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7 (de 32 o 64 bits). Idiomas (compatibilidad total): Alemán, español, francés, inglés y italiano Idiomas (solo IU): Checo, chino (simplificado y tradicional), danés, finés, griego, húngaro, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco Ha visto nuestra hoja de datos de la serie PicoScope 4000? Muestra la gama completa de funciones disponibles con el software PicoScope, que convierte el PicoScope 4262 en un potente osciloscopio y analizador de espectro. El precio del osciloscopio incluye todas estas funciones. Osciloscopio PicoScope 4262
5 Conexiones de PicoScope 4262 Entrada de disparo USB El panel trasero de PicoScope 4262 tiene dos conexiones: un puerto USB para la conexión al PC y un conector BNC para conectar un disparo externo. Canal A Canal B AWG y el generador de funciones El panel frontal de PicoScope 4262 tiene dos canales de entrada BNC y uno de salida BNC para el generador de funciones y AWG. Su paquete de producto PP799 PicoScope 4262 contiene los siguientes elementos: 2 sondas MI007 PicoScope 4262 Cable USB Guía rápida de inicio CD de software y referencia Información de pedidos CÓDIGO DE PEDIDO DESCRIPCIÓN DE PIEZA PP799 Osciloscopio PicoScope 4262 de 16 bits (con sondas) Libras Dólares* Euros* Pico Technology, James House, Colmworth Business Park, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8YP, Reino Unido T: +44 (0) F: +44 (0) E: *Los precios son correctos en el momento de publicación. Póngase en contacto con Pico Technology para recibir información actualizada sobre precios antes de realizar un pedido. Errores y omisiones no incluidos. Copyright 2015 Pico Technology Ltd. Reservados todos los derechos. MM030.es-3
PicoScope serie 3000. Potencia y portabilidad. Por qué complicarse? Características de gama alta de serie. Por qué complicarse?
YE AR PicoScope serie 3000 LOS OSCILOSCOPIOS ALIMENTADOS POR USB DE MAYOR RENDIMIENTO DISPONIBLES Potencia y portabilidad. Por qué complicarse? Memoria intermedia de 128 megamuestras Decodificación en
MSO de 2+16 canales. Piense de forma lógica... OSCILOSCOPIOS DE SEÑAL MIXTA ALIMENTADOS POR USB
MSO PicoScope 2205 OSCILOSCOPIOS DE SEÑAL MIXTA ALIMENTADOS POR USB Piense de forma lógica... 2 canales analógicos 16 canales digitales AWG Muestreo de señal mixta de 200 MS/s Ancho de banda analógico
MSO PicoScope 2205 OSCILOSCOPIOS DE SEÑAL MIXTA
MSO PicoScope 2205 OSCILOSCOPIOS DE SEÑAL MIXTA 2 canales analógicos 16 canales digitales AWG Ancho de banda analógico de 25 MHz 100 MHz de frecuencia máx. de entrada digital Muestreo de señal mixta de
PicoScope serie 2000
PicoScope serie 2000 OSCILOSCOPIOS DE DOS CANALES CON UN GENERADOR DE FORMAS DE ONDA ARBITRARIAS Alta calidad de la mano de una marca de confianza Anchos de banda de10 a 200 MHz Velocidad de muestreo de
PicoScope Serie 3000 OSCILOSCOPIOS DE 4 CANALES DE ALTO RENDIMIENTO
PicoScope Serie 3000 OSCILOSCOPIOS DE 4 CANALES DE ALTO RENDIMIENTO Rápido, con ahorro de espacio y alimentados por USB. Decodificación en serie Prueba de límite de máscaras Memoria segmentada Búfer de
PicoScope serie 4000 Osciloscopios para PC Guía del usuario -3 Guía del usuario PicoScope serie 4000 I Índice 1 Bienvenido...1 2 Introducción...2...2 1 Símbolos de seguridad 2 Aviso de seguridad 3 Aviso
PicoScope 9200A. www.picotech.com. www.picotech.com. www.picotech.com. Osciloscopios de muestra completa para su ordenador
PicoScope 9200A Osciloscopios de muestra de ordenador para ordenadores con Windows Osciloscopios de muestra completa para su ordenador Caracterización de la señal Pruebas de conformidad previa TDR y TDT
PicoScope serie 6000. Memoria ultraprofunda. Transferencia rápida de datos.
serie 6000 OSCILOSCOPIOS USB DE ALTO RENDIMIENTO Memoria ultraprofunda. Transferencia rápida de datos. 4 canales ancho de banda de 500 mhz muestreo de 5 gs/s Memoria búfer de 2 gigamuestras Interfaz SuperSpeed
Rendimiento de un osciloscopio de banco en un osciloscopio de bolsillo
serie 2200A OSCILOSCOPIOS PARA PC CON GENERADOR DE FORMAS DE ONDA ARBITRARIAS Rendimiento de un osciloscopio de banco en un osciloscopio de bolsillo 2 canales BAJO COSTE ancho de banda de 200 mhz Velocidad
PicoScope serie 6000 Osciloscopios para PC
PicoScope serie 6000 Osciloscopios para PC Guía del usuario -2 Guía del usuario PicoScope serie 6000 I Sumario 1 Bienvenido...1 2 Introducción...2...2 1 Utilización de esta guía...2 2 Símbolos de seguridad...2
PicoScope serie Alta velocidad y alta resolución. OCILOSCOPIOS DE RESOLUCIÓN FLEXIBLE
YEAR PicoScope serie 5000 OCILOSCOPIOS DE RESOLUCIÓN FLEXIBLE Alta velocidad y alta resolución OSCILOSCOPIOS PARA PC DE ALTO RENDIMIENTO Y FLEXIBLES Resolución flexible, de 8 a 16 bits Hasta 200 MHz de
Osciloscopios InfiniiVision Serie 3000 X
Osciloscopios InfiniiVision Serie 3000 X Hoja de datos Osciloscopios redefinidos: Una tecnología innovadora que le ofrece osciloscopios más Una tecnología innovadora para aquellos clientes conscientes
Osciloscopios de fósforo digital Serie DPO4000
Características y ventajas de osciloscopios de fósforo digital: Depuración más inteligente, pero no más difícil! Controles de Wave Inspector Imagine tener que utilizar Internet de forma eficiente si no
Serie PicoScope OSCILOSCOPIOS USB DE SEÑAL MIXTA Y ANALÓGICA
OSCILOSCOPIOS USB DE SEÑAL MIXTA Y ANALÓGICA Ancho de banda analógico de 60 a 250 MHz Hasta 1 GS/s de muestreo en tiempo real 2 o 4 canales analógicos Modelos MSO con 16 canales digitales Generador de

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución