Source: http://www.intronica.com/termografia/38-fluke-tix1000.html
Timestamp: 2018-04-20 06:42:12+00:00

Document:
Fluke Tix1000 - Intronica
> Fluke>Termografía>Fluke Tix1000
SKU: FLK-Tix1000
Vea las increíbles imágenes tomadas por las cámaras de la serie para expertos: las imágenes infrarrojas más espectaculares de Fluke.
10 veces mayor por los píxeles integrados a la cámara en comparación con las cámaras estándar de 320x240: resolución de 1024 x 768 píxeles (786.432)
Obtenga una experiencia de visualización en campo de calidad suprema para la rápida identificación de problemas con la gran pantalla LCD de 5,6 pulgadas de alta resolución
Ahorre tiempo al usar el sistema de enfoque con las opciones más avanzadas de enfoque disponibles para obtener una imagen consistente: enfoque automático LaserSharp®, enfoque automático, manual y características de grabación multifocal EverSharp; disponibles en una sola cámara.
La serie para expertos de Fluke ofrece la mayor flexibilidad de toda la cartera de cámaras infrarrojas de Fluke para capturar imágenes espectaculares ya sea desde cerca o a la distancia. La TiX1000 es compatible con 8 opciones de lentes (lentes teleobjetivo de 2x y 4x, 2 lentes gran angular, 3 lentes macro, y 1 lente estándar).
¿Qué es SuperResolution?
SuperResolution proporciona una resolución 4 veces mayor en comparación con la que se encuentra disponible en su cámara. Seleccione el modo de SuperResolution antes de capturar las imágenes. Luego, transfiéralas al software SmartView® incluido y seleccione el modo de Súper resolución para revelar los 3.145.728 de píxeles y obtenga una visualización infrarroja completamente nueva.
¿Qué es EverSharp?
El modo EverSharp utiliza el motor de enfoque para capturar imágenes múltiples desde diversas distancias focales con tan solo la pulsación de un botón. Mediante el uso de algoritmos especiales, el software SmartView® combinará las imágenes tomadas desde múltiples distancias focales y creará una sola imagen en la que no solo se incrementará el detalle del punto focal inicial, sino que también se mejorará el enfoque de los elementos que se encuentran alrededor del punto focal. Dichas imágenes infrarrojas resultan realmente impresionantes ya que, luego, todos los objetos se exhiben en una calidad de imagen inmejorable.
Convierta muy buenas imágenes en imágenes espectaculares. Seleccione los mejores lentes opcionales para su aplicación. Obtenga los detalles correspondientes a los productos asociados a la derecha o, para obtener un listado completo, vaya a la parte inferior de la pestaña Modelos y accesorios.
Resolución espacial (IFOV) 0,6 mRad
Resolución de imagen (píxel) 1024 x 768 (786.432 píxeles)
2048 x 1536 (3.145.728 píxeles) (modo de Súper resolución)
Velocidad de cuadro (con la resolución de imagen máx.) 30 & 9 Hz
Disponibilidad de modos para la presentación de pequeñas ventanas (complemento disponible con la realización del pedido) Opción 1: 640 x 480 (60 fps)
Campo de visión (FOV) con lente estándar de 30 mm 32,4° x 24,7°
Compatible con Fluke Connect® Sí, por medio de la tarjeta SD WiFi de Fluke Connect®, que únicamente se encuentra disponible en las regiones certificadas con la correspondiente aprobación
Modos de visualización Imagen en imagen, combinación continua, alarmas de color (por encima y por debajo de las temperaturas definidas por el usuario)
Grabación multifocal EverSharp Sí, la grabación multifocal captura imágenes desde diversas distancias focales y las combina en una sola imagen que exhibe cada objeto con nitidez para obtener la mejor calidad de imagen posible
Rango -40 °C a +1200 °C (-40 °F a 2192 °F)
Opción de alta temperatura: hasta 2000 °C (3632 °F)
Precisión ± 1,5 °C o ± 1,5 %
Interfaces para la transferencia de imágenes y datos Compatibles en los puertos de datos de la cámara: transferencia de imágenes; tarjeta SD, USB 2.0, salida de video DVI-D (HDMI). La GigE Vision y el RS232 estarán disponibles en el 2015.
Software SmartView®: tarjeta SD. El USB 2.0, la GigE Vision y el RS232 estarán disponibles en el 2015.
Medidor láser de distancia Precisión: ± 1,5 mm
Longitud de onda: 635 nm (rojo)
Geolocalización GPS integrado para georreferenciación
Cámara digital de luz visible Hasta 8 megapíxeles de resolución para la grabación de imágenes y videos
Zoom digital Hasta 32 aumentos de zoom digital
Anotación de texto Sí
Audio Micrófono y altavoces integrados para las anotaciones de voz
Alimentación eléctrica Externa: 12 VCC ... 24 VCC
Batería: batería de ion de litio estándar para la cámara de video
Humedad Humedad relativa de 10 % a 95 % sin condensación
Impacto Operacional: 25G, IEC 68-2-29
Características de ergonomía Cámara de video con manija
Visor Pantalla con visor a color LCoS ajustable con una resolución de 800 × 600 píxeles
Dimensiones (con lente estándar de 1,0/30 mm) 210 mm × 125 mm × 155 mm (8,25 pulg. x 4,9 pulg. x 6,1 pulg.)
Peso (con lente estándar de 1,0/30 mm) 1,95 kg (4,3 libras)
Funciones de medición (selección) Múltiples puntos de medición y regiones de interés (ROI), detección de puntos calientes y fríos, isotermas, perfiles, diferencias
Funciones automáticas (selección) Enfoque, imagen, nivel, rango, NUC, reconocimiento de lentes, optimización de imagen, secuencia de alarmas

References: resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución