Source: https://es.scribd.com/document/102022330/tesis-de-validacion-de-tecnicas-analiticas
Timestamp: 2017-09-22 19:03:38+00:00

Document:
Cargado por ivanex105
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FARMACOTECNIA Y ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA
TESIS para optar al título profesional de Químico Farmacéutica
AUTORES Yulissa Paola Azaña Sulca Jeanette Roxana Cornelio Bello
A mis padres Julio y Consuelo por su amor incondicional, a mis hermanos: Juana, Iris, Julio y Percy por sus sabios consejos, y en especial a mi hijo Mathyas Rodrigo por ser el motivo y la felicidad de mi existencia. Yulissa
A mi madre Sabina Bello por su amor, confianza e incansable esfuerzo por darnos lo mejor. A mis hermanos José y Danitza por su
incondicional apoyo y consejos. A Melania por llenar de energía y alegría nuestras vidas. Jeanette
Agradecemos a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la formación profesional recibida.
A los profesores de la Facultad, quienes nos impartieron conocimientos que son el soporte de nuestro desarrollo profesional.
Al Laboratorio FARPASAC S.A. por permitirnos desarrollar nuestro trabajo en sus instalaciones y en especial a la Dra. Natalí Valdez, a la Dra. Amy Betetta y a la Dra. Rocío Farfán por su apoyo y conocimientos brindados.
A nuestro asesor y maestro Mg. Alfredo Castillo por su apoyo incondicional, por ser nuestra guía y modelo profesional a seguir.
A nuestras amigas Lucila Millones, Maria Luisa Fort y Claudia Arcos por sus consejos y por mantener nuestra amistad cada día más fortalecida.
A nuestros padres y hermanos por su confianza y esfuerzo infatigable por lograrnos profesionales.
A todas las personas que hicieron posible realizar el presente trabajo.
ÍNDICE GENERAL Pág. I. II. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS Objetivo General Objetivos Específicos III. IV. V. VI. VII. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA HIPOTESIS METODOLOGIA DISEÑO EXPERIMENTAL GENERALIDADES Asociación Clonixinato de Lisina y Pargeverina Clorhidrato 14 7.1.1. Clonixinato de Lisina 7.1.1.1. Propiedades físicas y químicas 7.1.1.2. Propiedades farmacológicas 7.1.2. Pargeverina Clorhidrato 7.1.2.1. Propiedades físicas y químicas 7.1.2.2. Propiedades farmacológicas Cromatografía Líquida de Alta Performance HPLC 7.2.1. Concepto 7.2.2. Partes 7.2.2.1. Fase Estacionaria: Columna 7.2.2.2. Bomba 7.2.2.3. Inyectores 7.2.2.4. Detectores 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 20 20 21 10 13 13 13 6 9
7.2.2.5. Sistemas de toma y procesamiento de datos 7.2.3. Aptitud del sistema 7.2.4. Interpretación de cromatogramas 7.2.5. Establecimiento del método en cromatografía de líquidos 7.2.5.1. Selección de la columna 7.2.5.2. Selección de la fase móvil 7.3. Calificación del Sistema 7.3.1. Calificación del HPLC 7.3.1.1. Calificación de Instalación 7.3.1.2. Calificación Operacional 7.3.1.3. Calificación de Performance 7.3.2. Calibración del Instrumental 7.3.3. Verificación de equipos 7.4. Método Analítico 7.4.1. Concepto 7.4.2. Fases en el desarrollo de un método analítico 7.5. Validación de métodos analíticos 7.5.1. Concepto 7.5.2. Tipos 7.5.2.1. Validación Prospectiva 7.5.2.2. Validación Retrospectiva 7.5.2.3. Revalidación 7.5.3. Etapas 7.5.4. Características analíticas 7.5.4.1. Exactitud
22 22 23 24 25 26 28 29 29 30 30 31 31 31 31 31 32 33
7.5.4.2. Precisión 7.5.4.3. Especificidad 7.5.4.4. Sensibilidad, Limite de detección, Limite de cuantificación 7.5.4.5. Linealidad e Intervalo 7.5.4.6. Robustez 7.5.4.7. Tolerancia .
36 37 40 43 45 45 46 47 47 48 48 49 50 51 52 52 53 93 95 100 101 112
7.5.5. Criterios de Validación a estudiar en función del tipo de método analítico 7.6. Calidad en la Industria farmacéutica 7.6.1. Calidad 7.6.2. Control de Calidad 7.6.3. Aseguramiento de la calidad 7.6.4. Gestión de la Calidad 7.6.5. Sistema de Garantía de Calidad 7.6.6. Normativa Internacional 7.6.7. Buenas Prácticas de Manufactura 7.6.8. Buenas Prácticas de Laboratorio VIII. IX. X. XI. XII. XIII. PARTE EXPERIMENTAL RESULTADOS DISCUSIONES CONCLUSION ANEXOS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
las operaciones analíticas y las muestras a analizar constituyen un sistema integral que puede evaluarse como tal. exacta. debido a que la técnica de análisis para este medicamento compuesto no se encuentra en libros oficiales. pargeverina clorhidrato. Los resultados de estos parámetros se sometieron a pruebas estadísticas demostrando que la técnica analítica propuesta para la cuantificación de los principios activos es selectiva. así mismo la confiabilidad de la nueva técnica. precisa y lineal. Linealidad y Rango. cromatografía liquida de alta performance. Exactitud. el sistema electrónico.RESUMEN Se desarrolló una técnica analítica por cromatografía liquida de alta performance (HPLC) para cuantificar los principios activos clonixinato de lisina y pargeverina clorhidrato en tabletas recubiertas. diferenciándose sólo en la preparación de la muestra y el volumen de inyección por lo que no pueden ser cuantificadas en un solo cromatograma. validación. Precisión. longitud de onda). Los resultados fueron conformes a las especificaciones para un método cromatográfico recomendadas por la USP 30. técnica analítica 7 . comprobando que el equipo. garantizando de esta forma la calidad. Precisión Intermedia. Previamente a la validación se evaluó la aptitud del sistema. La técnica de análisis para ambos principios activos es realizada en un solo sistema (fase móvil. Para la validación se evaluaron los parámetros de desempeño de la técnica como son: Selectividad. eficacia e inocuidad del medicamento. Palabras claves: Clonixinato de lisina. columna cromatográfica. debido a la gran diferencia de sus concentraciones en la tableta y sus propiedades de solubilidad.
chromatographic column. The results of these parameters were also put to the test statistical demonstrating that the proposed analytical technical for the quantification of the active principles is selective. because the technique of analysis for this compound medicine is not in official books. Accuracy. Linearity and Range. For the validation the parameters of performance of the technical were evaluated as they are: Selectivity. The results were in agreement to the specifications for a chromatographic method recommended by the USP 30.SUMARY An analytical technique by high performance liquid chromatography (HPLC) was developed to quantify the active principles lysine clonixinate and pargeverine chlorhidrate in covered tablets. validation. The technique of analysis for both active principles is made in a single system (movable phase. the analytical operations and the samples to analyze constitute an integral system that can be evaluated like so. Intermediate Precision. Precision. Previously to the validation the aptitude of the system was evaluated. being different itself only in the sample preparation and the volume of injection reason why cannot be quantified in a single chromatogram. exact. pargeverine chlorhidrate. wavelength). high performance liquid chromatography. to the trustworthiness of the new technical. analytical technique 8 . verifying that the equipment. guaranteeing of this form the quality. Key words: Lysine clonixinate. due to the great difference of their concentrations in the tablet and its properties of solubility. effectiveness and harmlessness of the medicine. the electronic system. precise and linear.
I. el desarrollo y validación de técnicas analíticas para medicamentos es una tarea que se viene realizando en diferentes laboratorios farmacéuticos peruanos en los últimos años. Asociation of Official Analytical Chemists (AOAC). debido a las exigencias de calidad y a la mejora de la productividad. Por lo tanto. de reglamentaciones dadas por organismos internacionales reconocidos oficialmente como Food and Drug Administration (FDA). Esto hace necesario desarrollar nuevas técnicas de análisis en el laboratorio con el fin de separar y cuantificar los principios activos de dichos medicamentos. europea y japonesa. británica. Medicamentos y Drogas (DIGEMID) a través del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos. Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo gubernamental se rige. a su vez. Farmacopeas Europeas y Americana. como instrumento normativo necesario para cautelar la calidad en la fabricación de los productos farmacéuticos. a saber: Farmacopea americana. cuyas técnicas de análisis no se encuentran publicadas en las obras oficiales que generalmente se consultan. Conferencia Internacional Tripartita Sobre Armonización (ICH). INTRODUCCION En el mercado farmacéutico actual existen varios medicamentos de gran demanda por la población. 9 . Los procedimientos para la evaluación de los niveles de calidad de los medicamentos en el país están dados por la Dirección General de Insumos.
En el presente trabajo se ha desarrollado una técnica de análisis para cuantificar clonixinato de lisina 125 mg y pargeverina clorhidrato 10 mg en tabletas recubiertas por Cromatografía liquida de alta performance (HPLC). su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas. para el desarrollo de la técnica fue necesario conocer las propiedades fisicoquímicas de los principios activos: peso molecular. solubilidad. su gran aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la industria y en muchos campos de la ciencia. El desarrollo y validación de la presente técnica analítica fue realizada en el laboratorio FARPASAC en el Departamento de Control de Calidad durante los meses de Mayo a Julio del 2007. sobre todo. Finalmente. valores de pK (constante de solubilidad). linealidad y rango. la técnica fue validada según lo recomendado en la USP 30.. Así mismo. exactitud. etc. precisión intermedia. su idoneidad para la separación de especies no volátiles o termolábiles y. y/o las propiedades de la formulación. estructura química. realizando una aptitud del sistema y evaluando el método con los parámetros de desempeño en cuanto a selectividad. Las razones de la preferencia de esta técnica son su sensibilidad. precisión. 10 .
Este trabajo aportará conocimientos técnico-científicos que pueden ser aplicados en la actividad de las áreas de control de calidad e investigación de los laboratorios farmacéuticos del país. 11 .
en tabletas recubiertas. Objetivos Específicos. 2.2. Desarrollar una técnica de análisis capaz de cuantificar los principios activos del medicamento. eficacia e inocuidad. Demostrar mediante la validación la confiabilidad del nuevo método. Objetivo General: Desarrollar y validar prospectivamente una nueva técnica analítica por Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC) para cuantificar clonixinato de lisina 125mg. OBJETIVOS 2.1. 12 . y pargeverina clorhidrato 10mg. Lograr la conformidad del medicamento respecto a las especificaciones garantizando su calidad. Cumplir con las normas de la Dirección General de Medicamentos y Drogas (DIGEMID): Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Práctica de Laboratorio.II. con respecto a los medicamentos para ser comercializados.
etc. Para esto se debe conocer la naturaleza fisicoquímica de los principios activos: peso molecular. valores de pK (constante de solubilidad). y/o las propiedades de la formulación. La mayoría de las drogas. Para desarrollar una técnica analítica de cuantificación es necesario. La Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) es una técnica de separación y cuantificación de compuestos químicos. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El nuevo producto desarrollado en el laboratorio Farmacéutica del Pacífico S. urinario o genital. Esto hace necesario desarrollar una nueva técnica de análisis en el laboratorio para separar y cuantificar dichos principios activos.A. sean compuestos no volátiles o térmicamente inestables pueden analizarse mediante esta técnica sin riesgo de descomposición. Sin embargo. en primer lugar. (FARPASAC) es un medicamento que asocia dos principios activos: clonixinato de lisina y pargeverina clorhidrato. establecer el método analítico más conveniente a ser utilizado. cualquiera sea su grado de intensidad y evolución (1). estructura química. hepatobiliar. solubilidad. Dicho medicamento ya se expende en el mercado farmacéutico del país como un medicamento espasmolítico y analgésico destinado a la terapéutica patogénica y sintomática de los síndromes espasmódicos de origen gastrointestinal. Sólo los 13 .III.C. la técnica de análisis no se encuentra publicada en las obras oficiales a las que generalmente se consulta. a saber: Farmacopea Americana y Británica.
la validación de la técnica analítica constituye un instrumento importante a este respecto. 14 .compuestos que tienen diferentes factores de capacidad pueden ser separados por HPLC (2). Las razones de la preferencia de esta técnica son su sensibilidad. en muchos campos de la ciencia. terpenoides. Por lo tanto. los componentes activos del medicamento. antibióticos. plaguicidas. Por tanto. pueden ser identificados y cuantificados mediante la técnica de HPLC. debe ser validada de acuerdo a los requerimientos establecidos en la USP 30 (Farmacopea Americana) y la International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH). Algunos ejemplos de estos materiales incluyen los aminoácidos. por sus características. su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas. sobre todo. su gran aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la industria. carbohidratos. esteroides. proteínas. Por ser una técnica desarrollada internamente en el laboratorio FARPASAC. especies órganometálicas y una cierta variedad de sustancias inorgánicas (3). ácidos nucleicos. Con este procedimiento se probará la confiabilidad de la técnica analítica para asegurar la calidad. su idoneidad para la separación de especies no volátiles o termolábiles y. eficacia e inocuidad del medicamento.
− Desarrollo y Validación Prospectiva de una técnica analítica por Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC) para el Enalapril 10 mg. 15 . − Validación del Método Analítico de Valoración del Dobesilato de Calcio 500mg capsula por Espectrofotometría de Absorción UV Visible. 2004. debido a las exigencias de calidad y a la mejora de la productividad. Este organismo gubernamental a su vez se rige de reglamentaciones dadas por organismos internacionales reconocidos oficialmente como Food and Drug Administration (FDA). tabletas cubiertas. como instrumento normativo necesario para cautelar la calidad en la fabricación de los productos farmacéuticos (4). Como una muestra de ello se tiene las siguientes tesis realizadas: − Validación del Método de Valoración de Loratadina en tabletas por Cromatografía Líquida de Alta Presión y Estudio Comparativo In Vitro de las diferentes marcas del producto comercializados en el país. Drogas y Medicamentos (DIGEMID) a través del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos.El desarrollo y validación de técnicas analíticas para materias primas y/o productos terminados es una tarea que se viene realizando en diferentes laboratorios farmacéuticos peruanos en los últimos años. 1999. por el Método de Cromatografía Líquida de Alta Performance HPLC. 2004. 2001. Los procedimientos para la evaluación de los niveles de calidad de los medicamentos en el país están dados por la Dirección General de Insumos. − Validación del Método de Valoración de Glimperide presentación comprimidos de 4 mg.
V. Selectividad Exactitud 16 . Conferencia Internacional Tripartita Sobre Armonización (ICH). Calificación del HPLC. DISEÑO EXPERIMENTAL Pasos o etapas del estudio: a. i. validación prospectiva categoria I. Validación de la técnica analítica: i. Farmacopeas Europeas y Americana. ii. cumple con los parámetros de desempeño de la validación. iii. e. METODOLOGIA Metodología experimental. IV. VI. d. Calificación de instalación Calificación operacional Calificación de performance Desarrollo de la técnica analítica cuantitativa para clonixinato de lisina y clorhidrato de pargeverina en tabletas.Organización Mundial de la Salud (OMS). Calibración y calificación de los equipos e instrumentos. HIPOTESIS La nueva técnica analítica desarrollada para la cuantificación de clonixinato de lisina 125 mg y pargeverina clorhidrato 10 mg tabletas recubiertas por cromatografía líquida de alta Performance. Asociation of Official Analytical Chemists (AOAC). ii. c. Ensayo de aptitud del sistema cromatográfico. b.
Asociación Clonixinato de Lisina y Pargeverina Clorhidrato. iv. es un analgésico y antiinflamatorio no esteroide (AINES) que se metaboliza a nivel hepático y se elimina por la orina. estreñimiento y retención urinaria. pilórico y colitis. puede aparecer sequedad bucal o constipación. resulta un medicamento del que actúa como antiespasmódico-analgésico en afecciones aparato digestivo: síndrome espástico doloroso esofágico. sedación. 17 . Precisión o repetibilidad Precisión intermedia Linealidad. h. g.iii.) (5). poseyendo un leve efecto neurotrópico potenciador que por su escasa magnitud no presenta efectos atropínicos adversos (visión borrosa. La asociación de Clonixinato de Lisina y Pargeverina Clorhidrato en una forma farmacéutica. vi.1. Discusiones. Conclusión. f. VII. v. modificables mediante un ajuste posológico (1). Asimismo. Rango Evaluación estadística de los resultados. gástrico. sequedad de la boca. sin embargo en pacientes particularmente sensibles o con la administración de dosis elevadas. Es la asociación de dos principios activos en una forma farmacéutica que disminuye el tono y la motilidad del músculo liso de las vísceras huecas. GENERALIDADES 7.
C6H14N2O2 Formula estructural: Peso Molecular: 408.88 Apariencia: polvo blanco Olor: Ninguno Punto de Fusión: 170-175 ºC Solubilidad: Soluble en agua. Clonixinato de Lisina 7. metanol y cloroformo (6) 18 .1.1.1. colecistitis. cistitis y cistopielitis. litiasis renal o ureteral.1. (5) 7. En urología ha demostrado su efectividad en cólicos renales y uretrales. síndrome postcolecistectomía.Afecciones de las vías biliares: colitis hepática. Propiedades físicas y químicas Formula Molecular: C13H11ClN2O2.1.
1. Propiedades físicas y químicas Formula Molecular: C21H23N O3.7. Se han detectado niveles ínfimos en leche materna. responsable de la síntesis de prostaglandinas.1.2.2.1.1. Pargeverina Clorhidrato 7. Se absorbe rápidamente después de la administración oral. Propiedades farmacológicas El clonixinato de lisina es un analgésico no narcótico que inhibe la enzima prostaglandina sintetasa. a su vez responsable directa de la estimulación de los neurorreceptores del dolor. (9) (10) 7. Por ello se llama comúnmente antiinflamatorio no esteroideo (7).2. Es derivado del ácido nicotínico o ácido o-aminobenzoico (8). La posología más común es de 125 mg cada 8 horas.1. La farmacocinética de este ingrediente activo no se modifica por la edad ni por la ingesta de alimentos. HCl Formula Estructural: 19 . metabolizándose casi en su totalidad sin acumularse aún con administración crónica. Muestra una cinética bicompartimental por vía endovenosa (intravenosa).
Luego de la administración por vía oral.1. (9)(11) 7. Concepto La cromatografía de líquidos de alta performance (HPLC. Propiedades farmacológicas La Pargeverina Clorhidrato disminuye el tono y la motilidad del músculo liso de las vísceras huecas. es poseer una amina terciaria.Peso Molecular: 373. con velocidad media de 30 l/ hora.2. (12) 7. 20 . la concentración plasmática máxima obtenida fue de 150 ng/ml. metanol y cloroformo. Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC) 7. también llamada cromatografía de líquidos de alta resolución. por sus siglas en inglés). poseyendo un leve efecto neurotrópico potenciador que por su escasa magnitud no presenta efectos atropínicos adversos. (10) Químicamente es un alcaloide de naturaleza sintética cuya característica principal.2 horas.2. de interés analítico.87 Apariencia: polvo blanco Olor: Ninguno Punto de Fusión: 170-175 Solubilidad: Soluble en agua. con velocidad media que no difirió de la observada luego de la administración endovenosa (intravenosa).2.1.2. en la primera hora se alcanza un nivel plasmático con tiempo medio de absorción de 0. Presenta una cinética bicompartimental después de la administración endovenosa (intravenosa) de manera tal que en fase de distribución tiene una vida media de 20 minutos y una eliminación de 4 horas.
las columnas son rectas y se pueden alargar. adsorción o intercambio iónico.1. La cromatografía de partición se emplea para compuestos solubles en hidrocarburos de peso molecular menor de 1000.2. acoplando 21 . y por consiguiente su tiempo de retención en la columna se controla mediante una fase móvil más o menos polar. Por lo común. La afinidad de un compuesto por la fase estacionaria. Las separaciones se logran por procesos de partición. tienen una longitud entre 10 y 30 cm. si es necesario. por el contrario. Partes 7.2. a veces. la separación se logra por la partición de los compuestos presentes en la solución de prueba entre la fase móvil y la estacionaria.es una técnica de separación basada en una fase estacionaria sólida y una fase móvil líquida. (13)(14) 7. Los sistemas que constan de fases estacionarias polares y fases móviles no polares se describen como de fase normal. Fase Estacionaria y Fase Móvil. según el tipo de fase estacionaria empleada. mientras que. cuando se emplean fases móviles polares y fases estacionarias no polares se denomina cromatografía en fase reversa. (13) Las columnas para cromatografía de líquidos se construyen normalmente con tubos de acero inoxidable de diámetro interno uniforme. Para la mayoría de los análisis farmacéuticos. un tercer o hasta un cuarto componente.2. La polaridad de la fase móvil puede variar mediante el agregado de un segundo y.2.
La sílice o también llamado silicagel es un sólido amorfo y poroso de gran área superficial (30 a 500 m2) y alto volumen de poro (0. Las fases 22 . relativamente no polar a grupos nitrilos muy polares. (16) Las partículas pequeñas recubiertas con una capa delgada de fase orgánica proporcionan una baja resistencia a la transferencia de masa y. y los tamaños de las partículas de los rellenos más comunes son de 3. sus átomos internos ligados por O2 y los superficiales por OH.5 a 10 um de formas irregulares o esféricas. de diámetro de poro entre 60 a 300 Aº. agarosa.4 a 1. Las fases estacionarias líquidas no unidas deben ser en gran medida inmiscibles con la fase móvil. La unión mas frecuente es la de silicagel por medio de una unión covalente tipo siloxano Si-O-R.2 ml/g). se obtiene una transferencia rápida de los compuestos entre la fase estacionaria y la móvil. Aún así. químicamente es un óxido de silicio hidratado (SiO2. La polaridad de la columna depende de la polaridad de los grupos funcionales unidos. que se unen químicamente a un compuesto con un grupo funcional determinado. El diámetro interno de las columnas es a menudo de 4 a 10 mm. por lo tanto. que varía desde el octadecilsilano. La partícula de la fase ligada está compuesta por un material de base: silicagel. copolímero de estireno.dos o más columnas. alúmina. generalmente es necesario saturar previamente la fase móvil con la fase estacionaria para impedir la redisolución de la fase estacionaria de la columna. (3)(15) Las fases estacionarias para la moderna cromatografía de líquidos de fase reversa constan normalmente de una fase orgánica químicamente unida a sílice u otros materiales.H2O).
3. Las columnas pueden calentarse para proporcionar separaciones más eficaces pero rara vez se las utiliza a temperaturas por encima de los 60º C.2.2. Los inyectores automáticos pueden programarse para controlar el volumen de 23 . debido a la potencial degradación de la fase estacionaria o la volatilidad de la fase móvil. Estos últimos constan de un carrusel o una gradilla para sostener los viales de muestra cuya parte superior se encuentra tapada con un septo o un perforable y un dispositivo de inyección para transferir las muestras desde los viales a un espiral conectado al cromatógrafo.estacionarias poliméricas recubiertas sobre el soporte son más duraderas. (3) 7.2. cada una con sus propias ventajas y desventajas: bombas recíprocas. los compuestos que se van a cromatografiar se inyectan en la fase móvil.2.2. (13) Existen 3 tipos de bombas. bombas de jeringa o desplazamiento y bombas neumáticas o de presión constante. ya sean manualmente usando jeringas o inyectores de espiral o bien automáticamente mediante el uso de inyectores automáticos.(13) 7. Bomba Los sistemas de bombeo de HPLC administran cantidades exactas de fase móvil desde los recipientes hasta la columna mediante una tubería y uniones adecuadas para altas presiones. Inyectores Después de ser disueltos en la fase móvil u otra solución apropiada.
(13) Existen detectores de longitud de onda fija. Para la investigación de desarrollo de técnicas analíticas se recomienda utilizar el detector de arreglo de diodos que emplea un conjunto de fotodiodos. variable y múltiple.4. el número de inyecciones. Este tipo de detector consta de una celda de flujo colocada en el extremo de la columna.2. como una lámpara de deuterio o de xenón de alta presión y un monocromador o un filtro de interferencia para generar radiación monocromática a una longitud de onda seleccionada por el operador. porque permiten seleccionar libremente la longitud de onda de trabajo. Detectores La mayoría de métodos de HPLC usados actualmente requieren del uso de detectores espectrofotométricos. para conseguir la luz transmitida en todo el espectro de absorción del eluido en tiempo real.muestreo. y los ciclos de enjuague del espiral. el intervalo entre las inyecciones y otras variables operativas. Un haz de radiación UV pasa a través de la celda de flujo y se introduce en el detector. (13) 24 . (16) Los detectores de longitud de onda variable contienen una fuente de luz continua. (16) 7. escogiendo la mayor absorción del analito. pasan a través de la celda y absorben la radiación lo que da lugar a cambios cuantificables en el nivel de energía.2. siendo el más utilizado los detectores de longitud de onda variable. A medida que los compuestos eluyan de la columna.
2. la identificación de la muestra y las variables del método. Sistemas de toma y procesamiento de datos Las estaciones de datos modernas reciben y almacenan la señal de los detectores e imprimen el cromatograma completo con las alturas y las áreas de los picos. controlando la mayoría de las variables y proporcionando periodos largos de operación sin necesidad de supervisión.Los detectores nos permiten ver y ubicar en tiempo y espacio la posición de cada componente de una muestra a la salida de la columna cromatográfica. (13) 25 . Se emplean también para programar la cromatografía de líquidos. los componentes electrónicos. Las pruebas se basan en el concepto de que el equipo.5. Aptitud del sistema Las pruebas de aptitud del sistema son una parte integral de los métodos de cromatografía de líquidos.2.2.3. la resolución y la reproducibilidad del sistema cromatográfico. (16) 7. las operaciones analíticas y las muestras que deben analizarse constituyen un sistema integral que pueden evaluarse como tal. son adecuadas para el análisis que se va a realizar. Se emplean para verificar que la sensibilidad de detección. 7. (13) El resultado del ensayo cromatográfico es la obtención de fracciones separadas de un gráfico o cromatograma de cuya interpretación pueden extraerse conclusiones cualitativas y cuantitativas.
54 (t / wh/2)2 En donde t es el tiempo de retención de la sustancia y W es el ancho del pico de su base. Separación cromatográfica de dos sustancias La figura 1 representa una separación cromatográfica típica de dos sustancias. y Wh/2 son la altura.Interpretación de cromatogramas Figura 1. Los tiempos de retención cromatográficos son característicos de los compuestos que representan pero no son únicos. h/2. Wh/2 es el ancho del pico a la mitad de la altura. donde t1 y t2 son los tiempos de retención respectivos. respectivamente. Los picos de aire son una característica de los cromatogramas de gases y corresponden al frente de la fase móvil en la cromatografía de líquidos. la mitad de la altura y el ancho a la altura media. 1 y 2. h. Para los picos gaussianos se calcula por las ecuaciones: N = 16 (t / W)2 o N = 5. El valor de N depende de la sustancia cromatografiada así como de las condiciones 26 . obtenidos al extrapolar los lados relativamente rectos del pico hasta la base. obtenido directamente por integradores electrónicos. (13) La cantidad de platos teóricos (N) es una medida de la eficiencia de la columna. W1 y W2 son los anchos respectivos de los picos 1 y 2 en la línea base.
los componentes que se han de medir deben separarse de cualquier componente interferente. Estos se miden generalmente mediante integradores electrónicos pero se pueden determinar mediante enfoques más clásicos. el espesor de la película en fase estacionaria. y w2 y w1 son los anchos correspondientes en las bases de los picos obtenidos al extrapolar los lados relativamente rectos de los picos hasta la línea base. R esta determinada por la ecuación: R = 2 (t2 – t1) / w2 + w1 En donde t2 y t1 son los tiempos de retención de los 2 componentes. La separación de dos componentes en una mezcla. la velocidad del flujo y la temperatura del gas transportador. el diámetro interno y la longitud de la columna. Para lograr un trabajo cuantitativo exacto. El área del pico y la altura del pico son generalmente proporcionales a la cantidad de compuesto eluido. Se deben de evitar las asimetrías tanto en la parte anterior como en la posterior del pico y la medición de picos dentro de las colas de los disolventes. la calidad del relleno. la uniformidad del relleno dentro de la columna y para. las columnas capilares. la resolución. como por ejemplo la fase móvil. (13) Establecimiento del método en cromatografía de líquidos La cromatografía de líquidos de reparto es la más utilizada. se emplean las áreas de los picos pero pueden ser menos exactas si se producen interferencias. el establecimiento del método tiende a ser más 27 . En general.operativas. En este tipo de cromatografía.
En este caso.5. requieren de un equilibrio adecuado entre las fuerzas intermoleculares existentes entre los 3 participantes activos en el proceso de la separación: el soluto..2. los componentes de la muestra interaccionan con ambas fases. una fase móvil con una polaridad considerablemente distinta. Este procedimiento por lo general resulta más adecuado que si las polaridades del soluto y de la fase móvil son parecidas pero difieren mucho con respecto a la fase estacionaria. la estacionaria y la móvil. y los tiempos de retención se hacen demasiado cortos para las aplicaciones prácticas. (3) 7. la fase estacionaria a menudo no puede competir efectivamente por los componentes de la muestra. la fase móvil y la fase estacionaria. En 28 . El agua es más polar que cualquier compuesto que contenga algunos de los anteriores grupos funcionales. y para la elución se utilizan. Estas fuerzas intermoleculares se describen cualitativamente en términos de polaridad relativa de cada uno de los reactivos.complejo debido a que cuando la fase móvil es líquida. Las polaridades en orden creciente para varios grupos funcionales del analito son: Hidrocarburos < éteres < esteres < cetonas < aldehídos < amidas < aminas < alcoholes. Selección de la columna. la polaridad de la fase estacionaria debe ser bastante similar a la de los analitos.1. entonces.Una buena cromatografía con fases móviles interactivas. Al elegir una columna para una separación cromatográfica de reparto.
de la fase móvil y de la fase estacionaria se han de armonizar cuidadosamente. En resumen.2. En estas circunstancias. si se quieren obtener buenas separaciones en un tiempo razonable. las teorías que relacionan las interacciones de la fase móvil y de la fase estacionaria con una serie determinada de componentes de una muestra son imperfectas.2. por supuesto. se encuentra el caso en que las polaridades del soluto y la fase estacionaria sean demasiado parecidas y totalmente distintas de la fase móvil..5 a 20 para que todos los picos de los componentes tengan tiempo de aparecer.En cromatografía de líquidos el factor de capacidad k’ se puede manipular fácilmente. las polaridades del soluto. Para una eficiencia optima. Selección de la fase móvil. ese intervalo se ha de extender tal vez de 0. k’ debería estar en el intervalo comprendido entre 2 y 5. Sin embargo. (3) 7. Una vez hecha la elección.el otro extremo. el científico ha de realizar una serie de ensayos tentativos obteniendo los cromatogramas con varias fases móviles hasta que se llegue a una separación satisfactoria. Si la resolución de todos los componentes de la mezcla resulta imposible.5. se ha de elegir otro tipo de columna. debido a que este parámetro depende considerablemente de la composición de la fase móvil. 29 . todo esto con la finalidad de mejorar la resolución de una columna cromatográfica. y en el mejor de los casos. sin embargo para mezclas complejas. los tiempos de retención se hacen excesivamente largos. un científico sólo puede elegir la fase estacionaria de manera general.
El factor de capacidad k’ puede modificarse cambiando el índice de polaridades disolvente. Propiedades de las fases móviles cromatográficas más comunes La tabla 1 lista los índices de polaridad para varios disolventes que se utilizan en cromatografía de reparto. Tabla 1.2 para un compuesto muy polar como el agua hasta -2 para los fluoroalcanos muy poco polares. Este índice es una medida numérica de la polaridad relativa de varios disolventes. Cualquier índice de polaridad que se desee entre esos límites se puede conseguir por mezcla de dos disolventes adecuados. De este modo. Obsérvese que el índice de polaridad varía de 10. el índice de polaridad P’AB de una mezcla de disolventes A y B viene dado por: P’AB = Φ A P’A + Φ B P’B 30 .
Establecer y proveer evidencia documentaria que las premisas. equipos y procesos han sido diseñados de acuerdo a los requerimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura. para una separación en fase inversa: k’2 = 10 (P’2 – P’1)/2 k’1 Donde k’1 y k’2 son los valores inicial y final de k’ para un soluto. Para llevar a cabo la calificación se procede a la calibración del equipo y a la comprobación de métodos y sistemas. los sistemas auxiliares. y P’1 y P’2 son los correspondientes valores para P’. Calificación del diseño (DQ). (3) 7.3. y Φ A y Φ B son las fracciones de volúmenes de cada uno. un cambio de 2 unidades en P origina una variación de 10 veces en k’. Es decir. Calificación del Sistema La calificación es la ejecución de pruebas para determinar si un componente de un proceso posee los atributos requeridos para trabajar correctamente y conducir verdaderamente a los resultados esperados. El significado de validación a veces se extiende para incorporar el concepto de calificación. (4) La calificación del sistema es una premisa necesaria para poder validar. (17) Las etapas de la calificación son: A. Por lo común. (4) 31 .Donde P’A y P’B son los índices de polaridad de los dos disolventes..
Número de serie. (18) C.3..Establecer por evidencia objetiva que el proceso..3. modelo o tipo..1. (18) 7.1. Condiciones en la que recibido (nuevo o usado). Calificación del Performance (PQ). Calificación operacional (OQ). Fecha en la fue recibido. produce constantemente un producto que reúne todos los requisitos predeterminados.B.Establecer con evidencia objetiva que todos los aspectos claves del proceso del equipo y sistemas auxiliares de la instalación se adhieren a la especificación aprobada del fabricante y que las recomendaciones del proveedor del equipo están consideradas convenientemente. Nombre del fabricante.1. (18) D. 32 . Aspectos verificados para su aceptación de recepción. bajo condiciones anticipadas. Calificación de la Instalación (IQ). Fecha en la que el equipo fue puesto en servicio por el laboratorio (localización del equipo en el laboratorio). Calificación del HPLC 7. Calificación de Instalación: Pueden considerarse los siguientes datos: • • • • • • • Nombre del equipo.Establecer por límites objetivos del control del proceso de evidencia y niveles de acción que tienen como resultado al producto que reúne todos los requisitos predeterminados.
Tabla 2. reproducibilidad. Asimetría de pico TR.• • Instructivo de operación.1. reproducibilidad. reproducibilidad. trabajando con estándares certificados: por ejemplo metilparabeno. Instructivo de mantenimiento. (17) 33 .3.3. Calificación de Performance: Es verificado por el usuario. Procesos de datos. platos teóricos 7. Calificación Operacional: Debe ser realizado por un técnico calificado.3.2. (17) 7. resolución.1. Procesos de datos. identificación. identificación. Transferencia de datos Precisión de resultados Procesos de datos. identificación. Parámetros a evaluar en un sistema HPLC (17) Modulo Bomba Inyector Parámetro Reproducibilidad de flujo Precisión de gradiente Reproducibilidad Residuo de muestra Horno Detector Reproducibilidad de Temperatura Ruido Energía de lámpara Relación señal – ruido Precisión de longitud de onda Columna mas sistema completo Linealidad Forma de pico Importante para Reproducibilidad / TR / A/H Transferencia del método Precisión de resultados Exactitud de precisión de resultados TR / A / H / forma de pico Sensibilidad Sensibilidad Sensibilidad Sensibilidad.
7.3.2. Calibración del Instrumental. Los instrumentos de medida deben aportar datos fiables por lo que deben ser calibrados. (17) La calibración es la comparación de un estándar de medida, o instrumento de exactitud conocida, con otro estándar o instrumento para detectar, correlacionar, reportar, y/o eliminar por ajuste cualquier variación en la exactitud del instrumento que está siendo comparado. (4)
7.3.3. Verificación de equipos Es el examen que se efectúa a un instrumento para verificar el cumplimiento de sus especificaciones.
Método Analítico 7.4.1. Concepto El método analítico se refiere a la forma de realizar el análisis. Este debe describir en detalle los pasos necesarios para realizar cada prueba analítica. Esta puede incluir a las preparaciones de la muestra, los estándares de referencia y los reactivos, uso de aparatos, generación de la curva de calibración, uso de la fórmula para los cálculos, etc.; pero no se limita sólo a ello. (19)
7.4.2. Fases en el desarrollo de un método analítico El desarrollo lógico del método analítico transcurre en tres fases: 7.4.2.1. Definición de las características y requerimientos que debe satisfacer el método analítico: precisión exigible, sensibilidad deseable,
grado de selectividad, tiempo, coste, tipo de instrumentación necesaria, etc.
7.4.2.2. Puesta a punto del método analítico, desde los primeros estudios de tanteo con patrones hasta la utilización del método en muestras reales, pasando por la definición de los parámetros de idoneidad que garanticen el buen funcionamiento del sistema en el método del análisis.
7.4.2.3. Validación del método analítico, esta tercera etapa permitirá conocer la fiabilidad del método para su aplicación rutinaria y, en combinación con las etapas anteriores, sus características de
funcionamiento con consecuencias positivas para su rendimiento. (20)(21)
Validación de métodos analíticos 7.5.1. Concepto Existen numerosas definiciones de Validación que expresan la misma idea, consideremos dos de ellas. “Se llama Validación a la obtención de pruebas, convenientemente documentadas, demostrativas de que un método de fabricación o control es lo suficientemente fiable como para producir el resultado previsto dentro de intervalos definidos”. (20) Según USP, “la Validación de un método analítico es el proceso que establece mediante estudios en laboratorio, que las características del
desempeño del método cumplen con los requisitos para las aplicaciones analíticas previstas”. (13) La validación es necesaria porque: • Proporciona un alto grado de confianza y seguridad en el método analítico y en la calidad de los resultados. • Permite un conocimiento profundo de sus características de funcionamiento. Este conocimiento y seguridad en el método analítico que ha sido validado se traduce en: • Disminución del número de fallos y repeticiones con el consiguiente ahorro de los costes asociados. • • Cumplimiento de los plazos previstos de análisis. Optimización del método, por ejemplo, mejorando la característica de practibilidad y posibilidades de automatización. Por otra parte, los métodos analíticos deben validarse para cumplir con las exigencias legales: • El borrador de las normas de Buena Fabricación de
Medicamentos de la CEE, en el capítulo de control de calidad, indica que los métodos de análisis deben estar validados. • Las Good Manufacturing Practice de los Estados Unidos indican que deben establecerse y documentarse la exactitud,
sensibilidad, especificidad y reproducibilidad de los métodos analíticos utilizados. (20) 7.5.2. Tipos 7.5.2.1. Validación Prospectiva
y se realiza de acuerdo con un protocolo perfectamente planificado. Es típico en los laboratorios de investigación y desarrollo.5.3. (17) 7. (17) 37 .2.Se realiza cuando la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para un proceso o método analítico se llevan a cabo antes de la comercialización del producto.2. Comprende el estudio de todos los criterios necesarios para demostrar el buen funcionamiento del método. Cambios importantes en el método analítico.5. Revalidación La introducción de un cambio que pueda afectar la idoneidad del método analítico establecido por la validación. se aplica a métodos no validados previamente y de los que se tiene una amplia historia de resultados. Los criterios a estudiar se deciden en función del tipo de cambio efectuado. es decir una revalidación total o parcial de dicho método analítico. Entre los motivos que exige una nueva validación tenemos: • • • Cambios importantes en la matriz del producto. Este tipo de validación se aplica cuando se elabora un nuevo método analítico. podrá exigir una nueva validación. Cambios en las especificaciones. Validación Retrospectiva Se realiza cuando la idoneidad del método o proceso analítico se basa en la garantía constatada a través de los datos analíticos del producto ya comercializado. (17) 7.2.
Fases El siguiente esquema resume las fases de que consta una Validación (20): PROTOCOLO DE VALIDACIÓN REALIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS ANALÍTICOS INFORMES TÉCNICOS CERTIFICADO DE VALIDACIÓN 7. La exactitud de un método analítico debe establecerse en todo su intervalo.4. (13) 38 .3.5.5.7.4. Características del desempeño analítico 7.1 Exactitud a) Definición: La exactitud de un método analítico es la proximidad entre los resultados de prueba obtenidos mediante este método y el valor verdadero.5.
(20) Los documentos ICH recomiendan que se evalúe la exactitud realizando un mínimo de nueve determinaciones de tres niveles de concentración.4. cubriendo el intervalo especificado (es decir. la exactitud puede determinarse mediante la aplicación del método a mezclas sintéticas de los componentes del producto farmacéutico (placebo) al que se hallan añadido cantidades conocidas de analito dentro del intervalo del método.b) Determinación: En la valoración de un principio activo en un medicamento.5. La precisión de un método analítico habitualmente se expresa como la desviación estándar o la desviación estándar relativa (coeficiente de variación) de una serie de mediciones.2. Estadísticamente. (13) 7.(13) Matemáticamente. tres concentraciones y determinaciones repetidas de cada determinación). Precisión a) Definición: La precisión de un método analítico es el grado de concordancia entre los resultados de las pruebas individuales cuando se aplica el método repetidamente a múltiples muestreos de una muestra homogénea. la exactitud se expresa en forma de porcentaje de recuperación de la cantidad de analito presente en la muestra o bien en forma de diferencia entre el valor hallado y el valor verdadero. La precisión puede ser una medida del grado de reproducibilidad o de repetibilidad 39 . suele efectuarse un test de “t” de Student para determinar si el valor medio hallado y valor considerado verdadero no difieren significativamente para un grado de probabilidad determinado.
Especificidad o Selectividad 40 .5. En este contexto. b) Determinación: La precisión de un método analítico se determina mediante el análisis de un número suficiente de alícuotas de una muestra homogénea. con diferentes analistas o con equipos diferentes dentro del mismo laboratorio. desde la preparación de las muestras hasta el resultado final de las pruebas.4. tres concentraciones y tres determinaciones repetidas de cada concentración o un mínimo de seis al 100% de la concentración de prueba). Los análisis de este contexto son análisis independientes de muestras que se han llevado a acabo mediante el procedimiento analítico completo. La repetibilidad se refiere a la realización del procedimiento analítico en un laboratorio durante un periodo de tiempo corto realizado por el mismo analista con el mismo equipo.del método analítico en condiciones normales de operación. Los documentos ICH recomiendan que se evalúe la repetibilidad analizando un mínimo de nueve determinaciones que cubran el intervalo especificado para el procedimiento (es decir. que permita calcular estadísticamente estimaciones válidas de la desviación estándar o de la desviación estándar relativa (coeficiente de variación). la reproducibilidad se refiere al uso del procedimiento analítico en diferentes laboratorios. (13) 7.3. por ejemplo en un estudio en colaboración. Una precisión intermedia expresa la variación dentro de un laboratorio. por ejemplo en diferentes días.
por ejemplo. La selectividad debe demostrar que el método funciona en presencia de otras sustancias que pueden interferir y aquéllas de composición similar. La selectividad es una condición esencial para conseguir una buena exactitud por lo que es. Otras autoridades internacionales de reconocido prestigio (IUPAC. como impurezas. que resulten conservando completamente “especificidad” selectivos. en todos los casos.a) Definición: Los documentos de ICH definen especificidad como la capacidad de evaluar de manera inequívoca el analito en presencia de aquellos componentes cuya presencia resulta previsible. se trata de determinar impurezas o sustancias extrañas por cromatografía en capa fina. 41 . (13) procedimientos En esta monografía consideraremos los términos selectividad y especificidad como equivalentes. Los estudios de selectividad o especificidad varían según el tipo de método analítico: • Métodos de identificación. un criterio clave. AOAC) han preferido para el termino “selectividad“. hay que demostrar que el método es capaz de separarlas todas de acuerdo a los límites de detección y/o cuantificación establecidos. • Ensayos de pureza. La selectividad debe garantizar que el método analítico permite una evaluación de las impurezas que se pretenden analizar cualitativa o cuantitativamente. productos de degradación y componentes de la matriz. Si.
la demostración de especificidad requiere evidencia de que el procedimiento no resulte afectado por la presencia de impurezas o excipientes. esto puede hacerse agregando 42 . y mediante la confirmación de que no se obtiene una respuesta positiva de materiales con estructura similar o estrechamente relacionada al del analito. debe demostrarse la capacidad de distinguir compuestos de estructura estrechamente relacionada cuya presencia resulta probable. En una valoración. antioxidante) en un medicamento. junto con resultados negativos de muestras que no contengan dicho analito. productos de degradación y/o impurezas. En la práctica. la especificidad puede establecerse mediante la adición al fármaco o producto farmacéutico de una cantidad conocida de impurezas en concentraciones adecuadas. (20) b) Determinación: En análisis cualitativos (pruebas de determinación). Esta capacidad debería confirmarse mediante la obtención de resultados positivos a partir de muestras que contengan el analito quizá mediante comparación con un material de referencia conocido. y la demostración de que esas impurezas se determinan con exactitud y precisión adecuadas. el estudio de selectividad debe asegurar que la señal medida con el método analítico procede únicamente de la sustancia analizada sin interferencia de excipientes. En un procedimiento analítico para impurezas.• Determinación cuantitativa de un componente. Cuando se determina la riqueza de una materia prima o el contenido en principio activo u otro componente (conservador.
al fármaco o producto farmacéutico una cantidad conocida de excipientes o de impurezas en concentraciones adecuadas, y
demostrando que el resultado del análisis no ha sido afectado por la presencia de estos materiales extraños. Los documentos de ICH afirman que cuando se utilizan los procedimientos cromatográficos, deberán presentarse cromatogramas representativos para demostrar el grado de selectividad y los picos deberán identificarse adecuadamente. (13)
7.5.4.4. Sensibilidad, Limite de detección, Limite de cuantificación a) Definición: Estos parámetros se relacionan con la cantidad de analito requerida para dar un resultado significativo, cualitativo o cuantitativo. La sensibilidad es la capacidad de un método analítico de registrar ligeras variaciones en la concentración. Debe distinguirse entre sensibilidad de calibrado y sensibilidad analítica. La sensibilidad de calibrado es igual a la pendiente de calibración, es decir, la señal o respuesta por unidad de concentración o cantidad. La sensibilidad analítica es la sensibilidad de calibrado dividida por la desviación estándar de la respuesta. Dos técnicas pueden tener la misma sensibilidad de calibrado pero la sensibilidad analítica será mayor en la más precisa. Mientras que la sensibilidad de calibrado es constante, dentro de un intervalo determinado, la sensibilidad analítica varía con la concentración del analito, puesto que la precisión cambia con la cantidad de analito presente en la muestra.
Si la precisión del método se expresa como desviación estándar se observa, generalmente, un incremento lineal de ésta al aumentar la concentración. Si, en cambio, se expresa como CV se observa una disminución no lineal al aumentar la concentración. (20)
Figura 2: Relación entre concentración y desviación estándar (a) y coeficiente de variación (b) (20)
El límite de detección, según la IUPAC, es la menor concentración o cantidad de analito detectable con razonable certeza por un
procedimiento analítico dado. Es decir, es la cantidad o concentración mínima del analito a partir de la cual es factible realizar el análisis. Según USP, el límite de detección es la menor concentración de analito en una muestra que puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones experimentales establecidas. Un resultado “positivo” no es suficiente para que el analista considere detectado un analito. Se precisa, además, conocer el límite de detección
en las condiciones del método. De lo contrario, se puede incurrir en un falso positivo: suponer el analito presente en la muestra cuando de hecho no lo está. El límite de detección es un parámetro analítico de gran interés en análisis de trazas, contaminantes y productos de degradación. El límite de cuantificación o de determinación es, según la USP, la menor concentración o cantidad de analito de una muestra que puede ser determinada con aceptable precisión y exactitud bajo las condiciones experimentales establecidas. El límite de cuantificación es un término cuantitativo (menor cantidad medible) mientras que el límite de detección es cualitativo (menor cantidad detectable). (20) b) Determinación: Para el límite de detección, en el caso de procedimientos analíticos instrumentales que presentan ruido de fondo, los documentos de ICH describen un enfoque usual que consiste en comparar las señales medidas a partir de muestras con bajas concentraciones de analito con las de muestra blanco. Se establece la concentración mínima a la que puede detectarse confiablemente un analito. Las relaciones señal-ruido habitualmente aceptables son de 2:1 ó 3:1. Otros enfoques dependen de la pendiente de la curva de calibración y la desviación estándar de las respuestas.
Independientemente del método utilizado, el límite de detección debería validarse posteriormente mediante el análisis de un número adecuado de muestras preparadas al límite de detección o de las que se sabe se encuentran cerca de dicho límite.
Una relación señal-ruido habitualmente aceptable es de 10:1.ya sea de modo directo o por medio de una transformación matemática bien definida .4.5.a la concentración de analito en muestras en un intervalo dado. Independientemente del método utilizado. (13) 7. Se establece la concentración mínima a la que puede cuantificarse confiablemente un analito. El intervalo se expresa normalmente en las mismas unidades 46 . utilizando el método según se describe por escrito. en el caso de procedimientos analíticos instrumentales que presentan ruido de fondo. los documentos de ICH describen un enfoque común que consiste en comparar las señales medidas a partir de muestras con bajas concentraciones conocidas de analito con las de muestra blanco. el límite de cuantificación debería validarse posteriormente mediante el análisis de un número adecuado de muestras de las que se sepa se encuentran cerca del límite de cuantificación o fueron preparadas a este límite. Otros enfoques dependen de la determinación de la pendiente de la curva de calibración y la desviación estándar de la respuesta. El intervalo o rango de un método analítico es la amplitud entre las concentraciones inferior y superior del analito (incluyendo esos niveles). en la cual se puede determinar el analito en un nivel adecuado de precisión.5.Para el límite de cuantificación. exactitud y linealidad. Linealidad e Intervalo (Rango) a) Definición: La linealidad de un método analítico es su capacidad para obtener resultados de prueba que sean proporcionales .
Los datos obtenidos a través de la línea de regresión pueden ser útiles para proporcionar estimaciones matemáticas del grado de linealidad. del mismo modo que dentro del intervalo. parte por millón). (13) 47 . Debería establecerse inicialmente mediante examen visual de un grafico de señales como función de concentración de analito del contenido. mediante el cálculo de una línea de regresión por el método de los cuadrados mínimos). es posible que haya que someter los datos de una prueba a una transformación matemática. exactitud y linealidad aceptables cuando se aplica a muestras que contienen el analito en los extremos del intervalo. la pendiente de la línea de regresión y la suma de los cuadrados residuales. porcentaje. la intersección del eje de ordenadas. La ICH recomienda que para establecer la linealidad se utilice normalmente un mínimo de 5 concentraciones. b) Determinación: la linealidad debe establecerse en el intervalo completo del procedimiento analítico. los resultados de la prueba deberían establecerse mediante métodos estadísticos adecuados (por ejemplo. En algunos casos para obtener la linealidad entre la respuesta de un analito y su concentración. Se debería presentar el coeficiente de correlación. También recomienda que para la valoración de un fármaco (o de un producto terminado) se realice dentro del intervalo de 80% a 120% de la concentración de prueba. Si al parecer existe una relación lineal.que los resultados de la prueba obtenidos mediante el método analítico (por ejemplo. El intervalo o rango del método se valida verificando que el método analítico proporciona precisión.
7. lotes de reactivos. instrumentos. b) Determinación: La tolerancia de un método analítico se determina mediante el análisis de alícuotas de lotes homogéneos en diferentes laboratorios. con diferentes analistas.5. utilizando condiciones operativas y ambientales que pueden ser diferentes. El grado de reproducibilidad de los resultados de la prueba se determina entonces como una función de las variables del análisis.5. Esa 48 . tiempo transcurrido durante la valoración. temperatura de valoración o días. Tolerancia. pero que continúan encontrándose dentro de los parámetros especificados del análisis. Fortaleza o Resistencia a) Definición: La tolerancia de un método analítico es el grado de reproducibilidad de los resultados de las pruebas obtenidos mediante el análisis de las mismas muestras en diversas condiciones.7.4. (13) 7.6. La tolerancia es una medida de la reproducibilidad de los resultados de las pruebas sometidas a la variación de condiciones que se esperarían normalmente entre distintos laboratorios o distintos analistas. como por ejemplo en diferentes laboratorios. por diferentes analistas. Robustez a) Definición: la robustez de un método analítico es una medida de su capacidad para no resultar afectado por pequeñas pero deliberadas variaciones en los parámetros del método y proporciona una indicación de su confiabilidad durante su uso normal. La tolerancia se expresa normalmente como la carencia de influencia de las variables operativas y ambientales del método analítico sobre los resultados de las pruebas.4.
(13) 7. disolución.5. liberación del fármaco). Las categorías de los métodos de prueba se indican a continuación: a) Categoría I. se requiere diferente información analítica. 49 . métodos analíticos para la determinación de las características de desempeño (por ejemplo. b) Categoría II. d) Categoría IV. Estos métodos incluyen análisis cuantitativos y pruebas de límite. En la tabla 3 se indican los elementos de datos que normalmente se requieren para cada una de las categorías de análisis.reproducibilidad se puede comparar a la precisión de la valoración en condiciones normales para obtener una medida de la resistencia del método analítico. métodos analíticos para la cuantificación de los componentes principales de fármacos a granel o ingredientes activos (incluyendo conservantes) en productos farmacéuticos terminados. pruebas de identificación Para cada categoría de análisis. métodos analíticos para la determinación de impurezas en fármacos a granel o productos de degradación en productos farmacéuticos terminados. c) Categoría III.5. Criterios de Validación a estudiar en función del tipo de método analítico Según USP diferentes métodos de prueba requieren diferentes esquemas de validación.
relacionados con su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas (22) Cumplimiento de las especificaciones Axiomas de la calidad: Aptitud para el uso Satisfacción del cliente (USUARIO) 50 .6. Por lo tanto. La validez de un método analítico puede verificarse sólo mediante estudios de laboratorio. Calidad Definimos calidad como la totalidad de aspectos y características de un producto. proceso o servicio. (13) 7. Calidad en la Industria farmacéutica 7.Tabla 3.6. la documentación de la finalización con éxito de dichos estudios constituye un requisito básico para determinar si un método es adecuado para sus aplicaciones previstas.1. dependiendo de la naturaleza de la prueba específica. Datos requeridos para la validación de los análisis Categoría II de Valoración Características de desempeño analítico Exactitud Precisión Especificidad Límite de detección Límite de cuantificación Linealidad Intervalo Categoría I de Valoración SI SI SI NO NO SI SI Prueba de Límite cuantitativa SI SI SI NO NO SI SI Prueba de límite cualitativa * NO SI SI NO NO * Categoría III de Valoración * SI * * * * * Categoría IV de Valoración NO NO SI NO NO NO NO (*)Pueden requerirse.
3. Para conseguir los objetivos de calidad es necesaria la existencia de un área de Aseguramiento de Calidad. que sin estar implicada directamente en todas las actividades.6. que son necesarias para proveer adecuada confianza que un sistema. llevando a cabo la verificación de la calidad final de la producción 51 . Este departamento debe proporcionar información desde el punto de vista analítico de todos los productos y materiales cualquiera sea su estado: cuarentena. empleando métodos analíticos completamente validados. El concepto actual implica el control de materias primas. material o proceso. documentadas y sistemáticas. gestiona y coordina. evaluación de proveedores.. etc. almacenamiento. control de procesos. cumpla con los requisitos de calidad establecidos. distribución. intermedio. Aseguramiento de la calidad Se refiere a acciones planificadas. reanálisis. validaciones. terminado.2. Es un área independiente de las demás y debe estar a cargo de personal calificado con adecuada experiencia y contar con recursos suficientes para garantizar que todas las decisiones tomadas se realizan en la práctica en forma confiable.6. aprobado. calibraciones. etc. producto terminado. control de productos postventa.7. control de documentos. participa. insumos. Control de Calidad Se refiere al conjunto de técnicas y actividades operativas que se utilizan para verificar que se cumplen los requisitos de calidad establecidos. (23)(24) 7. interviene. estabilidad.
4. evaluación final de toda la documentación correspondiente y finalmente efectuando la liberación del lote. que se refiere a todos los factores que afectan individual y colectivamente a la calidad de un producto. Planear lo que se va hacer. hacer lo que se planea y documentar lo que se hace. (23) (24) 7.6. normas. adoptando una actitud de prevención. una filosofía de trabajo. calidad de materias primas y materiales de acondicionamiento. El área de Aseguramiento de Calidad es la encargada de todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proveer adecuada confianza de que un material o proceso cumple con los requisitos de calidad establecidos. Implementar y verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad es una función del área de Aseguramiento de Calidad. actitud que se privilegia en sustitución de la práctica de la inspección para selección de lo aceptable y rechazo de los productos con desvíos. Gestión de la Calidad Una gestión de calidad se refiere a la totalidad de las actividades programadas para asegurar que las medidas se aplican debidamente y sus resultados están adecuadamente documentados basándose en el estudio de las causas de los problemas. Este es un concepto amplio.mediante el control de todos los pasos. procesos. debiendo asegurar su elaboración niveles de calidad preestablecidos y adecuados a su uso. 52 . selección de proveedores.
La gestión de Calidad plantea las siguientes premisas: • La calidad. • La calidad se construye. calidad o eficacia. (23) (24) 7.Por otra parte. Sistema de Garantía de Calidad También llamado Sistema de Gestión de Calidad. es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de 53 . presenta una mejora continua. seguridad y efectividad tienen que ser diseñadas y construidas con el producto. El titular de una autorización de elaboración debe fabricar los medicamentos asegurando que los mismos son adecuados para el uso previsto. no debe ser inspeccionada o verificada después que el producto está terminado.6.5. • Todo proceso que siga el siguiente esquema. El logro de este objetivo de calidad es responsabilidad de la dirección de la empresa y exige la participación y el compromiso de todo el personal de la misma. permite planificar estratégicamente las actividades enfatizando la prevención de problemas más que la detección después de ocurridos. • Cada etapa del proceso de elaboración debe estar bajo control para garantizar un producto final aceptable. cumplen los requisitos de la autorización de comercialización y no exponen a los pacientes a riesgos debidos a defectos en la seguridad. generada por la retroalimentación. asegurando el cumplimiento de BMP (GMP) y contribuyendo a la mejora continua por la acción correctiva de la retroalimentación.
instalación y servicio ISO 9002: Producción e instalación ISO 9003: Inspección y ensayo ISO 9000 / 9004: Guías de definiciones y apoyo 54 . Recursos. Procesos. Sistemas de apoyo (23) (24).6. El sistema de garantía de calidad es responsable de aprobar y seguir las actividades de validación: • • • Métodos analíticos. ISO 9001: Diseño. El sistema de garantía de calidad debe incluir: Estructura organizacional • • • Procedimientos.establecer políticas y objetivos para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. desarrollo. que aseguren el cumplimiento de contratos que pueden ser utilizados para actividades asociadas con calidad. Procesos. producción.6. Normativa Internacional ISO 9000: Es una norma internacional que define los conceptos principales de garantía de calidad (QA/QC) y provee guías para la selección de estándares apropiados. 7.
documentación y expedición de las especialidades.6. Buenas Prácticas de Manufactura En general. maquinarias. (23) (24) 7. debiendo para ello tomar todas las medidas oportunas para garantizar que los medicamentos posean la calidad necesaria según el uso al que se destinen. fabricación. ICH (Conferencia Internacional de Armonización): Buenas Prácticas de Laboratorio (BLP). Este conjunto de medidas es muy amplio. Buenas Prácticas de Laboratorio Están relacionadas con la realización.ISO 17025 (Guía ISO 25): Norma internacional que define los requerimientos mínimos de implementación y competencia de los laboratorios de calibración y análisis. métodos o técnicas. son un conjunto de normas que cada laboratorio farmacéutico debe poner en práctica con el fin de asegurar la calidad de los productos que fabrique. procesos y condiciones bajo las que se planifican.7. deben estar reguladas o escritas y deben ser cumplidas y supervisadas. abarcando las normas que deben afectar al personal. Dicha normativa establece que todas las operaciones. controlan. materias primas.8. sección 58 (EEUU): Establece regulaciones y requisitos para ensayos de laboratorio no clínicos. procesos. producto terminado. locales. CFR Título 21. (25) 7. control de calidad.6. registran e informan los estudios 55 . realizan. instalaciones.
(26) VIII. Por lo que una vez realizado el piloto del producto nuevo en cuestión se procedió al desarrollo de la técnica. si el trabajo experimental se dirige cumpliendo las BPL. PARTE EXPERIMENTAL DESARROLLO DE LA TÉCNICA ANALITICA Se realizó una investigación bibliográfica y virtual no encontrándose ningún antecedente publicado de una técnica de análisis de tabletas que contengan la asociación de los principios activos de clonixinato de lisina y pargeverina clorhidrato. El bromuro n-butil 56 . Las BPL sirven para asegurar la validez de los estudios. Ambos principios activos poseen una amina terciaria en su composición. (25). qué problemas aparecieron y cómo fueron resueltos.de los laboratorios. se tuvo en cuenta la similitud de los grupos funcionales de la pargeverina clorhidrato con los del bromuro n-butil hioscina. Las materias primas usadas en el lote piloto del presente trabajo se cuantificaron con el método de volumetría en medio no acuoso según técnica del proveedor de dichos insumos. Para establecer la longitud de onda de análisis de los analitos. quién llevaba el control. qué equipamiento se utilizó. Es decir. A. cómo y por quién se realizó el trabajo. por qué. cuáles fueron los resultados obtenidos. debería ser posible para un inspector observar los registros del trabajo y determinar fácilmente. Las BPL pretenden promocionar la calidad y validez de los datos de análisis.
y para lograr el apareamiento iónico se utilizó el lauril sulfato de sodio. solventes. Para la elección de la columna cromatográfica se escogió una RP Select B. Con estas premisas se ensayó en el sistema inyectando muestras de estándares de clonixinato de lisina y pargeverina clorhidrato. como agua y metanol. metanol y sustancias ligeramente ácidas. placebo de excipientes. Se inyectó en el sistema con muestras de tabletas a concentraciones similares observándose cromatogramas con picos de absorbancia con tiempos de retención y áreas similares a las muestras de estándares. cuyo relleno se encuentra compuesto de octilsilano unido químicamente a sílice porosa de 5-10 µm de diámetro. obteniéndose picos de absorbancia. Debido a que los principios activos son de naturaleza más polar. se comparó con cromatogramas de fase móvil. 57 . La pargeverina clorhidrato y el clonixinato de lisina son sustancias solubles en agua. Asimismo. de naturaleza no polar. De esta manera los tres componentes quedarán armonizados y los tiempos de retención serán cortos. Para determinar el solvente más apropiado se tuvieron en cuenta las solubilidades de los analitos. En el caso del clonixinato de lisina se recuperó el 100%.hioscina según técnica propia del laboratorio se analiza a 245 nm. se seleccionó una fase móvil compuesta por solventes polar y medianamente polar. no detectándose respuesta alguna en los mismos tiempos de retención. lo cual nos permitió ensayar con dicha longitud de onda.
100ml. 200ml y 250ml − Frascos de fase móvil de 1000 ml − Jeringas descartables de 5 ml − Matraz de kitasato de 1000ml − Membranas filtrantes de nylon de 0. y 25 mm. EQUIPOS. ESTÁNDARES Y MUESTRAS: Materiales: − Columna cromatográfica − Embudo de vidrio − Espátulas − Fiolas de 10ml. siendo el inicial de 5ul. REACTIVOS.1. 15ml y 20ml − Probetas de 1000ml − Vasos de precipitación de 1000 ml − Viables de 1ml para HPLC 58 .5 um.En el caso de la pargeverina clorhidrato la absorbancia no era cuantificable debido a su baja concentración en la tableta por lo que se optó por inyectar un volumen de muestra mayor: 100 ul. PROTOCOLO DE VALIDACIÓN MATERIALES. B. 8. de diámetro − Mortero y pilón − Pipetas graduadas de 5ml y 10ml − Pipetas volumétricas de 4 ml. 5ml. Para demostrar la validez del método se procedió con la validación.
Equipos: los equipos utilizados en la presente validación han sido calibrados y calificados. y se detallan a continuación: − Agitador de fiolas Marca: BURELL Modelo: 75 Serie: 016028 − Balanza analítica Marca: OHAUS Modelo: V12140 Serie: G2761121381998P − Bomba de vacío Marca: GENERAL ELECTRIC/MILLIPORE Modelo: 5KH33EN25T Serie: 0780 − Cromatógrafo liquido de alta resolución Marca: MERCK LAHCROM Modulo: Bomba Inyector automático Horno Detector UV visible − Purificador de agua Marca: Milli-Q gradiente/MILLIPORE Modelo: F4HN68318 Serie: QGARDOOD2 Modelo: L-7100 L-7200 L-7300 L-7420 Serie 1392-O27 1383-O12 1385-O16 1350-O26 59 .
67% − Estándar secundario Pargeverina Clorhidrato (ver anexo 3) Lote: 0118945 Fecha de Expira: Mayo-2008 Potencia tal cual: 101.− Ultra sonido Marca: BRANSON Modelo: 3510 Serie: RMC050025187E Reactivos: − Ácido clorhídrico QP − Agua calidad HPLC − Lauril sulfato de sodio GR − Metanol grado HPLC Estándares − Estándar secundario Clonixinato de Lisina (ver anexo 2) Lote: 0019996 Fecha de Expira: Potencia tal cual: Marzo-2008 97.12% Muestra: − Piloto de tabletas recubiertas de Clonixinato de Lisina 125 mg y Pargeverina Clorhidrato 10 mg Lote: E-27002 60 .
Añadir 2 g de lauril sulfato de sodio y agitar hasta 61 .2.8.001 N: Medir en una fiola de un litro 85 ml. de ácido clorhídrico QP y llevar a volumen con agua. de la solución anterior en una fiola de un litro y llevar a volumen con agua. 25 º C Flujo: 1.9 min.2. Para pargeverina clorhidrato: aproximadamente 8 min. Tomar 1 ml.2. MÉTODO ANALÍTICO POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN 8.1.2. Preparación de la fase móvil: En una probeta medir 370 ml.2.2.2.2. Preparación de la fase móvil: 8.2.5 ml/min Volumen de inyección • • Para clonixinato de lisina: 5ul Para pargeverina clorhidrato: 100ul Tiempo de retención: • • Para clonixinato de lisina: aproximadamente 1. de ácido clorhídrico 0. 8.1. - Método de cálculo: estándar externo 8.001 N y llevar a un recipiente de un litro. Condiciones cromatográficas Equipo: Cromatógrafo líquido de alta resolución Columna: RP Select B 5 um 125 x 4 mm Sistema: isocrático Longitud de onda: 245 nm Temperatura. Preparación de Ácido Clorhídrico 0.
Preparación de la soluciones de trabajo: a) Para Clonixinato de Lisina: Todas las soluciones del estándar y de la muestra serán diluidas con una solución de metanol: agua en proporción 1:1.3. homogenizar y filtrar. Añadir aproximadamente 100 ml de solución diluyente correspondiente.3. Inyectar en el sistema por 7 veces. agitar con magneto por 20 minutos.3. 2) Cálculo Estadístico: La precisión se expresa matemáticamente calculando la dispersión de los datos respecto a la media. a. que se prepara tomando 10 ml de ácido clorhídrico 1N en una fiola de 1000 ml y llevando a volumen con agua.01 N.3. VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 8. b) Para Pargeverina Clorhidrato Todas las soluciones del estándar y de la muestra serán diluidas con una solución de ácido clorhídrico 0. 62 . 8.1.disolver. 8. Para Clonixinato de Lisina: a) Precisión a. Medir en un probeta 680 ml.2.. de metanol y mezclar con la solución anterior.1.1 Aptitud del Sistema: 8.2. Pesar exactamente alrededor de 125 mg de clonixinato de lisina estándar en una fiola de 250 ml. Enrasar. Filtrar la fase móvil al vacío. 1) Método Operatorio: Preparar el estándar al 100%.
925 1.A.26685 2237.927 1.32935 2231.930 1.3) Resultados: TABLA 4.56930 0.10 63 .33374 2238.57715 2235.53540 2233. Desviación estándar (s): Se calcula con la siguiente fórmula (27): s=√ (∑y2) – (∑y)2 n (n -1) Donde: n: Número de muestras.98535 2235.929 1.95728 2238.925 1. PRECISION DEL SISTEMA CON EL ESTANDAR CLONIXINATO DE LISINA Nº de inyección 1 2 3 4 5 6 7 PROMEDIO RSD % Areas 2233.12 Tiempos 1. Desviación estándar relativa (rsd) o coeficiente de variación (cv): Se calcula con la siguiente fórmula (27): CV = s x 100 y y : promedio de las áreas del pico Criterio de aceptación: máximo 2% a.928 1.927 0.928 1. y: área del pico B.
Estándar al 50%: Pesar exactamente alrededor de 62. Estándar al 75 %: Pesar exactamente alrededor de 93. 75. Estándar al 100 %: Pesar exactamente alrededor de 125 mg de estándar en una fiola de 250 ml. realizando el tratamiento correspondiente. y llevar a volumen con solución diluyente. 100. Estándar al 125 %: Pesar exactamente alrededor de 156.5 mg de estándar en una fiola de 250 ml. y llevar a volumen con solución diluyente.5 mg de estándar en una fiola de 250 ml.b) Linealidad b. realizando el tratamiento correspondiente. 1) Método Operatorio: Preparar concentraciones del estándar al 50. realizando el tratamiento correspondiente. 64 .75 mg de estándar en una fiola de 250 ml. y llevar a volumen con solución diluyente. realizando el tratamiento correspondiente. y llevar a volumen con solución diluyente. y llevar a volumen con solución diluyente. realizando el tratamiento correspondiente. Estándar al 150 %: Pesar exactamente alrededor de 187.25 mg de estándar en una fiola de 250 ml. Inyectar en el sistema en orden creciente. 125 y 150 % por triplicado cada concentración.
Formula para hallar “r”: 65 . b: a: valor de la pendiente (indica la sensibilidad del método).b∑x n Fórmula para hallar “b” ∑xy . B.∑x∑y b= n ∑x2 – (∑x)2 n n: Número de muestras. Interpretación estadística de la regresión lineal • Coeficiente de correlación (r) Se determina para evaluar el ajuste al modelo lineal propuesto: y = bx + a. 2) Cálculo Estadístico: A. para el caso de una recta la función toma la forma (27): y = bx+a Donde: x: : concentración o cantidad de analito (variable independiente). refleja el grado de relación o ligazón entre las concentraciones (x) y su respuesta (y) (27). Cálculo de la recta de regresión.b. y : área del pico (variable dependiente). Se determina la curva de regresión. ordenada de origen (intercepto) Fórmula para hallar “a” a = ∑y .
(27) Fórmula para hallar tr 66 .995 n • Coeficiente de determinación (r2) Del derivado del coeficiente de correlación se calcula el coeficiente de determinación “r2”. y 1.∑xy . Criterio de aceptación: mínimo 0. • Test Estadístico para el coeficiente de correlación (r) regresión En el cual se calcula el valor de t (test de regresión) con n-2 grados de libertad y un intervalo de confianza de 95% (α = 0.α es grado de confianza). donde α es probabilidad de cometer error.∑x∑y n r= √ [ ∑x2 – (∑x)2 ](∑y2 – (∑y)2) n Si: r = 1: indica una recta perfectamente igual r = -1: indica una recta perfectamente lineal negativa r = 0 indica que no hay correlación entre x e y Criterio de aceptación: mínimo 0.05. el mejor indicativo del modelo lineal no es “r” sino un test estadístico. que indica el grado de ajuste de la ecuación. se compara con el valor de ttabla (test tabulado) (Ver anexo 4) para el nivel de confianza requerido.99 Sin embargo.
3) Resultados: 67 . existe una correlación lineal significativa entre x e y (r ≠ 0).t regresión = │r │√ (n -2) √ (1 – r2) Criterio de aceptación: Si el valor de tregresión es mayor a ttabla. b.
a.3.1. Tomar 5 ml de la solución anterior en una fiola de 10 ml y llevar a volumen.LINEALIDAD DEL SISTEMA 3500000 3000000 2500000 2000000 Areas 1500000 1000000 500000 0 50 75 100 Porcentajes 125 150 4. Añadir aproximadamente 50 ml de solución diluyente correspondiente.2 1 .1) Método Operatorio: Preparar el estándar al 100%. agitar hasta disolver.3. enrasar y homogenizar.1.1.2) Cálculo Estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. Inyectar en el sistema por 7 veces a. Pesar exactamente alrededor de 20 mg de pargeverina clorhidrato estándar en una fiola de 100 ml. Para Pargeverina Clorhidrato: a) Precisión: a. Homogenizar y filtrar.2.
033 8.13 Tiempos 8. Preparación de solución madre: Pesar exactamente alrededor de 20 mg de pargeverina clorhidrato estándar en una fiola de 100 ml.10260 827.98439 0.033 8.024 8. homogenizar y filtrar. Estándar al 80 %: Tomar 4 ml de la solución madre en una fiola de 10 ml.017 8.033 8. homogenizar y filtrar.99371 827.1) Método Operatorio: Areas 828. 100.08 Preparar concentraciones del estándar al 40. Estándar al 40%: Tomar 5 ml de la solución madre en una fiola de 25 ml.029 0.43536 827.036 8. realizando el tratamiento correspondiente.13629 828. PRECISION DEL SISTEMA CON EL ESTANDAR DE PARGEVERINA CLORHIDRATO Nº de inyección 1 2 3 4 5 6 7 PROMEDIO RSD % b) Linealidad b. llevar a volumen con la solución diluyente.57861 826. 120 y 160 % por triplicado cada concentración.026 8.38519 830.3) Resultados: TABLA 6. llevar a volumen con la solución diluyente. Estándar al 100 %: 2 .25897 827. 80.Criterio de aceptación: RSD máximo 2% a. y llevar a volumen.
3. b. homogenizar y filtrar.Tomar 5 ml de la solución madre en una fiola de 10 ml.1. Inyectar en el sistema en orden creciente. llevar a volumen con la solución diluyente. homogenizar y filtrar.2 Criterios de aceptación: “r “mínimo 0. b.99 tregresión mayor a ttabla b. homogenizar y filtrar. Estándar al 160 %: Tomar 20 ml de la solución madre en una fiola de 25 ml.2) Cálculo Estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. llevar a volumen con la solución diluyente. llevar a volumen con la solución diluyente. 3) Resultados: 3 .995 “r2” mínimo 0.1. Estándar al 120 %: Tomar 15 ml de la solución madre en una fiola de 25 ml.
Añadir aproximadamente 100 ml de solución diluyente correspondiente.3.2. Pesar exactamente alrededor de 125 mg de clonixinato de lisina estándar y 135 mg de placebo de excipientes en una fiola de 250 ml.2 Parámetros de Desempeño 8. 5 .1) Método Operatorio: Preparar el estándar al 100%. realizando el tratamiento correspondiente e inyectar en el sistema.3. Enrasar. Pesar exactamente alrededor de 125 mg de clonixinato de lisina estándar en una fiola de 250 ml.1. Preparar placebo más principio activo al 100%. y llevar a volumen con solución diluyente. homogenizar y filtrar. Añadir aproximadamente 100 ml de solución diluyente correspondiente.LINEALIDAD DEL SISTEMA 2000000 1500000 Areas 1000000 500000 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Porcentajes 8. Para Clonixinato de Lisina: a) Selectividad a. agitar hasta disolver. Preparar una solución de placebo de excipientes pesando 135 mg de polvo en una fiola de 250 ml. Inyectar en el sistema una vez.
001 N: Metanol (37:68)+ Sí Fase móvil 2g LAURIL SULFATO * Las que se señalan en la parte experimental b) Exactitud b.agitar hasta disolver. Inyectar en el sistema una vez. Inyectar también solución diluyente y fase móvil. 100% y 120% por triplicado e inyectar en el sistema cada solución.a. preparado como se indico en la precisión del sistema. Solvente al 100% Excipientes Al 100% Evaluado en el método Sí Sí Sí Condiciones * * * * * Resultados Si hay respuesta aprox. al 1. Solución al 80%: Pesar exactamente alrededor de 100 mg de clonixinato de lisina QP y 160 mg de placebo de excipientes en una fiola de 250 ml.2) Resultados: (Ver anexo 5 y 6) TABLA 8. y 6 .9 minutos No hay respuesta No hay respuesta Metanol: agua Sí (50:50) HCl 0.1) Método Operatorio: Inyectar en el sistema 7 inyecciones de solución estándar del clonixinato de lisina al 100%.9 minutos No hay respuesta Si hay respuesta aprox. SELECTIVIDAD DEL MÉTODO DE CLONIXINATO DE LISINA Sustancia Tratada Estándar Placebo Placebo + p. al 1. a. Enrasar. homogenizar y filtrar. Preparar soluciones de clonixinato de lisina QP añadiéndole placebo de excipientes en concentraciones al 80%.
realizando el tratamiento correspondiente. C.1.1. y llevar a volumen con solución diluyente.1. y llevar a volumen con solución diluyente. Solución al 100%: Pesar exactamente alrededor de 125 mg de clonixinato de lisina QP y 135 mg de placebo de excipientes en una fiola de 250 ml. a.2 A. realizando el tratamiento correspondiente.2) Cálculo Estadístico: Determinar los siguientes parámetros estadísticos: A. Solución al 120%: Pesar exactamente alrededor de 150 mg de clonixinato de lisina QP y 110 mg de placebo de excipientes en una fiola de 250 ml. realizando el tratamiento correspondiente.2 B. Cálculo del porcentaje de recuperación de cada concentración: Criterio de aceptación: 98% -102% B. Desviación estándar relativa (rsd) o coeficiente de variación (cv): Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. 7 .3. b. Cálculo de la Desviación estándar (s): Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4.llevar a volumen con solución diluyente.3. a.1.
significa que ambos valores no son estadísticamente diferentes y que el método analítico tiene la exactitud requerida.R │√ n CV Donde: R = porcentaje de recuperación n= número de determinaciones CV = coeficiente de variación Criterio de aceptación: Si texp es menor que ttabla (ver anexo 4) para el riesgo escogido. Si texp es mayor que ttabla significa que el método analítico no es exacto y que existe un error sistemático por defecto o por exceso. generalmente p = 0. Determinar con la siguiente fórmula: texp = │100 .05 y n-1 grado de libertad. que en valor absoluto es │100 .R │. b.3) Resultados: 8 .Criterio de aceptación: RSD máximo 2% D. Cálculo del “t” de student : Suele efectuarse un test de “t” student para determinar su valor medio hallado y el valor considerado verdadero y el valor considerado verdadero no difiere significativamente para un grado de probabilidad determinado.
9 127.51025 Exactitud 80% Exactitud 100% Exactitud 120% T exp T tabla 1.49 156.63428 2340.71582 2894.41 100.43 100.9 156.89 102.8 AREAS 1848.84 129.35 103.3 102.936804059 2.055191143 0.49 PORCENTAJE TEORICO CANTIDAD AGREGADA (mg) 103.56 100.54736 2831.61 101.13 99.74 100.055143304 0.33374 2238.26685 2237.306 9 .055077012 0.56930 0.96 1.2 102.3 126.12 0.72 103.95728 2238.07349 1877.055061761 0.06677 1863.11963 2373.TABLA 9.69 102.02 130.055135917 250 FACTOR St : 0.4 155.03296 2348.91 159.32935 2231.055235512 0.26 N° de Inyección 1 2 3 4 5 6 7 Promedio RSD % DILUCIONES Estandar De Referencia Areas 2233. EXACTITUD DEL METODO DE CLONIXINATO DE LISINA Estandar de referencia Nombre CLONIXINATO DE LISINA Peso 123.11 155.1 127.53 129.12 Amount 0.98535 2235.57715 2235.28687 2827.53540 2233.055067749 0.000220544 Muestras 250 Peso (mg) FACTOR mp : 250 CANTIDAD PORCENTAJE ENCONTRADA RECUPERADO (mg) 101.76 101.5 155.055174937 0.055135917 0.59 PROMEDIO RSD % 98.
12 97.2) Cálculo Estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4.53540 0.98535 0.05645102 0.32935 0. realizando el tratamiento correspondiente.57715 0.95728 0.67% 0. Moler 20 tabletas de la muestra en un mortero.05645858 2237.1242343 0.56930 0.2 Criterio de aceptación: RSD máximo 2% c.c) Precisión o Repetibilidad c. Preparar por sextuplicado e inyectar por duplicado en el sistema. PRECISION DEL METODO CON LA MUESTRA: REPETIBILIDAD DE CLONIXINATO DE LISINA Estándar de referencia Clonixinato de Lisina 97.3) Resultados: TABLA 10.05639071 2238.05638123 2238. Pesar exactamente alrededor de 260 mg de polvo en una fiola de 250 ml y llevar a volumen con solución diluyente.2 Areas Factor st 2233. c.67% ST 126.1.05637510 2235.05650756 2231.05655299 2233.05645 x 250 FACTOR St Muestras 250 Pmp 10 .26685 0.1.33374 0.05649097 2235.000220543 Nombre Potencia % Peso (mg) N° de Inyección 1 2 3 4 5 6 7 Promedio RSD % DILUCIONES Estandar 0.3.1) Método Operatorio: Inyectar en el sistema 7 inyecciones de solución estándar del clonixinato de lisina al 100% preparado como se indico en la precisión del sistema. a.
81421 2334. Preparar soluciones de muestra en concentraciones al 80%.81982 2335.176891 127.264318 126. y llevar a volumen con solución diluyente.FACTOR MP PESO PROMEDIO DE MUESTRA 250 260.204497 127. realizando el tratamiento correspondiente.20 N º de muestra 1 2 3 4 5 6 PESO (mg) 261.721340 126.8811 2330.62378 2340.62 d) Precisión Intermedia d.34 0. Solución al 100%: 11 .964251 126.948559 127. preparado como se indico en precisión del sistema.993291 128.4 AREA 2315. 100% y 120% e inyectar en el sistema por duplicado cada solución. Solución al 80%: Pesar exactamente alrededor de 208 mg de muestra en una fiola de 250 ml.6 261.7 261.97705 PROMEDIO RSD mg/tableta 126.7 261.953722 127.921455 128.1) Método Operatorio: Dos analistas en diferentes días realizarán el ensayo.8 261.561302 127.8418 2321.79224 2301. cada uno debe inyectar en el sistema 5 inyecciones de solución estándar del clonixinato de lisina al 100%.5 261.83008 2297.83618 2314.67114 2327.79321 2334. Moler 20 tabletas de la muestra en un mortero.032268 128.50757 2309.372625 125.
32886 0.1.05558 2284.52441 0.46118 0.02905 0.000208025 x 97.74658 0.05314 2360.3. d.055537106 250 2º ANALISTA Areas Factor de st 2283.67% 12 .7 st 2º analista 126.67% Peso (mg) st 1º analista 125.05554 rsd % 0.2 para los resultados de los dos analistas. realizando el tratamiento correspondiente.9 1 º ANALISTA Areas Factor de st 2356. y llevar a volumen con solución diluyente.13 Diluciones Estándar 0.1.05558 2290.05326 2361.12524 0.9767 0.05541 Promedio 0.05325 rsd % 0.30225 0.Pesar exactamente alrededor de 260 mg de muestra en una fiola de 250 ml.08960 0.62402 0.13 x 1 1 x 1 1 x 0. y llevar a volumen con solución diluyente.05326 2360.05334 2365.05557 2283. a.053246902 De Referencia 250 FACTOR St 1º analista Estándar De Referencia 0.05324 Promedio 0. realizando el tratamiento correspondiente.3) Resultados TABLA 11.09766 0.05555 2283. PRECISION INTERMEDIA DEL METODO DE CLONIXINATO DE LISINA Estándar de referencia Nombre Clonixinato de Lisina Potencia % 97.2) Cálculo Estadístico Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. Solución al 120%: Pesar exactamente alrededor de 312 mg de muestra en una fiola de 250 ml. Criterio de aceptación: RSD máximo 2% d.
57825 125.4 Intermedia 80% 2141.54443 2237.FACTOR St 2º analista Muestras 250 Pmp 0.5214408 280.6158869 RSD % 0.1 Intermedia 100% 2576.73439961 1.95 RSD % ENTRE DOS ANALISTAS 1.3 321.1740865 230.469456 123.292927 122. 75. Solución al 100 %: 13 . 100.000216972 FACTOR mp PESO PROMEDIO DE MUESTRA 250 260.202914 123.98633 1853.33008 126.1) Método Operatorio: Moler 20 tabletas de la muestra en un mortero.49 e) Linealidad e.2 Concentración de Peso de muestra Areas g/ tab muestra 1 º analista 2º analista 1º analista 2º analista 1 º analista 2º analista Precisión 2139.56152 123.55078 1859. realizando el tratamiento correspondiente.387678 120.976912 120.74927 2835.0537317 PROMEDIO 125.34863 124.8044 2803.4340716 328. Solución al 75 %: Pesar exactamente alrededor de 195 mg de polvo en una fiola de 250 ml.5696089 Precisión 2568.03589 2229.8 212. realizando el tratamiento correspondiente.6261 125. Solución al 50%: Pesar exactamente alrededor de 130 mg de polvo en una fiola de 250 ml.9423817 Precisión 3060.87793 126.6 Intermedia 120% 3061. Preparar concentraciones de la muestra al 50. y llevar a volumen con solución diluyente. 125 y 150 % por triplicado cada concentración.258494117 PROMEDIO ENTRE DOS ANALISTAS 123. y llevar a volumen con solución diluyente.3 261.159423 124.561182 123.
realizando el tratamiento correspondiente. y llevar a volumen con solución diluyente.1.3.2 Criterios de aceptación: “r “mínimo 0. y llevar a volumen con solución diluyente. y llevar a volumen con solución diluyente. realizando el tratamiento correspondiente. e.1. realizando el tratamiento correspondiente. b.99 tregresión mayor a ttabla e.2) Cálculo Estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. Solución al 150 %: Pesar exactamente alrededor de 390 mg de polvo en una fiola de 250 ml. Solución al 125 %: Pesar exactamente alrededor de 325 mg de polvo en una fiola de 250 ml.995 “r2” mínimo 0. Inyectar en el sistema en orden creciente.3) Resultados: 14 .Pesar exactamente alrededor de 260 mg de polvo en una fiola de 250 ml.
LINEALIDAD DEL METODO 4000 3500 3000 2500 Areas 2000 1500 1000 500 0 50 75 100 Porcentajes 125 150 f) Rango TABLA 13.3. enrasar y 16 . Pesar exactamente alrededor de 20 mg de pargeverina clorhidrato estándar en una fiola de 100 ml. agitar hasta disolver. Añadir aproximadamente 50 ml de solución diluyente correspondiente. Para Pargeverina Clorhidrato: a) Selectividad a.150% Conforme 8.2. RANGO DEL METODO DE CLONIXINATO DE LISINA PARAMETROS EVALUADOS RANGO RESULTADO EXACTITUD 80% .120% Conforme LINEALIDAD 50% .2.1) Método Operatorio: Preparar el estándar al 100%.120% Conforme PRECISION 80% .
al 1.01 N HCl 0. al 1. Inyectar también solución diluyente y fase móvil. a.8 minutos No hay respuesta Fase móvil Sí * No hay respuesta * Las que se señalan en la parte experimental b) Exactitud b. SELECTIVIDAD DEL METODO DE PARGEVERINA CLORHIDRATO. Homogenizar y filtrar. Tomar 5 ml de la solución anterior en una fiola de 10 ml y llevar a volumen. realizando el tratamiento correspondiente e inyectar en el sistema. Preparar una solución de placebo de excipientes pesando 500 mg de polvo en una fiola de 200 ml. Preparar una solución de placebo de excipientes pesando 500 mg de polvo y 20 mg de pargeverina clorhidrato en una fiola de 200 ml.8 minutos No hay respuesta Si hay respuesta aprox.2) Resultados (Ver anexos 7 y 8): TABLA 14. y llevar a volumen con solución diluyente. realizando el tratamiento correspondiente e inyectar en el sistema. Evaluado en el método Sí Sí Sí Sí Sustancia Tratada Estándar Placebo Placebo + p. y llevar a volumen con solución diluyente.001 N: Metanol (37:68)+ 2g LAURIL SULFATO Condiciones * * * * Observaciones Si hay respuesta aprox.a.homogenizar. Inyectar en el sistema una vez. Solvente al 100% Excipientes Al 100% HCl 0.1) Método Operatorio: 17 .
2 Criterios de aceptación: 18 .2) Cálculo Estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. b. Solución al 120%: Pesar exactamente alrededor de 24 mg de pargeverina clorhidrato QP y 496 mg de placebo de excipientes en una fiola de 200 ml. Preparar soluciones de pargeverina clorhidrato QP añadiéndole placebo de excipientes en concentraciones al 80%. y llevar a volumen con solución diluyente. preparado como se indica en la precisión del sistema. y llevar a volumen con solución diluyente. b. Solución al 80%: Pesar exactamente alrededor de 16 mg de pargeverina clorhidrato QP y 504 mg de placebo de excipientes en una fiola de 200 ml.Inyectar en el sistema 7 inyecciones de solución estándar de pargeverina clorhidrato al 100%. realizando el tratamiento correspondiente.3. y llevar a volumen con solución diluyente. realizando el tratamiento correspondiente. realizando el tratamiento correspondiente.1.2. 100% y 120% por triplicado e inyectar en el sistema cada solución. Solución al 100%: Pesar exactamente alrededor de 20 mg de pargeverina clorhidrato QP y 500 mg de placebo de excipientes en una fiola de 200 ml.
97296 818.98389 1042.33972 658.025778449 0.025761394 0.33 21.59 26.38519 830. EXACTITUD DEL METODO DE PARGEVERINA CLORHIDRATO Estandar de referencia Nombre Pargeverina Clorhidrato Peso 21.25897 827.68 100.98% -102% RSD máximo 2% b.000128807 Muestras 200 Peso (mg) FACTOR mp : 200 CANTIDAD PORCENTAJE ENCONTRADA RECUPERADO (mg) 16.42 26.93 16.025792216 0.20 100.2 26.98439 0.33521 Exactitud 80% Exactitud 100% Exactitud 120% 21.13629 828.98 21.43536 827.99371 827.13 0.1 21.8 16.00 101.7 19 .10260 827.45 99.58942 1031.9 16.95508 831.025780012 0.57812 657.9 26.3 AREAS 656.13 Amount 0.9 21.025761394 100 FACTOR St : x 5 10 0.91 16.025694576 0.58228 827.02574288 0.83 100.33 N° de Inyección 1 2 3 4 5 6 7 Promedio RSD % DILUCIONES Estandar De Referencia Areas 828.025757678 0.05 98.09 21.025783945 0.85 100.57861 826.57 PORCENTAJE TEORICO CANTIDAD AGREGADA (mg) 16.09 101.3) Resultados: TABLA 15.
33398 27.2) Cálculo Estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. Pesa exactamente alrededor de 520 mg de polvo en una fiola de 200 ml y llevar a volumen con solución diluyente.11 PROMEDIO RSD % 102.3. Moler 20 tabletas de la muestra en un mortero.1. a.46 1. preparado como se indica en la precisión del sistema. c.5 1052.3) Resultados: 20 .1.06 T exp T tabla 1.26.306 c) Precisión o Repetibilidad c. Preparar por sextuplicado e inyectar por duplicado en el sistema. realizando el tratamiento correspondiente.1) Método Operatorio: Inyectar en el sistema 7 inyecciones de solución estándar de pargeverina clorhidrato al 100%.30 100.315335327 2.2 Criterios de aceptación: RSD máximo 2% c.
9 520.77 10.60 10.56 10.12% ST 21.21906 839.68274 840.25897 827.32062 840.7 520.38519 830. PRECISION DEL METODO CON LA MUESTRA : REPETIBILIDAD DE PARGEVERINA CLORHIDRATO Estándar de referencia Pargeverina Clorhidrato 101.02548361 0.4 d) Precisión Intermedia 21 .025417513 0.73 10.7 520.30811 823.69824 836.66064 PROMEDIO RSD mg/tableta 10.0255141 0.025505919 0.025500481 0.99371 827.72 0.13 101.98439 0.10260 827.61 10.80 10.2 AREA 823.TABLA 16.67181 820.025502028 0.36292 839.82 10.57861 826.82 10.025479934 0.02548 200 FACTOR St Muestras Areas 828.94 N º de muestra 1 2 3 4 5 6 PESO (mg) 520.6 520.13629 828.20551 838.025465297 0.60 10.5 520.80 10.83 10.1 Nombre Potencia % Peso (mg) N° de Inyección 1 2 3 4 5 6 7 Promedio RSD % DILUCIONES Estandar 0.89429 832.86053 832.73 10.13198896 Factor st 0.2334 823.12% 0.000128845 200 Pmp FACTOR MP PESO PROMEDIO DE MUESTRA 200 260.43536 827.
realizando el tratamiento correspondiente. realizando el tratamiento correspondiente. Preparar soluciones de muestra en concentraciones al 80%.3. realizando el tratamiento correspondiente. a. d.2) Cálculo Estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. Moler 20 tabletas de la muestra en un mortero. Criterio de aceptación: RSD máximo 2% 22 .d.1) Método Operatorio: Dos analistas en diferentes días realizarán el ensayo. Solución al 120%: Pesar exactamente alrededor de 624 mg de muestra en una fiola de 200 ml. y llevar a volumen con solución diluyente.2 para los resultados obtenidos de los dos analistas. 100% y 120% e inyectar en el sistema por duplicado cada solución. y llevar a volumen con solución diluyente. y llevar a volumen con solución diluyente.1. Solución al 100%: Pesar exactamente alrededor de 520 mg de muestra en una fiola de 200 ml. Solución al 80%: Pesar exactamente alrededor de 504 mg de muestra en una fiola de 200 ml. cada uno debe inyectar en el sistema 5 inyecciones de solución estándar de pargeverina clorhidrato al 100%.1. preparado como se indica en la precisión del sistema.
84275764 10.5 644.7442 754.49359 0.02131 981.25177 0.90747 0.02209 935.26202348 1.3) Resultados: TABLA 17.3 624.584282766 FACTOR mp PESO PROMEDIO DE MUESTRA Concentración de muestra Precisión Intermedia 80% Precisión Intermedia 100% Precisión Intermedia 120% PROMEDIO RSD % 23 .6977878 10.19812 1105.13037 817.75391 0.99371 1039.6 st 2º analista 20.4829387 10.7 Areas 1º analista 2º analista 754.12 Peso (mg) st 1º analista 20.2 Peso de muestra 1 º analista 2º analista 416.22229 mg/tab 1 º analista 2º analista 10.90161 944.46827107 10.93274 817.4238365 10.00011128 0.4940922 10.02197 932.05164 1106.9 1 º ANALISTA Areas Factor de st 937.35254 0.95691 0.76251 0.021300099 100 x 5 10 x 1.5365144 10.02200 937.000107693 Muestras 200 Pmp 200 260.79053 1204. PRECISION INTERMEDIA DEL METODO PARA PARGEVERINA CLORHIDRATO Estándar de referencia Nombre Pargeverina Clorhidrato Potencia % 101.4 537.24 Diluciones Estándar De Referencia FACTOR St 1º analista Estándar De Referencia FACTOR St 2º analista 2º ANALISTA Areas Factor de st 980.83389525 10.7 428.02130 rsd % 0.260739 10.17657 0.68871002 10.02201 Promedio 0.02129 Promedio 0.2507877 10.02130 981.75824 0.02129 980.66193 1039.0112 0.d.02131 981.45936799 10.0112 0.03 0.47113 0.5179469 10.022009568 100 x 5 10 x 1.6 520.66513163 1.05029 946.86401 1203.02201 rsd % 0.02197 936.
54 1. realizando el tratamiento correspondiente. y llevar a volumen con solución diluyente. y llevar a volumen con solución diluyente.1) Método Operatorio: Moler 20 tabletas de la muestra en un mortero.82 e) Linealidad e. 125 y 150 % por triplicado cada concentración. realizando el tratamiento correspondiente. realizando el tratamiento correspondiente. Solución al 125 %: Pesar exactamente alrededor de 650 mg de polvo en una fiola de 200 ml. Solución al 75 %: Pesar exactamente alrededor de 390 mg de polvo en una fiola de 200 ml. 75. realizando el tratamiento correspondiente. y llevar a volumen con solución diluyente. Solución al 150 %: 24 . y llevar a volumen con solución diluyente. Preparar concentraciones de la muestra al 50.PROMEDIO ENTRE DOS ANALISTAS RSD % ENTRE DOS ANALISTAS 10. Solución al 100 %: Pesar exactamente alrededor de 520 mg de polvo en una fiola de 200 ml. 100. Solución al 50%: Pesar exactamente alrededor de 260 mg de polvo en una fiola de 200 ml.
1.3.3) Resultados: 25 .1. y llevar a volumen con solución diluyente.995 “r2” mínimo 0.Pesar exactamente alrededor de 780 mg de polvo en una fiola de 200 ml.2) Cálculo estadístico: Calcular de la misma manera que lo especificado en el punto 4. Inyectar en el sistema en orden creciente. b. e.2 Criterios de aceptación: “r “mínimo 0. realizando el tratamiento correspondiente.99 tregresión mayor a ttabla e.
120% Conforme 27 .120% Conforme PRECISION 80% .LINEALIDAD DEL METODO 1400 1200 1000 800 Areas 600 400 200 0 50 75 100 Porcentajes 125 150 f) Rango TABLA 19. RANGO DEL METODO DE PARGEVERINA CLORHIDRATO PARAMETROS EVALUADOS RANGO RESULTADO EXACTITUD 80% .120% Conforme LINEALIDAD 80% .
99947 tregresion= 156. Lectura del solvente Lectura de la fase móvil EXACTITUD DEL METODO Porcentaje de recuperación Desviación estándar relativa (RSD) Test de recuperación media P = 0.62 Menor al 2 % mínimo 0.9 minutos Conforme Conforme 100.1 grados de libertad PRECISION DEL METODO Desviación estándar relativa (RSD) PRECISION INTERMEDIA Desviación estándar relativa (RSD) entre dos analistas LINEALIDAD DEL METODO Coeficiente de correlación ( r ) Coeficiente de determinación (r2) Test estadistico para el "r" P = 0. RESULTADOS CERTIFICADO DE VALIDACION DE CLONIXINATO DE LISINA TIPO DE VALIDACION PROSPECTIVA ENSAYOS ESPECIFICACIONES RESULTADOS APTITUD DEL SISTEMA PRECISION DEL SISTEMA Desviación estándar relativa (RSD) LINEALIDAD DEL SISTEMA Coeficiente de correlación ( r ) Coeficiente de determinación (r2) Test estadistico para el "r" P = 0.49 0.12 0.05 .IX.99 tregresion > ttabla 1.a.99 tregresion > ttabla 0.995 mínimo 0. y n .160 Conforme 80%-120% 28 .160 Hay respuesta No hay respuesta Hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta 98% -102% No debe ser mayor de 2% texp< ttabla Máximo 2% Hay respuesta al 1.998058 0.05 .996119 tregresion= 57.306 0.96 1.9 minutos Conforme Hay respuesta al 1.99973 0. y n . y n .49 texp= 1.14663 > ttabla = 2.05 .93680 < ttabla = 2.995 mínimo 0.2 grados de libertad PARAMETROS DE DESEMPEÑO SELECTIVIDAD Lectura del Estándar Lectura del placebo Lectura del placebo + p.2 grados de libertad RANGO DEL METODO Exactitud Precisión Linealidad Máximo 2% mínimo 0.767106 > ttabla = 2.
99 tregresion > ttabla 0.31534 < ttabla = 2. Lectura del solvente Lectura de la fase móvil EXACTITUD DEL METODO Porcentaje de recuperación Coeficiente de variación Test de recuperación media P = 0.995 mínimo 0.306 0.1 grados de libertad PRECISION DEL METODO Desviación estándar relativa (RSD) PRECISION INTERMEDIA Desviación estándar relativa (RSD) entre dos analistas LINEALIDAD DEL METODO Coeficiente de correlación ( r ) Coeficiente de determinación (r2) Test estadistico para el "r" P = 0.99605 0.8 minutos Lectura del placebo Lectura del placebo + p.8 minutos Conforme Conforme 100.2 grados de libertad RANGO DEL METODO Exactitud Precisión Linealidad No hay respuesta Hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta 98% -102% No debe ser mayor de 2% texp< ttabla Máximo 2% Conforme Hay respuesta al 1.03093 > ttabla = 2.99860 0.99212 tregresion= 40.06 texp= 1.05 .2 grados de libertad PARAMETROS DE DESEMPEÑO SELECTIVIDAD Lectura del Estándar ESPECIFICACIONES RESULTADOS Máximo 2% mínimo 0.99 tregresion > ttabla 1.160 Hay respuesta Hay respuesta al 1.46 1. y n .CERTIFICADO DE VALIDACION DE PARGEVERINA CLORHIDRATO TIPO DE VALIDACION PROSPECTIVA ENSAYOS APTITUD DEL SISTEMA PRECISION DEL SISTEMA Desviación estándar relativa (RSD) LINEALIDAD DEL SISTEMA Coeficiente de correlación ( r )' Coeficiente de determinación (r2) Test estadistico para el "r" P = 0. y n .44678 > ttabla = 2.995 mínimo 0.05 .82 0.a.99720 tregresion= 68. y n .94 Menor al 2 % mínimo 0.160 Conforme 80%-120% 29 .05 .13 0.
obteniéndose una desviación estándar relativa (rsd) de 0. Para confirmar que dicha relación es lineal se aplicó el test de regresión o test student.160 con una probabilidad de cometer error de 0. 100%. En el estudio de precisión el sistema mostró una buena repetibilidad del los resultados. siendo el 100% la concentración de 0.13%. DISCUSIONES 1. lo cual demuestra que existe una relación lineal entre la variable independiente de concentración (x) y la variable dependiente de absorbancia o de respuesta (y). Para el principio activo de pargeverina clorhidrato se realizaron los ensayos para establecer la precisión y linealidad del sistema.99. Aptitud del Sistema Para el principio activo del clonixinato de lisina se realizaron los ensayos para establecer la precisión y linealidad del sistema.12%.05% y n – 2 grados de libertad. 75%. En el estudio de precisión el sistema mostró una buena repetibilidad del los resultados. siendo el valor máximo permitido de 2%.99773. siendo el valor mínimo permitido de 0.99947. siendo el valor mínimo permitido de 0. donde el valor de tregresion= 156. En el estudio de linealidad del sistema se analizaron las siguientes concentraciones: 50%. siendo el valor máximo permitido de 2%.14663 es mayor a ttabla = 2. obteniéndose una desviación estándar relativa (rsd) de 0. las cuales al ser evaluadas estadísticamente dieron como resultado un coeficiente de correlación (r) de 0.5 mg/ml.X. 30 . 125% y 150%.995 y un coeficiente de determinación (r2) de 0.
995 y un coeficiente de determinación (r2) de 0.05% y n – 2 grados de libertad. 2. 100%.99212. 120% y 160%.En el estudio de linealidad del sistema se analizaron las siguientes concentraciones: 40%. 80%. 3.44678 es mayor a ttabla = 2. Estos resultados evidencian un sistema integral. Y los cromatogramas de placebo.99605.99 lo que demuestra que existe una relación lineal entre la variable independiente de concentración (x) y la variable dependiente de absorbancia o de respuesta (y). las que al ser evaluadas estadísticamente dieron como resultado un coeficiente de correlación (r) de 0. siendo el 100% la concentración de 0. el cual tiene como valor mínimo permitido 0. solventes y fase móvil no mostraron respuesta de absorbancia en los tiempos de retención de los analitos de interés.160 con una probabilidad de cometer error de 0. los cromatogramas del estándar y del placebo más principio activo dieron respuesta de absorbancia al mismo tiempo de retención. donde el valor de tregresion= 40. clonixinato de lisina y pargeverina clorhidrato.10 mg/ml. Selectividad: En el estudio de selectividad para ambos principios activos. Exactitud del método: 31 . donde el valor mínimo permitido de r2 es 0. Estos resultados evidencian que el método es selectivo. Para confirmar que dicha relación es lineal se aplicó el test de regresión o test student.
siendo lo permitido máximo 2%. en el estudio de exactitud se recuperó el 100. siendo lo permitido máximo 2%. Para el principio activo de pargeverina clorhidrato.306 con una probabilidad de cometer error de 0.306 con una probabilidad de cometer error de 0. y el valor del coeficiente de variación es 1.46% del principio activo. siendo los límites aceptables de 98 -102%.49%. Para demostrar que no hay diferencia significativa entre la recuperación media y el 100% se aplicó un test de student donde el valor de texp = 1. y el valor del coeficiente de variación es 1. en el estudio de exactitud se recuperó el 100.05% y n – 1 grados de libertad.62% siendo el valor máximo de 2%.05% y n – 1 grados de libertad. Para demostrar que no hay diferencia significativa entre la recuperación media y el 100% se aplicó un test de student donde el valor de texp = 1.06%.96% del principio activo siendo los límites aceptables de 98 -102%. 32 . el estudio de precisión del método mostró una buena reproducibilidad de los resultados. Precisión del método Para el principio activo clonixinato de lisina. el estudio de precisión del método mostró una buena reproducibilidad de los resultados. Para el principio activo pargeverina clorhidrato.31534 < ttabla = 2. obteniéndose una desviación estándar relativa (rsd) de 0.Para el principio activo de clonixinato de lisina. 4. Estos resultados evidencian que el método es exacto.93680 es menor a ttabla = 2.
en el estudio de precisión intermedia. 6. siendo el valor máximo de 2%. Para el principio activo pargeverina clorhidrato. lo que demuestra que existe una relación lineal entre 33 . 100%. 100% y 120 %. 100% y 120%. siendo el valor máximo de 2%. siendo el valor mínimo permitido de 0.99. 5. resultando un RSD entre ambos de 1. Precisión intermedia Para el principio activo clonixinato de lisina.82 %.998058. Estos resultados evidencian que el método es preciso. las cuales al ser evaluadas estadísticamente dieron un coeficiente de correlación (r) de 0. dos analistas analizaron en las siguientes concentraciones: al 80%. siendo el valor mínimo permitido de 0. resultando un RSD entre ambos siendo el valor máximo de 2%. dos analistas analizaron en las siguientes concentraciones: al 80%. 75%. Estos resultados evidencian que el método es preciso cuando lo realizan diferentes analistas.995 y un coeficiente de determinación (r2) de 0. 125% y 150%. en el estudio de precisión intermedia.996119. Linealidad del método Para el principio activo clonixinato de lisina.49%.94%.obteniéndose una desviación estándar relativa (rsd) de 0.5 mg/ml. de 1. siendo el 100% la concentración de 0. en el estudio de linealidad del método se analizaron las siguientes concentraciones: 50%.
100%. 34 . Para confirmar que dicha relación es lineal se aplicó el test de regresión o test student. el rango de concentraciones de 80% a 120% es preciso.05% y n – 2 grados de libertad.160 con una probabilidad de cometer error de 0.05% y n – 2 grados de libertad.03093 > ttabla = 2. siendo el 100% la concentración de 0. siendo el valor mínimo permitido de 0. 7.995 y un coeficiente de determinación (r2) de 0. lo que demuestra que existe una relación lineal entre la variable independiente de concentración (x) y la variable dependiente de absorbancia o de respuesta (y). exacto y lineal. donde el valor de tregresion= 57. Rango Para el principio activo clonixinato de lisina. el rango de concentraciones de 80% a 120% es preciso.99860. Para confirmar que dicha relación es lineal se aplicó el test de regresión o test student. 125% y 150%. las cuales al ser evaluadas estadísticamente dieron como resultado un coeficiente de correlación (r) de 0. en el estudio de linealidad del sistema se analizaron las siguientes concentraciones: 50%. exacto y lineal. 75%.10 mg/ml.767106 es mayor a ttabla = 2.160 con una probabilidad de cometer error de 0. siendo el valor mínimo permitido de 0. donde el valor de tregresion= 68. Para el principio activo de pargeverina clorhidrato. Estos resultados evidencian que el método es lineal.99.99720. Para el principio activo pargeverina clorhidrato.la variable independiente de concentración (x) y la variable dependiente de absorbancia o de respuesta (y).
eficacia e inocuidad del nuevo medicamento. cumple con los parámetros de desempeño de la validación. demostrando su confiabilidad. CONCLUSIONES La nueva técnica analítica desarrollada para la cuantificación de clonixinato de lisina 125 mg y pargeverina clorhidrato 10 mg tabletas recubiertas por cromatografía líquida de alta Performance. 35 . De esta forma se garantizará la calidad.XI.
XII. ANEXO 36 .
BALANZA ANALÍTICA Marca: OHAUS Modelo: V12140 Serie: G2761121381998P 37 .ANEXO N° 1 FOTOGRAFÍAS DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA VALIDACIÓN. AGITADOR FIOLAS Marca: BURELL Modelo: 75 Serie: 016028 DE B. A.
C. 38 . BOMBA DE VACÍO Marca: GENERAL ELECTRIC/MILLIPORE Modelo: 5KH33EN25T Serie: 0780 D. CROMATOGRAFO LÍQUIDO DE ALTA RESOLUCIÓN MERCK LAHCROM.
E. SONICADOR BRANSON. Marca: BRANSON Modelo: 3510 Serie: RMC050025187E 39 . PURIFICADOR DE AGUA Marca: Milli-Q gradiente/MILLIPORE Modelo: F4HN68318 Serie: QGARDOOD2 F.
5% < 0. Betetta O.A.1% NMQ <1% 90-100% WENDT-CHEMIE N.67% ANALIZADO FISICOQUIMICO POR : J. Q.0% 0. Preservar en envases impermeables.004% 97. Ponce C REVISADO POR : P. Conforme Conforme Conforme 7.ANEXO 2. Original : 128 Embalaje: Tambor de fibra / bolsa plastica transparente. PROTOCOLO DE ANALISIS MATERIA PRIMA CLONIXINATO DE LISINA Versión 01 Emisión: 01-02-06 Pag 1 de 1 Codigo : No de Ingreso : Lote SAP : Almacenamiento : 2503893 5000307973 0019996 Proveedor Original : WENDT-CHEMIE Lote Prov. CERTIFICADO DE ANALISIS DE ESTÁNDAR DE CLONIXINATO DE LISINA.Cumpa V.5% -8. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 40 .F. etanol y metanol Test A (IR) 6.35% 0. FECHA : 10/03/2007 FECHA : 10/03/2007 Tpo: 5H Fecha Vencimiento : Fecha Reanálisis : 31/10/2008 31/03/2008 APROBADO: x RECHAZADO: A. REFERENCIA : Técnica Proveedor ENSAYO ESPECIFICACIONES RESULTADOS Descripción Solubilidad Identificación pH Cenizas sulfatadas Perdida por secado Valoración PROVEEDOR APROBADO : PROVEEDOR INTERMEDIARIO : Polvo fino de color ligeramente amarillo palido libre de particulas xtrañas Soluble en agua.
Ponce C. JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 41 .2% No más que 0.1% <10 ppm <0.1% No más que 10 ppm No más que 0.0h Fecha Vencimiento : Fecha Reanálisis : 05/10/2010 31/05/2008 APROBADO : X RECHAZADO: A.Cumpa V. REFERENCIA: Técnica Proveedor Versión N° 2 Emisíon: 04-01-06 Página 1 de 1 Proveedor Original : Selectchemie AG Lote Prov. Betetta O.12% <1000UFC/g <100 UFC/g Ausente Ausente Ausente Ausente No mas que 100UFC/g Ausente Ausente Ausente Ausente PROVEEDOR APROBADO : Selectchemie AG PROVEEDOR INTERMEDIARIO : N.5% No más que 100 um No más que 0.5% No más que 0. Original : 5030 Embalaje : Tambor de fibra ENSAYO Descripción Identificación Punto de Fusión Pérdida por secado Residuo de ignición Metales Pesados Pureza Cromatográfica Impureza Individual Impurezas Totales Tamaño de partícula Solvente residual Isopropanol Valoración Control Microbiológico Recuento Bacterias Aerobicas Totales Recuento Hongos y levaduras ESPECIFICACIONES Polvo cristalino blanco inodoro IR 170°C -175°C No más que 0. Q.A ANALIZADO FISICOQUIMICO POR : P.1% <100 um No detectable 101. CERTIFICADO DE ANALISIS DE ESTÁNDAR DE PARGEVERINA CLORHIDRATO. PROTOCOLO DE ANALISIS MATERIA PRIMA PARGEVERINA CLORHIDRATO Codigo : 10507401 No de Ingreso : 49086354435 Lote SAP : 0118945 Almacenamiento : Conservar en envases impermeables.1% <0.5% 98% -102% No mas que 1000 UFC/g RESULTADOS Conforme Conforme 170°C <0.ANEXO 3.1% <0. Escherichia coli Salmonella sp Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa 15/05/07 15/05/07 Tpo: 5.F. REVISADO POR : J.
TABLA ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCION “t” DE STUDENT. 42 .ANEXO 4.
ANEXO 5. CROMATOGRAMA DEL ESTANDAR DE CLONIXINATO DE LISINA 43 .
CROMATOGRAMA DE PLACEBO + CLONIXINATO DE LISINA 44 .ANEXO 6.
CROMATOGRAMA DEL ESTANDAR DE PARGEVERINA CLORHIDRATO 45 .ANEXO 7.
CROMATOGRAMA DE PLACEBO + PARGEVERINA CLORHIDRATO 46 .ANEXO 8.
Lima.com/producto_plidolor. Lima. 1999.prvademecum. 2 pantallas]. Plidan Compuesto NF . 2007 [citado 13 Noviembre del 2007]. 3.R.R.A. Editorial Servigraf América S.Roemmers. Skoog D. [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico] Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Master Farma [pagina en internet]. Cuadros QE. 1 pantalla]. Disponible en: http://www. Lima. Mc GrawHill Interamericana España S. Vademécum Perú [pagina en internet].masterfarma.L.asp?P=1463 2.html 47 . Plidolor ® Compuesto. 5. Ministerio de Salud . REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. 4ta ed.DIGEMID. Madrid. Lima. 4. 2006 [citado 2 Junio del 2007]. Análisis Instrumental. [aprox. 1999.IX. 1994. Validación del método de valoración de Loratadina en tabletas por HPLC. Leary LJ. Valdez AN.com/PRData/NEWProducto. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos. Disponible en: http://www. [aprox. P.
php?SQIndex=SRP01076p 48 . [aprox. Disponible en: http://www. and Biologicals.. The Index Merck an Encyclopedia of Chemicals Drugs. Merck Research Laboratories. 19 Thompson. Reino Unido. [citado 2 Junio del 2007]. Sequoia Research Products [pagina en internet]. 4a ed. 7.medicinescomplete. Compendio de Farmacología. 1997.A. Buenos Aires.com/mc/martindale/current/2630-j. PLM 11. Gran Bretaña. Clonixin. Farmacología Humana. Disponible en: http://www. Lima. 2007.htm 10.seqchem. [aprox. ava ed. Masson S. 8.6. Barcelona. 2 pantallas]. 2 pantalla]. New Jersey. Martindale: The Complete Drug Reference [pagina en internet]. 2003. Litter M.com/safetysheet. 2007 [citado 2 Junio del 2007]. 2006. 9. Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. 4a ed. 14 ava ed. MATERIAL SAFETY DATA SHEET. Florez J. El Ateneo.
1998. Hammond G.A. Quality Management Systems – Process Validation Guidance.. Bender G.12. 1992 16. 18. de C. Morales de la CC.. McGraw-Hill/Interamericana de México S.. [Monografía 49 .A. Del Castillo B. 14.V. Ediciones Piros.. Barcelli V. Desarrollo y Validación Prospectiva de una técnica analítica por Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC) para el Enalapril 10 mg. Lima. 4a ed. Saragoza.F.. Pine S. Cram D. Barcelona. Curso de Entrenamiento de Cromatografía Liquida de Alta Performance (HPLC) Lacrom Merck... 2004. The Global Harmonization Task Force Study Group 3. 1a ed. tabletas cubiertas. Lima. Química Orgánica. 1992 13. Técnicas Instrumentales en Farmacia y Ciencias de la Salud. United States Pharmacopeial Convention Inc. 3-5 Febrero 2002. Editorial Acribia S. Valls O. 15.. en español) México D. Métodos Instrumentales en Química Clinica. 2007.. 17. (2a ed.. [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico] Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hendrickson J. 4a ed. United States Pharmacopeia 30 NF-25.
Curso de Post-grado Universidad de Buenos Aires Implementación de GLP en el Laboratorio de Control Fisicoquímico. UNE-EN-ISO 8402 Gestión de la calidad y aseguramiento de calidad. 1995. Madrid. Sección Catalana.html 20. Disponible en: http://www.org/sg3/inventorysg3/sg3_fd_n99- 10_edition2. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).pdf 19. Febrero del 2004 [citado 2 Junio del 2007].Tokio. Julio 2006.en internet]. 1 pantalla]. Vocabulario (ISO 8402:1994). The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use [página en internet]. 1996.ghtf.ich. Disponible en: http://www. Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI). [aprox. Curso de Desarrollo de Métodos. citado 2 Junio 2007]. Barcelli V. Segall A. Buenos Aires. ICH Harmonised Tripartite Guideline Validation of Analytical Procedures text and methodology Q2 (R1). Madrid. 50 . Validación de Métodos Analíticos. Lima. 22. Bruselas. [actualizado el 31 mayo 2007. 23. 10-15 Enero 2007.org/cache/compo/276-254-1. Comisión de Normas de Buena Fabricación y Control de Calidad. 21.
2004. por el Método de Cromatografía Líquida de Alta Performance HPLC. Madrid. Validación del Método Analítico de Valoración del Dobesilato de Calcio 500mg capsula por Espectrofotometría de Absorción UV Visible. [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico] Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. México D.24.. 1996. Control y Certificación. Centro de estudios superiores de la industria farmacéutica. Tarazona BI. 26.. Tratado de Farmacia Galénica. 1a ed. 1ra ed. 1993. La gestión técnica en la fabricación de medicamentos. Barcelona.C. 2001. Lima.. Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México A. Gestión integral de la Calidad: Implantación. Cuatrecasas Ll. Trillo C. 27. 51 . Luzan 5 S.. [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico] Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.A. Lima. Ediciones Gestion 2000.. 25. Silva CG. Guía de Validación de Métodos Analíticos. 28. Validación del Método de Valoración de Glimperide presentación comprimidos de 4 mg. 29. Beneites E. Madrid.F. 1999. 2002.
Comparación de perfiles de disolución de las distintas presentaciones de Nimodipino 30 mg. Lima. tabletas recubiertas existentes en el mercado. Betetta R. 24 Mayo 2004..30. Sistema de Gestión de Calidad y Excelencia. 31. Vargas S. C. Kanashiro L. 52 . Lima. [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico] Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2004.
Documents Similar To tesis de validación de técnicas analíticas
Informe lab 4.doc
More From ivanex105
Optimizacion de Portafolios de Acciones Utilizando Los Multiplicadores de Lagrange

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN