Source: http://docplayer.es/11677484-Analizadores-de-calidad-electrica-de-la-red-y-analizadores-de-potencia-para-aplicaciones-de-alto-ancho-de-banda.html
Timestamp: 2018-06-18 23:29:06+00:00

Document:
Analizadores de Calidad Eléctrica de la Red y Analizadores de Potencia para aplicaciones de alto ancho de banda - PDF
Download "Analizadores de Calidad Eléctrica de la Red y Analizadores de Potencia para aplicaciones de alto ancho de banda"
Mariano Parra Castro
1 Analizadores de Calidad Eléctrica de la Red y Analizadores de Potencia para aplicaciones de alto ancho de banda Ofrecemos una amplia gama de instrumentos para la evaluación de la calidad eléctrica de la tensión de alimentación, destinados a la localización y resolución de problemas, tareas de mantenimiento predictivo y registro a largo plazo en aplicaciones industriales y redes de suministro. Para la comprobación y el desarrollo de equipos eléctricos y electrónicos nuestros analizadores eléctricos de alto ancho de banda y de gran precisión se caracterizan por su uso sencillo y fiable tanto en aplicaciones de trabajo en campo como en laboratorios y bancos de pruebas. Por otra parte, el algoritmo patentado de Fluke para la medida de pérdidas de energía basado en la Medida Unificada de la Potencia, mide y cuantifica las pérdidas de energía asociadas a los armónicos y los desequilibrios, permitiéndole al usuario determinar el origen de las pérdidas de energía en su instalación. 91
2 Guía de selección de Calidad Eléctrica 92 Los analizadores de calidad eléctrica ayudan a localizar los problemas con rapidez Sonda de corriente, tipo pinza rígida Equipos trifásicos VR B 430 II Mediciones básicas Uso de la aplicación Tensión RMS Las tendencias detalladas de valor rms muestran cómo Corriente RMS se comportan las cargas conectadas. Estudios de energía eléctrica Medición de V, I, kw, Cos/DPF, kwhr Puede obtener perfiles detallados sobre el consumo Medición de valores mínimos, máximos y promedio eléctrico y de energía durante los análisis de eficiencia Registro de 10 días de energía y conozca las oportunidades de ahorro. Incremento de energía Entrada de pulsos para medidor de compañía eléctrica Pérdidas de energía (kw de eficiencia, kvar reactiva, kvar de desequilibrio, kvar de distorsión, kvar neutro) Calculadora de pérdida de energía Estudio básico de armónicos Medición de THD (V, I) Descubra cuál es el origen de la distorsión en sus Armónicos, 1 a 25 para V e I instalaciones, así podrá filtrar esas cargas o pasarlas a (No 1743) Valores tabulares circuitos separados. Medición de corriente en el neutro Factor de cresta Estudio avanzado de armónicos Espectro de armónicos completo Si las cargas de distorsión están provocando problemas Armónicos de potencia en su instalación, necesita datos exhaustivos para Armónicos de 1 a 50 y CC localizar el origen del problema y encontrar una (No CC) (No 1743) solución. Factor K % fundamental y % rms Solución de problemas básicos de calidad eléctrica industrial Función de osciloscopio A la hora de solucionar problemas en las instalaciones, Fluctuaciones de tensión los datos gráficos le permiten detectar el origen del Diagrama fasorial problema. Registro de tendencia Corriente de arranque Solución de problemas avanzados de calidad eléctrica industrial Completa función de registro Las instalaciones complejas necesitan a menudo un Captura de transitorios mayor conocimiento de los datos de medición. Es Parpadeo de tensión "Flicker" posible que haya varias cargas interactuando de forma aleatoria y que provocan un problema. Análisis EN50160 Captura de los eventos de interacción de los sistemas complejos (ajuste manual del umbral) Captura de los eventos variables/aleatorios del sistema (ajuste de umbral adaptativo) 400 Hz (sólo 437-II) Establecimiento de puntos de referencia de la calidad de la energía de la compañía eléctrica Componentes de secuencia de fase Antes de instalar cargas sensibles, asegúrese de conocer Interarmónicos la calidad de la energía que le proporciona la compañía Transmisión de señales a través de la alimentación eléctrica. Gracias a la comparación de puntos de referencia con el tiempo, puede detectar las posibles zonas IEC Clase A problemáticas. Software Power Log Para poder aprovechar los datos que recopila sobre el PQ Log sistema eléctrico, necesita un software que le ayude a Power Analyze analizar sus datos y a presentarlos adecuadamente a las diferentes personas involucradas (proveedores de PQ Analyze equipos, responsables de planta, etc.). FlukeView Forms Tarjeta FSD (max 32GB) 8 GB 8 GB Fluke Energy Analysis
3 Pinza amperimétrica para medida de calidad eléctrica 345 El instrumento ideal para la detección de problemas en cargas electrónicas y sistemas eléctricos El modelo Fluke 345 es capaz de medir una amplia gama de parámetros eléctricos para la detección y solución de problemas relacionados con perturbaciones de calidad eléctrica en sistemas eléctricos con cargas monofásicas y trifásicas. Gracias a su pantalla de color brillante para visualizar formas de onda y tendencias, su filtro pasa bajo para eliminar el ruido de alta frecuencia y un diseño que ofrece una alta inmunidad EMC, el Fluke 345 cuenta con todo lo necesario para ser el instrumento idóneo para medidas en sistemas con cargas conmutadas tales como variadores de velocidad, sistemas de iluminación electrónica y SAIs. Su memoria interna permite un registro a largo plazo para el análisis de tendencias o problemas intermitentes. Además, le permite visualizar gráficos y generar informes en un PC a través del software PowerLog, incluido con el instrumento. Alta categoría de seguridad: Conforme a 600 V CAT IV/1000 V CAT III para su uso en la acometida de servicio Medidas de corriente CA/CC: Medida de corriente CC y pico CA hasta de 2000 A con pinza amperimétrica evitando la apertura del circuito Análisis de armónicos: Analice, visualice y registre armónicos, hasta el armónico 30º (armónico 40º, de 15 Hz a 22 Hz) Comprobación de baterías: Mida de forma sencilla el rizado(%) en sistemas de CC tales como baterías, rectificadores y sistemas CC Fluke 345 (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Medidas de corriente CC, CC rms, CA rms Armónicos Medición de tensiones CC, CC rms, CA rms Armónicos Todas las medidas de CC y de 15 Hz a 1 khz. Sobrecarga máxima de A o RMS x frecuencia < Medida de corriente de verdadero valor eficaz (ca + cc) A CC o 1400 CA rms Todas las medidas hasta el armónico 30º (armónico 40º, de 15 Hz a 22 Hz); Rango de frecuencia F0: de 15 Hz a 22 Hz y de 45 Hz a 65 Hz; 1CArms >10 A Todas las medidas de CC y de 15 Hz a 1 khz. Sobrecarga máxima de V rms. Medida de tensión de verdadero valor eficaz (ca + cc) V CC o CA rms Todas las medidas hasta el armónico 30º (armónico 40º, de 15 Hz a 22 Hz); Rango de frecuencia F0: de 15 Hz a 22 Hz y de 45 Hz a 65 Hz; VCArms > 1 V Visualización de formas de onda para la comprobación y configuración de equipos Registro de parámetros en el tiempo para el seguimiento de averías intermitentes Estuche de transporte flexible, software PowerLog, puntas de prueba, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, adaptador de CA internacional/alimentador de red, manual de usuario en formato impreso (inglés) y en CD-ROM (varios idiomas) Medida de potencia activa vatios (carga monofásica y trifásica) CC, CC rms, CA rms kw CC o 1200 kw CA Medida de potencia aparente (VA) (carga monofásica y trifásica) CC, CC rms, CA rms kva CC o 1200 kva CA Medida de potencia reactiva (VAR) (carga monofásica y trifásica) kvar Factor de potencia (carga monofásica y trifásica) 0,3 cap 1,0 0,3 ind (72,5 cap 0 72,5 ind) Factor de potencia de desplazamiento (cos phi) 0,3 cap 1,0 0,3 ind (72,5 cap 0 72,5 ind) Kilovatios hora (kwhr) kwhr Función de osciloscopio Base de tiempos 2,5 ms, 5 ms, 10 ms, 25 ms, 50 ms/div Gestión de corriente: Rangos 10 A / 20 A / 40 A / 100 A; 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A Medición de la tensión: Rangos 4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V; 200 V / 400 V / 1000 V Función de medida de corriente de arranque Todas las medidas de CC y AC de 15 Hz a 1 khz. Rangos 40, 400 y 2000 A Memoria Hasta 50 capturas de pantalla y más de valores de medida individuales Alimentación eléctrica: Batería de 1,5 V alcalina AA MN 1500 o IEC LR6 x 6 Autonomía de la batería (uso normal): > 10 horas (retroiluminación a pleno rendimiento); >12 horas (retroiluminación, uso reducido) Seguridad: IEC V CAT IV, 1000 V CAT III (máxima tensión de entrada, fase-fase 825V rms) con aislamiento doble o reforzado, grado 2 de contaminación Protección: IP40; EN60529 Temperatura de trabajo: De 0 C a 50 C Pantalla: LCD transmisiva en color de 320 x 240 píxeles (70 mm diagonal) con retroiluminación en dos niveles Salida digital: Interfaz USB para PC Tamaño (LxAxF): 300 mm x 98 mm x 52 mm Apertura de la mordaza: 60 mm Capacidad de la mordaza: 58 mm de diámetro Peso (baterías incluidas): 0,82 kg Garantía: 2 años Accesorios recomendados Fluke 345 Pinza amperimétrica para medida de calidad eléctrica TLK291 Consulte la página 131 TP220-1 Consulte la página 131 AC220 Consulte la página 132 TP1-1 Consulte la página 131 C550 Consulte la página
4 Analizador monofásico de calidad eléctrica 43B La herramienta perfecta para controlar problemas relacionados con la energía eléctrica monofásica El modelo Fluke 43B es la elección perfecta para el diagnóstico y localización de problemas relacionados con la calidad de la energía eléctrica y fallos generales en equipos. Fácil de utilizar, combina las funciones de un analizador de calidad eléctrica, un osciloscopio de 20 MHz, un multímetro y un registrador de datos en un solo instrumento. Armónicos de tensión, corriente y potencia Armónicos hasta el orden 51º Distorsión armónica total (THD) Ángulo de fase de los diferentes armónicos Registro continuo de voltios y amperios, ciclo a ciclo, hasta 16 días Medida con cursores, con indicación de datos horarios (fecha, hora,etc) Fluke 43B Vatios, factor de potencia, cos, VA y VAR Formas de onda de tensión y corriente Osciloscopio Connect-and- View para la visualización instantánea de formas de onda Presentación simultánea de tensión y de corriente (Consulte el sitio Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) En todas las entradas Verdadero valor eficaz Juego de cables de prueba TL224, juego de pinzas de cocodrilo AC220, juego de sondas de prueba TP4, batería recargable BP120MH, adaptador BNC apantallado BB120, adaptador/ cargador de red PM8907, pinza amperimétrica de CA i400s, juego de pinzas de cocodrilo AB200, juego de sondas de prueba TP1-1, maletín de transporte de mano C120, cable de comunicación OC4USB, software FlukeView SW43W, sonda de tensión VPS 40, termómetro por infrarrojos Fluke 61, manual de usuario y de aplicaciones. Opciones del menú Medidas Rangos Precisión Voltios/Amperios/Hz Voltios Amperios Frecuencia de red Factor de Cresta 5,000 V V 50,00 A - 50,00 ka 40,0-70,0 Hz 1,0-10,0 ± (1% + 10) ± (1% + 10) ± (0.5% + 2) ± (5% + 1) Potencia Armónicos Vatios, VAR, VA PF, DPF, COS Tensión Corriente Potencia Factor K 250 W - 1,56 GW 0,25-0,9 0,90-1,00 Del 1º al 51º armónico Del 1º al 51º Del 1º al 51º 1,0 a 30,0 Fluctuaciones Tensión y corriente Desde 4 min, hasta 16 días, seleccionable Captura de transitorios Ancho de pulso 40 ns Selección de 20/50/100/200% por Hasta 40 transitorios encima o por debajo de la tensión de red Autonomía de funcionamiento con batería: 6 horas. Choque y vibración: según Mil 28800E, Tipo 3, Clase III, Estilo B. Temperatura en funcionamiento: 0 C a 50 C; Carcasa: IP51 (polvo, goteo, estanca) Tamaño (LxAxF): 232 mm x 115 mm x 50 mm; Peso: 1,1 kg; Garantía: 3 años ± (4% + 4) ± 0,04 ± 0,03 ± (3% + 2) a ± (15% + 5) ± (3% + 8) a ± (15% + 5) ± (5% + 2) a ± (30% +5) ± 10% ± (2% + 10) ± 5% del valor máximo de la escala Corriente de arranque 1 seg a 5 min., seleccionable 1 A a 1000 A (con sonda opcional) ± 5% del valor máximo de la escala Ohmios/continuidad/ Capacidad Ohmios Capacidad 500,0 Ω a 30,00 MΩ 50,00 nf a 500,0 μf ± (0,6% + 5) ± (2% + 10) Temperatura (con ºC -100,0 C a 400,0 C ± (0,5% + 5) accessorio) ºF -200,0 F a 800,0 F Osciloscopio DC, AC, AC+DC, pico, pico a pico, Hz, ciclo de trabajo, fase, ancho de pulso factor de cresta Velocidad de muestreo: Ancho de banda: Tensión (Canal 1) Corriente (Canal 2) 25 MS/seg 20 MHz 15 khz Memoria de pantallas Todas las funciones 20 pantallas Registro V/A/Hz, Potencia, Armónicos, W/Cap, Temperat., Osciloscopio Desde 4 min. hasta 16 días, seleccionable Selección de dos parámetros cualesquiera en cada modo de visualización Accesorios recomendados Fluke 43B Analizador de calidad de la energía eléctrica monofásico 94 * Solo disponible en Europa i2000flex Consulte la página 134 i1000s Consulte la página TK Consulte la página 136
5 VR1710 Registrador de calidad eléctrica para tensión monofásica Fluke VR1710 La forma más sencilla de detectar y registrar problemas de calidad de la tensión El Fluke VR1710 es un registrador de calidad eléctrica para tensión monofásica que ofrece un registro fácil y rápido de tendencias de tensión, caídas, armónicos y calidad general de la energía eléctrica, incluidas fluctuaciones y sobretensiones, para facilitar al personal de mantenimiento y de gestión de instalaciones la localización de la causa de los problemas de tensión. Los parámetros de calidad de tensión, como el valor eficaz promedio, transitorios, parpadeos y armónicos hasta el número 32 se registran durante un período de tiempo medio definido por el usuario de entre 1 segundo y 20 minutos. Claro resumen gráfico de datos y rápida visión de los parámetros clave de calidad eléctrica Obtenga una imagen completa con los valores RMS mínimos, máximos y promedio (1/4 de ciclo) con indicación de tiempo Consulte la información detallada con la visualización real de transitorios (>100 μs) con indicación de tiempo Análisis completo de valores de distorsión armónica total y de armónicos individuales con registro de tendencias Fluke VR1710 y sus accesorios incluidos Aplicaciones Registro de eventos de tensión: controla y Medida del parpadeo: cuantifique los registra la tensión de alimentación; mide el efectos de las cargas conmutadas en valor eficaz promedio, los valores mínimos sistemas de iluminación. y máximos, y comprueba si la toma de Transitorios de tensión: capture esos corriente de red proporciona tensión eventos intermitentes y momentáneos dentro del rango de tolerancia. que pueden afectar a su equipo; la forma Medida de distorsión: mida frecuencias de onda completa se indica con fecha, y armónicos; compruebe si las cargas indicación de tiempo y duración. de distorsión (sistemas de alimentación interrumpida, variadores, etc.) están afectando a otros equipos. Configuración de PowerLog: configuración sencilla del reloj interno, de los períodos de registro y de los intervalos con valores predeterminados para obtener rápidos resultados. Vista de PowerLog: la representación de datos muestra la tensión RMS y tendencias de armónicos, transitorios reales, información resumida y estadísticas de acuerdo con el estándar EN Visualización real de transitorios (>100 μs) con indicación de tiempo: identifique rápidamente problemas con el software gráfico incluido. Análisis estadístico de eventos de tensión: reduce el tiempo de análisis realizando un seguimiento de las cantidades y magnitudes de los eventos. (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Incluye software PowerLog Fluke VR1710, cable USB, CD con software PowerLog, adaptadores de cable de alimentación universales Tensión de servicio De 70 a 300 V Valor RMS mínimo/máximo/promedio Resolución de 0,125 V Número de eventos Fluctuaciones/Interrupciones Sí Resolución de tiempo 5 ms Resolución de tensión 0,125 V Sobretensiones Sí Frecuencia Sí Medida de armónicos EN (hasta el 32) Medida del parpadeo o "Flicker EN Número de canales de registro 1 Fase a neutro 2 Fase/Neutro a tierra Tiempo de registro De 1 a 339 días, en función del tiempo medio, de 1 segundo a 20 minutos Transitorios Sí (>100 μs) Rango de frecuencias 50 Hz ± 1 Hz y 60 Hz ± 1 Hz Categoría de seguridad CAT II 300 V VR1710 Registrador de calidad eléctrica para tensión monofásica Pantalla: LED Tamaño (LxAxF): 23 x 19,75 x 22,2 cm Peso: 0,8 kg Garantía: 2 años 95
6 Analizadores trifásicos de calidad eléctrica y energía 430 Serie II Fluke 435-II Compliant Fluke 435 II / 437 II En todas las entradas Fluke 437-II Fluke 434-II Verdadero valor eficaz Capacidad de análisis más detallada de la calidad eléctrica y función exclusiva y patentada de Fluke para la cuantificación económica de la energía. Los nuevos modelos Fluke 434, 435 y 437 Serie II ayudan a localizar, predecir, evitar y solucionar problemas de calidad eléctrica en sistemas de distribución eléctrica trifásicos y monofásicos. De forma adicional, el algoritmo patentado de Fluke para la pérdida de energía, denominado UPM (Unified Power Measurement, Medida de Potencia Unificada) mide y cuantifica las pérdidas de energía debidas a problemas de armónicos y desequilibrios, lo que permite al usuario localizar el origen y valorar las pérdidas de energía de un sistema. Calculadora de pérdida de energía: las medidas clásicas de la potencia activa y reactiva, así como las potencias asociadas a los desequilibrios y a los armónicos son cuantificadas para mostrar las pérdidas de energía reales en coste económico. Eficiencia de inversores: en sistemas electrónicos, permite medir la potencia de salida de CA y la entrada de CC de forma simultánea con un sonda opcional de CC. Captura de datos PowerWave: los analizadores 435 y 437 Serie II capturan datos RMS rápidos, muestran medios ciclos y formas de onda para caracterizar la dinámica de los sistemas eléctricos (arranque de generadores, conmutaciones en SAI, etc.). Captura de formas de onda: los modelos 435 y 437 Serie II capturan 100/120 ciclos (50/60 Hz) de todos los eventos detectados en todos los modos, sin necesidad de configuración. Modo de transitorio automático: los analizadores 435 y 437 Serie II capturan datos de forma de onda a 200 khz en todas las fases y de forma simultánea, hasta 6 kv. Totalmente compatible con la clase A: los analizadores 435 y 437 Serie II realizan comprobaciones de acuerdo con la exigente norma internacional IEC Clase A. Medida a 400 Hz: el analizador 437 Serie II captura medidas de calidad eléctrica en sistemas de alimentación en aviónica y aplicaciones militares. Solución de problemas en tiempo real: analice tendencias mediante las herramientas de cursor y zoom. La más alta clasificación de seguridad del sector: CAT IV a 600 V y CAT III a 1000 V para su uso en la entrada de servicio. Tendencia automática: todas las mediciones se registran de forma automática, sin necesidad de configuración. System-Monitor: diez parámetros de calidad eléctrica en una sola pantalla, de acuerdo con el estándar de calidad EN50160 Función de registrador: configure cualquier condición de prueba con memoria para hasta 600 parámetros en intervalos definidos por el usuario. Medida de potencia unificada El sistema patentado de medida de potencia unificada (UPM) de Fluke proporciona la visión más completa de la potencia disponible y mide: Parámetros clásicos de potencia (Steinmetz 1897) y potencia IEEE Análisis detallado de pérdidas Análisis de desequilibrios Estos cálculos UPM se utilizan para cuantificar el coste económico de las pérdidas de energía causadas por problemas de calidad eléctrica. Ahorro de energía El coste de la calidad eléctrica sólo se podía cuantificar en términos del tiempo de inactividad provocado por la pérdida de producción y el daño en los equipos eléctricos. El método UPM (Unified Power Measurement, Medida de Potencia Unificada) ahora va más allá para lograr el ahorro energético mediante la detección de la pérdida de energía causada por problemas de calidad eléctrica. Con la Medida de Potencia Unificada, la Calculadora de pérdidas energéticas de Fluke puede determinar el dinero que una instalación malgasta debido al desperdicio de energía. Desequilibrios La tecnología UPM proporciona un desglose más completo de la energía consumida en una instalación. Además de medir la potencia reactiva (causada por un pobre factor de potencia), con UPM también se mide el desperdicio de energía causado por los desequilibrios, es decir, el efecto de un reparto de cargas no uniforme en los sistemas trifásicos. Armónicos Gracias a UPM también se proporcionan detalles sobre la energía malgastada en las instalaciones debido a la presencia de armónicos. La presencia de armónicos en sus instalaciones puede llevar a: Sobrecalentamiento de transformadores y conductores Disparo inesperado de los interruptores automáticos Averías prematuras en los equipos eléctricos 96 Diagrama fasorial Realice un seguimiento de los armónicos hasta el 50º, y mida y registre la distorsión armónica total (THD) de acuerdo con los requisitos de la norma CEI La pantalla de información general de System-Monitor ofrece información instantánea sobre si los valores de tensión, armónicos, flicker, frecuencia y fluctuaciones sobrepasan los límites establecidos. Se ofrece una lista de todos los eventos que quedan fuera de tales límites
7 Analizadores trifásicos de calidad eléctrica y energía Serie II Calculadora de pérdida energética Kilovatios útiles (potencia) disponibles Kilovatios desperdiciados debido a los armónicos Kilovatios desperdiciados debido a problemas de desequilibrio Kilovatios facturables totales desperdiciados Coste total de los kilovatios hora desperdiciados El registro proporciona un análisis instantáneo de los parámetros seleccionables por el usuario Entradas de tensión Número de entradas Tensión máxima de entrada Rango de tensión nominal Máx. tensión pico de medida Impedancia de entrada Ancho de banda Escala Entradas de corriente Número de entradas Tipo Rango 4 (3 fases + neutro) acopladas en continua 1000 Vrms Seleccionable de 1 a 1000 V 6 kv (sólo modo de transitorios) 4 MΩ//5 pf > 10 khz, hasta 100 khz para modo de transitorios 01:01, 10:01, 100:1, 1.000: :1 y variable 4 (3 fases + neutro) acopladas en continua o alterna Sonda o transformador de corriente con salida de mv o i430flex-tf De 0,5 Arms a 600 Arms con la sonda i430flex-tf incluida (con sensibilidad de 10x) De 5 Arms a 6000 Arms con la sonda i430flex-tf incluida (con sensibilidad de 1x), de 0,1 mv/a a 1 V/A y personalizado para su uso con sondas opcionales de CA o CC Fluke 437 II con todos los accesorios estándar Cable de prueba TL430 y juego de pinzas de cocodrilo, i430fl ex-tf de 61 cm, 4 sondas, adaptador de red BC430, batería de ión-litio BP290, juego de adaptadores para enchufes internacionales, clips con codificación de colores WC100 y adhesivos locales, tarjeta SD de 8 GB, PowerLog en CD Cable USB A-mini B Maletín flexible C1740 (434-II, 435-II), maletín rígido C437 (437-II) Fluke 434-II Analizador de energía trifásico Fluke 435-II Analizador de energía y calidad eléctrica trifásico Fluke 437-II Analizador de energía y calidad eléctrica trifásico Impedancia de entrada Ancho de banda Escala Modos de medida Osciloscopio Volts/amps/hertz Fluctuaciones Armónicos 1 a 50 para 400 Hz Potencia y energía Calculadora de pérdidas energéticas 1 MΩ > 10 khz 01:01, 10:01, 100:1, 1.000: :1 y variable 4 formas de onda de tensión, 4 formas de onda de corriente, Vrms, Vfund. Arms, A fund, cursor, cursor, ángulos de fase Vrms fase a fase, Vrms fase a neutro, pico de tensión, factor de cresta de tensión, pico de amperios de Arms, factor de cresta de amperios, Hercios Vrms½, Arms½, umbrales programables para la detección de eventos Tensión de armónicos, THD, amperios de armónicos, K factor amperios, vatios de armónicos, vatios THd, K factor Vatios, tensión interarmónica, amperios interarmónicos, Vrms, Arms (relativos a fundamental o a rms total) Vrms, Arms, Wfull, Wfund., VAfull, VAfund., VAarmónicos, VAdesequilibrio, VA, PF, DPF, CosQ, Factor de eficiencia, Wavance, Wretroceso Wfund, VAarmónicos, VAdesequilibrio, VA, A, pérdidas en activa, pérdidas en reactiva, pérdidas en armónicos, pérdidas en desequilibrios, pérdidas en el neutro, coste de las pérdida (basado en coste definido por el usuario / kwh) Eficiencia de inversores Wfull, Wfund, Wdc, Eficiencia, Vcc, Acc, Vrms, Arms, Hz (se necesita sonda opcional de corriente CC) Desequilibrio Vneg%, Vcero%, Aneg%, Acero%, Vfund, Afund, ángulos de fase V, ángulos de fase A Corrientes de arranque inrush Corriente inrush, duración inrush, Arms½, Vrms½ Monitor Vrms, Arms, tensión de armónicos, THD de tensión, PLT, Vrms½, Arms½, Hz, fluctuaciones, interrupciones, cambios rápidos de tensión, desequilibrio y señales de la red. Todos los parámetros se miden de forma simultánea de acuerdo con las directrices EN resultados se muestran de acuerdo a la opción flagging de la norma IEC para evidenciar lecturas no fiables debidas a fluctuaciones Parpadeo de tensión (sólo 435-II y 437-II) Pst (1 min.), Pst, Plt, Pinst, Vrms ½, Arms ½, Hz Transitorios (sólo 435-II y 437-II) Formas de onda de transitorios 4x tensión 4x amperios, disparos: Vrms ½, Arms ½, Pinst Transmisión de señales (sólo 435-II y 437-II) Onda UPower (sólo 435-II y 437-II) Registrador Tensión de señal relativa y tensión de señal absoluta promediadas durante tres segundos hasta dos frecuencias de señal seleccionables Vrms½, Arms½ W, Hz y formas de onda de osciloscopio para amperios de tensión y vatios Selección de hasta 150 parámetros de calidad eléctrica medidos simultáneamente en las 4 fases Autonomía: 7 horas de funcionamiento por carga con la batería de ión-litio Seguridad: grado 2 de contaminación según la norma EN (2ª edición); CAT III a 1000 V y CAT IV a 600 V Carcasa: resistente y a prueba de impactos con funda protectora integrada IP51 (contra el polvo y las salpicaduras) Impactos: 30 g; Vibraciones: 3 g, conforme a la Clase 2 de la norma MIL-PRF-28800F Temperatura de trabajo: de 0 C a +50 C Tamaño (Al x An x L): 265 mm x 190 mm x 70 mm; Peso: 2.1 kg 3 años de garantía Accesorios recomendados i430-flexi-tf-4pk Ver pag. 103 i5spq3 Ver pag. 103 BP291 Ver pag. 89 Consulte la página 103 para ver las sondas de corriente de calidad eléctrica 97
8 Fluke 1730 Registrador trifásico de consumo eléctrico Nuevo Ya puede registrar el consumo de energía, y por ello descubrir dónde se pierde energía, optimizar el consumo energético de sus instalaciones y reducir la factura eléctrica. Fluke 1730 Fluke 1730 con accesorios estándar Medidas básicas: tensión, corriente, potencia, factor de potencia y valores asociados que facilitan la implantación de estrategias de ahorro energético. Pantalla táctil muy luminosa en color: gracias a esta pantalla totalmente grafica puede realizar comodamente comprobaciones de datos y análisis en campo. Software completamente nuevo Energy Analyze: permite notificar de manera automatizada, descargar y analizar una imagen completa del potencial ahorro energético. Registro integral: todas las lecturas se registran automáticamente y pueden revisarse durante el registro y antes de descargarlas para realizar análisis sobre la marcha. Se pueden guardar más de 20 sesiones de registro independientes. Interfaz de usuario optimizada: configuración rápida, guiada y gráfica que permite garantizar la captura de datos correcta en cada momento; por otra parte, la función de verificación inteligente indica que se han realizado las conexiones correctas lo que reduce la incertidumbre del usuario. Configuración completa en campo mediante el panel delantero: no es necesario regresar al taller para descargar nada ni tener que llevar un PC al cuadro eléctrico. Amplia gama de alimentaciones: el equipo se alimenta directamente desde el circuito medido; por lo que no es necesario andar buscando tomas de corriente. El equipo se puede dejar protegido dentro de los cuadros eléctricos. Dos puertos USB: uno para conectarse al PC y otro para grabar de manera rápida y simple en memorias u otros dispositivos USB. Compacto: diseñado para instalarse en cuadros y espacios reducidos. Accesorios optimizados: cable plano de tensión y sondas de corriente flexibles y finas que pueden instalarse fácilmente en espacios muy reducidos. Seguridad: protección contra robo mediante un candado Kensington. Software Fluke Energy Analyze 98 3 x i1730-flex1500 (Sonda de corriente flexible iflex 1500A 12 pulgadas) 2 x 1730-TL0.1M (Juego de cables de prueba; conector recto; 0,1 m; silicona; rojo/negro) 1730-TL2M (Juego de cables de prueba, conector recto; 2 m; PVC rojo/negro) 3PHVL-1730 (Conjunto de cables, cable de prueba de tension 3 fases+n) C1730 Funda blanda para 1730 WC100 Juego de localizacion mediante colores C1730-Hanger Correa para colgar 1730-Cable Cable de entrada auxiliar Modelo básico: excluye sondas de corriente Fluke 1730/BASIC Registrador trifásico de consumo eléctrico (excepto sondas de corriente) Fluke 1730 Registrador trifásico de consumo eléctrico (Compruebe el sitio Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Adquisición de datos Tipos de circuito 1-, 1- IT, fase dividida, 3- en triangulo, 3- en estrella, 3- en estrella IT, 3- en estrella equilibrado, 3- Aron/Blondel (triangulo de 2 elementos), 3- terminal abierta en triangulo, corrientes solamente (estudios de carga) Parámetro Potencia active, Potencia aparente, Potencia reactiva Tension min./max., Corriente min./max., Cos, PF, THD en tension, Corriente min./max. Entradas Entradas de tensión 4 (3 fases y neutro) Entradas de corriente 3 fases Accesorios recomendados 1730 correa i1730-flex 3000/3pk i1730-flex 6000/3pk i40s-el/3pk
9 Registrador 1735 Realice estudios de carga eléctrica, comprobaciones del consumo de energía y registros de la calidad general de la energía eléctrica Fluke 1735 El registrador Fluke 1735 es el instrumento ideal para los instaladores eléctricos y técnicos de mantenimiento, ya que permite realizar estudios de la energía eléctrica y registros de datos básicos de la calidad eléctrica. El 1735 es fácil de configurar gracias a su display a color e incluye 4 nuevas sondas flexibles extrafinas. Además, es capaz de registrar la inmensa mayoría de los parámetros de energía eléctrica y armónicos, y de capturar eventos de tensión. Los usuarios podrán visualizar los datos en pantalla, o bien ver gráficos y generar informes gracias al software PowerLog de Fluke. Registro de la energía eléctrica y de los parámetros correspondientes de hasta 45 días Supervisión de la demanda máxima de potencia a lo largo de períodos medios definidos por el usuario Comprobaciones de consumo de energía para evidenciar las ventajas aportadas por las mejoras realizadas Medida de la distorsión de armónicos producida por cargas electrónicas Captura de fluctuaciones de tensión debidas a la conexión y desconexión de grandes cargas Fácil confirmación de la configuración del instrumento mediante la visualización en color de las formas de onda y tendencias Visualice los datos registrados en gráficos y tablas sencillas con el software PowerLog de Fluke. Realiza estudios de carga de hasta 45 días y permite visualizar los datos registrados en pantalla o en el ordenador. Accede hasta el armónico 50º de tensión y de corriente. Calcula rápidamente el consumo de energía eléctrica en pantalla o registra los datos en la memoria durante un período prolongado. Captura los eventos de tensión con umbrales definidos por el usuario. Personalice el generador de informes para obtener fácilmente informes profesionales. (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Tensión (valor eficaz) Rangos de medida de Vrms en estrella: 57 V/66 V/110 V/120 V/127 V/220 V/ 230 V/240 V/260 V/277 V/347 V/380 V/ 400 V/417 V/480 V CA Rangos de medida de Vrms delta: 100 V/115 V/190 V/208 V/220 V/380 V/400 V/415 V/450 V/ 480 V/600 V/660 V/ 690 V/720 V/830 V CA Corriente (valor eficaz) Escalas ajustables de las pinzas flexibles: 15 A/150 A/3000 A rms (sinusoidal)rango de medida de pinza amperimétrica opcional:1 A/10 A Frecuencia Rango de medida: De 46 Hz a 54 Hz y de 56 Hz a 64 Hz Armónicos y distorsión armónica total Hasta el armónico 50º (< 50% de la tensión nominal) Medida de potencia (P activa, S aparente; Q Rango de medida: consulte los rangos de medida de tensión e intensidad - reactiva, D distorsión) (valor eficaz) Medida de energía (kwh, kvah, kvarh) Rango de medida: consulte los rangos de medida de tensión e intensidad (valor eficaz) PF (Factor de potencia) De 0,000 a 1,000 Eventos Detección de fluctuaciones e interrupciones de tensión con una resolución de 10 ms y medida de errores del semiperíodo de la onda sinusoidal de valor eficaz. Juego de 4 sondas de corriente de tipo pinza flexible FS17X5-TF, juego de cables de tensión VL1735/1745, software PowerLog, juego de marcadores de colores, cable de conexión a ordenador, adaptador de CA internacional, cargador de baterías BC1735, estuche de transporte flexible, manual en formato impreso (inglés) y en CD (varios idiomas) Fluke 1735 Registrador FS17X5-TF Set de 4 sondas flexibles y extrafinas de corriente de 3000A 3000/6000A-TF-4 Set de 4 sondas flexibles y extrafinas de corriente de 6000A General Memoria Velocidad de muestreo Frecuencia de línea Pantalla: Pantalla VGA transmisiva en color de 320 x 240 píxeles, retroiluminación adicional y contraste ajustable; texto y gráficos en color Interfaz: USB con entrada USB tipo B. Actualización de firmware a través de la entrada USB. Carcasa: IP65; EN60529 (sólo la carcasa principal sin el compartimento de las baterías) Alimentación eléctrica: Juego de baterías NiMH con adaptador de CA (de 15 V a 20 V/0,8 A) Memoria Flash de 4 MB, 3,5 MB para medir datos 10,24 khz 50 Hz o 60 Hz, seleccionable por el usuario, con sincronización automática Duración de la batería: Normalmente > 16 horas sin usar la retroiluminación y > 6 horas con uso elevado de la retroiluminación Temperatura de trabajo: de 0 C a +40 C Tamaño (LxAxF): 240 mm x 180 mm x 110 mm Peso: 1,7 kg, baterías incluidas Garantía: 3 años Ver página 103 para consultar sondas de corriente de calidad eléctrica 99
10 Registradores trifásicos de calidad eléctrica Serie 1740 Memobox Fluke 1743 Fluke 1745 Fluke 1744 Evalúe la calidad eléctrica y realice estudios a largo plazo con facilidad Compactos, robustos y fiables, los registradores trifásicos de calidad eléctrica de la Serie 1740 de Fluke se han diseñado para ser instrumentos de uso diario de los técnicos encargados de analizar y solucionar los problemas relacionados con la calidad del suministro eléctrico. Capaces de registrar de forma simultánea hasta 500 parámetros durante 85 días y capturar eventos, estos registradores de la serie 1740 de Fluke le ayudarán a descubrir problemas intermitentes y difíciles de detectar relacionados con la calidad del suministro eléctrico. Hay a su disposición tres modelos diferentes para que escoja el instrumento que más se adapte a sus necesidades de análisis del suministro eléctrico. Fluke 1743: Registrador a prueba de agua conforme a IP65 para el registro de los parámetros eléctricos más comunes, incluidos V, A, W, VA, VAR, factor de potencia, energía, parpadeo, eventos de tensión y distorsión armónica total (THD). Fluke 1744: Incluye todas las características del Fluke Además de los parámetros eléctricos más comunes, el Fluke 1744 también mide los armónicos de tensión y corriente, interarmónicos, transmisión de señales, desequilibrios y frecuencia. Fluke 1745: Registrador de calidad eléctrica avanzado conforme a IP50 con la misma funcionalidad que el modelo Fluke 1744, que además cuenta con una pantalla LCD para la lectura en tiempo real y cinco horas de alimentación ininterrumpida. Plug and play : rápida configuración en tan sólo unos minutos, con detección automática de la sonda de corriente Preparados para instalarlos dentro de los armarios eléctricos: carcasa y accesorios con un diseño compacto y completamente aislado que permite introducir el instrumento en espacios reducidos y situados junto a circuitos con tensión Supervisión de la alimentación eléctrica a largo plazo: los datos se pueden descargar durante el registro sin ningún tipo de interrupción Medidas de tensión con una precisión excelente: precisión de la tensión conforme a la clase A de la norma IEC (0,1%) Evaluación rápida de la calidad eléctrica de su sistema: evalúa la calidad eléctrica conforme al estándar de calidad eléctrica EN50160 y presenta la información en forma de estadísticas 100 Fluke 1743/1744/1745: Set de sondas flexibles y extrafinas de corriente FS17XXIP65-TF (1743&1744), set de sondas flexibles y extrafinas de corriente FS17X5-TF (1745), juego de cables de tensión VL1735/1745 (sólo 1745), software PowerLog, cable de comunicación RS232 y adaptador USB RS232, 4 pinzas negras tipo delfín, juego de marcadores de colores WC17XX, bolsa de transporte, certificado de prueba con valores de medida, manual en formato impreso (inglés) y en CD-ROM (varios idiomas) Modelos básicos: Excl. sondas de corriente FS17XX-TF Fluke 1743 Basic Fluke 1743 Fluke 1744 Basic Fluke 1744 Fluke 1745 FS17x5-TF 3000/6000A-TF-4 El software PQ Log le ayudará a identificar rápidamente el origen de las perturbaciones en su sistema. Registrador de calidad eléctrica Memobox monofásico Registrador de calidad eléctrica Memobox trifásico Registrador de calidad eléctrica Memobox Registrador de calidad eléctrica Memobox Registrador de calidad eléctrica Memobox Set de 4 sondas flexibles y extrafinas de corriente de 3000A Set de 4 sondas flexibles y extrafinas de corriente de 6000A Medida de los parámetros eléctricos más comunes: V, A, W, VA, VAR, PF, energía, flicker (parpadeo), eventos de tensión (huecos, sobretensiones e interrupciones) y THD Medida de armónicos de tensión y corriente hasta el 50º, desequilibrio, frecuencia y transmisión de señales (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Resistencia al polvo/agua IP 50 IP 65 (estanco) Pantalla LED + LCD LED LED Memoria 8 MB 8 MB 8 MB SAI (autonomía) > 5 horas 3 seg 3 seg EN Alimentación eléctrica: 88 V V CA Seguridad: IEC/EN CAT III 600 V, CAT IV 300 V, grado de contaminación 2, doble aislamiento Carcasa: accesorios y carcasa completamente aislados Temperatura de trabajo: de 0 C a 35 C Interfaz: RS 232, baudios; selección de velocidad en baudios automática; comunicación a 3 hilos Ver página 103 para consultar sondas de corriente de calidad eléctrica Tamaño (LxAxF): Fluke 1745: 282 mm x 216 mm x 74 mm; Fluke 1743/44: 170 mm x 125 mm x 55 mm Peso: Fluke 1745: aprox. 3 kg; Fluke 1743/44: aprox. 2 kg Garantía: 2 años
11 Registrador trifásico de calidad eléctrica 1750 En todas las entradas No pierda la posibilidad de capturar una perturbación Con su exclusivo sistema de medida sin umbrales, el registrador de calidad eléctrica Fluke 1750 captura todas las medidas, todos los eventos, en cada ciclo y en todo momento. Su resolución y precisión extraordinarias proporcionan una visión completa de su instalación o sistema de distribución. Calidad eléctrica que cumple con las normativas: todas las medidas cumplen con las normativas IEC para la correcta evaluación de todos los valores medidos, como tensión, corriente, energía, armónicos, flicker, etc. Configuración rápida y fiable: su interfaz de panel frontal basada en una PDA inalámbrica ofrece la posibilidad de verificar la configuración sin tener que usar un ordenador portátil; de esta forma es posible ver lo que el instrumento está registrando, incluso en lugares de medida difíciles. Configuración libre de umbrales: aplique umbrales después de recopilar datos con el software Fluke Power Analyze y así no tendrá que preocuparse por la pérdida de información debida a una configuración incorrecta. Captura todo: gracias a sus canales cruzados y al disparo por corriente captura todas las medidas, en todos los canales y en todo momento. Software intuitivo para PC: analice datos y genere informes fácilmente. Informes automatizados y cumplimiento de la normativa EN Plug and play : configuración rápida con sondas de corriente con identificación automática y conexiones de tensión en cables individuales. No es necesario volver a reconectar los cables: cambie los canales internamente con la PDA inalámbrica o el PC cuando las conexiones no sean correctas. Mida cada parámetro: tensión y corriente en las tres fases, el neutro y tierra. Captura de formas de onda de hasta 5 MHz, 8000 Vp: obtenga una imagen detallada incluso de los eventos de más corta duración. Recuperación rápida de los datos: con la tarjeta de memoria SD incluida o con la conexión Ethernet 100BaseT de alta velocidad. Vea las medidas en tiempo real con la interfaz basada en una PDA inalámbrica. PDA y adaptadores para toma de corriente de cargador, 4 sondas de corriente, 5 cables de prueba y pinzas, tarjeta de memoria SD, Software Fluke Power View y Fluke Power Analyze, cable de alimentación con juego de enchufes internacionales, cable Ethernet, juego de marcadores de colores, maleta flexible de transporte, manual de uso rápido impreso, CD con software y manuales de usuario en PDF 4 sondas ThinFlex (sólo Fluke 1750-TF) Modelo básico: excl. 4 sondas de corriente Fluke 1750/B Fluke 1750 Fluke 1750-TF Fluke 1750-TF Registrador trifásico básico de calidad eléctrica Registrador trifásico de calidad eléctrica Registrador trifásico de calidad eléctrica (incl. 4 sondas flexibles) Normativa para medidas de calidad eléctrica Conforme a Reloj/Calendario Precisión del reloj en tiempo real Capacidad de memoria interna para datos Periodo de registro máximo Control del tiempo de medida Número máximo de eventos Requisitos de alimentación eléctrica Tiempo de funcionamiento durante interrupciones (funcionamiento con SAI interno) Seguridad: EN ª Edición; 2000 Tamaño (LxAxF): 215 x 310 x 35 mm Peso: 6,3 kg Garantía: 1 año Modelo 3210-PR-TF 3310-PR-TF 3312-PR-TF 3140-PR i40s-pr i4s-pr FLUKE-1750/SEAT-L FLUKE-1750/SITE-L FLUKE-1750/CASE CS1750 HP IPAQ 2490 FLUKE-1750/MC (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) IEC Clase 1, IEC , IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 y EN50160 Años bisiestos, reloj de 24 horas Inferior a ± 1 s/día Al menos 1 GB Al menos 31 días Automática Limitado sólo por el tamaño de la memoria interna De 100 a 240 V rms ± 10%, Hz, 40 W 5 minutos por interrupción, 60 minutos de tiempo de funcionamiento total sin recarga Accesorios recomendados Consulte la página Web de Fluke para ver una lista completa de accesorios. Descripción Sonda de corriente flexible de 61 cm(24") (20A-1000A) Sonda de corriente flexible de 61 cm(24") (100A-5000A) Sonda de corriente flexible de 122 cm(48") (100A-5000A) Sonda de corriente tipo pinza (2A-400A) Sonda de corriente tipo pinza (0,1A-40A) Sonda de corriente tipo pinza (0,01A-5A) Fluke Power Analyze LICENCIA DE PUESTO adicional Fluke Power Analyze LICENCIA DE ZONA adicional Estuche rígido Maleta flexible Interfaz inalámbrica adicional PDA Tarjeta de memoria adicional SD de 512 MB 101
12 Analizador trifásico de calidad eléctrica 1760 Topas sondas de corriente flexible TPS FLEX 24-TF, 4 sondas TPS VoltProbe 600V, 2 GB de memoria Flash interna, cable Ethernet estándar ST1760, cable de comunicación RS232 y adaptador USB RS32 cable cruzado Ethernet CS1760, 1 cable para red eléctrica, software para PC en CD-ROM, Juego de marcadores de colores WC17xx, receptor hora GPS (sólo 1760TR), bolsa de transporte CS 1750/1760, manual de usuario para equipo y software Modelos básicos: Excl sondas de corriente TPS Flex 24-TF Fluke 1760 Basic Fluke 1760TR Basic Fluke 1760 Fluke 1760TR Fluke 1760 El software PQ Analyze incluido en el Fluke 1760 presenta en una sola pantalla el estado de los diferentes parámetros de calidad eléctrica de acuerdo con los límites definidos por la normativa de calidad eléctrica EN Analizador trifásico de calidad eléctrica Topas básico Analizador trifásico de calidad eléctrica Topas básico con captura de transitorios Analizador trifásico de calidad eléctrica Topas Analizador trifásico de calidad eléctrica Topas con captura de transitorios El analizador eléctrico Clase A más completo para los estudios de calidad eléctrica más exigentes El analizador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1760 cumple con todos los requerimientos de la clase A del estándar IEC Diseñado para realizar los análisis de calidad eléctrica más avanzados y rigurosos, cumple con los más estrictos requerimientos de las compañías eléctricas. El analizador Fluke 1760 es igualmente ideal para el mantenimiento de las instalaciones de media y baja tensión en las que la calidad eléctrica sea crítica para mantener los procesos o la propia empresa en marcha. Dispone de 8 canales de entrada (4 x corriente + 4 x tensión o 8 x tensión), capturando de forma detallada la información correspondiente a los parámetros seleccionados por el propio usuario. Sincronización GPS: relaciona con precisión los datos y eventos registrados con una referencia horaria normalizada. Alimentación eléctrica: CA: 83 V a 264 V, 45 a 65 Hz Baterías: NiMH; 7,2 V; 2,7 Ah (autonomía de hasta 40 minutos) Seguridad: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III Clasificado para uso en la entrada de servicio Carcasa: carcasa de plástico resistente y totalmente aislada SAI incorporada con autonomía de 40 minutos: El analizador Fluke 1760 incorpora una fuente de alimentación ininterrumpida para evitar la pérdida de eventos importantes. Registra incluso el comienzo y fin de las interrupciones de tensión. Captura de transitorios de hasta 6 kv a 10 Mm/s: obtenga una imagen detallada de la forma de onda del transitorio incluso en los eventos de más corta duración Memoria de datos de 2 GB: Permite almacenar información detallada y de forma simultánea de numerosos parámetros eléctricos durante largos períodos de tiempo Incluye un software completo: que genera los gráficos de los diferentes registros, así como resúmenes estadísticos e informes automáticos. También permite monitorizar la calidad eléctrica en tiempo real en su modo on-line. Caracteristicas (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) 1760 Basic 1760TR Basic TR Estadísticas de calidad eléctrica conforme a EN50160 Lista de eventos de tensión (huecos, sobretensiones e interrupciones) Registro continuo de: Tensión Corriente Potencia P, Q, S Factor de potencia Energía Flicker (Parpadeo de tensión) Desequilibrio Frecuencia Armónicos de tensión y corriente hasta el 50º /interarmónicos THD Transmisión de señales a través de la red eléctrica Registros con disparos Modo en línea (osciloscopio, transitorios y eventos) Muestreo de 10 Mm/s para captura de transitorios rápidos 4 sondas de tensión 4 sondas flexibles de corriente de doble rango (1000 A/200 A CA) Receptor GPS Memoria Memoria Flash de 2 GB Temperatura de trabajo: de 0 C a 35 C Interfaz: Ethernet (100 MB/s), RS-232, módem externo a través de RS-232 Tamaño (LxAxF): 325 mm x 300 mm x 65 mm Peso: 4,9 kg aproximadamente Garantía: 2 años Accesorios recomendados Consulte la página Web de Fluke para ver una lista completa de accesorios. Modelo Descripción TPS VOLTPROBE 10 V Sonda de tensión de 10 V (rango: de 0,1 V a 17 V) TPS VOLTPROBE 100 V Sonda de tensión de 100 V (rango: de 1 V a 170 V) TPS VOLTPROBE 400 V Sonda de tensión de 400 V (rango: de 4 V a 680 V) TPS VOLTPROBE 600 V Sondas de tensión de 600 V (rango: de 10 V a 1000 V) TPS VOLTPROBE 1 KV Sondas de tensión de 1000 V (rango: de 10 V a 1700 V) TPS FLEX 18-TF Sonda de corriente flexible (rangos: de 1 A a 100 A y de 5 A a 500 A) TPS FLEX 24-TF Sonda de corriente flexible (rangos: de 2 A a 200 A y de 10 A a 1000 A) TPS FLEX 36-TF Sonda de corriente flexible (rangos: de 30 A a 3000 A y de 60 A a 6000 A) TPS CLAMP 10 A / 1 A Sonda de corriente tipo pinza (rangos: de 0,01 A a 1 A y de 0,1 A a 10 A) TPS CLAMP 50 A / 5A Sonda de corriente tipo pinza (rangos: de 0,05 A a 5 A y de 0,5 A a 50 A) TPS CLAMP 200 A / 20 A Sonda de corriente tipo pinza (rangos: de 0,2 A a 20 A y de 2 A a 200 A) TPS SHUNT 20 MA Shunt de 20 ma ca/cc (rango: de 0 a 55 ma) TPS SHUNT 5 A Shunt de 5 A ca/cc (rango: de 0 a 10 A)
13 Sondas de corriente de calidad eléctrica Código modelo Fluke i3000 flex-4pk i400s i430-flexi-tf-4pk i5spq3 1000A 3210 PR TF Iflex Fluke 1730 iflexi 1500A (30 cm) Fluke-1730 ifexi 3000A (60cm) Fluke-1730 ifexi 6000A (90cm) Fluke-1730 i40s-sonda de corriente para trafo Descripción Juego de 4 minisondas de corriente tipo pinza rigida de 3000 A Sonda de corriente, tipo pinza rigida de 400 A Juego de 4 sondas de corriente, tipo pinza flexible de 3000 A Juego de 3 sondas de corriente, tipo pinza rigida de 5 A Sonda flexible monofásica 1000A Kit de 3 sondas flexibles 1500 A (IP50) Kit de 3 sondas flexibles 3000 A (IP50) Kit de 3 sondas flexibles 6000 A (IP50) Modelo antiguo de Fluke # 3210-PR n/a n/a n/a n/a Fluke 174X Fluke 43X Escalas de corriente CA Rangos de corriente CA 30 A, 300 A 3000 A 1 A - 30 A 1 A A 1 A A 40 A 400 A 0,5 A - 40 A 5 A A 3000 A 5 A 30 A A 0,01 A - 6 A 0,5A to 1,000A 1A - 150A, 10A A 1A - 150A 10A - 1,500A 3A - 300A, 30A A 1A - 300A 10A - 3,000A 6A - 600A, 60A A 1A - 600A 10A - 6,000A Kit de 3 sondas 4/40A 40mA - 4A, 0,4A - 40A 1A - 150A 10A - 1,500A Corriente máxima 4000 A 1000 A 100 ka 70 A 1000 A 1500 A 3000 A 6000 A 200 A Corriente mínima de medida 1 A 0,5 A 30 A 10 ma 0.5 A 1 A 3 A 6 A 0,04 A Precisión básica (48 a 65 Hz) 1) 2% + 2 A 2% + 0,15 A 1% 1% ± 1 % de lectura 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% Rango de frecuencias Da 10 Hz a 100 khz Da 45 Hz a 3 khz Da 10 Hz a 7 khz Da 40 Hz a 5 khz 40Hz - 5kHz 40Hz - 5kHz 40Hz - 5kHz 40Hz - 5kHz 40Hz - 5kHz Necesita batería Longitud del cabezal flexible Niveles de salida 10 mv/a 1 mv/a 0.1 mv/a Aperture de la pinza: 32 mm 10 mv/a 1 mv/a 61 cm Hz Aperture de la pinza: 15 mm 61cm 30.5 cm 61 cm 122 cm n/a 400 mv/a 2mV/A n/a n/a n/a n/a Longitud cable salida (m) 2,1 2,5 2,5 2, Categoría de seguridad CAT III 600 V CAT III 600 V Número de conectores 4 x BNC 4 x BNC 4 x BNC 3 x BNC Un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Adaptador BNC para conectores tipo banana incluido n/a n/a n/a n/a n/a Código modelo Fluke i1a/10a CLAMP PQ3 i1a/10a CLAMP PQ4 i5a/50a CLAMP PQ3 i5a/50a CLAMP PQ4 i20a/200a CLAMP PQ3 i20a/200a CLAMP PQ4 3000/6000A-TF-4 FS17xx FS17xx IP65 Descripción Modelo antiguo de Fluke # Juego de 3 minisondas de corriente tipo pinza rigida de 1 A/10 A CURRENT CLAMPS 1A (EPO450A) Juego de 4 mini-sondas de corriente tipo pinza rigida de 1 A/10 A MBX CLAMP 1A/10A+N (EPO451A) Juego de 3 mini-sondas de corriente tipo pinza rigida de 5 A/50 A MBX CLAMP 5A/50A (EPO452A) Juego de 4 mini-sondas de corriente tipo pinza rigida de 5 A/50 A MBX CLAMP 5A/50A+N (EPO453A) Juego de 3 mini-sondas de corriente tipo pinza rigida de 20 A/200 A MBX CLAMP 20A/200A (EPO455A) Juego de 4 mini-sondas de corriente tipo pinza rigida de 20 A/200 A MBX CLAMP 20/2000A+N (EPO456A) Juego de 4 sondas flexibles 4 Juego de 4 sondas flexibles, IP41 MBX Lem Flex (15/150/3000) (EP0404A) 4 Juego de 4 sondas flexibles, IP65 Fluke 1735 Fluke 174X Escalas de corriente CA Rangos de corriente CA 1 A 10 A AC 10 ma - 1 A 100 ma - 10 A 1 A 10 A AC 10 ma - 1 A 100 ma - 10 A 5 A 50 A AC 50 ma - 5 A 500 ma - 50 A 5 A 50 A AC 50 ma - 5A 500 ma - 50 A 20 A 200 A AC 200 ma - 20 A 2 A A 20 A 200 A AC 200 ma - 20 A 2 A A 30A 300A 3000A 6000A AC A AC 15A 150A 1500A 3000A AC 450mA - 15A 600mA - 150A 6A A 12A A MBX Lem Flex (15/150/3000) (EP0404A) 15A 150A 1500A 3000A AC 450mA - 15A 600mA - 150A 6A A 12A A Corriente máxima 20 A 20 A 100 A 100 A 300 A 300 A 0.8 A 3300 A 3300 A Corriente mínima de medida 10 ma 10 ma 50 ma 50 ma 200 ma 200 ma 450 ma 450 ma Precisión básica (48 a 65 Hz) 1) 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2%+2% influencia de posición 2%+2% influencia de posición Rango de frecuencias Da 40 Hz a 10 khz Da 40 Hz a 10 khz Da 40 Hz a 10 khz Da 40 Hz a 10 khz Da 40 Hz a 10 khz Da 40 Hz a 10 khz Da 40 Hz a 5 khz Da 40 Hz a 5 khz Longitud del cabezal 92 cm 61 cm 61 cm flexible Niveles de salida 75 mv/a 75 mv/a 15 mv/a 15 mv/a 3.75 mv/a 3.75 mv/a 0,1 mv/a 0,1 mv/a Longitud cable salida (m) Categoría de seguridad CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V Número de conectores Un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Adaptador BNC para conectores tipo banana incluido n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 Precisión básica: % de lectura + valor fijo n/a = no aplicable 103
14 Analizadores de potencia Norma Serie 4000/5000 Analizadores de potencia Fluke Norma 4000/5000 Fluke Norma 4000 Fiabilidad y medidas de alta precisión para la comprobación y desarrollo de sistemas electrónicos de potencia Los analizadores compactos de potencia Fluke Norma 4000/5000 proporcionan la última tecnología de medida de potencia para ayudar a los ingenieros que trabajan con motores, inversores, iluminación, fuentes de alimentación, transformadores y componentes de automoción en el desarrollo de productos más eficientes. Los instrumentos, basados en una arquitectura patentada de alto ancho de banda, permiten realizar medidas de alta precisión de tensión y corriente en configuraciones monofásicas y trifásicas, análisis de armónicos, análisis de la transformada rápida de Fourier (FFT), así como cálculos de potencia y otros valores derivados. Proporcionan una precisión y rechazo al modo común líder en su clase para cualquier forma de onda, frecuencia o desfase. El diseño único del sistema permite al usuario conectar las fases de potencia y otros módulos opcionales a su conveniencia para permitir una mayor flexibilidad a la hora de satisfacer los distintos requisitos de medida. Las formas de onda y los datos registrados se pueden ver claramente en su pantalla en color de gran tamaño y se pueden descargar fácilmente a un PC para el análisis y la generación de informes. La serie consta del analizador trifásico de potencia Norma 4000 de Fluke y del analizador de potencia de seis fases de entrada Norma 5000 de Fluke. Estos robustos analizadores ofrecen una incomparable relación calidadprecio y están diseñados para un uso sencillo y fiable tanto en aplicaciones de trabajo en campo como en laboratorios y bancos de pruebas. Sencilla interfaz de usuario que garantiza un manejo fácil e intuitivo Diseño modular único, configurable por el usuario Adquisición simultánea en paralelo de datos de todas las fases Medida de armónicos de tensión, corriente y potencia hasta el armónico 40 º Incluye análisis de FFT, visualización de diagrama de fasores, función de registrador y modo de osciloscopio digital (DSO) Tiempo medio seleccionable por el usuario: de 15 ms a 3600 s Memoria integrada ampliable para el almacenamiento de valores medidos Análisis de transformada rápida de Fourier (FFT) Osciloscopio digital (DSO) Pantalla de fasores Función de registrador 104 Fluke Norma 5000 Cable de alimentación eléctrica, Interfaz RS232 y adaptador USB para descarga de datos, software para PC NormaView de Fluke, manual de usuario, certificado de prueba, valores de calibración. Fluke Norma 4000 Analizador trifásico de potencia de alta precisión Fluke Norma 5000 Analizador de potencia de seis fases de entrada de alta precisión Temperatura de trabajo: de +5 C a 35 C Temperatura de almacenamiento: de -20 C a 50 C Clase climática: KYG DIN 40040, humedad relativa máxima del 85%, sin condensación. Carcasa: carcasa de metal (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Fluke Norma 4000 Fluke Norma 5000 Número de fases 1 a 3 3, 4, 6 Peso Aprox. 5 kg Aprox. 7 kg Tamaño (LxAxF) 15 x 23,7 x 31,5 cm (5,9 x 9,3 x 12,4 pulg.) 15 x 44,7 x 31,5 cm (5,9 x 17,6 x 12,4 pulg.) Impresora integrada No Sí (opcional) Pantalla Color, 5,7 /144 mm x 240 píxeles Ancho de banda CC a 3 MHz o CC a 10 MHz, en función del módulo de entrada Precisión básica 0.2%, 0.1% ó 0.03% en función de los módulos de entrada Velocidad de muestreo 0,33 MHz o 1 MHz, en función de los módulos de entrada Rango de tensión de entrada 0,3 a 1000 V Rango de corriente de entrada (directa, no a través 0,03 ma 20 A, en función del módulo de entrada de shunt) Memoria para configuraciones 4 MB Memoria para parámetros 0,5 MB Transformada rápida de Fourier (FFT) Hasta el 40 o armónico Interfaz RS232 Estándar Interfaz de procesos PI1 (8 entradas analógicas/ Opcional pulsos y 4 salidas analógicas) Interfaz IEEE /GPIB (1 Mbit/s Ethernet/10 Mbit/s Opcional o 100 Mbit/s) Software para PC NormaView de Fluke (para Estándar descarga y análisis de datos, y generación de informes) Seguridad: EN / 2ª edición, 1000 V CAT II (600 V CAT III) Dos años de garantía
15 Accesorios Norma Serie 4000/5000 Fluke Norma 4000 (vista posterior) Fluke Norma 5000 (vista posterior) Módulos de potencia El analizador de potencia Norma 4000 de Fluke puede equiparse con un máximo de tres módulos de potencia, correspondientes a tres fases de entrada y el analizador de potencia Norma 5000 de Fluke puede equiparse con un máximo de seis módulos de potencia, correspondientes a seis fases de entrada. Los usuarios pueden seleccionar la configuración de fases de entrada que mejor se adapte a sus aplicaciones entre diversas configuraciones opcionales de módulos de potencia. Las especificaciones varían en función del modelo del módulo de potencia. Cada módulo opcional de potencia consta de un canal de medida de tensión y otro de corriente. Cada uno de estos módulos de medida está disponible en cada unidad básica, pero sólo se puede utilizar un mismo tipo de módulo por unidad. Resumen de características de los módulos de potencia, correspondientes a cada fase de entrada Módulo PP42 PP50 PP54 PP64 Precisión 0.2% (0.1% rd % (0.02% rg + 0.1% (0.05% rd % rg) 0.1% rg) 0.01% rg) Rango de corriente 20 A 10 A 10 A 10 A Velocidad de muestreo 341 khz 1 MHz 341 khz 341 khz Ancho de banda 3 MHz 10 MHz 3 MHz 3 MHz Shunts Los módulos de entrada pueden admitir hasta 10 A o 20 A directamente, o bien medir la corriente a través de shunts de precisión de banda ancha. El rango disponible de shunts permite realizar medidas de hasta 1500 A y se puede utilizar en combinación con todos los módulos de entrada disponibles. Shunts opcionales para los Analizadores de Potencia Fluke Norma 4000/ Shunt de tecnología planar de 32 A Cables para shunt de tecnología planar de 32 A Shunt triaxial de 10 A con cables (0,333 Ω, de 0 a 0,5 MHz) Shunt triaxial de 30 A con cables (0,010 Ω, de 0 a 0,5 MHz) Shunt de 100 A con cables (0,001 Ω, de 0 a 0,5 MHz) Shunt de 150 A con cables (0,5 mω, de 0 a 0,5 MHz) Shunt de 300 A con cables (0,1 mω, de 0 a 1 MHz) Shunt de 500 A con cables (0,1 mω, de 0 a 0,2 MHz) Cables LG de shunt (para shunts de alta corriente) Shunt de tecnología planar de 32 A Cables y adaptadores Juego de cables de medida (para una fase de potencia) Adaptador en estrella Norma de Fluke (externo) Accesorios de impresora Cable de impresora para Fluke Norma 5000 (RS232-Centronics) Todos los accesorios tienen dos años de garantía. 105

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución