Source: http://www.noticiasnaturistas.com/?p=2523
Timestamp: 2013-05-19 21:28:27+00:00

Document:
NoticiasNaturistas.com » Microcopia de Campo Oscuro
El efecto es similar a las partículas de polvo que se ven en el haz de luz emanado de un proyector de diapositivas en una habitación oscura. La luz reflejada por las partículas de polvo llegan hasta la retina del ojo, lo que las hace visibles. La luz dispersa permite incluso distinguir partículas más pequeñas que el poder separador del sistema óptico usado por transparencia. El microscopio de campo oscuro se encuentra catalogado entre los microscopios ópticos.
Desde muchos años atrás el microscopio óptico posibilito el descubrimiento de las células y la elaboración de la teoría de que todos los seres vivos están constituidos por células.
El microscopio òptico se compone de dos partes principalmente:
1. Parte Mecánica: Sirve de soporte.
2. Parte Óptica: constituida por tres sistemas de lentes.
* Ocular El condensador del microscopio óptico convencional tiene como finalidad proyectar un cono de luz sobre los elementos que están siendo analizados en el microscopio. Después de atravesar el elemento, ese haz luminoso en forma de cono penetra en el objetivo, proyectando una imagen aumentada en el plano focal del ocular ,que nuevamente la amplia y es recibida por la retina como una imagen situada a 25 cm de la lente ocular.
El microscopio de campo oscuro esta constituido por un microscopio óptico al cual se le acondiciona un condensador especial, este tiene como fin producir una disfracen de los rayos luminosos enviándolos lateralmente sobre el objeto en forma de un cono luminosos, y de esta forma tampoco penetran directamente al objetivo.
Ambos son utilizados con el mismo fin, pero el cardiode tiene mayor aplicabilidad en la investigación con Treponemas.
Para que el efecto de campo oscuro se logre , la apertura numérica del condensador debe ser mayor que la de el objetivo, lo cual ocurre con los objetivos de pequeño y gran aumento no así con los de inmersión los cuales deberán adicionarse de un diagrama de suspensión para la reducir la apertura numérica.
RESOLUCIÓN DE MICROSCOPIA EN CAMPO OSCURO
Se llama poder de resolución de un sistema óptico a la capacidad de separar detalles y es expresado por el limite de resolución que es la menor distancia que existe entre dos puntos para que estos aparezcan individualizados.
Lo que determina la riqueza del detalle de la imagen provista por un sistema óptico es su limite de resolución y no su poder de aumentar el tamaño de los objetos.
El limite de resolución depende de la apertura numérica (AN) del objetivo y de la longitud de onda de la luz utilizada.
En la microscopia de campo oscuro la AN no debe ser superior a 1.0 ya que el condensador debe tener siempre una apertura numérica superior a este valor. El limite de resolución del objetivo esta dado por la siguiente formula: LR = k x Long. onda / AN
* k = Constante ( 0.61)
Existen diferentes métodos para observar un objeto sobre un fondo oscuro , es decir, utilizando únicamente la luz difractada por él.
La observación por transmisión con una pantalla central necesita la utilización de un objetivo con pantalla interna de Spierer; con una pantalla anular , la de Wilska: anoptral, versión original y no la fabricada industrialmente que es un contraste de fase negativa a fuerte absorción.
La observación con iluminación anular de abertura superior a la del objetivo, es la única que, en la practica corriente , se denomina campo oscuro. Debe indicarse que difícilmente puede utilizarse objetivos de gran aumento , de apertura numérica superior a 1.0. dado que el condensador debe presentar una abertura superior a esta. Debe entonces practicarse la inmersión, evitando las burbujas de aire.
OBSERVACIÓN BIRREFRINGENTE ( Polarización)
OBSERVACIÓN HAZ PERPENDICULAR (Fondo Negro ultramicrosopico)
Las imágenes en autentico fondo negro son remarcables por un efecto de borde ,con numerosas franjas de difracciòn muy brillantes si le objeto es refringente. Los planos ,en el centro de una estructura parecen ópticamente vacíos . es por ello que deben adoptarsen grandes precauciones en el momento de interpretar las imágenes . Dado que la imagen solo se forma con las luz difractada, siempre más débil que la luz directa deben formarsen fuentes lumìnicas muy intensas, lo que no siempre es fácil sobre todo cuando los objetos son vivos y, por consiguiente, sensibles a fuertes iluminaciones.
El material a estudio se emulsiona sobre un porta-objetos sobre el cual se coloca una gota de solución salina, se cubre con una laminilla y se monta sobre la platina , se baja el condensador de campo oscuro y se corre con el carro de la platina la preparación de forma tal que al subir completamente el condensador la cara superior de su lente quede cubierta por su preparación solamente en su mitad posterior.
* Permite ver partículas dipersas en un medio homogéneo.
* Inadecuada preparación de la muestra.
Written by Dr. Jorge Barros in: Artículos, selección de.,Diagnostico:,Medicina Integrativa Madrid,Microscopia Campo Oscuro | Etiquetas: Análisis de sangre en vivo con microscopia de campo oscuro. Madrid, Microscopia Campo Oscuro Madrid, Test HLBO Madrid No hay comentarios	Comments are closed.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución