Source: http://slideplayer.it/slide/564955/
Timestamp: 2017-02-20 11:28:32+00:00

Document:
CERTIQUALITY Via. G. Giardino, 4 - MILANO – SETTORE DISPOSITIVI MEDICI CORSO PER VALUTATORI La Direttiva 2007/47/CE Milano, 29 giugno ppt scaricare
CERTIQUALITY Via. G. Giardino, 4 - MILANO – 02.806917.1 SETTORE DISPOSITIVI MEDICI CORSO PER VALUTATORI La Direttiva 2007/47/CE Milano, 29 giugno 2009.
PubblicatoLotterio D ambrosio
Presentazione sul tema: "CERTIQUALITY Via. G. Giardino, 4 - MILANO – 02.806917.1 SETTORE DISPOSITIVI MEDICI CORSO PER VALUTATORI La Direttiva 2007/47/CE Milano, 29 giugno 2009."— Transcript della presentazione:
CERTIQUALITY Via. G. Giardino, 4 - MILANO – SETTORE DISPOSITIVI MEDICI CORSO PER VALUTATORI La Direttiva 2007/47/CE Milano, 29 giugno 2009
La DIRETTIVA 2007/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 settembre 2007 modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa allimmissione sul mercato dei biocidi. Il Governo Italiano non ha recepito la Direttiva 2007/47/CE. I Fabbricanti di Dispositivi Medici dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti entro il 21 marzo 2010, giorno in cui terminerà il periodo di transitorio concesso dalla Comunità Europea. Nelle slide successive vengono presentate le modifiche introdotte dalla Direttiva 2007/47/CE. La Direttiva 2007/47/CE
«dispositivo medico»: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sulluomo a fini di: diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano no sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 1 - Definizioni, campo di applicazione (paragrafo 6) Se un prodotto è destinato dal produttore ad essere utilizzato sia in conformità delle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva 89/686/CEE (*) sia in conformità della presente direttiva, sono rispettati anche i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza stabiliti nella direttiva 89/686/CEE. Nellapplicazione della parte modificata dellArticolo 1 è opportuno seguire i requisiti della Linea GuidaINTERPRETATION OF THE RELATION BETWEEN THE REVISED DIRECTIVE 93/42/EEC CONCERNING MEDICAL DEVICES AND DIRECTIVE 89/686/EEC ON PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT emesso dalla Comunità Europea. Secondo il citato documento, la modifica introdotta dalla Direttiva 2007/47/CE conferma che i prodotti che hanno un duplice utilizzo, come DPI e DM, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 93/42/CEE.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 1 - Definizioni, campo di applicazione (paragrafo 6) La modifica della Direttiva permette ai fabbricanti di dispositivi medici con duplice utilizzo di sottoporre i propri prodotti ad una procedura di conformità nellambito della Direttiva Dispositivi Medici che, poiché il prodotto è anche un DPI, deve includere i requisiti di sicurezza della Direttiva in materia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). I dispositivi medici devono essere marcati CE nellambito della Direttiva Dispositivi Medici. I fabbricanti che desiderano vendere prodotti con duplice utilizzo (DPI e DM) possono utilizzare, nellambito della Direttiva Dispositivi Medici, ununica procedura di valutazione della conformità permettendo un verifica di tutti i rischi previsti in entrambi i regimi regolamentari. Largomento non è ancora chiaro in quanto il draft di revisione del documento, citato nella slide precedente, sembrerebbe assumere una posizione diametralmente opposta in termini di procedure di valutazione della conformità.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 3 - Requisiti Essenziali I dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali prescritti nell'allegato I in considerazione della loro destinazione. Laddove esista un rischio, i dispositivi che sono anche macchine ai sensi dellarticolo 2, lettera a), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (*), rispettano altresì i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nellallegato I di tale direttiva, qualora detti requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza siano più specifici dei requisiti essenziali stabiliti nellallegato I della presente direttiva. Nellapplicazione della parte modificata dellArticolo 3 è opportuno seguire i requisiti della Linea GuidaINTERPRETATION OF THE RELATION BETWEEN THE REVISED DIRECTIVE 93/42/EEC CONCERNING MEDICAL DEVICES AND DIRECTIVE 2006/42/EC ON MACHINERY emesso dalla Comunità Europea.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 3 - Requisiti Essenziali La Direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine: non esclude dal suo campo di applicazione i dispositivi medici; prevede, qualora i rischi, di cui allAllegato I, siano completamente o parzialmente coperti da altre Direttive Europee, di cessare di validità a favore di tali Direttive. Lart. 3 della Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, recepisce i requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE, in materia di salute e sicurezza, qualora detti requisiti siano più specifici dei requisiti essenziali stabiliti nellallegato I della Direttiva Dispositivi Medici. Di conseguenza i requisiti essenziali della Direttiva Dispositivi Medici coprono tutti i requisiti essenziali previsti dalla Direttiva Macchine. La Direttiva 2006/42/CE come tale, pertanto, non si applica.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 3 - Requisiti Essenziali Si può, pertanto, concludere che: un dispositivo medico, che è contemporaneamente una macchina, deve essere sottoposto ad un unico iter di certificazione in accordo con le procedure della Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE; lanalisi dei rischi da effettuare per un dispositivo medico, che è contemporaneamente una macchina, è quella prevista dalla Direttiva Dispositivi Medici.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 4 - Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare (paragrafo 2) 2. Gli Stati membri non impediscono che: i dispositivi destinati ad indagini cliniche possano essere messi a disposizione dei medici o delle persone debitamente autorizzate, qualora rispondano alle condizioni di cui all'articolo 15 e all'allegato VIII; i dispositivi su misura possano essere immessi in commercio e messi in servizio qualora rispondano alle condizioni prescritte dal combinato disposto dellarticolo 11 e dellallegato VIII; i dispositivi delle classi IIa, IIb e III sono muniti della dichiarazione di cui allallegato VIII, che è messa a disposizione di un determinato paziente, identificato mediante il nome, un acronimo o un codice numerico.
La Direttiva 2007/47/CE Art Valutazione della conformità (paragrafo 11) Larticolo ha subito alcune modifiche, fra le quali: 11. Le decisioni degli organismi notificati prese secondo il disposto degli allegati II, III, V e VI hanno validità massima di cinque anni e possono essere prorogate durata massima di cinque anni su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti. Commento La Direttiva limita la validità anche dei certificati emessi secondo Allegato V oppure VI. Tale limitazione è già praticata da Certiquality.
La Direttiva 2007/47/CE Art Procedura particolare per sistemi e kit completi per campo operatorio e procedura di sterilizzazione Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini dellimmissione in commercio, sterilizzi sistemi o kit completi per campo operatorio di cui al paragrafo 2 o altri dispositivi medici recanti la marcatura CE per i quali i fabbricanti prevedono la sterilizzazione prima delluso, segue, a sua scelta, una delle procedure di cui agli allegati II o V. Lapplicazione di tali allegati e lintervento dellorganismo notificato si limitano agli aspetti che riguardano il mantenimento della sterilità finché la confezione sterile non sia aperta o danneggiata. La persona dichiara che la sterilizzazione è stata eseguita secondo le istruzioni del fabbricante; Al paragrafo 4, la terza frase è sostituita dalla seguente: Le dichiarazioni previste ai paragrafi 2 e 3 sono tenute a disposizione delle autorità competenti per cinque anni.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 12 bis – Ricondizionamento dei dispositivi medici La Commissione presenta, entro il 5 settembre 2010, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla questione del ricondizionamento dei dispositivi medici nella Comunità. Alla luce delle conclusioni di tale relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali proposte aggiuntive che reputi atte ad assicurare un elevato livello di tutela della salute.
La Direttiva 2007/47/CE Art Registrazione delle persone dellimmissione in commercio 1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attività di cui all'articolo 12 comunica alle autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sede, l'indirizzo della sede e la descrizione dei dispositivi in questione. Per tutti i dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, gli Stati membri possono chiedere di essere informati di tutti i dati atti a identificare tali dispostivi, unitamente all'etichetta e alle istruzioni per l'uso, quando tali dispositivi sono messi in servizio nel loro territorio. Commento La modifica (inserimento della classe IIa) è già presente nel D.lgs 46/97 e successive modifiche.
La Direttiva 2007/47/CE Art Registrazione delle persone dellimmissione in commercio 2. Se non ha la sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette in commercio a nome proprio un dispositivo designa un unico mandatario nellUnione europea. Per i dispositivi di cui al primo comma del paragrafo 1, il mandatario comunica allautorità competente dello Stato membro in cui ha la sede i dettagli di cui al paragrafo Gli Stati membri, su richiesta, comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i dettagli, forniti dal fabbricante o dal suo mandatario, di cui al paragrafo 1, primo comma.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 14 bis - Banca dati europea 1. I dati regolamentari conformi alla presente direttiva sono memorizzati in una banca dati europea accessibile alle autorità competenti per consentire loro di svolgere, disponendo di informazioni esaurienti, il proprio compito relativamente alla presente direttiva. La banca dati contiene i seguenti elementi: a) i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari, nonché dei dispositivi a norma dellarticolo 14, ad esclusione dei dati relativi ai dispositivi su misura; b) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui agli allegati da II a VII; c) i dati ottenuti in base alla procedura di vigilanza definita all'articolo 10. d) i dati relativi alle indagini cliniche di cui allarticolo I dati sono trasmessi in formato standard. 3. Le misure necessarie per lattuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera d), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui allarticolo 7, paragrafo Il disposto del presente articolo è applicato entro il 5 settembre La Commissione, entro l11 ottobre 2012, effettua una valutazione del funzionamento operativo e del valore aggiunto della banca dati. Sulla base di tale valutazione, la Commissione, se del caso, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio o presenta progetti di misure a norma del paragrafo 3.
La Direttiva 2007/47/CE Art. 14 ter – Misure particolari di sorveglianza sanitaria Se, in relazione ad un dato prodotto o gruppo di prodotti, uno Stato membro ritiene che, per garantire la protezione della salute e della sicurezza e/o per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, detti prodotti debbano essere ritirati dal mercato o che la loro immissione in commercio e la loro messa in servizio debbano essere vietate, limitate o sottoposte a condizioni particolari, esso può prendere tutte le misure transitorie necessarie e giustificate. Lo Stato membro ne informa in tal caso la Commissione e tutti gli altri Stati membri, indicando le ragioni della sua decisione. La Commissione consulta, ove possibile, le parti interessate e gli Stati membri. La Commissione adotta il suo parere indicando se le misure nazionali sono giustificate o meno. La Commissione informa tutti gli Stati membri e le parti interessate consultate. Se del caso, le misure necessarie intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, in relazione al ritiro dal mercato, al divieto di immissione in commercio e alla messa in servizio di un certo prodotto o gruppo di prodotti ovvero in relazione a limitazioni o allintroduzione di particolari requisiti per limmissione in commercio di tali prodotti, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui allarticolo 7, paragrafo 3. Per motivi imperativi durgenza la Commissione può ricorrere alla procedura durgenza di cui allarticolo 7, paragrafo 4.
La Direttiva 2007/47/CE Art Indagini cliniche a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità segue la procedura prevista allallegato VIII e informa le autorità competenti degli Stati membri in cui devono essere effettuate le indagini mediante la dichiarazione menzionata al punto 2.2 dellallegato VIII. 2. Per i dispositivi appartenenti alla classe III e per i dispositivi impiantabili e per quelli invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa o IIb, il fabbricante può iniziare le pertinenti indagini cliniche trascorsi sessanta giorni dalla data della notifica, a meno che le autorità competenti non gli abbiano comunicato entro tale termine una decisione in senso contrario, motivata da considerazioni di sanità pubblica o di ordine pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i fabbricanti ad iniziare le pertinenti indagini cliniche prima della scadenza dei sessanta giorni, se il comitato etico competente ha espresso un parere favorevole sul programma di tali indagini, compresa la sua revisione del piano di indagine clinica. 3. Nel caso di dispositivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i fabbricanti ad iniziare le indagini cliniche immediatamente dopo la data di notifica, purché il comitato etico interessato abbia emesso un parere favorevole sul programma di indagini in questione, compresa la sua revisione del piano di indagine clinica.
La Direttiva 2007/47/CE Art Indagini cliniche i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 5. Le indagini cliniche devono essere svolte secondo le disposizioni dellallegato X. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, tra laltro integrandola, in relazione alle disposizioni sulle indagini cliniche allallegato X sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui allarticolo 7, paragrafo Gli Stati membri adottano, ove necessario, le misure opportune per garantire la sanità pubblica e lordine pubblico. Qualora unindagine clinica sia respinta o sospesa da uno Stato membro, questultimo la propria decisione, adducendone i motivi. Qualora uno Stato membro abbia chiesto una modifica significativa o uninterruzione temporanea di unindagine clinica, esso informa gli Stati membri interessati in merito alle proprie azioni, comunicandone i motivi. 7. Il fabbricante o il suo mandatario notifica alle autorità competenti dello Stato membro interessato la fine dellindagine clinica, dandone giustificazione in caso di conclusione anticipata. In caso di conclusione anticipata dellindagine clinica per motivi di sicurezza, tale notifica è comunicata a tutti gli Stati membri e alla Commissione. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità competenti la relazione di cui allallegato X, punto
La Direttiva 2007/47/CE Art Organismi Notificati il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 5. Lorganismo notificato fornisce alla propria autorità competente tutte le informazioni sui certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati e informa gli altri organismi notificati rientranti nellambito di applicazione della presente direttiva sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati e, su richiesta, sui certificati rilasciati. Esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti. Art Indebita marcatura CE la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di indebita marcatura CE o di assenza della stessa, in violazione della presente direttiva, comporta per il fabbricante o il suo mandatario lobbligo di far cessare linfrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro.
La Direttiva 2007/47/CE Art Riservatezza 1. Gli Stati membri si adoperano affinché, salve le disposizioni e le pratiche esistenti a livello nazionale in materia di segreto medico, tutte le parti interessate dallapplicazione della presente direttiva garantiscano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti. Restano impregiudicati gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di informazione reciproca e di diffusione degli avvisi di sicurezza, e gli obblighi dinformazione che incombono alle persone interessate nellambito del diritto penale. 2. Non sono trattate come riservate le seguenti informazioni: a) le informazioni sulla registrazione delle persone responsabili dellimmissione in commercio di cui allarticolo 14; b) le informazioni agli utilizzatori fornite dal fabbricante, dal mandatario o dal distributore in relazione a una misura a norma dellarticolo 10, paragrafo 3; c) le informazioni contenute nei certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi o ritirati. 3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, che riguardano la determinazione delle condizioni in base alle quali possono essere rese pubbliche altre informazioni, stabilendo in particolare a carico dei fabbricanti nel caso dei dispositivi appartenenti alle classi IIb e III leventuale obbligo di predisporre e rendere accessibile una sintesi delle informazioni e dei dati relativi al dispositivo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui allarticolo 7, paragrafo 3.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato I - Requisiti Essenziali il punto 1 è sostituito dal seguente: 1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione, se avviene alle condizioni e per gli usi previsti, non comprometta lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, fermo restando che gli eventuali rischi associati alluso previsto debbono essere di livello accettabile in rapporto ai benefici apportati al paziente e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. Ciò comporta: la riduzione, per quanto possibile, dei rischi di errore nellutilizzazione determinato dalle caratteristiche ergonomiche del dispositivo e dallambiente in cui è previsto che il dispositivo sia usato (progettazione per la sicurezza del paziente), e la considerazione del livello della conoscenza tecnica, dellesperienza, dellistruzione e della formazione nonché, a seconda dei casi, delle condizioni mediche e fisiche degli utilizzatori cui il dispositivo è destinato (progettazione per utilizzatori comuni, professionisti, disabili o altro).
La Direttiva 2007/47/CE Allegato I - Requisiti Essenziali è inserito il seguente punto 6 bis: 6 bis. La dimostrazione della conformità con i requisiti essenziali deve comprendere una valutazione clinica a norma dellallegato X. al punto 7.1 è aggiunto il terzo trattino: 7. Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche 7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire le caratteristiche e le prestazioni previste alla parte I «Requisiti generali». Si dovrà considerare con particolare attenzione: la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di vista della tossicità ed eventualmente dell'infiammabilità; la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei tenendo conto della destinazione del dispositivo; se del caso, i risultati della ricerca biofisica o modellistica la cui validità sia stata precedentemente dimostrata.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato I - Requisiti Essenziali il punto 7.5 è sostituito dal seguente: 7.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo il rischio posto dalla fuoriuscita di sostanze dal dispositivo. Unattenzione particolare è riservata alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in conformità dellallegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura delle sostanze pericolose (*). (continua nella slide seguente)
La Direttiva 2007/47/CE Allegato I - Requisiti Essenziali (segue dalla pagina precedente) il punto 7.5 è sostituito dal seguente: Se parti di un dispositivo (o il dispositivo stesso) destinati a somministrare e/o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo, o dispositivi destinati al trasporto e alla conservazione di tali fluidi corporei o sostanze contengono ftalati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, della categoria 1 o 2, in conformità dellallegato I della direttiva 67/548/CEE, deve essere apposta sui dispositivi stessi e/o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione commerciale unetichetta che indichi che si tratta di un dispositivo contenente ftalati. Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destinati figurano il trattamento di bambini o donne incinte o che allattano, il fabbricante fornisce, nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica per luso di tali sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti essenziali, in particolare del presente punto, nelle istruzioni per luso, informazioni sui rischi residui per questi gruppi di pazienti e, se del caso, su misure di precauzione appropriate.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato I - Requisiti Essenziali al punto 12.1 è aggiunto il punto 12.1 bis: 12.1 bis. Per i dispositivi che incorporano un software o costituiscono in sé un software medico, il software è convalidato secondo lo stato dellarte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, della gestione dei rischi, della validazione e della verifica. al punto 13.1, il primo comma è sostituito dal seguente: Ogni dispositivo è corredato delle necessarie informazioni atte a garantirne unutilizzazione appropriata e del tutto sicura, tenendo conto della formazione e delle conoscenze dei potenziali utilizzatori, e a consentire lidentificazione del fabbricante.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato I - Requisiti Essenziali il punto 13.3 è modificato come segue: a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, letichettatura o limballaggio esterno o le istruzioni per luso contengono, inoltre, il nome e lindirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità; b) le indicazioni strettamente necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo agli utilizzatori; f) se del caso, lindicazione che il dispositivo è monouso. Lindicazione del fabbricante relativa al carattere monouso del dispositivo deve essere coerente in tutta la Comunità;
La Direttiva 2007/47/CE Allegato I - Requisiti Essenziali il punto 13.6 è modificato come segue: Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le informazioni seguenti: …..(omissis)…. alla lettera h) è aggiunto il seguente comma: Se il dispositivo reca lindicazione che è monouso, le informazioni riguardanti le caratteristiche note e i fattori tecnici di cui il fabbricante è a conoscenza che potrebbero comportare un rischio se il dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se, in conformità del punto 13.1, non sono necessarie istruzioni per luso, le informazioni devono deve essere messe a disposizione dellutilizzatore su richiesta; la lettera o) è sostituita dalla seguente: o) le sostanze medicinali o i derivati del sangue umano incorporati nel dispositivo come parte integrante conformemente al punto 7.4; è aggiunta la seguente lettera: q) la data di emissione dellultima versione delle istruzioni per luso. k) il punto 14 è soppresso.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità a) il punto 2 è sostituito dal seguente: 2. La dichiarazione di conformità CE è la procedura in base alla quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione si attengono alle disposizioni applicabili della presente direttiva. Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto stabilito allarticolo 17 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Detta dichiarazione riguarda uno o più dispositivi medici fabbricati, chiaramente identificati con il nome del prodotto, il relativo codice o un altro riferimento non ambiguo, e deve essere conservata dal fabbricante. b) al punto 3.1, secondo comma, settimo trattino, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: limpegno del fabbricante a istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura sistematica di valutazione dellesperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui allallegato X, nonché a predisporre i mezzi idonei allapplicazione degli interventi correttivi eventualmente necessari. Detto impegno comprende per il fabbricante lobbligo di informare le autorità competenti degli incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza:.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità il punto 3.2 è modificato come segue: L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti alle disposizioni loro applicabili della presente direttiva in tutte le fasi, dalla progettazione al controllo finale. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni utilizzati dal fabbricante per garantire il sistema di qualità devono figurare in una documentazione aggiornata sistematicamente e ordinata sotto forma di strategie e di procedure scritte, quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti la qualità. Essa comprende in particolare i documenti, i dati e le registrazioni corrispondenti, derivanti dalle procedure di cui alla lettera c). Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti elementi: a) gli obiettivi di qualità del fabbricante; b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare: alla lettera b) è aggiunto il seguente trattino: i metodi di controllo dellefficienza di funzionamento del sistema di qualità, in particolare il tipo e la portata dei controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo a eseguire la progettazione, la fabbricazione e/o il controllo finale e il collaudo dei prodotti o dei loro componenti;
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) le procedure di sorveglianza e di controllo della progettazione dei prodotti, compresa la relativa documentazione, in particolare: una descrizione generale del prodotto, comprese le varianti previste, e degli usi cui è destinato, le specifiche di progettazione, comprese le norme che verranno applicate e i risultati delle analisi dei rischi, nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali applicabili ai prodotti, qualora non siano applicate integralmente le norme previste dallarticolo 5, le tecniche di controllo e di verifica della progettazione, nonché i processi e gli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei prodotti, la prova, nel caso in cui un dispositivo, per funzionare secondo quella che è la sua destinazione, debba essere collegato a un altro dispositivo, che esso sia conforme ai requisiti essenziali quando collegato a qualsiasi dispositivo che possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante (continua nella slide successiva)
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità (continua dalla pagina precedente) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) le procedure di sorveglianza e di controllo della progettazione dei prodotti, compresa la relativa documentazione, in particolare: una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di cui al punto 7.4 dellallegato I, nonché i dati relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e lutilità di tale sostanza o derivato del sangue umano, tenendo conto della destinazione duso del dispositivo, una dichiarazione che attesti se sono o non sono stati utilizzati nella produzione tessuti dorigine animale di cui alla direttiva 2003/32/CE, le soluzioni adottate di cui allallegato I, capo I, punto 2, la valutazione preclinica, la valutazione clinica di cui allallegato X, il progetto di etichettatura e, se del caso, di istruzioni per luso.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità al punto 3.3, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possieda unesperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende una valutazione su base rappresentativa dei documenti di progettazione dei prodotti in questione, una visita nei locali del fabbricante e, in casi debitamente giustificati, nei locali dei fornitori del fabbricante e/o dei subappaltatori per controllare i processi di fabbricazione Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni utili, in particolare: al punto 5.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente: i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla progettazione, quali i risultati di analisi, i calcoli, le prove, le soluzioni adottate di cui allallegato I, capo I, punto 2, la valutazione preclinica e clinica, il piano di follow-up clinico post-vendita e, se del caso, i risultati del follow-up dello stesso, ecc..
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità il punto 6.1 del paragrafo 6. Disposizioni amministrative è modificato come segue: la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di almeno cinque anni e, nel caso dei dispositivi impiantabili, di almeno quindici anni dalla data di fabbricazione dellultimo prodotto: al secondo trattino è aggiunta la frase seguente: la documentazione prevista al punto 3.1, quarto trattino in particolare i documenti, i dati e le registrazioni di cui al punto 3.2, secondo comma; il punto 6.3 è soppresso.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità il punto 7 è sostituito dal seguente: 7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb 7.1. Secondo quanto stabilito allarticolo 11, paragrafi 2 e 3, il presente allegato può applicarsi ai prodotti appartenenti alle classi IIa e IIb. Il punto 4 non si applica, tuttavia, a detti prodotti Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa lorganismo notificato valuta, come parte della valutazione di cui al punto 3.3, la conformità della documentazione tecnica quale descritta al punto 3.2, lettera c), per almeno un esemplare rappresentativo per ciascuna sottocategoria di dispositivi, alle disposizioni della presente direttiva Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb lorganismo notificato valuta, come parte della valutazione di cui al punto 3.3, la conformità della documentazione tecnica, quale descritta al punto 3.2, lettera c), per almeno un esemplare rappresentativo per ciascun gruppo generico di dispositivi, alle disposizioni della presente direttiva. (continua nella slide seguente)
La Direttiva 2007/47/CE Allegato II - Dichiarazione CE di conformità (segue dalla slide precedente) il punto 7 è sostituito dal seguente: 7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb 7.4. Nello scegliere uno o più esemplari rappresentativi, lorganismo notificato tiene conto dellinnovatività della tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella tecnologia e nei metodi di fabbricazione e sterilizzazione, della destinazione duso e dei risultati di precedenti valutazioni pertinenti (ad esempio, relative alle proprietà fisiche, chimiche o biologiche) effettuate in conformità della presente direttiva. Lorganismo notificato documenta e tiene a disposizione dellautorità competente i criteri adottati per la scelta dellesemplare/degli esemplari Altri esemplari sono valutati dallorganismo notificato nellambito della valutazione di sorveglianza di cui al punto 5.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato V - Dichiarazione di conformità CE il punto 2 è sostituito dal seguente: 2. La dichiarazione di conformità CE è lelemento procedurale con il quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi previsti al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nellattestato di certificazione CE e soddisfano le disposizioni applicabili della presente direttiva. Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto specificato allarticolo 17 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione, che deve essere custodita dal fabbricante, copre uno o più dei dispositivi medici fabbricati, da identificare chiaramente mediante il nome del prodotto, il relativo codice o altro riferimento non ambiguo. b) al punto 3.1, secondo comma, ottavo trattino, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: limpegno del fabbricante a istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura sistematica di valutazione dellesperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui allallegato X, nonché a predisporre i mezzi idonei allapplicazione degli interventi correttivi eventualmente necessari. Detto impegno comprende per il fabbricante lobbligo di informare le autorità competenti degli incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza:.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato V - Dichiarazione di conformità CE al punto 3.2, terzo comma, lettera b), è aggiunto il seguente trattino: i metodi di controllo dellefficienza di funzionamento del sistema di qualità, in particolare il tipo e la portata dei controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo a eseguire la fabbricazione e/o il controllo finale e il collaudo dei prodotti o dei loro componenti. 4.2 Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni utili, e in particolare: al punto 4.2, del paragrafo 4. Sorveglianza dopo il primo trattino è inserito il seguente trattino: la documentazione tecnica al punto 5.1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: Il fabbricante o il suo mandatario deve tenere a disposizione delle autorità nazionali, per almeno cinque anni e, nel caso di dispositivi impiantabili, per almeno quindici anni dalla data di fabbricazione dellultimo prodotto:
La Direttiva 2007/47/CE Allegato V - Dichiarazione di conformità CE 6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa Secondo quanto stabilito allarticolo 11, paragrafo 2, il presente allegato può applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe IIa, fatto salvo quanto segue In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garantisce e dichiara nella dichiarazione di conformità che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3 dellallegato VII e rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, lorganismo notificato, nellambito della valutazione di cui al punto 3.3, accerta la conformità della documentazione tecnica descritta al punto 3 dellallegato VII con le disposizioni della presente direttiva, per almeno un esemplare rappresentativo di ciascuna sottocategoria di dispositivi Nello scegliere uno o più esemplari rappresentativi lorganismo notificato tiene conto dellinnovatività della tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella tecnologia, nei metodi di fabbricazione e di sterilizzazione, della destinazione duso e dei risultati di eventuali precedenti valutazioni pertinenti (ad esempio relativamente alle proprietà fisiche, chimiche o biologiche) condotte in conformità della presente direttiva. Lorganismo notificato documenta e tiene a disposizione dellautorità competente i criteri adottati per la scelta dellesemplare/degli esemplari Ulteriori esemplari sono valutati dallorganismo notificato nellambito delle attività di sorveglianza di cui al punto 4.3.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VII - Dichiarazione di conformità CE i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. Con la dichiarazione di conformità CE il fabbricante o il suo mandatario che soddisfino gli obblighi previsti al punto 2 e, nel caso di prodotti immessi in commercio in confezione sterile o di strumenti di misura, quelli previsti al punto 5, garantiscono e dichiarano che i prodotti in questione soddisfano le disposizioni applicabili della presente direttiva. 2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3. Il fabbricante o il mandatario tiene detta documentazione, compresa la dichiarazione di conformità, a disposizione delle autorità nazionali a fini di controllo per almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dellultimo prodotto. Per i dispositivi impiantabili, il periodo in questione è di almeno quindici anni a decorrere dalla data di fabbricazione dellultimo prodotto.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VII Dichiarazione di conformità CE 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva. Essa comprende in particolare i documenti seguenti: il primo trattino è sostituito dal seguente: una descrizione generale del prodotto, comprese le varianti previste e gli usi cui è destinato. il quinto trattino è sostituito dal seguente: nel caso di prodotti immessi in commercio in confezione sterile, la descrizione dei metodi utilizzati e il rapporto di validazione. il settimo trattino è sostituito dai trattini seguenti: le soluzioni adottate di cui allallegato I, capo 1, punto 2 la valutazione preclinica la valutazione clinica di cui allallegato X (continua nella slide seguente)
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VII Dichiarazione di conformità CE (continua dalla slide precedente) al punto 4, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: 4. Il fabbricante istituisce e aggiorna una procedura sistematica di valutazione dellesperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui allallegato X, e prevede un sistema appropriato per lapplicazione delle misure correttive eventualmente necessarie, tenuto conto della natura e dei rischi relativi al prodotto. Informa le autorità competenti degli incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza: al punto 5 i termini «allegati IV, V o VI» sono sostituiti dai termini «allegati II, IV, V o VI» : 5. Per i prodotti immessi in commercio in confezione sterile e per i dispositivi appartenenti alla classe I, con funzione di misura, il fabbricante deve attenersi, oltre alle disposizioni del presente allegato, anche ad una delle procedure previste agli allegati II, IV, V o VI. L'applicazione di tali allegati e l'intervento dell'organismo notificato si limitano agli elementi seguenti:
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VIII – Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari il punto 2.1 è modificato come segue: 2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti: 2.1. Per i dispositivi su misura: dopo la frase introduttiva è inserito il seguente trattino: il nome e lindirizzo del fabbricante il quarto trattino è sostituito dal seguente: le caratteristiche specifiche del prodotto indicate dalla prescrizione
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VIII – Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari il punto 2.2 è modificato come segue: 2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche specificate all'allegato X: i dati che consentono di identificare il dispositivo; il piano di indagine clinica; il dossier per lo sperimentatore; la conferma dellassicurazione dei soggetti coinvolti; i documenti utilizzati per ottenere il consenso informato; una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di cui allallegato 1, punto 7.4; una dichiarazione che indichi se sono o non sono stati utilizzati nella produzione tessuti dorigine animale di cui alla direttiva 2003/32/CE al punto 3.1, il primo comma è sostituito dal seguente: 3. Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti i documenti seguenti: 3.1. Per i dispositivi su misura, la documentazione, indicante il luogo o i luoghi di fabbricazione, che consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni previste, in modo da consentire la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VIII – Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari il punto 3.2 è sostituito dal seguente: 3.2. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche la documentazione deve contenere: una descrizione generale del prodotto e delluso cui è destinato, i disegni di progettazione, i metodi di fabbricazione, in particolare di sterilizzazione, gli schemi dei componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc., le descrizioni e le spiegazioni necessarie ai fini della comprensione dei disegni e degli schemi sopracitati e del funzionamento del prodotto, i risultati dellanalisi dei rischi e lelenco delle norme di cui allarticolo 5, applicate in tutto o in parte, nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva quando non siano state applicate le norme previste dallarticolo 5, se il dispositivo incorpora, come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di cui al punto 7.4 dellallegato I, i dati relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e lutilità di tale sostanza o derivato del sangue umano, tenendo conto della destinazione duso del dispositivo, (continua nella slide seguente)
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VIII – Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari (segue dalla slide precedente) il punto 3.2 è sostituito dal seguente: 3.2. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche la documentazione deve contenere: se sono stati utilizzati nella produzione tessuti dorigine animale di cui alla direttiva 2003/32/CE, le relative misure di gestione dei rischi adottate al fine di ridurre il rischio di infezione, i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e delle prove tecniche svolte, ecc. Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione indicata al primo comma del presente punto. Il fabbricante autorizza la valutazione o, ove necessario, la revisione dellefficacia di tali misure. il punto 4 è sostituito dal seguente: 4. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal presente allegato sono conservate per un periodo di almeno cinque anni. Per i dispositivi impiantabili il periodo in questione è di almeno quindici anni.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato VIII – Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari è aggiunto il seguente punto 5: 5. Per quanto concerne i dispositivi su misura, il fabbricante si impegna a valutare e documentare lesperienza acquisita nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui allallegato X, nonché a predisporre i mezzi idonei allapplicazione degli interventi correttivi eventualmente necessari. Detto impegno comprende per il fabbricante lobbligo di informare le autorità competenti degli incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza, e delle relative misure correttive adottate: i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni del dispositivo, nonché qualsiasi carenza delletichettatura o delle istruzioni per luso di un dispositivo che possano causare o aver causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute di un paziente o di un utilizzatore; ii) le ragioni di ordine tecnico o medico connesse con le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo che abbiano portato, per i motivi elencati al punto i), al ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato XI - Criteri di classificazione al punto 1.4 è aggiunta la seguente frase: Il software indipendente (stand-alone) è considerato un dispositivo medico attivo. il punto 1.7 è sostituito dal seguente: 1.7. Sistema circolatorio centrale Ai fini della presente direttiva si intendono per sistema circolatorio centrale i seguenti vasi: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens fino alla bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior. nella parte II, punto 2, è aggiunto il seguente punto: 2.6. Nel calcolo della durata di cui al punto 1.1 della parte I, con utilizzo per una durata continua si intende un effettivo uso ininterrotto del dispositivo per quella che è la sua destinazione. È comunque considerato un prolungamento dellutilizzo corrispondente a una durata continua luso di un dispositivo che venga interrotto per consentire la sua immediata sostituzione con lo stesso dispositivo o con uno identico.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato XI - Criteri di classificazione al punto 2.1 (Regola 5), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico, che non sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico attivo o che sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico attivo appartenente alla classe I:. il punto 2.2 (Regola 6) è sostituito dal seguente: Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad un uso temporaneo rientrano nella classe IIa, a meno che essi non siano: destinati specificamente a controllare, diagnosticare, sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema circolatorio centrale attraverso un contatto diretto con dette parti del corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe III, strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso essi rientrano nella classe I, destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale, nel quale caso essi rientrano nella classe III, destinati a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb, destinati ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o principalmente assorbiti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb, destinati a somministrare medicinali mediante un sistema di rilascio, se ciò avviene in forma potenzialmente rischiosa tenuto conto della modalità di somministrazione, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato XI - Criteri di classificazione al punto 2.3 (Regola 7), il primo trattino è sostituito dal seguente: Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad un uso a breve termine rientrano nella classe IIa, a meno che essi non siano destinati: destinati specificamente a controllare, diagnosticare, sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema circolatorio centrale attraverso un contatto diretto con dette parti del corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe III. al punto 4.1 (Regola 13), il secondo comma è sostituito dal seguente: Tutti i dispositivi che incorporano, come parte integrante, un derivato del sangue umano rientrano nella classe III. al punto 4.3 (Regola 15), secondo comma, è aggiunta la seguente frase: Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare i dispositivi medici rientrano nella classe IIa. A meno che non siano destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare i dispositivi invasivi, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb. al punto 4.4 (Regola 16), i termini «I dispositivi non attivi» sono sostituiti dai termini «I dispositivi»
La Direttiva 2007/47/CE Allegato X - Valutazione clinica il punto 1.1 è sostituito dal seguente: 1.1. La conferma del rispetto dei requisiti relativi alle caratteristiche e alle prestazioni specificate ai punti 1 e 3 dellallegato I in condizioni normali di utilizzazione del dispositivo, nonché la valutazione degli effetti collaterali e dellaccettabilità del rapporto rischi/benefici di cui al punto 6 dellallegato I devono basarsi, in linea di principio, su dati clinici. La valutazione di tali dati, di seguito denominata valutazione clinica, che tiene conto ove necessario delle eventuali norme armonizzate pertinenti, deve seguire una procedura definita e metodologicamente valida fondata alternativamente su: unanalisi critica della letteratura scientifica pertinente attualmente disponibile sui temi della sicurezza, delle prestazioni, delle caratteristiche di progettazione e della destinazione duso del dispositivo qualora: sia dimostrata lequivalenza tra il dispositivo in esame e il dispositivo cui si riferiscono i dati, e i dati dimostrino adeguatamente la conformità ai requisiti essenziali pertinenti; unanalisi critica di tutte le indagini cliniche condotte unanalisi critica dei dati clinici combinati di cui ai punti e
La Direttiva 2007/47/CE Allegato X - Valutazione clinica sono inseriti i seguenti punti: 1.1 bis. Per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi appartenenti alla classe III vengono condotte indagini cliniche, salvo che non sia debitamente giustificato fondarsi sui dati clinici esistenti. 1.1 ter. La valutazione clinica e il relativo esito sono documentati. La documentazione tecnica del dispositivo contiene tali documenti e/o i relativi riferimenti completi. 1.1 quater. La valutazione clinica e la relativa documentazione sono attivamente aggiornati con dati derivanti dalla sorveglianza post-vendita. Ove non si consideri necessario il follow-up clinico post-vendita nellambito del piano di sorveglianza post-vendita applicato al dispositivo, tale conclusione va debitamente giustificata e documentata. 1.1 quinquies. Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali in base ai dati clinici, occorre fornire unidonea giustificazione di tale esclusione in base ai risultati della gestione del rischio, tenendo conto anche della specificità dellinterazione tra il dispositivo e il corpo, delle prestazioni cliniche attese e delle affermazioni del fabbricante. Va debitamente provata ladeguatezza della dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali che si fondi solo sulla valutazione delle prestazioni, sulle prove al banco e sulla valutazione preclinica.
La Direttiva 2007/47/CE Allegato X - Valutazione clinica al punto 2.2, la prima frase è sostituita dalla seguente: 2.2. Considerazioni di ordine etico Le indagini cliniche devono essere svolte secondo la dichiarazione di Helsinki, adottata nel 1964 in occasione della 18a Assemblea medica mondiale svoltasi a Helsinki (Finlandia), come modificata da ultimo dallAssemblea medica mondiale. il punto del paragrafo 2.3 Metodi è sostituito dal seguente: Tutti gli eventi avversi gravi devono essere registrati integralmente e immediatamente comunicati a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui è condotta lindagine clinica.
Valutazione clinica (Allegato I, punto 1) Lauditor dovrà verificare che il Fabbricante abbia predisposto una valutazione dei dati clinici tesa a dimostrare lefficacia del dispositivo medico e la sua sicurezza. Lauditor dovrà verificare che il rapporto di valutazione dei dati clinici, predisposto dal Fabbricante, sia il risultato di unanalisi effettuata da un team che preveda la presenza di personale con competenze mediche. Per tale valutazione, Certiquality ha predisposto: -una procedura, che verrà resa disponibile a breve; -una check-list, che permette di raccogliere le informazioni sia per quanto riguarda una valutazione basata su dati bibliografici e sia per quanto riguarda una valutazione basata indagini cliniche. La Direttiva 2007/47/CE
Outsourcing (Allegato II, punto 2; Allegato V, punto 2; Allegato VI, punto 2) Lauditor deve verificare che il Fabbricante abbia definito formali modalità per il controllo di terzi a cui siano state affidate attività di progettazione, fabbricazione e/o il controllo finale ed il collaudo dei prodotti. Le modalità di controllo dovrebbero comprendere, almeno: la predisposizione di contratti tra Fabbricante e Fornitore; la regolare effettuazione, da parte del Fabbricante, di audit presso il Fornitore, tesi a valutare il rispetto delle procedure concordate e la conformità del prodotto ai requisiti definiti; la predisposizione di un piano di controllo del semilavorato/prodotto finito in ingresso e la sua efficace implementazione. il riesame dei batch record di produzione/controlli predisposti dal fornitore. La Direttiva 2007/47/CE
Utilizzo di dispositivi contenenti ftalati (Allegato I, punto 7.5) Se parti di un dispositivo (o il dispositivo stesso) destinati a somministrare e/o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo, o dispositivi destinati al trasporto e alla conservazione di tali fluidi corporei o sostanze contengono ftalati, lauditor deve verificare che il fabbricante apponga sui dispositivi stessi e/o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione commerciale unetichetta che indichi che si tratta di un dispositivo contenente ftalati. Se i dispositivi sono destinati anche al trattamento di bambini o donne incinte o che allattano, lauditor deve verificare che il fabbricante abbia definito: nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica per luso degli ftalati; nelle istruzioni per luso, informazioni sui rischi residui per i citati gruppi di pazienti e, se del caso, su misure di precauzione appropriate. La Direttiva 2007/47/CE
Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (All. I, punto 7.5). Lauditor deve verificare che: il Fabbricante abbia predisposto una documentazione che possa dimostrare che iI dispositivo medico è stato progettato o fabbricato in modo tale da ridurre al minimo il rischio posto dalla fuoriuscita di sostanze dal dispositivo stesso. Dovrà essere verificata con particolare attenzione lanalisi dei rischi effettuata dal Fabbricante. il Fabbricante abbia rivalutato i progetti dei dispositivi medici già immessi in commercio, al fine di garantire il rispetto del requisito. La Direttiva 2007/47/CE
Scaricare ppt "CERTIQUALITY Via. G. Giardino, 4 - MILANO – 02.806917.1 SETTORE DISPOSITIVI MEDICI CORSO PER VALUTATORI La Direttiva 2007/47/CE Milano, 29 giugno 2009."
Presentazioni simili Dr. Daniele Dondarini CNA Regionale Emilia Romagna ASPETTI NORMATIVI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI.

References: Art. 1
 Art. 1
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 12
 Art. 14
 Art. 14