Source: https://www.nti-audio.com/es/aplicaciones/acustica-de-salas-y-edificios/medicion-del-tiempo-de-reverberacion-rt60
Timestamp: 2019-09-23 15:46:50+00:00

Document:
InicioAplicacionesAcústica de salas y edificiosMedición del tiempo de reverberación RT60
Aquí encontrará información básica sobre el tiempo de reverberación del RT60, comenzando con términos importantes y terminando con el rendimiento de la medición.
Como proveedor de instrumentos de medición profesionales para aplicaciones acústicas, le mostramos las ventajas que ofrecen nuestros productos para determinar los tiempos de reverberación.
Aquí encontrará la solución ideal y muchos conocimientos prácticos para su aplicación.
Datos interesantes sobre la medición RT60
¿Qué se necesita para una medición RT60?
Dispositivo de medición para mediciones RT60
Fuente de sonido para mediciones RT60
¿Cómo se mide el RT60?
7 pasos de una medición RT60
Cuantas más superficies absorbentes del sonido, como cortinas, muebles tapizados, alfombras o personas se encuentren en la habitación, más rápido se desvanece la reverberación. Además, los techos suspendidos, las puertas y ventanas abiertas amortiguan la reverberación.
Visualización del principio básico de la medición RT60
CLas salas de conferencias son un ambiente particularmente exigente desde el punto de vista acústico . Las superficies lisas como pizarras, paredes de cristal y la obligatoriamente grande mesa de conferencias reflejan el sonido con especial intensidad y, por lo tanto, aumentan el tiempo de reverberación, lo que reduce la inteligibilidad de la voz. Por otro lado, en una sala de conciertos, por ejemplo, un eco demasido corto dañaría el rico y cálido sonido de la orquesta.
En este video mostramos como se mide el tiempo de reverberación del RT60 con el analizador de audio XL2, el altavoz dodecaedro DS3 y el amplificador de potencia PA3.
Los 7 pasos de una medición RT60
Seleccione RT60 en el XL2 del menú principal XL2.
Una vez que esté tranquilo en la habitación, seleccione SET XL2.
Seleccione EQ Pink (ruido rosa ecualizado) en el PA3 y ajuste el nivel de sonido
(¡utilice protección para los oídos!)
Pulse start en el XL2 y mida el tiempo de reverberación
Encienda / apague la fuente de audio tres veces
Pulse stop en el XL2
Imprima el informe de medición
Instrucciones breves para la descarga de mediciones RT60
Para mediciones RT60 recomendamos el Analizador acústica XL2. El dispositivo detecta automáticamente un deterioro del nivel sonoro y simplifica considerablemente el proceso de medición.
Analizador acústica XL2 para mediciones RT60
Características del XL2
Detección automática de impulsos o fuentes de ruido de reloj
Promedio automático de varios ciclos de medición
Resultados en resolución de tercera octava o banda de octava
Cumple con las normas internacionales vigentes.
Otros aspectos de medición del tiempo de Reverberación
¿Cuántos ciclos de medición son necesarios? Correlación e incertidumbre en la medición
El tiempo de reverberación se calcula utilizando el método de regresión lineal de los mínimos cuadrados. En pocas palabras , este método determina una línea recta que representa de forma óptima la curva de medición.
El XL2 calcula dos valores más, la correlación y la incertidumbre de medición. Ambos parámetros están definidos en la norma y caracterizan la precisión de los resultados.
La correlación indica qué tan bien la regresión lineal se ajusta a la curva de decaimiento real. Cuanto mayor sea la correlación, mejor será el acuerdo.
El valor de correlación se indica en porcentaje: el 100% corresponde a un descenso perfectamente lineal después de desconectar la fuente de sonido. En la práctica, la correlación es típicamente entre el 80% y el 100% debido a diversas influencias.
La incertidumbre en la medición proviene del hecho de que el ruido rosa es una señal estadística con fluctuaciones inevitables. Se calcula a partir del número de ciclos de medición, el método de medición (T20 o T30) y la resolución de frecuencia (tercera octava o banda de octava). La incertidumbre de medición también depende del tiempo de reverberación y es mayor a bajas frecuencias que a altas frecuencias.
Para una incertidumbre de medición profunda (es decir, una mayor precisión de medición )
T30 mejor que T20
La resolución de la banda de octava es mejor que la de terceros
5 ciclos de medición mejor que 3 (
Nota: La medición debe incluir al menos 3 ciclos)
¿Dónde debo instalar el micrófono de medición? Distancia crítica Dc
Según la norma, una medición RT60 debe constar de varios ciclos en los que la fuente de sonido y el micrófono están situados en lugares diferentes. Además el promedio de los resultados reduce las falsificaciones debidas a resonancias o calcelaciones.
La distancia del micrófono de medición con respecto a las superficies reflectantes (paredes, puertas,ventanas,suelo, mesas) debe ser de al menos 1 m.
Observe también la siguiente formula que calcula la distancia mínima entre el micrófono y la fuente de sonido para las mediciones RT60.
Esta distancia se denomina “distancia crítica”. Para eliminar el horror de la formula, hemos añadido un (esperemos) ejemplo aclaratorio.
V = Volúmen de la sala [m3]
T = velocidad del sonido [s]
Ejemplo: en una pequeña sala con una superficie de 10 x 9 metros y una altura de 5 metros, un tiempo de reverberación esperado de 2 segundos y una temperatura ambiente de 20°C, la distancia mínima entre el micrófono y la fuente de sonido es de 1,6 metros.
c = 342 m/s (velocidad del sonido en 20℃)
Distancia crítica ​ Dc = 2 *√ (450 / (342 * 2)) = 1.6 metros
¿Debo elegir la resolución de banda de tercera octava o la resolución de banda de octava?
El Analizador Acústico XL2 mide el tiempo de reverberación en resolución de banda de octava, o junto con la opción Paquete Acústico Extendido también en resolución de banda de tercera octava.
Esta resolución de banda de octava es suficiente para la mayoría de las aplicaciones, a menos que las especificaciones actuales requieran una resolución de banda de tercera octava.
Por ejemplo, algunas normas,como la ISO 3382, especifican el aspecto que debe tener la característica direccional de la fuente de sonido, expresada en ruido rosa por banda de octava.
¿Debo medir con T20 o con T30?
La medición T30 puede realizarse, por ejemplo, si la fuente de sonido alcanza un nivel de 100 dB y el nivel de ruido de fondo no supera los 55 dB.
En apartamentos u oficinas, el nivel de ruido suele estar entre 40 y 50 dB. Para medir una caída de 60dB, se necesita una fuente de sonido con un nivel 75 dB más alto (diferencia de 60 dB + 5 dB para disparadores + 10 dB de reserva). Sin embargo, la generación de un nivel sonoro de banda ancha tan alto de 125 dB es técnicamente poco factible o razonable. .
En la práctica, por lo tanto, solo se mide el tiempo que tarda el nivel sonoro en decaer en 20 dB o 30 dB. Si esto es lineal hasta cierto punto, el resultado del RT60 puede ser interpolado a partir del resultado.
RT60(T20) = 3 * (tiempo de decaimiento de 20 dB)
RT60(T30) = 2 * (tiempo de decaimiento de 30 dB)
En general, una medición RT60 es mejor si se basa en el valor T30, ya que la incertidumbre de medición es menor que el valor T20. Sin embargo, si el ruido de fondo es demasiado alto o la fuente de sonido no es suficientemente potente como para alcanzar la diferencia requerida de 45 dB, la medición T20 es la mejor opción.
How do I get a single RT60 result?
A single RT60 result may be calculated by averaging measured values from a selection of frequency bands.
Whenever you state a single RT60 result, do not forget to report on the frequencies that were averaged, otherwise the result is meaningless.
For example, a single figure reverberation time may be calculated from a 1/1 octave measurement by averaging the times in the 500 Hz and 1 000 Hz octave bands.
RT60 Octave Band [s]
This result may be represented thus: RT60[500Hz, 1000Hz] = 0.63
Alternatively, for 1/3rd octave measurements, you may take averages over the six bands from 400 Hz to 1250 Hz.
RT60 1/3rd Octave Band [s]
This result may be represented thus: RT60[400Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1000 Hz, 1250Hz] = 0.27
According to the ISO 3382-1 standard, either of the above two results may be labelled T30,mid or T20,mid depending on which dynamic measurement range was considered in the measurement (20 dB or 30 dB respectively). Note that these labels do not indicate if 1/1 or 1/3rd octave frequency resolution bands were used during the measurement. Therefore, for compliance in reporting, and in order to be able to reproduce the same testing conditions at a later date, it is recommended that the results should always state the full range of values in every measured frequency in the form of a table (as above) or a graph in your report.
Elegir la fuente de sonido adecuada
Lleve siempre protección para los oídos, ya que las fuentes de sonido pueden llegar a ser muy ruidosas.
Dependiendo de la forma y el propósito de la habitación a medir, se pueden considerar diferentes fuentes de sonido.
De acuerdo con las normas ISO 3382 y ASTM E2235, muchas mediciones comunes de RT60 requieren una fuente de sonido omnidireccional, lo que significa que la energía del sonido tiene que ser distribuida uniformemente. Para obtener mediciones precisas, la fuente de sonido debe tener una característica de radiación omnidireccional.
Un sonido impulsivo se define como un sonido agudo casi instantáneo (por lo tanto similar a un impulso), como un aplauso, un estallido o un disparo. La norma ASTM E2235 no permite fuentes de sonido impulsivo.
Dodecaedro – Altavoz (altoparlante)
Dodecaedro Kit de Altavoces (altoparlantes)
Esta potente fuente de sonido es adecuada para la mayoría de las aplicaciones en salas pequeñas a relativamente grandes.
121 dB Nivel sonoro a pesar de su bajo peso
Conmutación remota de encendido/apagado
Ruido rosa ecualizado en el rango de frecuencia de 100Hz a 8 kHz
Los 12 altavoces(parlantes) producen una característica de dispersion uniforme
Uso ilimitado, es decir, sin costos recurrentes
Cumple con la norma ASTM E2235, ya que no se utiliza ninguna fuente de sonido de impulsos
Equipamiento adicional para el transporte
Descargar el Kit de altavoces (parlantes) del dodecedro
Generador de audio MR-PRO
En salas muy grandes, el uso del sistema de sonido puede ser la única opción para producir un ruido rosa suficientemente fuerte.
Asegúrese que el sistema tenga suficiente potencia a bajas frecuencias.
El ruido rosa cubre todo el rango de medición
Uso ilimitado, es decir, sin costos recurrentes/li>
El campo sonoro generado por el sistema de sonido puede no ser muy homogéneo.
Altavoz (parlante) activo
MR-PRO Audio generador
Asegúrese que el altavoz(parlante) proporcione suficiente potencia a bajas frecuencias.
Para compensar la incertidumbre de medición causada por el patron polar del altavoz (parlante), debe realizar varias mediciones en diferentes posiciones de la habitación.
Económico si ya tiene un altavoz(parlante) activado
Las salas grandes también se pueden medir con un potente altavoz (parlante)
Uso ilimitado, es decir, sin costos recurrentes.
La radiación direccional característica del altavoz (parlante) puede hacer que sea imposible realizar la medición correctamente.
Cuanto más pesado sea el altavoz activo, más difícil será su transporte
Dispara una pistola
NUNCA ENTRE EN UN AEROPUERTO O ESCUELA CON UNA PISTOLA DE SALIDA EN LA MANO O EN EL BOLSILLO.
Cuanto mayor sea el calibre de la pistola, menor será la frecuencia del sonido que produce. Esto permite la medición de grandes salas.
Los cartuchos quemados pueden contener resto de pólvora, así que llévese una aspiradora cuando mida en entornos sensibles como restaurantes.
El bajo peso facilita el transporte
Relativamente barato de usar – aparte de los cartuchos
Diagrama de radiación esférica
El giro de una pistola puede perturbar a los vecinos y transeúntes y ponerlos nerviosos
En salas grandes, el nivel sonoro generado puede no ser suficiente en determinadas circunstancias
Una pistola de arranque no siempre cubre toda la gama de frecuencias
Precio de compra de la pistola de salida
Costos de funcionamiento debido al consumo de cartuchos
No cumple con la norma ASTM E2235, como fuente de sonido de impulsos
Cuanto más grande es el globo, más baja es la frecuencia y más alto el sonido producido. De este modo se pueden medir incluso salas grandes.
Consumir mucho tiempo – inflar un globo de 1 metro de diámetro toma hasta 5 minutos
Es posible que el ruido espacial no cubra toda la gama de frecuencias
Un globo que estalla no siempre produce el nivel de sonido necesario en salas grandes
Reutilizable sin consecuencias de costos
Resultados de medición del RT60 posiblemte incompletos debido a una cobertura insuficiente del dominio de la frecuencia
La energía sonora generada puede no ser suficiente para medir grandes salas
Aplaudan con las manos
Un solo aplauso permite estimar el valor de RT60.
Los aplausos pueden no ser lo suficientemente fuertes para realizar una medición RT60 válida
El ruido generado a menudo no cubre suficientemente la banda de frecuencias
Consideraciones sobre la generación de sonido
¿Cuánto tiempo tengo para reproducir la señal de prueba?
Imagínese medir una habitación grande y alargada sin un sistema de sonido. Esto plantea la pregunta de cómo se puede generar un ruido lo suficientemente alto para ello. Para animarte a pensar fuera de lo común en tales situaciones, le sugerimos que golpee una gruesa guía telefónica en una mesa resistente!
¿Tiene otras ideas innovadoras para generar un ruido de prueba adecuado?
Estamos encantados de recibir sus sugerencias!
¿Por qué necesitamos 12 altavoces (parlantes)?
NTi Audio ha puesto pucha fuerza y energía en el desarrollo de nuestro altavoz (parlante) dodecaedro
En general, un cuerpo con doce superficies, que en casos especiales son pentágonos de igual tamaño. El término proviene de la palabra griega dodekaedros que significa “doce caras” (agradecemos a los griegos por esta delicada palabra, así como por democracia, filosofía, arquitectura y deporte, por nombrar solo algunos)
Se puede demostrar que el tiempo de reverberación debe medirse generalmente con una fuente de sonido no dirigida . Esto también es requerido por las normas ISO y ASTM E2235.
A la hora de elegir un altavoz (parlante) dedocaedro, su peso y potencia son decisivos.
Su estuche debe ser lo más pequeño y ligero posible para que pueda ser transportado fácilmente. Esto es particularmente ventajoso si la habitación a medir se encuentra en el quinto piso de un edificio nuevo en el que el ascensor aún no está en fucionamiento.
Sin dirección significa que la energía del sonido se irradia uniformemente en todas las direcciones . El DS3 cumple este requisito y, por lo tanto, las normas actuales.
Además, el DS3 proporciona una energía sonora suficientemente alta.
El peso de la DS3 es sorprendentemente bajo, con un nivel de sonido de 121 dB.
La norma ISO 3382-1 define la medición del tiempo de reverberación RT60 para salas de espectáculos , la norma ISO 3382-2 para salas normales y las normas ISO 3382-3 y ASTM E2235 para oficinas abiertas.
En la tabla siguiente se indican los tiempos de reverberación recomendados para las distintas salas:
Distancia crítica Dc
Tiempo de reverberación RT60 recomendado
Estudio de grabación < 50 m3 1.5 m 0.3 s
Aulas < 200 m3 2 m 0.4 - 0.6 s
Oficinas < 1'000 m3 3.5 m 0.5 - 1.1 s
Sala de lectura < 5'000 m3 6 m 1.0 - 1.5 s
Sala de conciertos, Opera < 20'000 m3 11 m 1.4 - 2.0 s
Templo/ Iglesia 2 - 10 s
Aquí le mostramos como puede estimar el tiempo de reverberación aplaudiendo.
Normalmente, el tiempo de reverberación puede reducirse mediante superficies que absorven el sonido o la dispersion. Los materiales adecuados para absorver el sonido incluyen alfombras gruesas, cortinas, asientos tapizados o paneles especiales. Además la gente de la habitación atenúa el tiempo de reverberación y reduce así el resultado del RT60 en comparación con la habitación vacía.
Obtenga más información sobre las opciones de aislamiento acústico. soundproofing options.
Si tiene más interés en el tiempo de reverberación, aquí encontrará algunos enlaces a este tema.
Calibración de sistemas para salas de Cine
for Machinery and Product Noise
¡Contáctanos ahora! Llamar ahora: +1 (503) 684-7050

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución