Source: http://docplayer.es/2396459-Conceptos-fundamentales-de-cromatografia.html
Timestamp: 2017-04-26 23:56:37+00:00

Document:
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CROMATOGRAFÍA - PDF
Download "CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CROMATOGRAFÍA"
María Josefa Rico Belmonte
1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CROMATOGRAFÍA2 INTRODUCCIÓN En 1910, el botánico ruso M. Tswett describió por vez primera esta técnica, que fue aplicada a la separación de pigmentos de plantas, dándole el nombre de cromatografía en referencia a las bandas coloreadas de pigmentos que se separaban por su adsorción selectiva sobre columnas de yeso. Tras su descubrimiento, la cromatografía quedo prácticamente olvidada hasta 1930 año en que fue redescubierta por Kuhn y Lederer, quienes la aplicaron para la separación de carotenoides; a partir de este momento, el uso de esta técnica se fue extendiendo cada vez más, al tiempo que se desarrollaban diferentes versiones de la misma: cromatografía de reparto (Martin y Synge, 1941), de papel (Consden, Gordon y Martin, 1944), de capa fina (Stahl, 1958), etc. Un hito importante en el desarrollo de la cromatografía lo constituyó el desarrollo de la cromatografía gas-líquido (Martin y James, 1952), técnica que encontró rápidamente aplicaciones de gran importancia, lo que llevo a su vez al desarrollo de la teoría de la separación cromatográfica (Van Deemter, 1956; Giddings, 1965, etc.) así como al desarrollo de una instrumentación que permitía un mayor control de las condiciones de trabajo. Hoy en día casi no hay campo de la química, biología, medicina, etc. en el que no se utilice la cromatografía en alguna de sus formas, tanto en su vertiente preparativa como en la analítica; por otra parte el desarrollo sobre el uso conjunto de la cromatografía con otras técnicas analíticas, así como el desarrollo de otros tipos de cromatografía, como es por ejemplo la de fluidos supercríticos, hace previsible una extensión aún mayor de su uso. 13 CONCEPTOS BÁSICOS La cromatografía es esencialmente un método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una inmóvil (lecho estacionario), y otra móvil (fase móvil) la cual percola a través de la primera. El proceso cromatográfico se da como resultado de repetidos procesos de sorción-desorción durante el movimiento de los componentes de la mezcla arrastrados por la fase móvil a lo largo del lecho estacionario (elución), produciéndose la separación debido a las diferencias en las constantes de distribución de los componentes de la mezcla entre la fase estacionaria y la móvil. A la distribución final de los componentes en función de su posición sobre el lecho estacionario, o del tiempo en que eluyen se le denomina cromatograma. Prácticamente no existen restricciones sobre la naturaleza de las fases a utilizar, siempre que la fase estacionaria sea sólida o líquida y la fase móvil líquida o gaseosa, por lo que es posible, en principio, realizar por medio de estas técnicas la separación de los componentes de cualquier mezcla. Por otra parte, la utilización de las técnicas cromatográficas no esta exenta de dificultades, debido fundamentalmente a la gran cantidad de parámetros que pueden influir en el proceso de separación, lo cual dificulta la elección de las condiciones óptimas de separación y en muchas ocasiones implica la irreproducibilidad de los resultados. Por ello la cromatografía no es una técnica de rutina que pueda aplicarse sin más a cualquier mezcla, sin invertir en muchos casos gran cantidad de esfuerzo y tiempo. Tipos de cromatografía Las técnicas cromatográficas pueden clasificarse en función del mecanismo de separación de los componentes entre las fases, o bien por la forma de operar del sistema. a) Mecanismos de separación En función del mecanismo de separación, las técnicas de cromatografía pueden clasificarse 24 en: - Cromatografía de adsorción. La separación depende de los equilibrios de adsorcióndesorción de los componentes de la mezcla, entre la fase estacionaria sólida y la fase móvil líquida o gaseosa. La fuerza con que es adsorbido un componente depende de la polaridad de este, de la actividad del adsorbente y de la polaridad de la fase móvil. En general cuanto más polar es un compuesto más fácilmente será adsorbido. El orden general de elución de algunos compuestos orgánicos, de la actividad de algunos adsorbentes y de la fuerza de elución de algunos disolventes comunes, se recogen en la Tabla I. La cromatografía de adsorción, es una técnica que está particularmente bien adaptada para la separación de compuestos de polaridad baja y media. La separación de compuestos muy polares mediante cromatografía de adsorción requiere, debido a la gran retención que ofrecen, la utilización de adsorbentes muy poco activos, o bien, tratamientos químicos previos para la preparación de la muestra (preparación de trimetilsilil derivados, etc.) a fin de reducir su polaridad. - Cromatografía de reparto. Está basada en la separación de una mezcla de substancias mediante el reparto existente entre la fase móvil (líquido o gas) y la fase estacionaria (líquida) soportada o ligada sobre un sólido adecuado. La mayor o menor migración de un compuesto en este tipo de cromatografía, será función del coeficiente de reparto de éste entre la fase estacionaria y la fase móvil: La cromatografía de reparto es utilizable para la separación de mezclas de compuestos de polaridad media y alta. Ejemplos de este tipo de cromatografía, son las cromatografías sobre papel, sílice hidratada y la cromatografía líqida de alta eficacia en fase reversa. - Cromatografía por tamaño molecular, también llamada de permeación de gel o de tamiz molecular. Consiste en la separación de las moléculas basándose en su tamaño en lugar de 35 en su solubilidad o polaridad. Las fases estacionarias empleadas para este tipo de cromatografía son inorgánicas (zeolitas), o geles orgánicos compatibles con disolventes acuosos (agarosa, poliacrilamida) u orgánicos (copolímeros estireno/divinilbenceno). Estas fases estacionarias poseen cavidades en las cuales las moléculas de los compuestos a separar pueden penetrar y ser retenidas, siendo las moléculas mayores las eluidas de la columna en primer lugar; el rango de trabajo de estas fases estacionarias, se define como el intervalo de pesos moleculares que pueden ser separados; otro parámetro que caracteriza a este tipo de fases, es su límite de exclusión, que se define como el peso molecular a partir del cual los compuestos pasarán a través del lecho estacionario sin experimentar retención. - Cromatografía de cambio iónico. Las separaciones por intercambio iónico, se llevan a cabo con materiales insolubles y de textura porosa, los cuales presentan grupos reactivos asociados a iones lábiles capaces de intercambiarse con los del medio que les rodea, por lo que inevitablemente este tipo de cromatografía ha de realizarse en medio líquido. La cromatografía de intercambio iónico, es utilizable para la separación de substancias iónicas, tanto inorgánicas como orgánicas. Las separaciones por cambio iónico, están basadas en los diferentes equilibrios de reparto de los iones de la mezcla entre el material cambiador y la disolución: En general, se utilizan tres tipos de materiales para cromatografía de cambio iónico: resinas, geles y celulosas. La diferencia fundamental entre ellos reside en su microestructura ya que, generalmente, las resinas presentan un tamaño de poro mucho menor, siendo apropiadas para la separación de substancias de pequeño volumen molar. Otras diferencias existentes entre los diversos materiales de cambio iónico son debidas a la naturaleza de los grupos cambiadores (fuerza del grupo cambiador) y al número de estos por unidad de peso de material (capacidad de cambio). Debe tenerse en cuenta que los mecanismos de separación descritos, son aproximaciones a 46 las situaciones reales y que, aunque en una técnica concreta predomine alguno de ellos, la separación suele estar basada en la conjunción de diversos mecanismos. TABLA I.- Adsorbentes y disolventes más comunes en cromatografía. Orden de elución, actividad de adsorbentes y fuerza de elución de los disolventes Secuencia - Orden de elución de compuestos Actividad de adsorbentes Fuerza de elución de disolventes Hidrocarburos saturados Celulosa Eter de petróleo Hidrocarburos aromáticos Derivados halogenados Ciclohexano Benceno Eteres Tetracloruro de carbono Sulfato cálcico (yeso) Diclorometano Cetonas Sílice Cloroformo Aldehídos Florisil Eter dietílico Esteres Oxido de magnesio Acetato de etilo Alcoholes Alúmina Aminas Acidos Carbón activo Acetona + n-propanol Etanol Metanol Agua Acido acético 57 b) Formas de separación. Otra posible clasificación de las técnicas cromatográficas, está basada en la forma de operar del sistema cromatográfico. Básicamente existen cuatro formas de operación: - Análisis por desarrollo. Es el método utilizado en los experimentos iniciales de cromatografía. El cromatograma se desarrolla hasta que el frente de disolvente alcanza el final del lecho estacionario, de forma que los constituyentes de la mezcla una vez separados permanecen sobre el lecho al finalizar la separación. La técnica de análisis por desarrollo presenta la ventaja de que es analizable la totalidad de la muestra, incluyendo los compuestos de muy baja o muy alta retención. Se utiliza fundamentalmente en cromatografía de papel y capa fina. - Análisis por elución. Es la técnica utilizada en casi todas las separaciones cromatográficas analíticas y en muchas preparativas. En ella, el paso de la fase móvil se continúa indefinidamente hasta que los componentes separados de la mezcla emergen al final del lecho cromatográfico. Esta técnica presenta la desventaja de que los compuestos con retenciones muy altas pueden no ser observados. - Análisis frontal. Este método está basado en la diferencia de afinidad del adsorbente por cada una de las sustancias a separar. Se utiliza una pequeña columna, que es saturada sucesivamente por cada una de las substancias a separar, emergiendo de ella el primer componente puro hasta que la columna se satura del segundo componente, momento en el que empezará a emerger éste mezclado con el primero. El análisis frontal tiene su principal aplicación como técnica preparativa para la purificación de substancias. - Análisis por desplazamiento. En este caso, la substancia desplazante va incorporada dentro de la fase móvil. Este metodo se utiliza tanto para separaciones analíticas como preparativas, siendo muy utilizada en cromatografía de cambio iónico. 68 PARÁMETROS BÁSICOS DE CROMATOGRAFÍA El tratamiento teórico del proceso cromatográfico, fue desarrollado fundamentalmente en base a las técnicas instrumentales de cromatografía que utilizan el método de análisis por elución y, en consecuencia, como parámetros para definir la banda cromatográfica, se utilizan el tiempo o el volumen de eluyente a que aparece dicha banda al final de lecho estacionario (tiempo o volumen de retención); no obstante, es necesario precisar que los parámetros que definen una separación cromatográfica, son extrapolables a las separaciones que utilizan técnicas de desarrollo. Retención y factor de capacidad Cuando se introduce un compuesto en la corriente de fase móvil de un sistema cromatográfico, de no existir interacción de éste con la fase estacionaria, la banda que forma se desplazaría a la misma velocidad que la fase móvil y emergería del lecho estacionario cuando el volumen total de fase móvil utilizado fuese igual al volumen vacío o intersticial de la columna (volumen muerto); sin embargo, como las moléculas de la muestra interaccionan de hecho con la fase estacionaria, aquellas necesitan para su elución el paso de un volumen mayor de fase móvil, que se denomina volumen de retención de la muestra. Dado que en un sistema cromatográfico que opere a caudal constante, el volumen eluído y el tiempo son proporcionales, los conceptos de volumen muerto y volumen de retención, son directamente intercambiables por los de tiempo muerto (t M ) y tiempo de retención (t R ). En la figura 1, se muestran los parámetros de retención para el caso de una única banda cromatográfica. Se observa que el tiempo de retención de la banda, puede dividirse en dos partes: el tiempo muerto (t M ) y el tiempo transcurrido a partir de este momento hasta la aparición del máximo de la banda. A partir de la definición de tiempo muerto, se induce que el segundo, es el tiempo real que la fase estacionaria ha retrasado el avance del compuesto, y se conoce con el nombre de tiempo de retención corregido (t' R ). 79 Figura 1.- Cromatograma de un componente y sus parámetros característicos En base a los parámetros de retención descritos, se define el factor de capacidad (k') como: Este factor adimensional expresa la retención de un compuesto por la fase estacionaria, independientemente del caudal de la fase móvil. En la práctica, los compuestos de interés deben presentar, en el sistema cromatográfico elegido, valores de k' comprendidos entre 1 y 15, con el fin de no alargar excesivamente los tiempos de separación. Dispersión de bandas Cuando se introduce, en forma de banda muy estrecha, una mezcla de los componentes a 810 separar en una columna cromatográfica (cabeza de columna), al eluir la mezcla desde un extremo a otro de la columna, se observa que las bandas de soluto se van ensanchando al mismo tiempo que se separan; este proceso es debido fundamentalmente a la difusión termodinámica de las moléculas de la banda, que tienden a distribuirse uniformemente en todo el volumen disponible. El proceso de difusión es dependiente del tiempo, de forma que la dispersión de la banda aumentará en función del tiempo de elución. Dado que los procesos de difusión de las moléculas tienen su fundamento en movimientos de las mismas al azar, la concentración final de las moléculas dentro de una banda cromatográfica adoptará, en un caso ideal, un perfil de distribución normal, y el registro de las concentraciones de la banda en función del volumen eluído o del tiempo, dará lugar a una forma gaussiana de anchura definida por la desviación standard de la dispersión. Los parámetros característicos de un pico gaussiano se ilustran en la Figura 2.- Parámetros característicos de un pico gaussiano figura 2. Eficacia Para realizar una separación cromatográfica óptima, debe evitarse en lo posible, el ensanchamiento de las bandas debido a la dispersión; en efecto, cuanto mas anchas sean las bandas, menor número de ellas podrán ser resueltas en un espacio de tiempo dado; en otras palabras, cuanto mas agudos sean los picos que emergen de una columna mejor estará actuando dicha columna. Las anchuras de las bandas cromatográficas dependen de las características de la columna (tamaño de 911 las partículas del lecho estacionario, homogeneidad de este, etc.), así como de otros factores como por ejemplo, la velocidad de la fase móvil. Para expresar la calidad de un pico, se utiliza un parámetro relativo que tenga en cuenta tanto la retención como la anchura de la banda; este parámetro es el cociente entre el tiempo de retención y la desviación standard de la banda cromatográfica: En la práctica, se define la eficacia de una columna como el cuadrado del cociente anterior y se expresa como número de platos teóricos: Así el número de platos teóricos de una columna puede calcularse utilizando la anchura de uno de sus picos, normalmente el último que pueda medirse directamente sobre el cromatograma (figura 3), utilizando las expresiones: El número de platos de una columna cromatográfica, depende lógicamente de su longitud, por lo que para comparar la eficacia de columnas con diferente longitud, se introduce otro término, denominado altura equivalente de un plato teórico, que relaciona la eficacia de una columna con su longitud y que se define como el cociente entre la longitud de la columna y su número de platos teóricos: 1012 Figura 3.- Cromatograma de dos bandas y parámetros para calcular eficacia y resolución Es de destacar que al considerar la eficacia, solamente se han tenido en cuenta los efectos propios de la columna, aunque existen otros parámetros del sistema (anchura de banda inicial, velocidad de la fase móvil, etc.) que contribuyen al ensanchamiento de las bandas cromatográficas. De esta manera, no siempre la baja eficacia de un sistema cromatográfico es atribuible a la columna, sino que también contribuyen otros factores que será preciso optimizar. Separación y resolución Hasta el momento, únicamente se ha considerado el caso de que en el cromatograma exista una sola banda; sin embargo, el objeto de la cromatografía es separar mezclas de varios componentes y es de suma importancia considerar la separación entre ellos. Debe recordarse siempre que, independientemente del número de componentes que pueda tener una mezcla, el problema de separación de todos ellos, queda siempre reducido al de las dos bandas adyacentes más difíciles de 1113 separar. La separación entre dos bandas cromatográficas (figura 3), puede estudiarse en función de dos parámetros, la retención relativa, definida como el cociente entre los tiempos de retención corregidos de las dos bandas: Y la resolución, que se define como el cociente de la distancia entre los centros de las dos bandas y el valor medio de la anchura de las mismas: En consecuencia, una separación total de dos bandas requerirá valores de " y de R s lo mas elevados posible. Es de tener en cuenta que mientras que un valor elevado de R s puede conseguirse aumentando la eficacia de la columna (mayor longitud de columna, menores dispersiones de banda, etc.), el valor de " es constante para cada sistema cromatográfico y solamente podrá variarse alterando la fase estacionaria o la móvil, en otras palabras, cambiando de sistema cromatográfico. La solución de un problema real de separación entre dos bandas deberá darse en función de los valores de " y R s que presente; así, para valores altos de " y bajos de R s, la separación podrá conseguirse mediante un aumento de eficacia, mientras que para valores bajos de " no es practico intentar la separación en base a un aumento de eficacia y debe procederse a un cambio del sistema. 1214 LA CURVA DE AEPT Como ya se ha visto, la eficacia de una columna cromatográfica es de gran importancia a la hora de conseguir una buena separación; en consecuencia, es de gran interés el conocer los parámetros de los que depende la eficacia. La curva de AEPT, es la representación de la altura equivalente a un plato teórico, frente a la velocidad lineal de la fase móvil. Como ya se ha visto, la altura de un plato teórico viene dada por la expresión: O bién, por la expresión equivalente: Es decir, el cociente entre la varianza de la banda cromatográfica y la longitud de la columna. El valor de la varianza total del pico cromatográfico, vendrá dado por la suma de las varianzas individuales de todos los fenómenos que contribuyan al ensanchamiento de la banda: Los factores que contribuyen al ensanchamiento de una banda cromatográfica que se mueve a lo largo de una columna son los siguientes: 1.- Difusión molecular. 1315 2.- Irregularidades en el relleno (difusión de Eddy). 3.- Resistencia a la transferencia de materia en la fase móvil. 4.- Resistencia a la transferencia de materia en la fase estacionaria. La difusión molecular es debida a la dispersión termodinámica de las moléculas de la banda cromatográfica a lo largo de la columna, teniendo lugar esta dispersión tanto si la banda se mueve como si está en reposo. La varianza originada por difusión molecular viene dada por la expresión: Siendo D m el coeficiente de difusión molecular, L la longitud de la columna, u la velocidad lineal del eluyente y ( es el denominado coeficiente de tortuosidad, que tiene en cuenta la perturbación de la difusión molecular debida a irregularidades de la fase estacionaria. El ensanchamiento de la banda cromatográfica debido a la irregularidad de la fase estacionaria, viene dado por la expresión: Donde a es un coeficiente que será función del tamaño medio de la partícula y del coeficiente de dispersión en la fase móvil. El ensanchamiento de la banda debido a la resistencia a la transferencia de materia, en la fase móvil y en la fase estacionaria, vendrá dado por las expresiones: 1416 Donde d es el diámetro medio de la partícula del lecho estacionario y C m y C e, dos coeficientes que dependen respectivamente de la fase móvil y de la fase estacionaria. A partir de las ecuaciones anteriores, se puede deducir que la varianza total de la banda cromatográfica vendrá dada por la expresión: Y en consecuencia, la altura equivalente de plato teórico, vendrá dada por la expresión: Esta ecuación, es la expresión matemática de la curva de AEPT o ecuación de Van Deemter, que frecuentemente se encuentra abreviada bajo la forma: La ecuación de Van Deemter resulta de difícil manejo desde el punto de vista práctico, ya que 1517 muchos de los coeficientes que forman parte de ella son difíciles de conocer. No obstante, pueden extraerse de ella algunas informaciones interesantes; así, por ejemplo, puede verse que la altura de plato es función del diámetro de las partículas de la fase estacionaria, mejorándose la eficacia del sistema cromatográfico a medida que disminuye el tamaño de partícula. Por otra parte, puede verse que la eficacia de una columna cromatográfica, será también función de la velocidad lineal de la fase móvil, como se puede ver claramente en la representación gráfica de la ecuación: Figura 4.- Representación gráfica de la curva de AEPT 1618 DISTORSIONES DE BANDA Asimetría de pico Como primera aproximación, se ha venido considerando que el sistema cromatográfico se comporta como un operador gaussiano, ensanchando la banda cromatográfica hacia una distribución normal según va pasando a través de la columna cromatográfica. En la práctica, los picos cromatográficos raramente son gaussianos, y la realización de cálculos sobre el cromatograma en base a esta suposición, puede llevar a errores significativos si se trabaja con picos muy distorsionados. El modelo de la curva de Gauss sólo es apropiado cuando se trabaja con picos cuya asimetría es ligera. En la figura 5, se muestran las características de simetría de picos gaussianos (a), picos con cola (b) y picos con distorsión frontal (c). Figura 5.- Parámetros correspondientes a diferentes formas de pico 1719 El factor de asimetría de un pico cromatográfico, puede calcularse por medio de la ecuación: Donde: Para los picos gaussianos, el factor de asimetría es igual a 1; si los picos presentan cola, se asigna a As valor positivo, y cuando los picos presentan distorsión frontal, se le asigna valor negativo. Aunque prácticamente todos los picos cromatográficos son ligeramente asimétricos, los factores de asimetría exagerados deben ser evitados, tanto por la posibilidad de que se originen errores en la cuantificación, como por la pérdida de resolución que se origina (un pico con As = 1,1 ocasiona una pérdida de eficacia de un 10 %). La asimetría de los picos puede ser debida a un buen número de factores, tanto instrumentales como cromatográficos, entre ellos resolución incompleta de dos bandas, presencia de puntos de gran actividad en las fases estacionarias, reacciones químicas del compuesto en la columna, volúmenes muertos en el sistema cromatográfico, técnicas de inyección incorrectas, etc. Distorsión instrumental de banda Hasta el momento, se han considerado algunos de los factores que originan el que las bandas cromatográficas experimenten una variación de forma a lo largo del proceso cromatográfico (generalmente ensanchamientos). Si bien en la mayoría de los casos no existe posibilidad de 1820 intervenir sobre estos factores, en otros, si existen posibilidades de optimización, no ya con el fin de aumentar la eficacia de una columna, lo que es imposible, sino con la finalidad de no perder la eficacia que puede proporcionar. Inyección La muestra inyectada, puede originar una deformación de la banda cromatográfica por dos motivos: la inyección de una masa excesiva de muestra, puede llevar a una sobrecarga de la columna, con la consiguiente pérdida de capacidad de separación; este motivo de distorsión no tiene otra solución que inyectar masas menores de muestra. Un segundo motivo de deformación de las bandas que, por otra parte, suele ser el caso más frecuente es el de que aunque la masa inyectada no sea suficiente para sobrecargar la columna, la inyección de un volumen excesivo, provoque una pérdida de la eficacia del sistema. Cuando se inyecta un determinado volumen de muestra, ésta ocupará en la cabeza de la columna una cierta longitud. En el caso de una columna ideal, que no ensanchase los picos, la banda cromatográfica a la salida de la columna tendría la misma anchura que la banda inyectada; este ancho de banda inicial ocasionado por la inyección, nunca se reducirá a su paso por la columna, sino que por el contrario se hará mayor. Es evidente, en consecuencia, la necesidad de inyectar volúmenes adecuados, así como de utilizar métodos capaces de proporcionar inyecciones de alta calidad. La calidad instrumental de un sistema de inyección, se expresa en función de un parámetro K, en la expresión: Donde V 0 es el volumen inyectado y F i la desviación típica de la banda ocasionada por la inyección. De la ecuación anterior, se deduce que la inyección será tanto mejor cuanto mayor sea el 1921 parámetro instrumental K y cuanto menor sea el volumen inyectado. La anchura total del pico cromatográfico a la salida de la columna, vendrá dada por la expresión: 2 2 Siendo F t la varianza total del pico a la salida de la columna y F c la varianza del pico debida a la columna. A partir de esta ecuación, es posible obtener el valor de K de un inyector, representando F 2 t en función de V 2 0. Se puede demostrar teóricamente que para un inyector ideal, K = 3,5, aunque en la práctica, para sistemas de inyección aceptables K = 2. Respecto al volumen de muestra inyectado, su valor máximo para que se origine una pérdida de eficacia de )N platos en una columna, viene dado por la ecuación: Como se puede ver, el volumen máximo que se puede inyectar dependerá, además de la calidad del inyector, de las características de la columna (diámetro de la columna, porosidad, longitud y altura de plato) y de la retención del pico que se trate de analizar (k'). Es fácil deducir, que si se quieren evitar pérdidas elevadas de eficacia, los volúmenes inyectados deben ser pequeños, en particular si se trabaja con columnas muy eficaces (bajo valor de H), de pequeño diámetro, y muy en particular, cuando los compuestos a analizar presentan pequeñas retenciones. Como estimación práctica, para limitar a un cierto valor la pérdida de eficacia de una columna, en la que el pico de interés presente un volumen V p, los volúmenes máximos a inyectar (V i ), son los recogidos en la Tabla II. 2022 Tabla II.- Pérdidas de eficacia del sistema en función del volumen inyectado V i Pérdida de resolución (%) 0,25 Vp 5 0,33 Vp 8 0,40 Vp 10 0,57 Vp 20 Conexiones Los tubos capilares y los diferentes sistemas de unión utilizados para conectar los diferentes componentes del cromatógrafo, deben ser considerados a todos los efectos como volúmenes muertos capaces de originar pérdidas de eficacia del sistema. El radio interno y la longitud del tubo de conexión que pueden provocar una pérdida de )N platos, vienen dados por la ecuación: Como puede verse, el factor fundamental en la pérdida de eficacia, es en este caso el radio del tubo de conexión, ya que la pérdida de eficacia aumenta en función de su cuarta potencia; este hecho, obliga a que todos los tubos de conexión en sistemas de alta eficacia sean extremadamente finos (del orden de 0,1 mm de diámetro). Respecto a las conexiones entre tubos, debe estarse extremadamente seguro de que a la hora 2123 de realizar la conexión no se introducen volúmenes muertos de ningún tipo (figura 6), no sólo debido al ensanchamiento de banda que provocaría, sino al hecho, de mayor importancia todavía, de que un volumen muerto en este tipo de conexiones deja frecuentemente zonas que no son barridas por el flujo de fase móvil, lo que conduce no sólo a ensanchamientos de banda, sino también a distorsiones de la forma de la banda que en ocasiones pueden llegar a ser de gran importancia. Figura 6.- Volúmenes muertos provocados por conexiones mal realizadas 2224 INTERPRETACIÓN DEL CROMATOGRAMA Como ya se ha mencionado, la cromatografía es básicamente un método de separación, tal vez el más potente de que se puede disponer en un laboratorio, aunque debe tenerse siempre en cuenta que la cromatografía, a efectos analíticos, es una técnica ciega. Los métodos cromatográficos, por si mismos, pueden informar, en el mejor de los casos, del número de compuestos químicos que están presentes en una mezcla (figura 7), pero nunca de proporcionar información sobre su naturaleza. Figura 7.- Cromatograma típico de una mezcla Análisis cualitativo A pesar de la limitación mencionada, ya desde los primeros trabajos publicados sobre técnicas cromatográficas instrumentales, se indicaba que los parámetros de retención (tiempo o volumen) de un compuesto, eran constantes para un sistema cromatográfico dado, por lo que podían ser utilizados de forma cualitativa para identificar compuestos. Evidentemente, los parámetros de retención de un compuesto dependen de un gran número de variables, por lo que la identidad entre analitos y patrones solamente puede ser establecida para un sistema dado y en un momento dado, lo que hace muy trabajosa la identificación de una substancia por este método. Aunque existen en la bibliografía colecciones de datos de retención para diversos compuestos, estos datos tienen un valor puramente orientativo, ya que resulta muy difícil reproducir los datos de retención (de unos laboratorios a otros e incluso dentro del mismo 2325 laboratorio) debido a la irreproducibilidad de los sistemas cromatográficos. De forma análoga, las ecuaciones empíricas desarrolladas para correlacionar datos de retención con la estructura química de diversos compuestos es utilizable únicamente para la identificación de compuestos pertenecientes a series homólogas muy bien definidas. Teniendo en cuenta estas limitaciones, el mejor método para realizar un análisis cualitativo, es, todavía, la comparación directa de los parámetros de retención de los picos de la muestra con los de substancias patrón, trabajando en ambos casos con el mismo sistema cromatográfico. A la hora de realizar las comparaciones, es conveniente utilizar determinados parámetros, que si bien no eliminan totas las posibilidades de variabilidad de los resultados, si permiten al menos corregir la variabilidad inducida por determinadas condiciones; como parámetros de retención utilizados frecuentemente para análisis cualitativo, los más utilizados son: 1.- Tiempos o volúmenes de retención corregidos. 2.- Factores de capacidad. 3.- Tiempos de retención relativos. De entre estos parámetros, los dos primeros permiten corregir las diferencias de retención debidas a los volúmenes muertos de cada sistema. Los tiempos de retención relativos se definen mediante la ecuación: Donde t es el tiempo de retención del compuesto que se trata de identificar y t p el tiempo de retención de un compuesto que se toma como patrón. La utilización de los tiempos de retención relativos, permite eliminar todos los factores de variabilidad, salvo los que pueden afectar a los 24 Mostrar más
SEPARACIONES POR CROMATOGRAFÍA Conceptos generales. Clasificación de los métodos cromatográficos. Separación cromatográfica Esquema básico de un cromatógrafo Cromatografía líquida de alta resolución. HPLC. Más detalles INTRODUCCION A LOS METODOS CROMATOGRAFICOS
Introducción a los Métodos Cromatográficos 2 Tema 10 INTRODUCCION A LOS METODOS CROMATOGRAFICOS Los métodos que se utilizan en análisis químico presentan una selectividad más o menos alta, si bien, existen Más detalles INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA MOLECULAR. 2002 `Derechos Reservados Pontificia Universidad Javeriana Instituto de Genética Humana Bogotá COLOMBIA
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA MOLECULAR 2002 `Derechos Reservados Pontificia Universidad Javeriana Instituto de Genética Humana Bogotá COLOMBIA Equipos de Laboratorio Un equipo de laboratorio es un conjunto Más detalles CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ADSORCIÓN EN COLUMNA (CC) Y CAPA FINA (TLC)
PRÁCTICA 9: CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ADSORCIÓN EN COLUMNA (CC) Y CAPA FINA (TLC) 1. INTRODUCCIÓN La cromatografía es un método físico de separación basado en la diferencia de distribución de los componentes Más detalles Conductividad en disoluciones electrolíticas.
Conductividad en disoluciones electrolíticas. 1.- Introducción 2.- Conductores 3.- Definición de magnitudes 3.1- Conductividad específica 3.2 Conductividad molar " 4. Variación de la conductividad (, ") Más detalles TEMA 2. CROMATOGRAFÍA: PRINCIPIOS GENERALES
TEMA 2. CROMATOGRAFÍA: PRINCIPIOS GENERALES 2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 2.2. COMPORTAMIENTO CROMATOGRÁFICO DE LOS SOLUTOS 2.2.1. Comportamiento de retención 2.2.2. Coeficiente de Más detalles TEMA 11. MÉTODOS FÍSICOS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN
TEMA 11. MÉTODOS FÍSICOS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN 1. Destilación 2. Extracción 3. Sublimación 4. Cristalización 5. Cromatografía 6. Fórmulas empíricas y moleculares 2 Tema 11 TEMA 11. Métodos físicos Más detalles Práctica No 1. Separación de Cationes por Cromatografía de Papel
Práctica No 1 Separación de Cationes por Cromatografía de Papel La cromatografía es un técnica de separación basada en el principio de retención selectiva, que permite separar los distintos componentes Más detalles TEMA 1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS QUÍMICO
TEMA 1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS QUÍMICO Este tema aporta una revisión panorámica del Análisis Químico, sus distintas vertientes y su terminología básica. La importancia de la Química Analítica queda plasmada Más detalles CROMATOGRAFÍA DE GASES APLICADA A ANÁLISIS DE GRASAS. Mª Luisa Fernández de Córdova Universidad de Jaén
CROMATOGRAFÍA DE GASES APLICADA A ANÁLISIS DE GRASAS CROMATOGRAFÍA DE GASES 1. Técnicas analíticas de separación: Cromatografía 2. Cromatografia de Gases: Fundamento, parámetros, instrumento 3. Columnas Más detalles 1. Fundamento teórico
1 1. Fundamento teórico Los métodos espectroscópicos atómicos y moleculares figuran entre los métodos analíticos instrumentales más utilizados. La espectroscopia molecular basada en la radiación ultravioleta, Más detalles Lección 16. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUANTITATIVO.
Lección 16. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUANTITATIVO. Análisis cuantitativo: Conceptos básicos. Propiedades analíticas de interés. Trazabilidad. Materiales de referencia. Calibración instrumental y metodológica. Más detalles CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN EN GEL
1.- FUNDAMENTO TEÓRICO CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN EN GEL Filtración en gel - 1 (Farmacia) La cromatografía de exclusión o filtración en gel es una clase de cromatografía sólido-líquido que permite la Más detalles INTRODUCCIÓN N A LA HPLC
FUNDAMENTOS DEL ANALISIS CROMATOGRAFICO. Cromatografía Líquida de Alta Resolución Dr. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ Depto. Ingeniería Química Grupo de Investigación QUIMYTEC UPCT Cromatografía = escribir Más detalles UOP 603-13: Análisis de Trazas de CO y CO2 en H2 e Hidrocarburos Gaseosos Ligeros por GC
UOP 603-13: Análisis de Trazas de CO y CO2 en H2 e Hidrocarburos Gaseosos Ligeros por GC Análisis Rápido en Más detalles TIPOS DE CROMATOGRAFÍA
TIPOS DE CROMATOGRAFÍA Existen diferentes criterios de clasificación de la cromatografía: Por la naturaleza de sus fases: Cromatografía líquido - líquido Cromatografía gas - líquido Cromatografía líquido Más detalles Hidrógeno, una solución más segura para el laboratorio. tell me more
Hidrógeno, una solución más segura para el laboratorio tell me more Generadores o botellas de H 2? Gráfico 4: Diseño del purificador y de la válvula BIP Los generadores de hidrógeno pueden ser una opción Más detalles CURSO de ANÁLISIS INSTRUMENTAL I. Catedrática: Dra. Silvia Echeverría, Ph.D., Escuela de Química, Facultad Ciencias Químicas y Farmacia, USAC
CURSO de ANÁLISIS INSTRUMENTAL I Catedrática: Dra. Silvia Echeverría, Ph.D., Escuela de Química, Facultad Ciencias Químicas y Farmacia, USAC QUÍMICA ANALÍTICA Comprende la metodología para determinar la Más detalles TEMA 6: TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS
TEMA 6: TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS 1. Introducción 2. Clasificación de los métodos cromatográficos 3. Consideraciones generales sobre la cromatografía de elución 4. Análisis químico con métodos cromatográficos Más detalles Tema 2 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA
Tema 2 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA 1. Introducción La etimología de la palabra cromatografía es curiosa. Por las palabras griegas que la forman significaría: escritura en colores. El botánico Más detalles Instrumentos de Medición y Muestreo. Toma de Muestras
Instrumentos de Medición y Muestreo Toma de Muestras 1 Índice Toma de Muestras... 1 Toma de muestras de contaminantes químicos...3 Sistemas de muestreo activos...6 Sistema de muestreo pasivo...16 Instrumentos Más detalles Introducción a la Espectroscopía de Absorción Molecular Ultravioleta, Visible e Infrarrojo Cercano
ntroducción a la Espectroscopía de Absorción Molecular Ultravioleta, Visible e nfrarrojo Cercano ng. Carlos Brunatti Lic. Ana María Martín ntroducción Desde hace muchos años se ha usado el color como ayuda Más detalles La selectividad en análisis químico
La selectividad en análisis químico Ricard Boqué Grupo de Quimiometría y Cualimetría Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) El concepto de selectividad en análisis químico ha sido objeto de una redefinición Más detalles Unidad II Sistemas Dispersos Elaborado por: Q.F.B. Guadalupe Echeagaray Herrera
Química II (Química General y Orgánica) Unidad II Sistemas Dispersos Elaborado por: Sistemas Dispersos istemas Dispersos: Están constituidos por dos o más sustancias puras, unidas físicamente, (mezcladas). Más detalles CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A UN DETECTOR DE MASAS GC/MS
CALIBRACIÓN Y CALIDAD La preocupación por la calidad de los datos que se obtienen con la química analítica es responsabilidad de los científicos y técnicos. Éstos deben mantener en todo momento una actitud Más detalles 2 Electroforesis capilar (CE)
2 Electroforesis capilar (CE) 2.1 Introducción La electroforesis capilar es una técnica de separación basada en la diferente velocidad de migración de lss distintas especies cargadas bajo la acción de Más detalles Cuantificación de compuestos por cromatografía: Método del Patrón Externo
Cuantificación de compuestos por cromatografía: Método del Patrón Externo Apellidos, nombre Departamento Centro Fernández Segovia, Isabel (isferse1@tal.upv.es) García Martínez, Eva (evgarmar@tal.upv.es) Más detalles MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS: 1. Exclusión molecular 2. Intercambio iónico 3. Afinidad SSN
MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS: 1. Exclusión molecular 2. Intercambio iónico 3. Afinidad SSN Propiedades de una proteína que son útiles para su purificación por cromatografía Peso molecular Carga iónica Hidrofobicidad Más detalles APÉNDICE II DESECACIÓN Y AGENTES DESECANTES DESECACIÓN
259 APÉNDICE II DESECACIÓN Y AGENTES DESECANTES DESECACIÓN La desecación se emplea para extraer la humedad de los líquidos, soluciones y sustancias sólidas. El grado de desecación de una sustancia depende Más detalles La Absorción del Agua
La Absorción del Agua Importancia del Agua en las Plantas Es el cons5tuyente principal del protoplasma celular, en ocasiones representa hasta el 95% del peso total de la planta. Es el solvente en el que Más detalles CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Este trabajo ha tenido como objetivos el análisis y modelado del proceso de purificación de estireno mediante adsorción en alúmina y el análisis del cambio de escala del sistema, Más detalles LA MEDIDA Y SUS ERRORES
LA MEDIDA Y SUS ERRORES Magnitud, unidad y medida. Magnitud es todo aquello que se puede medir y que se puede representar por un número. Para obtener el número que representa a la magnitud debemos escoger Más detalles Estudio de la evaporación
Estudio de la evaporación Volumen del líquido Tipo de líquido Superficie del recipiente Altura del recipiente Forma del recipiente Presencia de una sal disuelta Introducción Todos hemos observado que una Más detalles Solubilidad. y se representa por.
Solubilidad Solubilidad. La solubilidad mide la cantidad máxima de soluto capaz de disolverse en una cantidad definida de disolvente, a una temperatura determinada, y formar un sistema estable que se denomina Más detalles Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160
Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160 Los métodos analíticos se pueden clasificar en: Métodos Clásicos Métodos Instrumentales Métodos Clásicos Precipitación Extracción Destilación Medidas gravimétricas Medidas Más detalles CAPITULO 6 ANALISIS Y ESTUDIO DE SECADO. El secado de sólidos se puede definir de distintas maneras, según el enfoque que se
52 CAPITULO 6 ANALISIS Y ESTUDIO DE SECADO 6.1 Definición de secado El secado de sólidos se puede definir de distintas maneras, según el enfoque que se desee adoptar. En los estudios más teóricos se pone Más detalles UNIDAD 4. Reparto entre dos disolventes. Separaciones por Extracción
UNIDAD 4 Reparto entre dos disolventes. Separaciones por Extracción Introducción En los análisis químicos es necesario, después de la toma de muestra y su disolución en el disolvente adecuado, aislar el Más detalles Técnicas Cromatográficas
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Química Analítica Instrumental II Técnicas Cromatográficas Diciembre de 2007 Capítulo 1. Introducción a los métodos de separación Introducción Más detalles TEMA 6 INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS Y SUS APLICACIONES EN ANÁLISIS AMBIENTAL
TEMA 6 INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS Y SUS APLICACIONES EN ANÁLISIS AMBIENTAL 1. INTRODUCCIÓN: ESPECTROS DE MASAS. Los espectros de masas se obtienen convirtiendo los componentes de una muestra Más detalles MÓDULO: C. DE LAS AGUAS TEMA: CARBÓN ACTIVO
MÓDULO: C. DE LAS AGUAS TEMA: CARBÓN ACTIVO DOCUMENTACIÓN ELABORADA POR: NIEVES CIFUENTES ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. ADSORCIÓN... 1 3. CARBÓN ACTIVO... 2 4. CARBÓN ACTIVO EN POLVO... 3 5. CARBÓN ACTIVO Más detalles GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada
GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada Tiempo de análisis inferior a 30 minutos Alta sensibilidad, linealidad, exactitud Más detalles Dar a conocer la capacidad de disolución del agua frente a otras sustancias.
MINISTERIO DE EDUCACION Actividad 1: Agua en la vida II. Laboratorio: Solubilidad del agua 1. Tema: AGUA DISOLVENTE UNIVERSAL 2. Objetivo: Dar a conocer la capacidad de disolución del agua frente a otras Más detalles Control interno de los métodos de análisis
Aseguramiento de la Calidad Control interno de los métodos de análisis Universidad Nacional Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Geociencias Orlando Ruiz Villadiego, Químico MSc. Coordinador Laboratorio Más detalles ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE ÁCIDO OXÁLICO SOBRE CARBÓN ACTIVO. Eva Mª Talavera Rodríguez y Francisco A. Ocaña Lara
ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE ÁCIDO OXÁLICO SOBRE CARBÓN ACTIVO Eva Mª Talavera Rodríguez y Francisco A. Ocaña Lara 1. Objetivos 1.- Verificar la adsorción de las moléculas de un soluto en una disolución líquida Más detalles LABORATORIO DE QUÍMICA FACULTAD DE FARMACIA CRISTALIZACIÓN.
CRISTALIZACIÓN. Un compuesto orgánico cristalino está constituido por un empaquetamiento tridimensional de moléculas unidas principalmente por fuerzas de Van der Waals, que originan atracciones intermoleculares Más detalles CONTRATO DE SUMINISTROS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IÓNICO. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CROMATÓGRAFO
UNIVERSIDAD DE JAÉN CONTRATO DE SUMINISTROS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CROMATÓGRAFO IÓNICO. NÚMERO DE EXPEDIENTE 2013/06 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Más detalles 4027 Síntesis de 11-cloroundec-1-eno a partir de 10-undecen-1- ol
4027 Síntesis de 11-cloroundec-1-eno a partir de 10-undecen-1- ol OH SOCl 2 Cl + HCl + SO 2 C 11 H 22 O C 11 H 21 Cl (170.3) (119.0) (188.7) (36.5) (64.1) Clasificación Tipos de reacción y clases de productos Más detalles ESPECTROMETRÍA VISIBLE Y ULTRAVIOLETA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Espectrometría Objeto de Estudio Nº 4 LECTURA N 6 ESPECTROMETRÍA VISIBLE Y ULTRAVIOLETA Bibliografía: SKOOG, D.A.; Leary J.J., Holler F. James; PRINCIPIOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL, Más detalles DESTILACIÓN DE UNA MEZCLA DE ETANOL-AGUA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Facultad de Ciencias Químicas Operaciones Unitarias II Práctica de Laboratorio DESTILACIÓN DE UNA MEZCLA DE ETANOL-AGUA Profesor.- Dr. Iván Salmerón Integrantes: Samantha Más detalles Unidad IV: Cinética química
63 Unidad IV: Cinética química El objetivo de la cinética química es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los factores de los que dependen dichas velocidades. De estos factores, Más detalles Química Biológica I TP 1: ESPECTROFOTOMETRIA
Química Biológica I TP 1: ESPECTROFOTOMETRIA OBJETIVOS: - Reforzar el aprendizaje del uso del espectrofotómetro. - Realizar espectro de absorción de sustancias puras: soluciones de dicromato de potasio. Más detalles DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE KMnO 4, CuSO 4 y K 2 Cr 2 O 7
DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE KMnO 4, CuSO 4 y K 2 Cr 2 O 7 El objetivo de esta investigación es la determinación cuantitativa de la concentración de KMnO 4 en una muestra problema mediante espectroscopía Más detalles EXTRACCION CON SOLVENTES. Esp. Farm. María Alejandra
EXTRACCION CON SOLVENTES Esp. Farm. María a Alejandra EXTRACCION CON SOLVENTES Se empezó a emplear durante la segunda guerra mundial. El motor de este cambio de procesos fue la obtención de metales nucleares Más detalles TRANSFERENCIA DE MASA II SECADO
TRANSFERENCIA DE MASA II SECADO SECADO Constituye uno de los métodos que permite separar un líquido de un sólido. Se entiende por secado como la separación de humedad de los sólidos o de los líquidos por Más detalles Capítulo 4 MEDIDA DE MAGNITUDES. Autor: Santiago Ramírez de la Piscina Millán
Capítulo 4 MEDIDA DE MAGNITUDES Autor: Santiago Ramírez de la Piscina Millán 4 MEDIDA DE MAGNITUDES 4.1 Introducción El hecho de hacer experimentos implica la determinación cuantitativa de las magnitudes Más detalles ASIGNATURA: ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 4º ESO
1. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA los contenidos mínimos para el Ámbito científico-tecnológico los podemos agrupar así: Contenidos mínimos de ámbito científico tecnológico MATEMÁTICAS UNIDAD 1: Números Más detalles Columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio y patrones de oligonucleótidos MEJORE LA FIABILIDAD. REDUZCA COSTES. AUMENTE LA FLEXIBILIDAD.
Columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio y patrones de oligonucleótidos MEJORE LA FIABILIDAD. REDUZCA COSTES. AUMENTE LA FLEXIBILIDAD. COLUMNAS PARA OLIGONUCLEÓTIDOS AGILENT ADVANCEBIO Y PATRONES Más detalles PRÁCTICA 8 MÉTODOS DE SEPARACIÓN: FILTRACIÓN, CENTRIFUGACIÓN Y CROMATOGRAFÍA EN PAPEL
PRÁCTICA 8 MÉTODOS DE SEPARACIÓN: FILTRACIÓN, CENTRIFUGACIÓN Y CROMATOGRAFÍA EN PAPEL OBJETIVOS Utilizar una serie de métodos de separación comúnmente empleados en un laboratorio de Química. Conocer el Más detalles Introducción. Culminación de todos los anteriores capítulos. Tipos de compensación. Acción de control. Tipos de acción:
DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL 1.-Introducción. 2.-El problema del diseño. 3.-Tipos de compensación. 4.-Reguladores. 4.1.-Acción Proporcional. Reguladores P. 4.2.-Acción Derivativa. Reguladores PD. 4.3.-Acción Más detalles Anexo 4. Herramientas Estadísticas
Anexo 4 Herramientas Estadísticas La estadística descriptiva es utilizada como una herramienta para describir y analizar las características de un conjunto de datos, así como las relaciones que existen Más detalles PURIFICACION DE LOS SÓLIDOS POR CRISTALIZACION
PURIFICACION DE LOS SÓLIDOS POR CRISTALIZACION I. OBJETIVOS Poder lograr la purificación de la muestra experimentales. utilizada reconociendo procedimientos Obtener cristales de acetanilida. II. FUNDAMENTO Más detalles ANÁLISIS TÉRMICO. Consultoría de Calidad y Laboratorio S.L. RPS-Qualitas
ANÁLISIS TÉRMICO Introducción. El término Análisis Térmico engloba una serie de técnicas en las cuales, algún parámetro físico del sistema es medido de manera continua en función de la temperatura, mientras Más detalles Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales Curso 2009-2010 Bloque III. Tratamientos específicos de vertidos industriales Parte II Miguel García Román Dpto. de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Más detalles Destilación. Producto 1 más volátil que Producto 2 (P 0 1 > P0 2 ) Figura 1
Destilación La destilación es una técnica que nos permite separar mezclas, comúnmente líquidas, de sustancias que tienen distintos puntos de ebullición. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos Más detalles 3. Principios de medición de la calidad del aire
3. Principios de medición de la calidad del aire 3.1. Medición. Medir es contar, comparar una unidad con otra, dar una valoración numérica, asignar un valor, asignar números a los objetos. Todo lo que Más detalles CAPITULO 5. PROCESO DE SECADO. El secado se describe como un proceso de eliminación de substancias volátiles (humedad)
CAPITULO 5. PROCESO DE SECADO. 5.1 Descripción general del proceso de secado. El secado se describe como un proceso de eliminación de substancias volátiles (humedad) para producir un producto sólido y Más detalles Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (IV): selección del elemento de retención
Año: 2008 799 Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (IV): selección del elemento de retención Évaluationdel expositionprofessionnelleàaérosols.sélectiondesélémentsderétention. Occupationalexposureassessmenttoaerosols.Collectionsubstratesselection. Más detalles CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IONICO
[ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IONICO Integrantes: Álvarez - Costanzo - Diaz Zegarra -Gerez- Hollman- Hurtado- Lucero- Macuso- Ruggieri- Strack INTRODUCCIÓN. La cromatografía Más detalles EXPERIMENTO 3: ESTUDIO DEL REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO EN REACTORES CONTINUOS IDEALES.
EXPERIMENTO 3: ESTUDIO DEL REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO EN REACTORES CONTINUOS IDEALES. OBJETIVO: El objetivo de la práctica es estudiar el comportamiento de reactores continuos de laboratorio, de mezcla Más detalles B Fig. 2. Ley de Lambert
INTRODUCCION TEORICA FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA Introducción : La espectrofotometría es uno de los métodos de análisis más usados, y se basa en la relación que existe entre la absorción de luz por Más detalles CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA. Grupo: Equipo: Fecha: Nombre(s):
CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA Laboratorio de equilibrio y cinética Grupo: Equipo: Fecha: Nombre(s): I. OBJETIVO GENERAL Conocer y aplicar los fundamentos Más detalles Fibras Ópticas. Capítulo 2. 2.1 Modos
Capítulo 2 Fibras Ópticas. El tema anterior se ha basado en el análisis de guía-ondas planas, es decir, con cambio de índice de refracción en una sola dirección. Ahora vamos a tratar con un medio de transmisión Más detalles UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA CATEDRA DE QUIMICA GENERAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA CATEDRA DE QUIMICA GENERAL ESTUDIO DE LA SOLUBILIDAD Y LOS FACTORES QUE LA AFECTAN OBJETIVOS 1. Interpretar Más detalles Estas propiedades toman el nombre de CONSTANTES FISICAS porque son prácticamente invariables características de la sustancia.
DETERMINACION DE LAS CONSTANTES FISICAS I. OBJETIVOS - Determinar el punto de ebullición y el punto de fusión con la finalidad de identificar a un compuesto orgánico. II. MARCO TEORICO: CONSTANTES FISICAS: Más detalles UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA PROGRAMA DE ASIGNATURA PROGRAMA QUÍMICA FARMACÉUTICA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA PROGRAMA DE ASIGNATURA PROGRAMA QUÍMICA FARMACÉUTICA 200/ 2 / ASIGNATURA ANÁLISIS INSTRUMENTAL ÁREA O NÚCLEO TEMÁTICO BASICA CÓDIGO QSQ-387 SEMESTRE Más detalles RESOLUCIÓN OIV-OENO 521-2013 MÉTODO DE DETECCIÓN DE FTALATOS EN LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
RESOLUCIÓN OIV-OENO 521-2013 MÉTODO DE DETECCIÓN DE FTALATOS EN LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo 2 párrafo 2 iv del acuerdo Más detalles = Radio interior del capilar, (cm]
24 La succión capilar esta dada por la siguiente ecuación: h [ cm ] = 2 * cr cm * ces a. P ew [g/cm * r [cm] h a cr = Altura del agua en el capilar por encima del nivel de agua libre, [cm] = Ángulo de Más detalles Otras medidas descriptivas usuales
Tema 7 Otras medidas descriptivas usuales Contenido 7.1. Introducción............................. 1 7.2. Medidas robustas.......................... 2 7.2.1. Media recortada....................... 2 7.2.2. Más detalles ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA MOLECULAR
ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA MOLECULAR INTRODUCCIÓN La fluorescencia es un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas por la absorción de radiación electromagnética. Las especies excitadas Más detalles ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) GUÍA N 1: DESTILACION DE DISOLUCIONES
I. Presentación de la guía: ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) GUÍA N 1: DESTILACION DE DISOLUCIONES Competencia: El alumno será capaz de ejecutar una técnica de separación y purificación de soluciones Más detalles Clase 2: Estadística
Clase 2: Estadística Los datos Todo conjunto de datos tiene al menos dos características principales: CENTRO Y DISPERSIÓN Los gráficos de barra, histogramas, de puntos, entre otros, nos dan cierta idea Más detalles Diagrama de Fases Temperatura de Ebullición-Composición de una Mezcla
Diagrama de Fases Temperatura de Ebullición-Composición de una Mezcla Líquida Binaria. Fundamentos teóricos. 1.- Equilibrios líquido-vapor en sistemas binarios: Disoluciones ideales. 2.- Diagramas de fase Más detalles Clase 2: Estadística
Clase 2: Estadística Los datos Todo conjunto de datos tiene al menos dos características principales: CENTRO Y DISPERSIÓN Los gráficos de barra, histogramas, de puntos, entre otros, nos dan cierta idea Más detalles UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA PROGRAMA DE QUÍMICA ANÁLISIS ORGÁNICO 401534
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA PROGRAMA DE QUÍMICA ANÁLISIS ORGÁNICO 401534 JAVIER EDUARDO VILLAMIZAR VELÁSQUEZ (Autor) BARRANQUILLA Septiembre de 2012 ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y VERSIONAMIENTO Más detalles PRÁCTICA 7 INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA
PRÁCTICA 7 INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA OBJETIVOS En esta práctica se tratarán aspectos de interés relacionados con la instrumentación básica utilizada en química, haciendo especial hincapié en la Más detalles TEMA 4 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS VOLUMÉTRICO
TEMA 4 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS VOLUMÉTRICO Las valoraciones se emplean extensivamente en Química Analítica para la cuantificación de diversas especies químicas. En este tema se describen los principios Más detalles Calibración y control de calidad de instrumentos de análisis
Calibración y control de calidad de instrumentos de análisis cĺınico. María Cecilia San Román Rincón Monografía vinculada a la conferencia del Dr. Horacio Venturino sobre Instrumental para laboratorio Más detalles DL CH12 Reactor químico combinado
DL CH12 Reactor químico combinado Introducción La reacción química es la operación unitaria que tiene por objeto distribuir de una forma distinta los átomos de unas moléculas (compuestos reaccionantes Más detalles Guía de selección de columnas Agilent J&W para GC
Guía de selección de columnas Agilent J&W para GC Confie en una reproducibilidad, eficiencia e inercia sin igual. Ahorre tiempo en la selección de columnas. Our measure is your success. Tabla de Contenidos Más detalles Docente: Carla De Angelis Curso: T.I.A. 5º
POLARIMETRIA La polarimetría es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica producida sobre un haz de luz linealmente polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. La actividad Más detalles XI.- CONTAMINACIÓN POR TURBINAS DE AVIACIÓN
XI.- CONTAMINACIÓN POR TURBINAS DE AVIACIÓN Los turborreactores lanzan a la atmósfera, principalmente, tres tipos de compuestos químicos: a) Compuestos del aire ambiente: N 2, O 2 y Ar b) Productos de Más detalles UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRIMERA PARTE
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso 2006-2007 MATERIA: QUÍMICA INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN La prueba consta de dos partes. Más detalles DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES Estadística Asistida por Ordenador Curso 2008-2009
Índice general 6. Regresión Múltiple 3 6.1. Descomposición de la variabilidad y contrastes de hipótesis................. 4 6.2. Coeficiente de determinación.................................. 5 6.3. Hipótesis Más detalles INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA QUÍMICA. La mecánica cuántica estudia la estructura atómica, los enlaces en moléculas y la espectroscopia.
INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA QUÍMICA 1. Qué es la Química Física? "La química física estudia los principios que gobiernan las propiedades el comportamiento de los sistemas químicos" El estudio de los Más detalles Métodos y Diseños utilizados en Psicología
Métodos y Diseños utilizados en Psicología El presente documento pretende realizar una introducción al método científico utilizado en Psicología para recoger información acerca de situaciones o aspectos Más detalles Diseño Curricular Base TÉCNICO EN OPERACIONES DE LABORATORIO
QUIMICA Diseño Curricular Base TÉCNICO EN OPERACIONES DE LABORATORIO 1 2 3 4 5 6 7 ÍNDICE 1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Pag. 6 2. PERFIL PROFESIONAL Y ENTORNO PROFESIONAL Pag. 6 2.1 Competencia general Más detalles CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN Curso: Química Analítica II Loreto Ascar 2012 Esquema de las bases de la separación en cromatografía de: (a)absorción, (b) partición, (c) Intercambio iónico y (d) Más detalles EL FORMALDEHIDO EN LOS PRODUCTOS CURTIENTES Y EN LOS CUEROS TERMINADOS por
EL FORMALDEHIDO EN LOS PRODUCTOS CURTIENTES Y EN LOS CUEROS TERMINADOS por Resumen Samuele Giovando Silvachimica SRL El formaldehído es usado como una de las materias primas fundamentales en las síntesis Más detalles Página 1 de 16. Utilización del Osciloscopio para electromecanicos
Página 1 de 16 Utilización del Osciloscopio para electromecanicos Los multímetros digitales son un instrumento totalmente eficaz para la comprobación estática de circuitos y para casos en que los cambios Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 RESOLUCIÓN

 RESOLUCIÓN