Source: http://scancotec.com/productos/synapt-g2/
Timestamp: 2018-01-16 13:16:40+00:00

Document:
SYNAPT G2 | Tiempo de vuelo | Scanco - Equipos analiticos de laboratorio
Scanco - Equipos analiticos de laboratorio / Productos / Waters / SYNAPT G2
SYNAPT® G2-Si MS ofrece el rendimiento UPLC® / MS / MS de alta resolución más intransigente, con la mayor versatilidad y opción de actualización para acceder a tres dimensiones
De resolución para lo último en poder de descubrimiento.
SYNAPT G2-Si combina la revolucionaria óptica iónica StepWave ™ con tecnologías cuantitativas probadas Tof (QuanTof ™) y alta definición de espectrometría de masas para proporcionar los más altos niveles de sensibilidad, selectividad y velocidad. Con Waters líder de MS Informatics, SYNAPT G2-Si le ayudará a extraer de forma eficiente la máxima información de sus muestras más desafiantes con flujos de trabajo de alto rendimiento no segmentados (UPLC / MSE) o orientados (DDA y Tof-MRM).
SYNAPT G2-Si MS es una plataforma de MS / MS de masa exacta de alta resolución diseñada para obtener el resultado correcto, más rápido – sin importar cuán desafiante sea su aplicación – si se especializa en perfiles de metabolitos, proteómica, descubrimiento de biomarcadores, biofármacos o cribado Aplicaciones.
SYNAPT G2-Si MS también puede actualizarse in situ para incorporar la capacidad completa de MS de alta definición SYNAPT para proporcionar el beneficio adicional de separaciones de movilidad de iones T-Wave ™ de alta eficiencia para sus aplicaciones de detección.
Resolución de masa de TOF en ion positivo 60.000 FWHM medido en el grupo de isótopos (M + 6H) 6+ de insulina bovina (m / z 956)
Resolución de masa de TOF en ion negativo 60.000 FWHM medido en el grupo de isótopos 4- (M – 4H) de insulina bovina (m / z 1431)
Sensibilidad MS MS positivo El pico a m / z 556 a partir de una solución de 50 pg / μl de leucina enkefalina en acetonitrilo / agua 50/50 + ácido fórmico al 0,1%, infundido a un caudal de 5 μl / min, tendrá una intensidad superior a 31.200 Iones por segundo.El instrumento se sintoniza a 10.000 resolución (como se demuestra en la insulina bovina) y el rango de masa se establecerá a un máximo de 1200 m / z
Modo de mejora de objetivo
El pico a m / z 556 a partir de una solución de 10 pg / μl de leucina enkefalina en 50/50 acetonitrilo / agua + ácido fórmico al 0,1%, infundido a un caudal de 5 μL / min, tendrá una intensidad de más de 24.800 iones por segundo. El instrumento se sintonizará a una resolución de 20.000 (como se demuestra en la insulina bovina), con sensibilidad establecida a un máximo de 556 m / z “
Sensibilidad de MS de iones negativos El pico a m / z 503 a partir de una solución de 500 μg / μL de rafinosa en 70/30 acetonitrilo / agua (sin aditivos), infundido a un caudal de 5 μl / min, tendrá una intensidad mayor que 33.600 iones por segundo . El instrumento se sintonizará a una resolución de 10.000 (como se demuestra en la insulina bovina), y el rango de masa será ajustado a un máximo de 1200 m / z
Sensibilidad MS / MS de iones positivos Usando un [Glu1] -Fibrinopeptide B solución de 100 fmol / μL, a un flujo de 5 μ l / min y con el instrumento sintonizado para 10.000 resolución (como se demuestra en la insulina bovina), la intensidad de la más intensa y “secuencia de iones de MS / MS espectro Del ion precursor doblemente cargado (785,8 m / z) será mayor que 2,400 iones por segundo. El rango de masa del instrumento se ajustará a un máximo de 2000 m / z
Sensibilidad MS / MS de iones negativos Utilizando una solución de 500 μg/μL de rafinosa en acetonitrilo/agua 70/30, a un flujo de 5 μL / min y con el instrumento sintonizado para una resolución de 10.000 (como se demostró en la insulina bovina), la intensidad del fragmento de ion a 179,1 M / z en el espectro MS / MS del ion precursor a 503,2 m / z será mayor que 2,400 iones por segundo.The instrument mass range will be set to a maximum of 1200 m/z
Sensibilidad MS / MS de iones negativos La precisión de medida de masa del instrumento en modo de alta resolución, utilizando masas de bloqueo internas, es tal que el error RMS entre las masas medidas y aceptadas de picos que tienen suficiente intensidad y están libres de interferencia de otras masas será menor que 1 ppm en el rango de 150 a 900 m / z
Precisión de la calibración de la escala de masa La precisión de medición de masa del instrumento, en modo de alta resolución, será mejor que 1 ppm RMS, basado en 10 mediciones consecutivas del ion [M + Na] + de rafinosa (m / z 527.1588) H] + de leucina enkefalina (m / z 556.2771) y 4-acetamidofenol (m / z 152.0712) como locos de LockSpray™. Los picos de analito y lockmass deben tener suficiente intensidad y estar libres de interferencias de otras masas.
Rango de masas El rango de masa TOF es de 20 a 100.000 m / z en modo Resolución y de 20 a 32.000 m / z en modo de Alta Resolución. El intervalo de transmisión m / z para un cuadrupolo en modo no resolutivo es de 20 a 16.000 m / z para un cuadrupolo de 4000 m / z, y de 20 a 32.000 m / z para un cuadrupolo de 8000 m / z
Tasa de adquisición Los espectros de masas se pueden adquirir hasta una velocidad de 30 por segundo (depende del modo)
Rango dinámico El rango dinámico en el modo de alta resolución, definido como el rango de intensidades de pico que dará mejor que RMS de 3 ppm de masa exacta por 10 segundos de datos sin pDRE (mejora de rango dinámico programable), es al menos 4 órdenes de magnitud cuando se mide en El pico m / z 556.2771 de la leucina enkefalina
High mass precursor selection Aplicable sólo a instrumentos con cuadrupoles de 8000 m / z y 32.000 m / z.
El espectro MS / MS de baja energía de m / z 5569.1 a partir de una solución de 2 μg / μl de yoduro sódico en 50/50 de isopropanol / agua contendrá solamente m / z 5569.1 y sus fragmentos. La intensidad del ión de fragmento más grande será menor que 5% de la intensidad del ión precursor. Los datos MS / MS se adquirirán en el rango de masas 100 – 8000 m / z, con energía de colisión de 10 eV

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución