Source: http://docplayer.hu/2847315-H-2040-budaors-komaromi-u-22-pf-296.html
Timestamp: 2017-01-16 13:19:06+00:00

Document:
⭐H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
Download "H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296."
1 EUK2i-mkdoc MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: , Fax: Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: Fax: wwwmuszerautomatikahu Műszerkönyv Megnevezés: EXTOX-UNI K2 gázkoncentráció-mérő készülék (Intelligens változat) Székhely: Postacím: 2040 Budaörs, Komáromi utca 22 Postafiók: 2040 Budaörs, Pf: 296 Telefon: (23) , (23) , (23) Fax: (23) web: wwwmuszerautomatikahu Gázérzékelő gyártás, értékesítés és szakszerviz: Postacím: 2030 Érd, Alsó u 10 Postafiók: 2030 Érd, Pf: 56 Értékesítés és gyártás: (23) , (23) Szakszerviz: (23) , (23) Vasúti telefon: Fax: (23) web: wwwgazerzekelohu Műszer Automatika Kft 1 / 252 EUK2i-mkdoc TARTALOMJEGYZÉK 1 RENDELTETÉS 2 LEGFONTOSABB JELLEMZŐK 3 FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS 31 Felépítés 32 Távadók 33 Központi egység 34 Kiegészítő eszközök 4 TÍPUSVÁLTOZATOK 5 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 51 A telepítés feltételei 52 A központi egység és a távadók elhelyezése 53 Kábelezés 54 Az üzembe helyezés feltételei, üzembe helyezés 6 KEZELÉSI, ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS 61 Kezelőszervek és állapotjelzések 62 Csatlakozási pontok 63 Üzemeltetés, kezelés, állapotjelzések értelmezése 64 Tisztítás 7 A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI 71 A biztonságos üzemeltetés általános feltételei 72 Érintésvédelmi szempontok 73 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 74 A készüléken alkalmazott rövidítések és jelek jelentése 8 MŰSZAKI ADATOK 9 GARANCIA 10 SZERVIZ, KARBANTARTÁS Műszer Automatika Kft 2 / 253 EUK2i-mkdoc 11 FÜGGELÉK EXTOX-UNI K2 típusú gázkoncentráció-mérő készülék kezelőszervei és csatlakozási pontjai alapkiépítésben EXTOX-UNI K2 típusú gázérzékelő készülék kábelezése és főbb méretei A készülékkel szállított távadó(k) önálló műszerkönyve(i) Műszer Automatika Kft 3 / 254 EUK2i-mkdoc 1 RENDELTETÉS Az EXTOX-UNI K2 egy általános célú gáz és oldószergőz érzékelő készülék, amely elsősorban az ipari felhasználók igényeit kívánja kielégíteni korszerű európai-uniós irányelvek és szabványok követelményeinek megfelelően Rendeltetése a levegőbe keveredő robbanás, vagy mérgezésveszélyt okozó anyagok koncentrációjának mérése számtalan lehetséges telepítési helyen, pl kazánházakban, vegyipari és kőolajipari létesítményekben, garázsokban, szerelőcsarnokokban, érlelőpincékben, raktárakban, tartályparkokban, festőüzemekben, laboratóriumokban stb A mérési eredmények és a veszélyt okozó anyagok határértékei alapján a kialakuló veszélyhelyzetek előjelzése Automatikus beavatkozás-vezérlés robbanás, vagy mérgezésveszély elhárítása érdekében Műszer Automatika Kft 4 / 255 EUK2i-mkdoc 2 LEGFONTOSABB JELLEMZŐK Robbanásveszélyes, toxikus és egyéb anyagok koncentrációjának mérése alsó robbanási határkoncentrációhoz ill egészségügyi határértékekhez rendelt mérési tartományokban Telepített, távadós rendszer Sugaras kábelezési rendszer a központ és a távadók között Különböző típusú és mérési elvű robbanásbiztos ill nem robbanásbiztos védettségű távadók használatának lehetősége a telepítési hely zónabesorolásától, a mérni kívánt anyagtól és a mérési tartományoktól függően 2db távadó működtetésére alkalmas processzoros központi egység Két egymástól független mérőrendszer Távadónként 2db programozható jelzési szint Csúcskoncentrációk nagyságának és időpontjának tárolása Beépített hangjelzés Külső 230V-os hangjelző működtetési lehetősége feszültség alatti kimenetről Bármely eseményhez rendelhető hangjelzés-vezérlés Manuális szellőztetőrendszer vezérlési lehetőség Automatikus, időpontokra és időtartamra előre programozható szellőztetőrendszer vezérlési lehetőség Kétfokozatú ventilátorok problémamentes működtetése Programozható ventilátor utánforgatási idő Nagyáramú relékimenet fénycsöves vészjelző lámpatestek problémamentes működtetésére Valós idejű eseménynaplózás Beépített szervizkapcsoló Szakszerűtlen karbantartás ellen védett kialakítás Karbantartás szükségességének jelzése Műszer Automatika Kft 5 / 256 EUK2i-mkdoc 3 FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS 31 Felépítés A készülék a távadó(k)ból és a központi egységből áll a felhasználás igényeinek megfelelő kialakításban A telepítési helyszín nagyságától, a zónabesorolásától, a veszélyt okozó anyag(ok) tulajdonságaitól, az alkalmazni kívánt mérési tartománytól függően 1, vagy 2db különböző típusú távadóval készülhet A felhasználás igényeinek megfelelő kialakítás a központi egységet is érinti, amely igazodik a távadók típusához, számához és a beavatkozásvezérléssel kapcsolatos igényekhez A készülék úgy van felépítve, hogy (megadott feltételek mellett) könnyen telepíthető, üzembe helyezhető és hosszú távon üzemeltethető legyen 32 Távadók A távadók feladata a koncentráció villamos jellé alakítása és a villamos jelek továbbítása a központi egység felé A készülékhez alkalmazható különböző típusú távadók ezt a feladatot eltérő műszaki megoldásokkal teljesítik A megfelelő típusok kiválasztása a telepítési helyszín zónabesorolása, a veszélyt okozó anyagok tulajdonságai és a távadók méréstechnikai képességei (mérési tartomány, mérési sebesség és pontosság) ismeretében történik A távadókban a koncentrációt szenzorok (mérőátalakítók) alakítják villamos jellé A szenzorok a különböző típusú távadókban katalitikus elégetés, félvezetős, elektrokémiai vagy infravörös elnyelés mérési elv valamelyikén működnek A szenzorok működtetése katalitikus elégetés és félvezetős mérési elv esetében közvetlenül a központi egységről történik Elektrokémiai és infravörös elnyelés esetében elektronika közbeiktatása is szükséges Az elektronika ilyen esetekben a távadó részét képezi Azok a távadók, amelyek telepítési helyük zónabesorolása szerint a 94/9 ATEX direktíva előírásainak megfelelően robbanásbiztos védettséggel is kell rendelkezzenek, rendeltetésszerű feladatuk ellátásához szükséges műszaki megoldásokon kívül több robbanásbiztos védelmi módnak megfelelő speciális műszaki megoldást is tartalmaznak A távadók részletesebb leírása és műszaki adataik a rájuk vonatkozó külön műszerkönyvekben találhatók Műszer Automatika Kft 6 / 257 EUK2i-mkdoc 33 Központi egység Feladata a távadók működtetése, a távadók által villamos jelekké alakított koncentráció feldolgozása, veszélyjelzés az előre beállított jelzési szintek segítségével és automatikus beavatkozás vezérlés A központi egység a felhasználás igényeinek megfelelő felszereltséggel ellátott víztiszta fedeles műanyag elosztószekrény Kialakítása lehetővé teszi az egyszerű telepítést, üzembe helyezést és üzemeltetést egyaránt Függőleges falfelületre szerelhető, alkalmas a készülék működtetéséhez szükséges minden kábel közvetlen bekötésére Rendelkezik a készülék üzemeltetéséhez szükséges állapotjelző és kezelőszervekkel A szekrény belső részében a készülék működéséhez szükséges részegységek és áramkörök (hálózati transzformátor, vezérlőház a jelfeldolgozó elektronikával, kiegészítő beavatkozás vezérlő relék) találhatók A jelfeldolgozó elektronika 2db, a felhasználás igényeinek megfelelően vagy félvezetős, vagy katalitikus szenzorral működő, vagy 4 20mA-es kimenetű távadó egymástól független mérőrendszerben történő kezelésére alkalmas A távadók és azok mérései által szolgáltatott jelzések a központi egységen csatornaszámokkal azonosítottak Minden távadóhoz a távadó típusának és az alkalmazott szenzornak megfelelő mérési tartomány rendelhető A mérési tartományokon belül 2 jelzési szintet lehet beállítani Az egyes jelzési szintek lehetnek automatikusan kikapcsolódó, vagy reteszelődő (azaz a jelzés bekapcsolódását előidéző állapot megszűnése után a nyugtázó gomb segítségével kikapcsolható) jelzések A jelzési szintek (előjelzés, riasztás) akkor kapcsolódnak be, amikor a mért koncentráció meghatározott irányban átlépi az előre beállított értékeket A jelzési szintek működését az állapotjelző LED-ek mutatják A beavatkozásvezérlő relék működtetése elsősorban a jelzési szintek aktivitása alapján történik A központi egységen elhelyezett törlés gomb az egyébként teljesen automatikus működésű készüléknél a reteszelődő jelzések kikapcsolásán kívül a veszélyhelyzetre figyelmeztető hangjelzés kikapcsolására is szolgál A központi egység többféle konfigurációs beállítás szerint alkalmas a működésre A konfigurálás (beleértve a felhasználás igényeihez igazodó minden beállítást) és a rendeltetésszerű működés során keletkező eseménynapló kiolvasása hardverkulcsos számítógépes diagnosztikai programmal lehetséges Ha a felhasználónak szüksége van az eseménynaplóban rögzített adatokra, akkor ezekhez a gyártó, vagy szerződött partnerei közreműködésével juthat hozzá Műszer Automatika Kft 7 / 258 EUK2i-mkdoc A készülék a beavatkozás-vezérlő reléket nem csak a jelzési szintek aktivitása alapján, hanem időpontok és időtartamok szerint előre programozottan és manuális vezérlés hatására is képes működtetni Ez a szolgáltatás elsősorban garázsokban a szellőztetőventilátorok vezérlésére való A központi egység vezérlőházában a beavatkozás-vezérlés számára alapkiépítésben 6db relé van beépítve a következők szerint: -1db önhibarelé (ÖHR); célja a működőképesség távellenőrzése -2db előjelzésrelé (ER); mindkét egymástól független mérőrendszerben 1-1db); céljuk a kevésbé veszélyes koncentrációhoz rendelt beavatkozás vezérlés -2db riasztásrelé (RR, mindkét egymástól független mérőrendszerben 1-1db); céljuk a veszélyesebb koncentrációhoz tartozó beavatkozás vezérlés -1db hangrelé (HR); célja a hangjelző kürt működtetése Műszer Automatika Kft 8 / 25 Reléműködés a jelzések, illetve a működési állapot függvényében Jelzések, illetve működési állapot alapkiépítés és alapkonfiguráció esetén Relék állapota ER RR ÖHR HR Tápellátás nélkül alaphelyzet alaphelyzet alaphelyzet alaphelyzet Bekapcsolás után az 1-perces bemelegedési időtartam alatt (a koncentrációtól függetlenül) alaphelyzet alaphelyzet húz alaphelyzet Nincs bekapcsolt jelzés alaphelyzet húz húz alaphelyzet Az előjelzés be van kapcsolva Az előjelzés és a riasztás is be van kapcsolva húz húz húz * húz alaphelyzet húz ** Önhiba X X alaphelyzet *** *ha a hangjelzés az előjelzéshez rendet, akkor húz **ha a hangjelzés a riasztáshoz rendelt, akkor húz ***ha a hangjelzés az önhibához (is) rendelt, akkor húz Xha önhibajelzés csak az egyik csatornán jelenik meg és az üzemjelzés világít, akkor a másik csatorna reléi az ott lévő jelzési szintek szerint még ellátják rendeltetésszerű feladatukat9 EUK2i-mkdoc A vezérlő házban lévő beavatkozás vezérlő reléknek (az önhibarelét kivéve) csak a záró és morzeérintkezői vannak felhasználva Ezért az alaphelyzet bontott kontaktusnak, a húzott állapot zárt kontaktusnak felel meg Az előjelzés relék kontaktusai párhuzamosan, a riasztás relék kontaktusai sorosan vannak közösítve a kimenetekre a készülék legjellemzőbb felhasználásának megfelelően (előjelzés esetén záró, riasztás esetén bontó a leggyakoribb felhasználás) 34 Kiegészítő eszközök A készülékhez a felhasználási igényeknek megfelelően kiegészítő eszközöket is lehet kapcsolni Ez hangjelző kürt, kombinált hang- és fényjelző eszköz és feliratozott vészjelző lámpatest is lehet Ezek az eszközök nem részei a készüléknek 4 TÍPUSVÁLTOZATOK -Félvezetős változat: A készülék E-TD-S1 típusú távadókkal működve térfogatszázalékos és alsó robbanási határkoncentrációig terjedő mérési tartományokban számtalan vegyi anyag koncentrációjának a detektálására beállítható -Katalitikus változat: A készülék E-TD-P1 típusú távadókkal működve alsó robbanási határkoncentrációig terjedő mérési tartományokban korlátozott számú szénhidrogén, oldószerek, továbbá ammónia és hidrogén koncentrációjának a detektálására alkalmas Jó mérési pontossággal rendelkezik -4 20mA-es változat: A készülék különféle típusú, két és háromvezetékes 4 20mA-es rendszerű távadókkal működve, elsősorban toxikus anyagok ppm-es szintű egészségügyi határértékeihez rendelt mérési tartományaiban, valamint az oxigén és a széndioxid térfogatszázalékos mérési tartományokhoz rendelt detektálására alkalmas Jó mérési pontossággal és szelektivitással rendelkezik Az egyes típusváltozatok elnevezésben nincsenek megkülönböztetve, de műszaki tartalomban igazodnak a felhasznált távadókhoz Műszer Automatika Kft 9 / 2510 EUK2i-mkdoc 5 TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 51 A telepítés feltételei A készüléket csak olyan helyen szabad telepíteni, amely elvárásainak a készülék műszaki paraméterei maradéktalanul megfelelnek Nem szabad a készüléket olyan helyre felszerelni, ahol sérülés veszélyének van kitéve, a megengedettnél alacsonyabb, vagy magasabb környezeti hőmérséklet lehet, nem biztosított csapadék, vagy egyéb nedvesség elleni védelem, kémiailag agresszív anyagok támadhatják meg, vagy erős hősugárzás érheti A telepítési helyet továbbá úgy kell megválasztani, hogy biztosított legyen a készülék üzembe helyezésénél, rendszeres karbantartásánál végzendő munkák lehetősége, valamint a készülék rendeltetésszerű, biztonságos üzemeltetése és kezelése Mivel a készülék központi egysége és távadói egymástól lényegesen eltérő tulajdonságú villamos berendezések, ezért ezekre különálló szabályokat kell figyelembe venni A központi egység nem robbanásbiztos villamos berendezés, ezért robbanásveszélyes helyiségben, vagy övezetben tilos telepíteni A távadók telepítésénél a rájuk vonatkozó önálló műszerkönyv előírásait kell betartani Amennyiben a készülék telepítését hatóság írja elő, akkor a telepítéshez tervdokumentációnak kell készülnie A tervdokumentációban figyelembe kell venni a műszerkönyv előírásait A tervdokumentáció tartalma nem mondhat ellen a készülék telepítésére itt felsorolt szabályoknak Műszer Automatika Kft 10 / 2511 EUK2i-mkdoc 52 A központi egység és távadók elhelyezése A központi egység és a távadók elhelyezéséről a tervdokumentáció rendelkezik Ennek hiányában az elhelyezésről kellő körültekintéssel a műszerkönyv előírásainak a figyelembe vételével lehet dönteni A központi egységet függőleges felületre kell felszerelni Úgy kell elhelyezni, hogy a hozzá kapcsolódó kábeleket be lehessen kötni, a kezelőszervek jól láthatók és könnyen kezelhetők legyenek A központi egység körül elegendő helyet kell hagyni, hogy az üzembe helyezési és a karbantartási munkát is el lehessen végezni A központi egységet sohasem szabad zónabesorolás szerint robbanásveszélyes zónába felszerelni és olyan helyet kell választani, hogy ésszerű kábelezés legyen lehetséges A távadók elhelyezésénél a távadók műszerkönyveiben szereplő előírásokat, továbbá a központi egység és távadó közötti telepítési távolságokat is be kell tartani 53 Kábelezés Kábelezésére a műszaki adatokban megadott átmérőjű és érkeresztmetszetű kábeleket lehet használni A készülékhez kapcsolódó minden kábelt egyértelmű azonosítással kell ellátni Kábelezéskor a kábelek végeit nem kell bekötni sem a központi egységbe, sem a távadókba, de a méretre szabásnál a bekötésre elegendő hosszúságot kell hagyni A központi egységben a távadók, a tápellátás, a beavatkozás vezérlés és a kiegészítő eszközök kábeleinek bekötésére megfelelő számú, külön-külön kábel bevezetési lehetőség van kialakítva Tilos olyan kábelezést kialakítani, hogy különböző feszültségszintű áramkörök (pl a beavatkozás-vezérlésben is lehetnek ilyen áramkörök) közös kábeltörzsbe kerüljenek A központi egység a távadók sugaras rendszerű kábelezésére van kialakítva, vagyis minden távadó egy-egy különálló kábellel kapcsolódik a központi egységhez Ezeknél a kábeleknél kerülni kell a toldást Robbanásveszélyes zónában olyan nyomvonalat kell választani, hogy a kábelek ne legyenek kitéve sérülés veszélyének Ha ez nem teljesíthető, akkor páncélozott kábelt kell használni, vagy kiegészítő mechanikai védelemről kell gondoskodni A telepítési távolságok figyelembe vételével olyan érkeresztmetszetű kábeleket kell választani, amelyeknél a hurokellenállás nem haladja meg a legnagyobb megengedett értékeket A távadókábelek mindig árnyékolt, vagy páncélozott típusok legyenek A kábeltípus kiválasztásánál figyelembe kell venni a távadók műszerkönyveiben szereplő előírásokat is Műszer Automatika Kft 11 / 2512 EUK2i-mkdoc 54 Az üzembe helyezés feltételei, az üzembe helyezés A készüléket csak abban az esetben szabad üzembe helyezni, ha a készülék műszerkönyveiben (beleértve a távadókét is) foglaltakat figyelembe vették és a biztonságos alkalmazás minden feltétele teljesül Az üzembe helyezés feltétele a kábelezéssel együtt szakszerűen, előírás szerint telepített készülék és a hálózati feszültség megléte A készülék üzembe helyezését olyan képzett szakember végezheti (zónabesorolás szerint robbanásveszélyes telepítési hely esetén sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő, vagy sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezéseket kezelők, javítók műszaki vezetője tanfolyam végzettsége is szükséges), aki jogosult az üzembe helyezés elvégzésére, valamint rendelkezik készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden eszközzel Az üzembe helyezés a készülék bekötését, bekapcsolását és rendeltetésszerű működésének helyszíni ellenőrzését jelenti Az üzembe helyezést a gyártó, vagy a gyártóval szerződött szerviz térítés ellenében végzi Amennyiben a gyártó a készüléket megrendelés szerint kiegészítő eszközökkel együtt szállította, akkor az üzembe helyezés ezekre is kiterjed A rendeltetésszerű működés helyszíni ellenőrzésébe csak a készülék és a vele szállított kiegészítő eszközök működésének ellenőrzése tartozik bele, a beavatkozás vezérlő kontaktusokra kapcsolódó más áramkörök helyes működése már nem Így ha ezek az áramkörök az üzembe helyezés időpontjáig nincsenek kiépítve, a készülék akkor is üzembe helyezhető Érdemes azonban az üzembe helyezést olyan előre egyeztetett időpontban elvégezni, amikor a teljes rendszer (pl vészszellőztetéssel, gázmágnesszeleppel együtt) egyszerre kipróbálható, esetleges működési rendellenességek és vitás helyzetek elkerülése érdekében Az üzembe helyezés számítógépes diagnosztikai programmal történik Az üzembe helyezéskor még lehetőség van bizonyos működési beállítások megváltoztatására, ha a készülék megrendelésekor megadott igényekben időközben változás történt Az üzembe helyezésről a diagnosztikai program segítségével üzembe helyezési jegyzőkönyv készül, amelyet az üzembe helyezést végző, valamint az üzembe helyezési munkálatokat a megrendelő, vagy megbízottja részéről átvevő felelős személyek aláírásukkal hitelesítenek Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza a készülék üzemeltető számára fontos beállításait is Műszer Automatika Kft 12 / 2513 EUK2i-mkdoc Figyelem! A készülék az üzembe helyezéshez szükséges számítógépes diagnosztikai program használata nélkül nem helyezhető üzembe Az egyébként helyesen bekötött és számítógépes diagnosztikai program használata nélkül bekapcsolt készülék ugyan alkalmas a működésre, de folyamatos önhibajelzéssel, az állapotjelző LED-ek villogtatásával és időnként rövid időre megszólaló hangjelzéssel felhívja a figyelmet az elmaradt üzembe helyezésre Ha az üzembe helyezés feltételei a megrendelő részéről nincsenek meg, vagy nem megfelelőek az előre egyeztetett időpontban, akkor az üzembe helyezés a megrendelő hibájából meghiúsul Ilyenkor a meghiúsult üzembe helyezés költségei a megrendelőt terhelik 6 KEZELÉSI, ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS 61 Kezelőszervek és állapotjelzések Szervizkapcsoló, Diagnosztikai csatlakozó, Nyugtázó gomb, Üzem LED {zöld}, Hangjelzés LED {piros}, Csatornánként 1db előjelzés LED {piros}, Csatornánként 1db riasztás LED {piros}, Csatornánként 1db önhiba LED {sárga} A nyugtázó gomb kivételével minden kezelőszerv a központi egység tokozatán belül helyezkedik el A készülékben lévő B1 jelű hálózati olvadóbetéthez a tokozaton belül elhelyezkedő vezérlőház megbontásával lehet csak hozzáférni Műszer Automatika Kft 13 / 2514 EUK2i-mkdoc 62 Csatlakozási pontok Az EXTOX-UNI K2 típusú gázérzékelő készülék központi egységében a következő számozott csatlakozási pontok találhatók alapkiépítésben: 1 Hálózati transzformátor szekunder tekercs (gyárilag bekötve) 2 Hálózati transzformátor szekunder tekercs (gyárilag bekötve) 3 Nyugtázógomb (gyárilag bekötve) 4 Nyugtázógomb (gyárilag bekötve) 5 2 csatorna kiegészítő riasztásrelé (opcionálisan gyárilag bekötve) 6 1 csatorna kiegészítő riasztásrelé (opcionálisan gyárilag bekötve) 7 2 csatorna kiegészítő előjelzés relé (opcionálisan gyárilag bekötve) 8 1 csatorna kiegészítő előjelzés relé (opcionálisan gyárilag bekötve) 9 Kiegészítő relék közös tápfeszültsége (opcionálisan gyárilag bekötve) Félvezetős távadókhoz (E-TD-S1) illeszkedő változat 10 1 távadó GND, távadó tápfeszültség és kábelárnyékolás 11 1 távadó Y1, távadó kimenet 12 1 távadó X1, távadó kimenet 13 1 távadó F1+, távadó tápfeszültség 14 2 távadó GND, távadó tápfeszültség és kábelárnyékolás 15 2 távadó Y2, távadó kimenet 16 2 távadó X2, távadó kimenet 17 2 távadó F2+, távadó tápfeszültség Katalitikus távadókhoz (E-TD-P1) illeszkedő változat 10 1 távadó GND, kábelárnyékolás 11 1 távadó GND, távadó tápfeszültség negatív sarok 12 1 távadó F1K, távadó kimenet 13 1 távadó F1+, távadó tápfeszültség pozitív sarok 14 2 távadó GND, kábelárnyékolás 15 2 távadó GND, távadó tápfeszültség negatív sarok 16 2 távadó F2K, távadó kimenet 17 2 távadó F2+, távadó tápfeszültség pozitív sarok Műszer Automatika Kft 14 / 2515 EUK2i-mkdoc 4 20mA-es távadókhoz (elektrokémiai és infravörös) illeszkedő változat 10 1 távadó GND, távadó tápfeszültség negatív sarok és kábelárnyékolás 11 1 távadó Ibe1, távadó kimenet 12 1 távadó Iki1, távadó kimenet 13 1 távadó +1, távadó tápfeszültség pozitív sarok 14 2 távadó GND, távadó tápfeszültség negatív sarok és kábelárnyékolás 15 2 távadó Ibe2, távadó kimenet 16 2 távadó Iki2, távadó kimenet 17 2 távadó +2, távadó tápfeszültség pozitív sarok V-os hálózati tápfeszültség fázisvezető 19 Hálózati transzformátor primer tekercs, biztosított fázisvezető (gyárilag bekötve) 20 Hálózati transzformátor primer tekercs nullavezető (gyárilag bekötve) V-os hálózati tápfeszültség nullavezető 22 Beavatkozás vezérlő kimenet (nyugtázható hangjelzés) 23 Beavatkozás vezérlő kimenet (nyugtázható hangjelzés) 24 Beavatkozás vezérlő kimenet (önhiba, záró érintkező) 25 Beavatkozás vezérlő kimenet (önhiba, morze érintkező) 26 Beavatkozás vezérlő kimenet (önhiba, bontó érintkező) 27 Beavatkozás vezérlő kimenet (előjelzés) 28 Nem bekötött pont 29 Beavatkozás vezérlő kimenet (előjelzés) 30 Beavatkozás vezérlő kimenet (riasztás) 31 Nem bekötött pont 32 Beavatkozás vezérlő kimenet (riasztás) Ha a készüléket 24V-os egyenfeszültségről kell működtetni, akkor a hálózati transzformátor elmarad, a tápfeszültséget az 1 2 csatlakozási pontokra kell kötni A polaritás tetszés szerinti lehet A nyugtázható hangjelzés feszültség alatti változata esetén a fázisvezető bekapcsolt hangjelzés esetén a 23 csatlakozási ponthoz kapcsolódik A beépített szervizkapcsoló szervizállásban a 30 és 32-es pontokat zárja rövidre Részletesebb információ a készülék bekötési segédletében található A távadók csatlakozási pontjairól a rájuk vonatkozó önálló műszerkönyvekből lehet tájékozódni Műszer Automatika Kft 15 / 25 Figyelem! A készülékhez tilos olyan villamos berendezéseket kapcsolni, amelyek nem rendeltetésszerű használathoz szükségesek, illetve amelyek a műszaki adatok között szereplő határértékek túllépését eredményezik!16 EUK2i-mkdoc 63 Üzemeltetés, kezelés, állapotjelzések értelmezése A készülék üzemeltetése a konfigurációs beállításoknak megfelelően történhet A konfigurációs beállításokat a diagnosztikai programmal elkészített jegyzőkönyv ismerteti A készülék részben automatikusan üzemeltethető, részben manuális kezelést igényelhet a beprogramozott működésnek megfelelően a következők szerint: Műszer Automatika Kft 16 / 25 Esemény, vagy tennivaló A gázkoncentráció változása miatt egy, vagy több jelzés kapcsolódik be A gázkoncentráció változása miatt egy, vagy több jelzés kapcsolódik ki Jelzés(ek) bekapcsolódása miatt megszólalt a hangjelzés, a kezelő személy tudomásul vette az okát és ki akarja kapcsolni a hangjelzést A jelzést előidéző ok (veszélyes koncentráció) megszűnt, a kezelő személy ki akarja kapcsolni a reteszelődött jelzés(eke)t A kezelő személy be akarja kapcsolni a szellőztető rendszert (jelzés nincs, hangjelzés nem szól) A kezelő személy ki akarja kapcsolni a szellőztető rendszert (a szellőztető rendszer működik, jelzés nincs, hangjelzés nem szól) A kezelő személy be akarja kapcsolni az időpontok és időtartamok szerint előre programozott automatikus szellőztetésvezérlést (jelzés nincs, hangjelzés nem szól) A kezelő személy ki akarja kapcsolni az időpontok és időtartamok szerint előre programozott automatikus szellőztetésvezérlést (jelzés nincs, hangjelzés nem szól) Kezelés - - Meg kell nyomni a nyugtázó gombot Meg kell nyomni a nyugtázó gombot Meg kell nyomni a nyugtázó gombot * Meg kell nyomni a nyugtázó gombot * Meg kell nyomni a nyugtázó gombot és folyamatosan nyomva kell tartani mindaddig, amíg kétszer fel nem villan a riasztásjelzés ** Meg kell nyomni a nyugtázó gombot és folyamatosan nyomva kell tartani mindaddig, amíg kétszer fel nem villan az előjelzés ** Megjegyzés: A hangjelzés a hangjelzést előidéző jelzés kikapcsolódása esetén automatikusan kikapcsolódik17 EUK2i-mkdoc * Szellőztetőrendszert csak akkor lehet kézi vezérléssel működtetni, ha a konfigurációs beállítások szerint ez engedélyezve van Jelzés miatt bekapcsolódott szellőztetőrendszert nem lehet manuális vezérléssel kikapcsolni Műszer Automatika Kft 17 / 25 ** Ha a konfigurációs beállítások szerint ez engedélyezett, megfelelően be van állítva és bekapcsolták, akkor a szellőztetőrendszer heti rendszerességgel a hét bármely napján, bármely negyedórában automatikusan működhet Pl garázsokban, reggeli, vagy esti csúcsforgalom esetén a készülék akkor is be fogja kapcsolódni a szellőztetőrendszer, ha a mért szénmonoxid koncentráció egyébként ezt nem indokolná Jelzések értelmezése: Jelzések Az állapotjelző LED-ek jobbról-balra sorban egymást váltva felvillannak Üzemjelzés LED (zöld) világít, nincs önhibajelzés Üzemjelzés LED (zöld) nem világít Önhibajelzés LED-ek (sárga) világítanak, az alőjelzés és riasztás LED-ek egyszerre villognak, időnként megszólal a hangjelzés Önhibajelzés LED (sárga) világít egy, vagy mindkét csatornán *** Sem az előjelzés, sem a riasztás LED-ek (piros) nem világítanak Egy, vagy mindkét csatornán világít az előjelzés LED (piros) Egy, vagy mindkét csatornán világítanak az előjelzés és riasztás LED-ek is (piros) Jelzések értelmezése A készülék a bekapcsolás utáni 1-perces bemelegedési időtartamot tölti A készülék működik A készülék nem kap tápellátást, illetve részben, vagy egészében működésképtelenné vált a központi egység A készüléket üzembe helyezés nélkül kapcsolták be, vagy az esedékes karbantartás több mint 1 hónapja késik A készülék figyelmezteti a felhasználót az elmaradt üzembe helyezésre, illetve karbantartásra Távadóhiba miatt az a csatorna nem képes a rendeltetésszerű működésre, amelyiken az önhibajelzés van A készülék mérési eredményei és a beállított jelzési szintek szerint nincs veszélyes koncentráció A gázkoncentráció átlépte az előre beállított kevésbé veszélyes szintet (gázveszély) A gázkoncentráció átlépte az előre beállított veszélyesebb szintet is (fokozott gázveszély van)18 EUK2i-mkdoc *** Ha csak az egyik csatornán van önhibajelzés, akkor a másik csatornán adott esetben bekapcsolódó előjelzést, vagy riasztást valós gázveszélynek kell tekinteni, mert ilyen jellegű meghibásodásnál a készülék másik csatornája még elláthatja rendeltetésszerű feladatát A készülék meghibásodása esetén (nem világít az üzem LED és/vagy önhibajelzés(ek) vannak), amennyiben a készülék indokolatlanul gátolja a felügyelt létesítmény üzemvitelét, az üzemeltetéssel megbízott felelős személy átkapcsolhatja üzemállásból szervizállásba a beépített szervizkapcsolót, miután minden kétséget kizáróan meggyőződött róla, hogy a felügyelt létesítményben nincs jelen veszélyes koncentráció 64 Tisztítás A tisztításhoz csak olyan anyagot és eszközöket szabad felhasználni, amelyek nem károsítják a készülék burkolatát, nem teszik olvashatatlanná a feliratokat és az adattáblákat Nem szabad olyan mennyiségben vizet használni, amely már behatolhat a készülék belsejébe Műszer Automatika Kft 18 / 2519 EUK2i-mkdoc 7 A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI 71 A biztonságos üzemeltetés általános feltételei A készülék biztonságos üzemeltetésének előfeltétele ebben a műszerkönyvben és a készülék távadóira vonatkozó önálló műszerkönyvekben található telepítési, üzembe helyezési, üzemeltetési és karbantartási utasítások maradéktalan betartása A készülék biztonságos üzemeltetésénél be kell tartani a távadók biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, önálló műszerkönyvükben lévő előírásokat is A készüléket kezelő személy(ek)nek ismerniük kell a készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírásokat A készüléket óvni kell minden olyan behatástól, amely károsan befolyásolhatja a működését és tilos a gyártó engedélye nélkül bármilyen módosítást végrehajtani rajta! Amennyiben a készülék a felhasználás igényeinek megfelelően, működési rendellenesség esetén nem adhat veszélyes koncentrációnak megfelelő beavatkozás-vezérlést (vagyis ha az önhibajelzés nem eredményezhet automatikusan riasztásjelzést), akkor a készülék önhiba jelzését feltétlenül fel kell használni (pl magasabb szintű létesítmény felügyeleti rendszerhez kapcsolva) Működést gátló sérülés, vagy működési rendellenesség esetén, az eredeti állapot visszaállítása érdekében, haladéktalanul intézkedni kell a javításról A javítás elvégzéséig a készülék által felügyelt létesítmény üzemvitelének biztosításáért a készülék beavatkozás vezérlését csak akkor szabad hatástalanítani (a beépített szervizkapcsolóval, vagy a kapcsolódó villamos vezérlőrendszer erre alkalmas pontján megfelelően beavatkozva), ha minden kétséget kizáróan nincs jelen veszélyes koncentráció a létesítményben Műszer Automatika Kft 19 / 2520 EUK2i-mkdoc 72 Érintésvédelmi szempontok A készülék II érintésvédelmi osztályú 230V-os hálózati feszültségről működő villamos berendezés A hálózati tápellátás nulla és fázisvezetőjét, a beavatkozás-vezérlő kontaktusokat, továbbá a távadó csatlakozási pontokat a bekötési segédletnek megfelelően kell bekötni Feszültség alatt a központi egység fedelét csak indokolt esetben, a szervizállásra kapcsolás idejére szabad eltávolítani Illetéktelen személyek számára a készülék belső részeinek megérintése tilos és életveszélyes A készülékben egymástól megerősített szigeteléssel elválasztott különböző feszültségszintű áramkörök vannak A kábelezést és a bekötést úgy kell elvégezni, hogy a különböző feszültségszintű áramkörök közötti megerősített szigetelés ne sérüljön A készülékben külön igény szerint elhelyezett két kontaktussal rendelkező kiegészítő relék kontaktusait tilos különböző feszültségszintű áramkörökhöz (pl 5V és 230V) kapcsolni 73 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) A készülék elektromágneses összeférhetőségi szempontok figyelembevételével készül Mind zavarkibocsátás, mind zavarimmunitás szempontjából tanúsítottan megfelel A készülék azonban csak akkor képes az elvárásokat teljesíteni, ha a műszerkönyv elektromágneses összeférhetőséget befolyásoló előírásait betartják A következő szempontok fontosak: A távadók bekötéséhez minden esetben árnyékolt kábeleket kell használni (ennél a készüléknél az SZRMtKVM-J kábel páncélzata is megfelel erre a célra) Sem a készüléket, sem a kábeleit nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol a megengedettnél nagyobb térerősségnek lehetnek kitéve A készülék kábeleinek olyan nyomvonalat kell választani, hogy más kábelekről ne csatolódhasson át meg nem engedett nagyságú zavarjel A készülék közelében nem szabad olyan hordozható készüléket sem (pl rádió adó-vevőt) üzemeltetni, amely a megengedettnél nagyobb térerősséget képes előállítani A fent említett szempontok be nem tartása estén a készülék indokolatlan veszély, vagy önhibajelzéseket adhat, súlyosabb esetben nem képes rendeltetésszerű feladatának ellátására Műszer Automatika Kft 20 / 25 Több megjelenítése
MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben GAS-RAPTOR MŰSZERKÖNYV TELEPÍTETT GÁZKONCENTRÁCIÓ-MÉRŐ KÉSZÜLÉK. Műszer Automatika Kft.
GAS-RAPTOR TELEPÍTETT GÁZKONCENTRÁCIÓ-MÉRŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV Műszer Automatika Kft. Székhely: Postacím: 2040 Budaörs, Komáromi utca 22. Postafiók: 2040 Budaörs, Pf.: 296 Telefon: (23) 365-280, (23) Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben EXTOX-UNI i-1 INTELLIGENS, TELEPÍTETT GÁZKONCENTRÁCIÓ-MÉRŐ KÉSZÜLÉK. www.gazerzekelo.hu
EXTOX-UNI i-1 INTELLIGENS, TELEPÍTETT GÁZKONCENTRÁCIÓ-MÉRŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV www.gazerzekelo.hu Gyártó : MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030 Érd, Alsó u. 10., Pf. 56. Telefon : (23) 365-087, 365-152, 365-280, Részletesebben EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV. www.gazerzekelo.hu
EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV www.gazerzekelo.hu Gyártó : MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030: Érd, Alsó u. 10., Pf. 56. Telefon : {06/23} 365-087, -152, -280, 366-748, -838 Telefax: Részletesebben EXTOX-UNI xtm EXTOX-UNI 1T, 1T/S
EXTOX-UNI xtm EXTOX-UNI 1T, 1T/S TELEPÍTETT GÁZKONCENTRÁCIÓ-MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK MŰSZERKÖNYV (ATEX-es változat) www.gazerzekelo.hu Gyártó : MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030 Érd, Alsó u. 10., Pf. 56. Telefon : (23) Részletesebben PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez
P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési Részletesebben CES Hőgenerátor Kezelési útmutató
CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család
DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan Részletesebben MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030: Érd, Alsó u. 10. Tel.: {06/23} 365087, 365152, 365280, 366748 Fax: {06/23} 365837 e-mail:mautom@axelero.hu.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030: Érd, Alsó u. 10. Tel.: {06/23} 365087, 365152, 365280, 366748 Fax: {06/23} 365837 e-mail:mautom@axelero.hu Műszerkönyv megnevezés: GAS-ExPERT telepített gázkoncentráció-mérő Részletesebben K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó
K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM! Részletesebben 14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A
Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél Részletesebben M2037IAQ-CO - Adatlap
M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.
StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913 Részletesebben MaxiCont. Mauell gyártmányú hibajelző relék MR 12 MR 22
Mauell gyártmányú hibajelző relék A hibajelző relék különböző villamos eszközök (pl. magszakító, szakaszoló, transzformátor, generátor stb.) rendellenes üzemállapotainak, mechanikai, fény és villamos távjelzéseire Részletesebben 2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor
MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására, Részletesebben VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer
VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIJELZŐ- ÉS KEZELŐSZERVEK:... Részletesebben STARSET-24V-os vezérlés
STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen Részletesebben TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL
MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás Részletesebben OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N
OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú, Részletesebben Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-
Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása Részletesebben Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített Részletesebben 24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a
K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási Részletesebben ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)
ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési Részletesebben Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu
Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő Részletesebben PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez
P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési Részletesebben AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei
AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket: Részletesebben E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON
E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot Részletesebben Használati útmutató. Livingadget Termosztát T8
Használati útmutató Livingadget Termosztát T8 Használati Útmutató Livingadget T8 Termosztáthoz 1. Energiagazdálkodás Az energiagazdálkodás egyik lényeges eleme a fűtés hatékonyságának növelése, amelynek Részletesebben Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez
Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos Részletesebben Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2
Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2 Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... Részletesebben PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal
PolyGard DGC05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal LEIRÁS Mérő, jelző és vezérlő sorozat toxikus és robbanásveszélyes gázok és gőzök és freon felügyeletére. A DGC05 digitális gázvezérlő sorozat az RS 485 Részletesebben FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex)
FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) Címzett (FDnet-Ex/C-NET-Ex) FDnet-Ex/C-NET-Ex jelvonalhoz robbanásveszélyes ekre Sinteso Cerberus PRO FDnet-Ex / C-NET-Ex jelvonalak elektromos leválasztása az FDnet Részletesebben HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik
HHC Hydro Heat Control H&M Elektronik Hydro Heat Control HHC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok... 4 Érintésvédelem... Részletesebben KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel
Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok... Részletesebben micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet
micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű Részletesebben Poolcontroller. Felhasználói leírás
Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu Részletesebben PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes
PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő- Részletesebben PAB 02 típusú ablakátbeszélő
Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, Részletesebben LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK
W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság: Részletesebben MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás
MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu, Részletesebben AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS
AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők: Részletesebben BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O
Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó Részletesebben GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ 8 HŐMÉRŐ BEMENETTEL
8 GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ 8 HŐMÉRŐ BEMENETTEL RESORT Biztonságtechnikai Kft. H-1137 Budapest, Szent István park 2. Telefon: (1) 450-1583 Fax: (1) 450-1585 E-mail: Részletesebben RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó
RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó UNITEK 2004-2007 2 Unitek Általános leírás Az RhT léghőmérséklet és légnedvességmérő távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérőtávadó családjának tagja. Részletesebben FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)
FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez Részletesebben Tz6 tűzzománc kemence
Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési Részletesebben GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ
GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ RESORT Biztonságtechnikai Kft. H-1137 Budapest, Szent István park 2. Telefon: +36 1 450-1583 Fax: +36 1 450-1585 E-mail: info@resort.hu Részletesebben MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő
MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló Részletesebben KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK
W ANALÓG SZINKRON KAPCSOLÓÓRA TEMPUS ANALOG 1KE BZ926448 W SCHRACK INFO Analóg kapcsolóóra 1 csatornás Napi program Járási tartalék nélkül 96 kapcsoló szegmens Hálózat szinkron : 15 perc Csavaros kapcsok Részletesebben EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez
Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem Részletesebben Tz1,7 tűzzománc kemence
Tz1,7 tűzzománc kemence Tz1,7 kemence Kemence 1 év garanciával. hobbytechnika@t-online.hu Tel: 0634 340914, 06205949442 Kemence leírása Az elektromos tűzzománc kemence alkalmas: tűzzománcozásra, ezüst Részletesebben 2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5. 6.2 Naptári hónap, nap és üzemmód változtatása 9. 6.2.2 cha = hét napjára vonatkozó átállítás 10-11
H 1. Tartalom jegyzék 2 1. Tartalom Oldal 2. Szerelés, csatlakozás, üzembe helyezés 3-5 3. Kezelőelemek 6 4. Kijelző 6 5. Gyári beállítás 7 6 Beállítások változtatása 8 6.1 Pontos idő, a hét napjai 8 6.2 Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu
Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos Részletesebben Tisztelt látogató, kedves szülő!
Tisztelt látogató, kedves szülő! Köszönjük, hogy megtisztel figyelmével, és megtekinti az ÁlomVirág babalégzésfigyelő készülékünk rövid ismertetőjét, mely orvosok által tesztelt és tanácsolt, a Babára Részletesebben GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás
VERZIÓ 3 RGE-01 GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7. Tel.: (1) 367 5961 Fax: (1) 430 0914 Alkalmazási terület Az RGE-01 távirányítású Részletesebben Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com
Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........ Részletesebben Szén monoxid jelzőrendszerek
Szén monoxid jelzőrendszerek Működési elv A COFEM CO rendszere a környező levegőben érzékelhető CO molekulákat mutatja ki. A kiértékelés az érzékelő fejben történik, mely közvetlen kapcsolatban van a levegővel. Részletesebben LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016
W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció Részletesebben Gázszivárgás kereső műszer
Gázszivárgás kereső műszer Gyors áttekintés testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gáz detektor testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Gázszivárgás vizsgálat Időről időre hallani szivárgó gázvezetékek által okozott Részletesebben CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TULAJDONSÁGOK TERMÉK LEÍRÁS
CM507 PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT TERMÉK LEÍRÁS A CM507 termosztát családi házak és lakások fűtési rendszerének időprogram szerinti, automatikus szabályozására alkalmazható. Felhasználható gázkazánt, szivattyút Részletesebben - a korábbi jól bevált sorozat típusok a következők voltak: POK-F-DO illetve POK-T-DO
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők Rádiókommunikáció Vezetéknélküli kommunikáció az oldott-oxigén mérő és az oldott-oxigén-tükör vagy az AQUADAT készülék között. Utólagos műszerezéseknél megtakarítható Részletesebben SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv
SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld) Részletesebben BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető
BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK Műszaki ismertető A beltéri lámpatestek különféle beépítési lehetőségekre (bútorok, álmennyezetek, Részletesebben TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra
TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem Részletesebben Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz
Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz A készülék sokoldalúan használható minden olyan területen, ahol egyszeru vezérlési feladatokat kell megoldani és távirányításúvá tenni. Részletesebben OLAJ ÉS OLAJFILM DETEKTOR
MŰSZERKÖNYV OLAJ ÉS OLAJFILM DETEKTOR Típusszám : 6 7-0 - - Gyártási szám : Gyártás kelte : A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lenni! - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Rendeltetés Részletesebben ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra
Adatlap ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra Felhasználás Az ECL Comfort 300 / 301 idõjáráskövetõ elektronikus szabályozó kívánság szerinti felhasználásra programozható az ECL-kártya segítségével. Részletesebben Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz
DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Környezetérzékelés Energiatakarékos fagyvédelem-szabályozó Általános adatok Felhasználási terület Normál kültéri területek Környezeti üzemi -20 C +40 C hőmérséklet-tartomány Tápfeszültség Részletesebben 1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK
Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető Részletesebben FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4 Részletesebben AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11
AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és Részletesebben Használati útmutató Tartalom
SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban Részletesebben A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.
Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben, Részletesebben AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató
AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye Részletesebben Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.
Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web: Részletesebben INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX
INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX Kérjük telepítés előtt olvassa el a következő fontos információkat! 1. A biztonságos telepítéshez Ez a telepítési útmutató fontos információkat tartalmaz az eszköz biztonságos Részletesebben PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.
PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több Részletesebben Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT Részletesebben Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal
Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi Részletesebben Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés
Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés Tartalom 1. A vezérlés bemutatása 2. Egységek megnevezése, jellemzői 3. Vezetékelési vonalrajz 4. Vezérlő egység menüjének leírása 1. A vezérlés bemutatása Elsősorban Részletesebben Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek
MŰSZAKI ISMERTETŐ Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek Az elosztóberendezésekben, kapcsolótáblákban alkalmazott műszereket nevezzük táblaműszereknek. A táblaműszerekkel váltakozóáramú áram (A), feszültség Részletesebben Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás Részletesebben SANTON. Ívérzékelő egység Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató
SANTON Ívérzékelő egység Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Fontos biztonsági tudnivalók! Vigyázat! A rendszer alkatrészein magas feszültség és nagy áramok jelenhetnek meg. Kövesse a pontosan Részletesebben Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem
Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások........................... Részletesebben AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei
AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros) Részletesebben Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA
Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása Részletesebben HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R
HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R PADLÓFŰTÉSI ZÓNA SZABÁLYZÓK TERMÉK LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK Könnyű és gyors telepítés az új vezetékezéssel Dugaszolható csatlakozók kábelszorítóval Integrált szivattyú relé a szivattyú Részletesebben Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

References: Pf. 296
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 56
 Pf. 56
 Pf. 56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56