Source: https://www.onelab.com.ar/medidor-multiparametrico-hq40d-con-electrodo-de-ph-conductividad-y-od
Timestamp: 2020-07-04 03:04:11+00:00

Document:
Medidor multiparamétrico HQ40D con electrodo de pH, conductividad y OD - OneLab, tu tienda online de laboratorio
Medidor multiparamétrico HQ40D con electrodo de pH, conductividad y OD
PN: 8506000
Medidor de pH y conductividad/TDS y oxígeno disuelto portátil HQ40D, kit de laboratorio para calidad del agua. Incluye electrodo de pH rellenable PHC10101, célula de conductividad CDC40101 y sensor de oxígeno disuelto (OD) luminiscente LDO10101, todas con cable de 1 metro.
USD 5.080,05 + IVA
El paquete del medidor incluye el medidor portátil HQ40D, 4 pilas AA, adaptador de corriente, adaptador de corriente USB/CC para transferencia de datos, guía de inicio rápido y manual de usuario. Soporte para medidor HQD; soporte para sonda, solución de almacenamiento de electrodos de pH, 500 mL; solución estándar de cloruro de sodio, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; solución tampón, pH 4,01/7,00/10,01 (NIST), codificación en color rojo, 500 mL; frasco de DBO desechable, 300 mL (1 unidad); tope de frasco de DBO acrílico (1 unidad).
Electrodo de pH para laboratorio Intellical PHC301 con frasco de empapador de almacenamiento, cable de 1 m, solución de llenado de electrolito de referencia en frasco de 28 mL (solución KCI 3 M saturada con AgCl), certificado de calibración y manual de usuario básico.
Célula de conductividad para laboratorio Intellical CDC401, cable de 1 m, certificado de calibración y manual de usuario básico.
Sonda de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) para laboratorio Intellical LDO101, cable de 1 m, kit de cubierta protectora, tapa de OD con iButton (ya instalado), certificado de calibración y manual de usuario básico.
Calibración de Conductividad:Demal (1D/ 0.1D/ 0.01D);
Calibración de electrodo ISE:Específica del electrodo: consulte las instrucciones de usuario del electrodo
Calibración electrodo de pH:1 - 3 Calibration points
Calibración electrodo ORP:Predefined ORP standards (including Zobell's solution)
Calibración sensor OD:* 100% (water-saturated air (100%) calibration
Características BPL:
Certificaciones de conformidad:CE
Compatibilidad con impresoras:Accesorio opcional
Compensación de la temperatura:Desactivada, automática y manual (la autocorrección es un parámetro dependiente)
Compensación de temperatura:Desactivada, automática y manual (la autocorrección es un parámetro dependiente)
Condiciones ambientales: humedad relativa:90 % de humedad relativa (sin condensación)
Contenido:Medidor + Sonda(s) + Laboratorio Accesorios + Reactivos
De sobremesa:
Entradas electrodos digitales (inteligentes):2 channels
Estándares de calibración personalizados:Parámetros estándares definidos por el usuario
Exactitud de la Conductividad:0,5 µS/cm
Exactitud de la temperatura:∓ 0,3 °C
Exactitud de pH:0,002 pH
Función de bloqueo:Medición continua o modo "pulsar para leer" disponible con la función de promedio para la medición de LDO.
Idiomas interfaz:13
Idiomas interfaz de usuario:Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, holandés, polaco, portugués, turco, sueco, checo, ruso
Instrumento:Portable
Interfaz de operación:Teclado
Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración:Off, Selectable from 2 hours to 7 days
Medición de la Conductividad en una lectura estable:Yes
Medición de pH:pH 0 - 14
Medición de presión barométrica:Para obtener una compensación automática de DO al utilizar una sonda LDO o LBOD
Mediciones simultáneas:Yes, 2 channels
Medición mV con lectura estable:Yes
Mensajes de error de operación:Mensajes de texto mostrados
Método de medición:Probe specific programmed method settings
Modelo:HQ40D – Multi/2 Channels
Needed Cable Length:1
Pantalla:Lecturas en pantalla de una o dos sondas
Parameters:pH
Parámetro:pH, mV, ISE, OD, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, ORP, temperatura
Peso:335 g (0.75 lb) without batteries; 430 g (0.95 lb) with
Rango de medición:De -1500 a 1500 mV
Rango de medición de la Conductividad:De 0,01 µS/cm a 400 µS/cm
Rango de medición de la temperatura:°C or °F
Rango de Medición mV:De -1500 a 1500 mV
Rango medición OD:0,01 - 20 mg/L (ppm)
Reconocimiento automático del Buffer:Codificación por colores: pH 4,01, 7,00 y 10,01;
Registrador de datos:Descarga mediante conexión USB a PC o memoria flash. Transfiere automáticamente todo el registro de datos o a medida que se detectan las lecturas.
Resolución:0,01 mg/l
Resolución DBO5/CDBO:Disponible cuando se utiliza con el software WIMS BOD Manager de Hach
Resolución de la Conductividad:0,01 µS/cm con 2 dígitos
Resolución de la salinidad:0,01 ‰
Resolución de pH:0,001 0,1 pH
Resolución de temperatura:0.1
Resolución mV:0,1 mV
Resolución OD:0,01 mg/L mg/L
Salida:De USB a PC/dispositivo de memoria flash
Selección de buffer fijo:Estándares de la IUPAC (DIN 19266) o solución tampón técnica (DIN 19267), o bien series 4-7-10 o definidos por el usuario
Sensors:Sensor A: PHC30101, CDC40101, LDO10101
Sensor C: LDO10101
Sodium resolution:0,01 mg/L (ppm)
Software PC Data Transfer :Incluido
Sondas incluidas:Estándar
Tipo de pantalla:Lecturas en pantalla de 240 x 160 de una o dos sondas
Tipo de sonda:PHC30101, CDC40101, LDO10101
Type of Measurement:QC Lab
Uso de CA y USB:Included

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución