Source: http://docplayer.es/23567169-3-marco-juridico-y-tecnico-de-referencia.html
Timestamp: 2019-02-16 02:16:47+00:00

Document:
María Luz Parra Agüero
2 Página: 2/7 1. OBJETO El objeto del presente documento es establecer unas normas relativas a la instalación, utilización y en la Universidad de Burgos. 2. CLIENTES / ALCANCE Este procedimiento se aplica a todos los empleados públicos de la Universidad de Burgos, y trabajadores de entidades externas. 3. MARCO JURÍDICO Y TÉCNICO DE REFERENCIA Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos, y sus modificaciones posteriores. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y sus modificaciones posteriores. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 4. RESPONSABLES Con carácter general, las siguientes personas, en su ámbito de competencias, deberán implantar este procedimiento, vigilando su cumplimiento: Directores/as de Departamento. Directores/as de Institutos Universitarios de Investigación. Director/a del Parque Científico Tecnológico.
3 Página: 3/7 Coordinadores/as de proyecto de investigación, Investigadores/as Principales, Responsables de la ejecución de un artículo 83. Tutores de personal investigador en formación y de becarios. Cualquier otro empleado público que gestione la adquisición, instalación, utilización y/o persona que realice trabajos u operaciones de mantenimiento. 5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 5.1. Introducción El autoclave es uno de los equipos de los que se dispone en muchos laboratorios. Se trata de un recipiente metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para esterilizar material de laboratorio. Como cualquier otro equipo, presenta una serie de riesgos para las personas que lo puedan utilizar. Por ello, en este documento se recogen los aspectos básicos de los autoclaves desde el punto de vista preventivo. No se debe olvidar la necesidad de integrar los aspectos preventivos desde el mismo momento en el que se toma la decisión de la compra Actuaciones previas a la compra de un autoclave Con anterioridad a la adquisición de cualquier equipo de trabajo, incluidos los autoclaves, esta circunstancia debe de comunicarse a la, al objeto de determinar los requisitos de seguridad de los que debe de disponer el equipo. La Universidad de Burgos dispone del procedimiento UPRL-PR-PS para la adquisición de bienes, donde se establece cómo realizar esta actuación. El empleado público responsable de la adquisición deberá planificar su instalación en un lugar adecuado para este fin, debiendo valorar: Necesidad de alimentación eléctrica Separación de cualquier zona en la que se almacenen agentes químicos
4 Página: 4/7 Existencia de un lugar y entorno adecuado para utilizar el autoclave, y para realizar las posibles operaciones de mantenimiento. No deberá obstaculizar vías de circulación, evacuación, ni salidas de emergencia. Existencia de un nivel de iluminación adecuado. Si fuera necesario deberá complementarse el nivel de iluminación general con una iluminación localizada. Necesidad de conexionado de una manguera externa de salida de agua/vapor, y que ésta no obstruya el paso Instalación El autoclave, al ser un equipo a presión, está sometido al Real Decreto 2060/2008. Por ello, la instalación y puesta en servicio está sometida a comunicación/autorización del órgano competente en materia de industria de la Junta de Castilla y León, salvo las excepciones recogidas en el real decreto. Para la instalación, el equipo deberá nivelarse correctamente mediante las patas o mediante topes, para que se encuentre totalmente estable. El equipo deberá llevar una placa en la que consten los datos del fabricante, registro tipo, nº fabricación y características principales del aparato. Se deberá disponer de un manual de instrucciones en castellano Utilización Cualquier persona que vaya a utilizar el autoclave deberá haber leído previamente el manual de instrucciones, y cumplir con los requisitos establecidos en este documento, en especial en lo relativo a utilización, medidas de seguridad y mantenimiento. Deberá cumplirse con las siguientes normas de seguridad: Con carácter previo al uso del autoclave, se deberá verificar, que el autoclave está vacío, y que no ha quedado ningún objeto de la utilización anterior.
5 Página: 5/7 Se comprobará que las gomas de sellado no estén deterioradas. No debe de cargarse en exceso la bandeja, gradillas o cestos, debiendo dejar siempre una separación de 2 cm. entre los diferentes elementos. Única y exclusivamente, debe utilizarse material que pueda soportar la temperatura de esterilización y diseñado para este fin. En el caso de autoclaves de laboratorio, no deben cerrarse herméticamente las botellas con rosca. Las tapas de los envases con líquidos deben aflojarse antes de cargarlos en el autoclave. También, en el caso de autoclaves de laboratorio, las botellas no se deben de llenar más de 2/3 de su capacidad. Previamente a la apertura del autoclave deberá verificarse que la presión interior no es superior a la presión atmosférica y que ha transcurrido un tiempo suficiente para que la temperatura se haya reducido. El material que se retire del autoclave se colocará en un lugar adecuado, de tal manera que esté perfectamente señalizado el riesgo de contactos térmicos, en el caso de que pueda ocasionar quemaduras. No debe introducirse en el autoclave ningún tipo de material corrosivo o inflamable Mantenimiento Con la periodicidad que se establezca en el manual de instrucciones, se realizarán las operaciones periódicas de mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento, única y exclusivamente, pueden realizarse por personal con formación en esta materia y expresamente autorizado. Para la realización de cualquier operación de mantenimiento deberá desconectarse el equipo de la red eléctrica. Las operaciones de mantenimiento se documentarán por escrito Inspecciones periódicas Al objeto de cumplir con el artículo 6 del Reglamento de Equipos a Presión, el autoclave se someterá a inspecciones periódicas. Los
6 Página: 6/7 plazos, agentes que deben realizarlo, niveles de inspección y condiciones de las mismas, son diferentes en función de las características técnica del autoclave, y vienen recogidas en el Anexo III del Reglamento de Aparatos a Presión Riesgos y medidas preventivas El riesgo que presenta un autoclave es el relativo a explosiones con proyecciones al ser un equipo a presión. Asimismo se pueden presentar otros riesgos como contactos térmicos y eléctricos. Tampoco debemos olvidar los riesgos asociados al uso del material que se va a autoclavar como puede ser vidrio (riesgo de explosión, rotura, corte) u otro tipo de material (corte). Para evitar o minimizar los riesgos anteriormente señalados deberá cumplirse con lo señalado en esta instrucción, y lo establecido en el manual de instrucciones. Asimismo, deberán utilizarse los siguientes equipos de protección individual: Guantes largos frente al riesgo térmico, que presenten resistencia frente al calor de contacto (norma UNE-EN-407), y buen agarre. En el caso de que se manipulen objetos cortantes/punzantes, deberán tener resistencia al corte, rasgado y perforación (norma UNE-EN-388). Gafas de seguridad frente al riesgo de proyección de líquidos y partículas. La Universidad de Burgos dispone de los siguientes procedimientos e instrucciones técnicas, relativas a equipos de protección individual: UPRL-PR-PS , procedimiento para la gestión y uso de equipos de protección individual. UPRL-PR-PS (ORG/004), procedimiento para la gestión de equipos de protección individual en laboratorios. UPRL-PR-IT-014, instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de protección individual: guantes I.
7 Página: 7/7 UPRL-PR-IT-015, instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de protección individual: guantes II. Estos documentos se actualizan periódicamente y pueden complementarse con nuevos procedimientos e instrucciones técnicas. Todos ellos se publican en la página web y en el Boletín Oficial de la Universidad de Burgos (BOUBU). Además de los equipos de protección individual anteriormente señalados deberá utilizarse la siguiente ropa de trabajo: Bata de laboratorio Zapatos cerrados En el autoclave se señalizará el riesgo de contactos térmicos y la obligación de uso de equipos de protección individual Otros aspectos a señalar Este documento deberá complementarse con procedimientos escritos de trabajo, relativos a este equipo, a elaborar por el Departamento correspondiente.
Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Complementaria ITC EP 4
Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Instrucción n Técnica T Complementaria ITC EP 4 DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS Junio 2009 ITC EP 4: Depósitos Criogéncos ITC

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 83
 Real Decreto 
 artículo 6