Source: https://la.flukecal.com/products/data-acquisition-and-test-equipment/function-and-waveform-generators/generadores-de-forma-0
Timestamp: 2020-06-03 22:42:13+00:00

Document:
﻿ Generadores de formas de onda serie 290
Generadores de formas de onda serie 290
Generadores de formas de onda de 1, 2, o 4 canales de 100 MS/s
Capacidad de formas de ondas arbitrarias de 100 MS/s de 12 bits
Memoria de formas de onda de 1 M de puntos
Capacidad de generador de funciones de 40 MHz usando DDS (50 MHz para ondas cuadradas)
Generador de patrones de pulso de 10 ns
Secuenciación de formas de onda con hasta 1024 segmentos
Almacenamiento ilimitado de formas de onda usando la tarjeta de memoria CF®
Software Waveform Manager Plus para Windows
Interfaz USB, además de RS-232 y GPIB
Estos generadores universales de formas de onda combinan varios generadores en un instrumento. Sus amplias capacidades de simulación de señal incluyen formas de onda arbitrarias, generador de funciones, generador de pulsos/series de pulsos, generador de barridos, generador de disparos, generador de tonos y fuente de modulación de amplitud.
La serie 290 usa técnicas de síntesis digital directa, así como tecnología de muestreo de reloj variable para proporcionar una función completamente programable y capacidad de formas de onda arbitrarias.
Los modelos 291, 292 y 294 son generadores de formas de onda arbitrarias de 100 MS/s diseñados para atender las necesidades reales de los expertos en pruebas. Estos modelos pueden simular señales fácilmente a la vez de ser fáciles de usar, compactos y asequibles. En unidades multicanal, cada canal puede operarse de forma totalmente independiente, o se pueden vincular múltiples canales mediante relaciones simples o complejas.
El software Waveform Manager Plus proporciona todas las funciones necesarias para la creación, manipulación y gestión de formas de onda arbitrarias dentro de un solo programa basado en Windows.
Formas de onda arbitrarias
Formas de onda El tamaño máximo de formas de onda arbitrarias es de 1 M de puntos. Se pueden almacenar hasta 500 formas de onda definidas por el usuario en la tarjeta de memoria desmontable. Las formas de onda arbitrarias pueden definirse por medio de los controles de edición del panel frontal, mediante la descarga de datos de formas de onda mediante RS-232, USB o GPIB, o mediante la grabación directa en la tarjeta de memoria desmontable con la lectora/grabadora de tarjetas USB conectada a la computadora.
Memoria de formas de onda 1 M de puntos. El tamaño máximo de formas de onda es de 8 puntos.
Resolución vertical 12 bits
Intervalo del reloj de muestreo De 100 mHz a 100 MHz
Resolución 4 dígitos
Exactitud ±1 dígito de la configuración
Filtro de salida Seleccionable entre elíptico de 40 MHz, Bessel de 20 MHz o ninguno
Secuencia Se pueden vincular hasta 1024 formas de onda. Cada forma de onda puede tener un conteo de bucles de hasta 32.768. Una secuencia de formas de onda se puede poner en bucle hasta 1.048.575 veces o se puede ejecutar continuamente.
Función de ruido Ruido digital generado por un registrador de retroalimentación lineal de 35 bits programado a 100 MHz. El filtro externo del usuario define el ancho de banda y la respuesta
Formas de onda estándar
Formas de onda sinusoidal, cuadrada, triangular, CC, rampa positiva, rampa negativa, sinusoidal (x)/x, pulso, serie de pulsos, coseno, haverseno y havercoseno
Seno, coseno, haverseno y havercoseno
Intervalo De 0,1 mHz a 40 MHz
Resolución 0,1 mHz a 10 dígitos
Exactitud Mejor que 10 ppm para 1 año
Estabilidad de temperatura Típicamente < 1 ppm/°C
Nivel de salida De 5 mV a 20 V p-p desde 50 Ω
Distorsión armónica < 0,15% THD a 100 kHz; < -60 dBc a 20 kHz, < -50 dBc a 1 MHz, < -40 dBc a 10 MHz, < -30 dBc a 40 MHz
Espurio no armónico < -60 dBc a 1 MHz, < -60 dBc + 6 dB/octava 1 MHz a 40 MHz
Intervalo 1 mHz a 50 MHz
Resolución 1 mHz (4 dígitos)
Nivel de salida 5 mV a 20 V p-p desde 50 Ω
Tiempos de elevacion y caída < 8 ns
Intervalo 0,1 mHz a 500 kHz
Resolución 0,1 mHz o 10 dígitos
Nivel de salida De 5 mV a 20 V p-p desde 50 Ω, error de linealidad: < 0,1% a 30 kHz
Rampasy sinusoidal(x)/x
Intervalo De 0,1 mHz a 500 kHz
Error de linealidad < 0,1% a 30 kHz
Pulso y serie de pulsos
Tiempos de elevación y caída < 8 ns
Período Intervalo: 40 ns a 100 s; resolución: 4 dígitos; exactitud: ±1 dígito de la configuración
Retraso Intervalo: -99,9 a + 99,99 s; resolución: 0,001% del período o 10 ns
Ancho Intervalo: 10 ns a 99,99 s; resolución: 0,001% del período o 10 ns
Se pueden especificar series de hasta 10 pulsos, cada uno con ancho, retraso y nivel definidos independientemente. El voltaje de base se define por separado y la tasa de repetición de la secuencia se ajusta según el período de la serie de pulsos.
Continuo La forma de onda se ejecuta de forma continua
Ráfaga disparada Cada flanco activo de la señal disparadora produce una ráfaga de la forma de onda
Formas de onda portadoras Todas las estándar y arbitrarias
Máx. frecuencia portadora 2,5 MHz o el máximo para la forma de onda seleccionada, la que sea menor. 100 Mmuestras/s para ARB o secuencia.
Número de ciclos De 1 a 1048575
Tasa de repetición de disparo De 0,005 Hz a 100 kHz interna, CC a 1 MHz externa
Fuente de disparo Interna desde el teclado o generador de disparo. Externa de TRIG IN o interfaz remota.
Fase de inicio/parada ±60° ajustable con resolución de 0,1°, sujeto a frecuencia y tipo de la forma de onda
Controlado La forma de onda se ejecutará mientras la señal controlada sea verdadera y se detendrá cuando sea falsa
Formas de onda portadoras Todas estándar y arbitrarias
Máx. frecuencia portadora 2,5 MHz o el máximo para la forma de onda seleccionada, la que sea menor. 80 Mmuestras/s para ARB o secuencia.
Tasa de disparo De 0,005 Hz a 100 kHz interna, CC a 1 MHz externa
Fuente de señal de control Interna desde el teclado o generador de disparo. Externa de TRIG IN o interfaz remota.
Fase de inicio/parada ±360° ajustable con resolución de 0,1°, sujeto a la frecuencia y tipo de la forma de onda
Barrido Capacidad proporcionada para formas de onda estándar y arbitrarias. Las formas de onda arbitrarias se expanden o condensan a exactamente 4096 puntos y se usan técnicas de DDS para realizar el barrido.
Formas de onda portadoras Todas las estándar y arbitrarias excepto pulso, serie de pulsos y secuencia. Modo de barrido: lineal o logarítmico, continuo o por disparo.
Dirección de barrido Arriba, abajo, arriba/abajo o abajo/arriba
Intervalo de barrido De 1 mHz a 40 MHz en un intervalo. Fase continua. Configuración independiente de frecuencia de inicio/parada.
Tiempo de barrido De 1 ms a 999 s (resolución de 3 dígitos)
Marcador Variable durante el barrido.
Disparo de barrido. Fuente El barrido puede ser de ejecución libre o de disparo de las siguientes fuentes: manualmente desde el teclado. Externamente de la entrada TRIG IN o de la interfaz remota.
Pausa de barrido Se puede pausar el barrido o reiniciarse con la tecla HOLD
Cambio de tono Capacidad proporcionada para formas de onda estándar y arbitrarias. Las formas de onda arbitrarias se expanden o condensan a exactamente 4096 puntos y se usan técnicas de DDS para permitir el cambio de frecuencia instantáneo.
Formas de onda portadoras Todas las formas de onda de pulso, serie de pulsos y secuencia
Lista de frecuencias Hasta 16 frecuencias de 1 mHz a 40 MHz
Tasa de repetición de disparo De 0,005 Hz a 100 kHz interna, CC a 1 MHz externa. La tasa de repetición utilizable y la frecuencia de la forma de onda dependen del modo de cambio de tono.
Fuente Interna desde el teclado o generador de disparo. Externa de TRIG IN o interfaz remota.
Modos de cambio de tono
Controlada El tono se emite mientras la señal disparadora es verdadera y se detiene, al final del ciclo de forma de onda actual, mientras la señal disparadora es falsa. El siguiente tono se emite cuando la señal disparadora vuelve a ser verdadera.
Disparada El tono se emite cuando la señal disparadora se vuelve verdadera y el siguiente tono se emite, al final del ciclo de forma de onda actual, cuando la señal disparadora vuelve a ser verdadera.
FSK El tono se emite cuando la señal disparadora se vuelve verdadera y el siguiente tono se emite, inmediatamente, cuando la señal disparadora vuelve a ser verdadera.
Modulación externa de amplitud
Frecuencia acarreadora Intervalo entero para la forma de onda seleccionada
Formas de onda portadoras Todas las formas de onda estándar y arbitrarias
Fuente de modulación Enchufe de modulación
Intervalo de frecuencia CC a 500 kHz
Intervalo de señal Aproximadamente 1 V p-p para el 100% de cambio de nivel a la salida máxima
Adición de señal externa
Frecuencia portadora Intervalo entero para la forma de onda seleccionada
Fuente de suma Enchufe de suma
Intervalo de frecuencia CC a 16 MHz
Intervalo de señal Aproximadamente 2 Vp-p de entrada para 20 Vp-p de salida.
Generador de disparo
Fuente Fuente interna de onda cuadrada de 0,005 Hz a 100 kHz ajustable en incrementos de 10 us. Resolución de 3 dígitos. Disponible para uso externo desde el enchufe SYNC OUT.
Salidas principales: una para cada canal
Impedancia de salida 50 Ω
Amplitud 5 mV a 20 V p-p de circuito abierto (2,5 mV a 10 V p-p en 50 Ω. La amplitud puede especificarse a circuito abierto (Hi Z) o en una carga asumida de 50 o 60 Ω, en Vp-p, Vrms o dBm.
Exactitud de ampl. Mejor que el 2% ±1 mV a 1 kHz en 50 Ω.
Aplanamiento de ampl. ±0,2 dB a 1 MHz; ±0,4 dB a 40 MHz
Intervalo de compensación de CC ±10 V CC de compensación más pico de señal limitado a ±10 V desde 50 Ω.
Precisión de compensación Típicamente entre ±3% ± 10 mV, sin atenuar
Resolución 3 dígitos o 1 mV tanto para amplitud como para compensación de CC
Sync Out; uno para cada canal Salida multifunción definible por el usuario o seleccionada automáticamente por cualquier de los siguientes:
Sincronización de las formas de onda (todas las formas de onda) Una onda cuadrada con factor de trabajo del 50% en la frecuencia de la forma de onda principal, o un pulso coincidente con los primeros puntos de una forma de onda arbitraria.
Marcadores de posición (solo arbitrarios) Cualquier punto en las formas de onda puede tener un bit de marcador asociado ajustado alto o bajo
Ráfaga realizada Produce un pulso coincidente con el último ciclo de una ráfaga
Sincronización de secuencia Produce un pulso coincidente con el final de una secuencia de formas de onda
Disparo Selecciona la señal de disparo actual. Útil para la sincronización de señales en ráfaga o controladas.
Sincronización de barrido Emite un pulso al inicio del barrido para sincronizar un osciloscopio o registrador. Puede emitir adicionalmente un marcador de barrido.
Bloqueo de fase Se usa para bloquear la fase de dos generadores. Produce un flanco negativo en el punto 0° de la fase.
Nivel de señal de salida Nivel lógica de < 0,8 a > 3 V para todas las salidas excepto para la sincronización de barrido. La sincronización de barrido es una forma de onda de 3 niveles.
Disparo de entrada
Intervalo de frecuencia De CC a 1 MHz
Intervalo de señal Nivel TTL de umbral nominal; máx. entrada ±10 V
Mín. ancho de pulso 50 ns para los modos de disparo y controlado; 50 µs para modo de barrido
Modulación de entrada
Intervalo de frecuencia De CC a 500 kHz
Intervalo de señal VCA: Aproximadamente 1 Vp-p para el 100% de cambio de nivel a salida máxima.
SCM: Aproximadamente ±1 Vp para salida máxima
Impedancia de salida Típicamente 1 kΩ
Suma de entrada
Intervalo de frecuencia De CC a 30 MHz (291) CC a 16 MHz (292/294)
Intervalo de señal Aproximadamente 2 Vp-p de entrada para 20 Vp-p de salida
Pausa Pausa una forma de onda arbitraria en su posición actual. Un nivel bajo de TTL o cierre de interruptor provocan que la forma de onda se detenga en la posición actual y espere hasta el siguiente nivel alto de TTL o apertura de interruptor que permita que la forma de onda continúe. También pueden utilizarse la tecla MAN/HOLD del panel frontal o un comando remoto para controlar la función de pausa.
Entrada/salida de reloj de referencia
Configurado a entrada Entrada para un reloj de referencia externo de 10 MHz. Nivel límite de TTL/CMOS.
Configurado a salida Versión cargada del reloj interno de 10 MHz. Los niveles de salida nominalmente son de 1 y 4 V desde 50 Ω.
Ajuste a bloqueo de fase Usado junto con SYNC OUT en un maestro y el TRIG IN en un esclavo para sincronizar (bloqueo de fase) dos generadores
Entrada de reloj ARB
Intervalo de frecuencia CC a 50 MHz
Máx. voltaje de entrada + 5 V, -1 V
Operación intercanal
Modulación intercanal La forma de onda de cualquier canal puede usarse para aplicar modulación de amplitud (AM) o modulación de portadora suprimida (SCM) al siguiente canal. De lo contrario, se puede modular (AM o SCM) cualquier número de canales con la señal en el enchufe de entrada MODULATION.
Tipos de modulación AM: doble banda con portadora
SCM: Portadora suprimida de doble banda lateral
Fuente de modulación Interna del canal previo. Externa del enchufe de entrada de modulación. La señal de modulación externa puede aplicarse a cualquier número de canales de forma simultánea
Intervalo de frecuencia CC a > 100 kHz
Profundidad AM interna Del 0 al 105%
Resolución AM interna 1%
Supresión de portadora (SCM) > 40 dB
Intervalo de señal de modulación externa VCA: Aproximadamente 1 Vp-p para el 100% de cambio de nivel a la salida máxima
SCM: Aproximadamente ± 1 Vp para la salida máx.
Adición análoga intercanal La adición de formas de onda suma la forma de onda de cualquier canal al siguiente canal. De lo contrario, se puede sumar cualquier número de canales a la señal en el enchufe de entrada SUM.
Frecuencia portadora Intervalo completo para la forma de onda seleccionada
Formas de onda portadora Todas las formas de onda estándar y arbitrarias
Fuente de suma Interna del canal previo. Externa del enchufe SUM IN.
Intervalo de frecuencia CC a > 16 MHz
Intervalo de señal externa Aprox. 5 Vp-p de entrada para 20 Vp-p de salida
Bloqueo de fase intercanal Se puede bloquear la fase de dos o más canales juntos. A cada canal bloqueado se le puede asignar un ángulo de fase relativo a los otros canales bloqueados. Se puede bloquear la fase de las formas de onda arbitrarias y las secuencias de formas de onda, pero rigen ciertas restricciones a la longitud de las formas de onda y las tasas de frecuencia de reloj.
Con un canal asignado como maestro y otros canales como esclavos, un cambio de frecuencia en el maestro se repetirá en cada esclavo, lo que permite generar fácilmente formas de onda multifase a la misma frecuencia. Las formas de onda DDS son aquellas con 7 dígitos de resolución de configuración de frecuencia, mientras que las formas de onda no DDS tienen 4 dígitos.
Resolución de fase Formas de onda DDS: 0,1 grados
Formas de onda no DDS 0,1 grados o 360 grados/número de puntos, el que sea mayor
Error de fase < ±10 ns de todas las formas de onda.
Disparo intercanal Cualquier canal puede dispararse por el canal anterior o el siguiente. La conexión previa o la siguiente pueden usarse para disparar una señal en "cadena margarita" desde un canal de "inicio", a través de varios canales en la "cadena" hasta un canal "final".
Cada canal recibe la señal disparadora del canal previo (o siguiente), y lleva su disparador seleccionado al siguiente canal (o previo). El disparador del canal "final" puede configurarse para conducir el canal "inicial", lo que cierra el bucle.
De esta manera pueden configurarse esquemas de disparo intercanal complejos y versátiles. Cada canal tiene su disparador y su salida de forma de onda configurada independientemente. El disparo puede seleccionarse Waveform End, Position Markers, Sequence Sync o Burst Done.
Con el esquema anterior es posible para crear una secuencia de hasta 64 segmentos de forma de onda, donde cada canal produce hasta 16 segmentos y todos los canales se suman para producir la forma de onda completa en la salida del canal 4.
Las señales del enchufe REF IN/OUT y del enchufe SYNC OUT pueden usarse para bloquear la fase de dos instrumentos cuando se requieren más de 4 canales.
RS-232 Tasa de baudios variable, máximo de 9600 baudios
IEEE488 Cumple con IEEE488.2
USB Cumple con USB 1.1
Pantalla LCD de 20 caracteres x 4 filas alfanuméricas
Entrada de datos Selección de modo, forma de onda, etc. por medio del teclado; entrada de valores por medio teclas numéricas o por control giratorio.
Tarjeta de memoria Tarjeta de memoria desmontable que cumple con el estándar de tarjetas de memoria Compact Flash. Se puede usar tamaños de 32 MB 1 GB.
Configuraciones almacenadas Se pueden almacenar e invocar desde la tarjeta de memoria hasta 500 configuraciones de instrumento completas. También se pueden almacenar hasta 500 formas de onda además de las configuraciones del instrumento.
Tamaño 130 mm (3U) de alto; 335 mm de longitud; 350 mm de ancho (292/294), 212 mm de ancho (291)
Peso 292/294: 7,2 kg (16 lb); 291: 4,1 kg (9 lb)
Alimentación 110 a 120 V o 100 V nominal 50/60/400 Hz; 220 a 240 V nominal, 50/60 Hz. Voltaje ajustable internamente; intervalo de funcionamiento ± 10% del valor nominal; 60 VA máx. Instalación categoría II.
Intervalo de funcionamiento De +5 a 40 °C, 20 al 80% HR
Intervalo de almacenamiento De –20 a +60 °C
Ambiental En interiores usar a altitudes de hasta 200 m, grado de contaminación 2
Seguridad Cumple con EN61010-1
EMC Cumple con EN61326
Controladores del instrumento Los controladores Labview y LabWindows CVI se proporcionan ya sea con el instrumento o están disponibles en el representante Fluke local.
Artículos proporcionados Cable principal IEC. Manual impreso (parcialmente multilingüe), manual multilingüe en CD, software Waveform Manager Plus, tarjeta de memoria Compact Flash, lector/grabadora de tarjetas Compact Flash (conexión USB a PC)
Opciones Kit de montaje en rack de 19 pulgadas
Generador de formas de onda arbitrarias de 1 canal y 100 Ms/s y software Waveform Manager Plus. Lector/grabador de tarjetas de memoria CompactFlash y tarjetas USB
Generador de formas arbitrarias de 2 canales y 100 Ms/s y software Waveform Manager Plus. Lector/grabador de tarjetas de memoria CompactFlash y tarjetas USB
Generador de formas de onda arbitrarias de 4 canales y 100 Ms/s y software Waveform Manager Plus. Lector/grabador de tarjetas de memoria CompactFlash y tarjetas USB
290 Series Statement of Memory Volatility (87.45 KB)
291, 292, 294 Getting Started Manual (719.16 KB)
291, 292, 294 Users Manual (3.23 MB)
Fluke 280 and 290 Series Single and Multi-Channel Universal ARB Generators (713.45 KB)
291/292/294 Universal Waveform Generators Data Sheet (214.39 KB)
Signal Sources Selection Guide (80.95 KB)
Inicio|Productos|Equipo de adquisición de datos y pruebas|Generadores de funciones y formas de onda|Generadores de formas de onda serie 290

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución