Source: https://www.mesurex.com/inclinometros-geofisico-tecnico-investigacion-avanzada
Timestamp: 2019-03-22 11:05:43+00:00

Document:
Inclinómetros | Geofísico/Técnico, Investigación Avanzada | Mesurex
Serie 600 - Plataform-Mount Tiltmeter
Serie 600 - Tiltmeter
Serie 500 - Lily
El modelo A603 es uno de nuestros indicadores de inclinación de montaje en plataforma enfocado a la investigación geofísica. Las unidades vienen con los mismos pies niveladores de engranaje de gusano que estaban en el 520M. El A603 también incluye dos ganancias intercambiables y dos configuraciones de filtro de paso bajo.
Utilizando un sensor electrolítico con referencia absoluta de gravedad, el A603 ofrece una sensibilidad ultra alta de <2.5 nrad con prácticamente cero derivación a largo plazo. La salida es una tensión estable ± 8 DC (diferencial de ± 16 VDC). Resistente, confiable y extremadamente precisa, la A603 es la opción preferida para la monitorización de volcanes, ingeniería geotécnica de alta precisión, metrología de precisión, nivelación de plataformas de radar y aplicaciones de monitorización de inclinación de alta precisión en todo el mundo.
Rango de alta ganancia: ± 0.0115 °
Rango de baja ganancia: ± 0.115 °
Resolución <25 nradians
Salida ± 8 VDC (single-ended), ± 16 VDC (diferencial)
Requerimiento de energía ± 11 a ± 15 VDC @ +11 y -6mA
Dimensiones 24 x 24 x 12.7 cm
Carcasa aluminio anodizado y pintado
Ultra alta precisión:
Rango de alta ganancia: ± 0.00115 °
Resolución <2.5 nradians
Datasheet A603
Selector Guide Extreme-Precision-Geophysical-Tiltmeter
El inclinómetro de montaje en plataforma modelo A601-2 tiene un nuevo diseño de ajuste micrométrico para mediciones de inclinación de alta precisión. Las unidades vienen con patas de nivelación micrométricas incorporadas, para una fácil instalación en cualquier superficie horizontal. El A601-2 también incluye dos ganancias conmutables y dos ajustes de filtro de paso bajo.
Utilizando un sensor electrolítico con referencia absoluta de gravedad, el A601-2 ofrece una sensibilidad ultra alta a <25 nrad con una deriva prácticamente nula a largo plazo. La salida es una tensión estable ± 8 DC (diferencial de ± 16 VDC). Resistente, confiable y extremadamente precisa, la A601-2 es la opción preferida para el monitorización de volcanes, ingeniería geotécnica de alta precisión, monitorización de deflexión de puentes, metrología de precisión, nivelación de plataformas de radar y aplicaciones de monitorización de inclinación de alta precisión en todo el mundo.
Resolución <0.025 nradians
Dimensiones 150 x 150 x 100 cm
Rango de alta ganancia: ± 0.0235 °
Rango de baja ganancia: ± 0.235 °
Resolución 0.05 nradians
Datasheet A601-2
LILY es la culminación de más de 25 años de experiencia en los campos de instrumentación y geofísica. Útil para investigación volcánica y tectónica, aplicaciones en fondos oceánicos y para el monitorización de fracturación hidráulica y otros procesos sub-superficiales en las industrias minera y petrolera. La carcasa de acero inoxidable de alta presión de LILY está clasificada para sumergirse a profundidades de 3500 metros. Se puede obtener profundidades aún mayores al cambiar a una carcasa de titanio.
Los sensores de inclinación en LILY pueden autonivelarse bajo comando a través de un rango de ± 10 grados y tener una resolución de 5 nanoradios en un rango dinámico de ± 330 microrradianes. La característica de autonivelación mantiene a LILY en escala de forma indefinida a las altas ganancias requeridas para el trabajo geofísico. Sus versátiles salidas en serie RS232 y RS422, y su potente conjunto de comandos de firmware, le brindan una amplia gama de opciones de medición y grabación. Los datos se pueden almacenar internamente para realizar descargas periódicas o transmitirlos a su red o grabadora externa. Se incluyen formatos de salida compatibles con GPS.
Rango (Biaxial) ± 10 ° rango de ajuste, ± 330 μradian dinámico
Resolución 5 nanoradians
Salida RS232, RS422, o ambos; duplex completo
Rango de temperatura -20 a + 85 ° C
Requisito de alimentación 7-28 VDC @ 30mA (<10 mA en modo de suspensión)
Dimensiones 51 mm diám. x 915 mm
Carcasa de acero inoxidable, con capacidad para 345 bares (5,000 psi)
Datasheet Serie 500 - LILY

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución