Source: http://docplayer.es/14364978-Monitor-de-paciente-b40.html
Timestamp: 2018-03-18 03:02:39+00:00

Document:
Monitor de paciente B40 - PDF
Download "Monitor de paciente B40"
María Luisa Coronel Rodríguez
1 Monitor de paciente B40 Excelencia clínica asequible Los pacientes con enfermedades graves y en peligro de muerte necesitan la mejor atención posible. El monitor B40 de GE Healthcare proporciona un flujo continuo de información de calidad para mejorar la toma de decisiones clínicas para pacientes adultos, pediátricos y neonatales 1 en las distintas áreas de cuidado. Parámetros clínicos avanzados El monitor B40 está diseñado con tecnologías de medición clínica avanzadas, para una supervisión del paciente precisa y fiable. Análisis de arritmia con GE EK-Pro Algoritmo de presión arterial no invasiva GE DINAMAP* SuperSTAT Opciones disponibles de monitorización GE TruSignal con saturación SpO 2 mejorada: Algoritmos Nellcor** OxiMax** SpO 2 y Masimo** SET** SpO 2 Tecnología de gas GE Datex-Ohmeda* para el soporte de la monitorización no invasiva en áreas de anestesia y cuidados críticos Monitorización GE Entropy* que ofrece información acerca del sistema nervioso central del paciente durante el procedimiento de anestesia general Paquete completo de mediciones neonatales 1 Facilidad de uso para una toma de decisiones rápida El monitor B40 facilita la obtención de datos precisos del paciente para una toma de decisiones oportuna. El monitor de alta visibilidad de 12.1 muestra hasta seis formas de onda simultáneamente Menús intuitivos y acceso con un botón a las funciones de uso frecuente Pantalla de tendencias de 72 horas con datos gráficos y numéricos para revisar el progreso del paciente Su salida HL7** directa y su conectividad con CARESCAPE* Gateway permiten la comunicación con los sistemas de HCE Capacidad para trabajar en entornos de red CARESCAPE y S/5 Rendimiento y fiabilidad Gracias a su diseño optimizado, el monitor portátil B40 se adapta a espacios limitados y se mueve con facilidad a las distintas zonas de cuidado, según sea necesario. El resistente diseño del sistema soporta ambientes hostiles y el desgaste diario en las áreas de cuidado de mucho trabajo. Le proporcionará el rendimiento y la precisión que espera de un equipo GE, para que pueda brindar la atención que esperan sus pacientes. 1 La medición de CO 2 a través de E-miniC está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente. La Entropía está destinada para su uso con pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años.
2 Parámetros y módulos Parámetros Módulos E* ECG Resp SpO 2 Medición no invasiva de Módulo hemod. configurado la presión arterial Temp. 2 canalespinv Entropía E-ENTROPY Muestreo de gas CO 2 E-miniC Muestreo de gas CO 2, E-sCO O 2, y N 2 O Muestreo de gas CO 2, O 2 E-sCAiO Agentes y N 2 O NOTA: El monitor también es compatible con los módulos E-sCOV y E-sCAiOV, sin función de espirometría. NOTA: Al supervisar pacientes neonatales 1 u otros pacientes con frecuencia respiratoria elevada o volumen tidal bajo, el Módulo respiratorio CARESCAPE E-sCO o E-sCAiO se debe utilizar dentro de los límites de la frecuencia respiratoria y de los volúmenes tidales con el fin de garantizar la precisión de medición especificada. ECG Derivaciones disponibles Velocidad de barrido Rango de ganancia Configuración de 3 derivaciones: I, II, III Configuración de 5 derivaciones: I, II, III, avr, avl, avf y V 12,5; 25 o 50mm/s De 0,2 a 5,0 cm/mv de frecuencia cardíaca De 30 a 300 lpm, ±5 % o ±5 lpm, ; de estos valores, el mayor. Ancho de banda Alimentación de 50/60 Hz Monitor: 0,5-40 Hz ST: 0,05-40 Hz Diagnóstico: 0, Hz Detección de marcapasos Rango de 2 a 700 mv Amplitud de impulsos de 0,5 a 2 ms Análisis de arritmia Análisis del segmento ST Asístole, Bradicardia, Taquicardia, Fibrilación ventricular, Taquicardia ventricular Rango numérico ST -De 9 a +9 mm (-De 0,9 a +0,9 mv) ST -De 8 mm a +8 mm ±0,2 mm o ±10%; de estos valores, el mayor Resolución numérica ST 0,1 mm (0,01 mv) Tendencias ST hasta 72 horas Respiración por impedancia Rango Adulto/Pediátrico: De 4 a 120 resp./min. Neonatal 1 : De 4 a 180 resp./min. ±5% o ±5 resp./min.; de estos valores, el que sea mayor Rango de ganancia De 0,1 a 5 cm/ohm GE TruSignal SpO 2 Oximetría de pulso De 1 a 100% Frecuencia de pulso De 30 a 250 lpm de la medición Saturación Sin movimiento, Adulto/Pediátrico Frecuencia de pulso Nellcor OxiMax SpO 2 Sensor de dedo: De 70 a 100% ±2% Sensor de oreja: De 70 a 100% ±3% Sin movimiento, Neonatal 1 De 70 a 100% ±3% Con movimiento, Adulto/Pediátrico/ Neonatal 1 De 70 a 100% ±3% Perfusión baja, Adulto/Pediátrico De 70 a 100% ±3% (1~69% no especificado) Sin movimiento: ±2 lpm (Adulto/Pediátrico/Neonatal 1 ) Con movimiento: ±3 lpm (Adulto/Pediátrico/Neonatal 1 ) Perfusión baja: ±5 lpm (Adulto/Pediátrico) Oximetría de pulso De 1 a 100% Frecuencia de pulso De 20 a 250 lpm de la medición Saturación Adulto De 70 a 100% ±2% Neo de 70 a 100% ±3% Perfusión baja de 70 a 100% ±2% Frecuencia de pulso ±3 lpm 1 La medición de CO 2 a través de E-miniC está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente. La Entropía está destinada para su uso con pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años.
3 Masimo SET SpO 2 Oximetría de pulso De 1 a 100% Frecuencia de pulso De 25 a 240 lpm de la medición Saturación Frecuencia de pulso Sin movimiento, Adulto/Pediátrico de 70 a 100% ±2% Sin movimiento, Neonatal 1 De 70 a 100% ±3% Con movimiento, Adulto/Pediátrico/ Neonatal 1 de 70 a 100% ±3% Perfusión baja de 70 a 100% ±2% (0~69% no especificado) Sin movimiento ±3 lpm Con movimiento ±5 lpm Medición no invasiva de la presión arterial Técnica de medición Modos Oscilométrica con deflación de paso Manual, automático y de estado Rangos de medición de presión arterial no invasiva ("NIBP" por sus siglas en inglés) Sistólica Adulto/Pediátrico: De 30 a 290 mmhg Neonatal 1 : De 30 a 140 mmhg PAM Adulto/Pediátrico: De 20 a 260 mmhg Neonatal 1 : De 20 a 125 mmhg Diastólica Adulto/Pediátrico: De 10 a 220 mmhg Neonatal 1 : De 10 a 110 mmhg Cumple con la norma SP10 de la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica ("AAMI" por sus siglas en inglés) Presión de inflado inicial predetermin. Adulto/Pediátrico: 135 ±15 mmhg Neonatal 1 : 100 ±15 mmhg Tiempo máx. de determinación Adulto/Pediátrico 2 minutos Neonatal 1 : 85 seg. Monitor de presión alta Adulto/Pediátrico: De 300 ±6 a 330 mmhg Neonatal 1 : De 150 ±3 a 165 mmhg Presión arterial invasiva -De 40 a 320 mmhg (-De 5,3 a 42,7 kpa) de la medición ±5% o ±2 mmhg, de estos valores, el mayor Respuesta de frecuencia 4-22 Hz Sensibilidad del transductor 5 μv/v/mmhg Temperatura Pantalla numérica Escala de la medición T1, T2, T2-T1 Fahrenheit (F) Celsius (C) De 10 a 45 C (De 50 a 113 F) ±0,1 C sin sonda Resolución de la pantalla ± 0,1 C a C con sondas reutilizables Sonda Sondas YSI recomendadas por GE Healthcare Dióxido de carbono (CO 2 ) E-sCO o E-sCAiO Tecnología de sensor de absorción de infrarrojos de GE Forma de onda CO 2 EtCO 2 Concentración tidal final de CO 2 FiCO 2 Concentración de CO 2 inspirado de 0 a 15 vol.% (De 0 a 15 kpa, de 0 a 113 mmhg) ±(0,2 vol.% +2% de la lectura) Tiempo de ascenso (TI) <260 ms Límites de alarma ajustables superior e inferior EtCO 2 o FiCO 2 Dióxido de carbono (CO 2 ) E-miniC Resolución 0,1% Tiempo de ascenso De 0 a 20 vol.% De 0 a 15 vol.% ±(0,2 vol.% +2% de la lectura) De 15 a 20 vol.% ±(0,7 vol.% +2% de la lectura) <300 ms con flujo nominal Tiempo de calentamiento 1 minuto por operación 30 minutos para la especificación completa NOTA: La medición de CO 2 está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente. Frecuencia respiratoria (FR) E-sCO o E-sCAiO De 4 a 100 resp./min. Criterios de detección Variación de 1% vol. en el nivel de CO 2 Si no se detecta respiración en 20 segundos, se envía un aviso de alarma al dispositivo anfitrión 1 La medición de CO 2 a través de E-miniC está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente. La Entropía está destinada para su uso con pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años.
4 Frecuencia respiratoria (FR) E-miniC Detección respiratoria 1% de variación en el nivel de CO 2 De 4 a 80 rpm Resolución ±1 rpm en el rango de 4 a 20 rpm 1 rpm NOTA: La medición de CO 2 está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente. Oxígeno del paciente (O 2 ) Sensor paramagnético diferencial GE Forma de onda O 2 FiO 2 Concentración de O 2 inspirado EtO 2 Concentración tidal final de O 2 FiO 2 -EtO 2 Diferencia inspirado-espirado De 0 a 100 vol.% ±(1 vol.% +2% de la lectura) Tiempo de ascenso (TI) <260 ms Óxido nitroso (N 2 O) Sensor de absorción de infrarrojos GE FiN 2 O Concentración de N 2 O inspirado EtN 2 O Concentración tidal final de N 2 O De 0 a 100 vol.% ±(2 vol.% +2% de la lectura) N 2 O < 85% Agente anestésico (AA) Sensor de absorción de infrarrojos GE Forma de onda del agente anestésico (AA) FiAA Concentración de agente anestésico inspirado EtAA Concentración tidal final de agente anestésico Opciones de valor MAC o MACage Detección de mezcla de agentes Sevoflurano De 0 a 8 vol.% Desflurano De 0 a 20 vol.% Isoflurano, enflurano, halotano de 0 a 6 vol.% ±(0.15 vol.% +5% de la lectura) Identificación del agente Umbral de identificación 0,20 (+0,15/-0,05) vol.% Tiempo de detección <20 seg. Entropía Rango de visualización RE de 0 a 100 SE de 0 a 91 BSR de 0 a 100% Resolución de pantalla RE/SE 1 BSR 1% Grabadora térmica Principio de operación Matriz térmica Formas de onda 1, 2, o 3 seleccionables Valores numéricos FC, SpO 2, PANI, PS1, PS2, ETCO 2, T1, T2, Resp, O2, AA Impresión de tendencia tabular FC, PANI, PS1, PS2, T1, T2, Et/FiCO 2, FR, Et/Fi O2, Et/Fi AA Impresión de tendencia gráfica FC, ST, PS1, PS2, PANI, SpO 2, Plet., CO 2, N 2 O, O 2, AA, Resp., T1+T2, Entropía Resolución Vertical 8 puntos/mm (200 puntos/pulg.) Horizontal 24 puntos/mm (600 puntos/pulg.) Ancho del papel 50 mm, ancho de impresión 48 mm Velocidad del papel 1; 6,25; 12,5; 25 mm/s Conectores de E/S Salida en serie para computadora RS-232, sincronización de desfibrilación, llamada a personal de enfermería Conexión en red Trabaja en entornos de red CARESCAPE y S/5 Impresión Impresora de red láser compatible con red S/5 Montaje Compatible con GCX Asa integrada para transporte Especificaciones eléctricas Entrada de CA Protección Batería Tiempo de carga Tiempo de funcionamiento De 100 a 240V ±10%, 50/60 Hz, 150VA Clase I Ión-litio, intercambiables, máx. 2 unidades 2 horas por paquete de baterías Hasta 4,5 horas.
5 Especificaciones físicas Dimensiones (AlxAnxP) Sin portamódulos de extensión Con portamódulos de extensión Peso Protección de ingreso Garantía Un año Certificaciones 312 mm x 312 mm x 158 mm (±5 mm) 312 mm x 352 mm x 178 mm (±5 mm) <=7Kg IP21 IEC aprobada Marcado CE conforme a la directiva CEE 93/42 Especificaciones técnicas Pantalla Tamaño de pantalla 12,1 pulg. Resolución Resolución SVGA, 800 x 600 Número de trazos Hasta 6 Formato de pantalla y colores Configurables por el usuario Controles Control TrimKnob* y teclas membrana Estándar Alarmas Prioridad Notificación Configuración Notificación de alarma visual Pausa de audio Ajuste Tendencias gráficas de Tendencias Gráficas Numéricas Instantáneas Tendencia OCRG Cursor de tendencias Minitendencias Alta, baja, media y mensaje Acústica y visual Predeterminada e individual Rojo, amarillo, cian Mensaje de silencio de audio Mensaje de alarma general 2 minutos Visualización central de las alarmas y página de ajuste 10 minutos asociadas a los límites de alarma establecidos Todos los parámetros, escalas de tiempo seleccionables desde 20 minutos hasta 72 horas Todos los parámetros, muestreo cada 5 minutos o después de la determinación de PANI (Presión arterial no invasiva) Hasta 10 instantáneas Manual o activ. por alarma En tiempo real o instantánea (Únicamente en modo Neonatal) En tendencias gráficas y numéricas Posibilidad de visualizar minitendencias de 5 o 30 minutos para una vista histórica continua
6 Acerca de GE Healthcare GE Healthcare proporciona tecnologías médicas y servicios de transformación que están forjando una nueva era en el mundo del cuidado de los pacientes. Nuestra amplia experiencia en tecnologías de adquisición de imágenes e información médica, diagnóstico médico, sistemas de monitorización de pacientes, desarrollo de fármacos, tecnologías de fabricación de productos biofarmacéuticos, mejora del rendimiento y servicios de soluciones de alta eficacia ayuda a nuestros clientes a prestar la mejor atención a un número creciente de pacientes en todo el mundo y a un costo más bajo. Además, nos asociamos con empresas líderes en el sector del cuidado de la salud y nos esforzamos para lograr el cambio de política global necesario para implementar con éxito un giro hacia sistemas de atención sanitaria sostenibles. Nuestra visión healthymagination para el futuro invita a todos a unirse a nuestro trayecto de desarrollo continuo de innovaciones orientadas a reducir costos, ampliar el acceso a los servicios sanitarios y mejorar su calidad en el mundo. Con sede en el Reino Unido, GE Healthcare es una empresa que forma parte de General Electric Company (cotiza en la bolsa de Nueva York como (NYSE: GE). En todo el mundo, los empleados de GE Healthcare están dedicados a servir a los profesionales de la salud y a sus pacientes en más de 100 países. Para más información sobre GE Healthcare, visite nuestra página web en GE Healthcare P.O. Box 900, FIN GE, Finlandia GE Direct Spain: +34 (0) España C/ Gobelas Madrid T: F: General Electric Company Todos los derechos reservados. General Electric Company se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento, o interrumpir la fabricación del producto descrito, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE para obtener la información más reciente. La marca registrada de General Electric Company es la forma preferida como aviso de marca registrada Esta forma de aviso se puede utilizar con marcas registradas y no registradas, así como con marcas con una solicitud pendiente. GE y el monograma de GE son marcas comerciales de General Electric Company. * CARESCAPE, Entropy, DINAMAP, Ohmeda y TrimKnob son marcas comerciales de GE Medical Systems Information Technologies, Inc. ** Masimo y SET son marcas comerciales de Masimo Corporation. ** Nellcor y OxiMax son marcas comerciales de Nellcor Puritan Bennett, Inc. ** HL7 es una marca comercial registrada de Health Level Seven, Inc. General Electric Company, por y a través de su división GE Healthcare. EMEA DOC /13 (EMEA English DOC )
GE Healthcare. B105 y B125. Monitores de paciente. Sencillo. Flexible. Fiable. gehealthcare.com
GE Healthcare B105 y B125 Monitores de paciente Sencillo. Flexible. Fiable. gehealthcare.com Presentación de los monitores de paciente B105 y B125 de GE Healthcare Los monitores de paciente B1X5 son monitores

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución