Source: http://docplayer.pl/3183859-Wyjasnienie-nr-1-szczecin-dn-16-10-2013-r-znak-sprawy-zp-220-89-13.html
Timestamp: 2017-06-26 17:38:43+00:00

Document:
WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn r. znak sprawy: ZP/220/89/13 - PDF
WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn r. znak sprawy: ZP/220/89/13
Download "WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13"
1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin Tel. (0-91) do 88 fax znak sprawy: ZP/220/89/13 Szczecin, dn r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego typu DRF do radiografii i fluoroskopii (telekomando). WYJAŚNIENIE NR 1 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1 Czy zamawiający, mając na uwadze możliwości obciążenia stropu w pracowni i konieczność wykonania adaptacji, określi i będzie wymagał wagi systemu nie większej niż: system ścianki telekomando 1100kg (bez lampy i płyty montażowej), generator 110kg, system konsoli 155kg? Nie, Zamawiający nie określa i nie będzie wymagał ograniczenia wagi systemu ścianki. Jednocześnie informuje, że na Dostawcy będzie spoczywał obowiązek wzmocnienia podłogi w pomieszczeniu w przypadku wagi oferowanego aparatu większej niż wytrzymałość podłogi. Ewentualne koszty wzmocnienia podłogi, wykonania analizy wytrzymałościowej stropu będą w całości leżały po stronie Wykonawcy. Zamawiający dodatkowo informuje, że podłoga w pracowni leży na gruncie Pytanie nr 2 Czy zamawiający wymaga systemu z możliwością wykonania projekcji ukośnych także na krawędziach blatu? Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga projekcji ukośnych na krawędziach blatu Pytanie nr 3 Czy zamawiający, mając na uwadze, iż określił warunki minimalne dla zakresów ruchu stołu: minimalny w pozycji poziomej, pionowej i maksymalny w pozycji pionowej, Lecz nie określił maksymalnej wartości ruchu blatu w górę w pozycji poziomej, będzie wymagał systemu z warunkiem granicznym najwyższe położenie blatu w górę w pozycji poziomej stołu 140cm? Zamawiający nie wprowadza nowego warunku granicznego Pytanie nr 4 Czy zamawiający dopuści do przetargu system z blatem wykonanym z laminatu? Pytanie nr 5 Czy zamawiający, mając na uwadze, iż wymaga blatu z powłoki karbonowej zmieni warunek graniczny w punkcie 11 na pochłanialność blatu stołu 0,3mmAl? Pytanie nr 6 Czy zamawiający, mając na uwadze wysoką jakość zamawianego sprzętu, będzie wymagał w punkcie 15 12 wartości min. 200kg z zachowaniem punktacji? Parametry minimalne wskazane przez Zamawiającego są charakterystyczne dla sprzętu z lat 90. Pytanie nr 7 Czy zamawiający, mając na uwadze wysoką jakość zamawianego sprzętu, będzie wymagał w punkcie 16 wartości min. 250kg z zachowaniem punktacji? Parametry minimalne wskazane przez Zamawiającego są charakterystyczne dla sprzętu z lat 90. Pytanie nr 8 dot. VII Stacja lekarska diagnostyczna Pkt wbudowany sensor do kontroli jakości Czy zamawiający miał na myśli wbudowany sensor do przeprowadzania podstawowej kontroli jakości oraz kalibracji zgodnej ze standardem DICOM, jak w przypadku wyspecyfikowanego w SIWZ oprogramowania? Zamawiający ma na myśli wbudowany i zewnętrzny sensor do przeprowadzania podstawowej kontroli jakości oraz kalibracji zgodnej ze standardem DICOM Pytanie nr 9 panel kontrolny dotykowy Przeglądając ofertę czołowych producentów monitorów medycznych stwierdzamy,że na rynku nie występują monitory 5 MP i 10 MP wyposażone w dotykowy panel kontrolny (sensor). W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści monitory w których panel kontrolny wyposażony jest w mikro przełączniki? Tak, Zamawiający dopuszcza panel kontrolny wyposażony w mikro przełączniki Pytanie nr 10 Liczba listewek kratki 80 l/cm Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyposażonego w wibrującą kratkę przeciwrozproszeniową wieloogniskową o gęstości 60 linii/cm? Zastosowanie kratki wibrującej 60 l/cm pozwala na uzyskanie znacznie lepszej jakości obrazu niż przy zastosowaniu wymaganej kratki stałej o gęstości 80 l/cm wymaganej przez zamawiającego. Pytanie nr 11 Dotyczy SIWZ, Rozdział I, pkt. V: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu, montaż i instalację oraz szkolenia w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy? Żaden producent aparatów nie trzyma ich w magazynie gdyż każdy aparat RTG produkowany jest pod konkretne zamówienie i trwa to zazwyczaj dłużej. Dostarczenie aparatu w 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy jest z tego względu praktycznie niemożliwe. Pytanie nr 12 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z minimalną odległością poziomego promienia centralnego (łączącego ognisko lampy i środek detektora) od podłogi przy pionowo ustawionym blacie 55 cm? Różnica 3 cm do wymaganej wysokości nie powoduje ograniczenia funkcjonalności aparatu. 23 Pytanie nr 13 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z maksymalną odległością ogniska od podłogi minimum w pozycji pionowej ścianki (zdjęcie na łóżku pacjenta) 188 cm? Zdjęcia pacjentów na łóżkach są wykonywane z odległości wymuszonej i powyższa wartość wystarcza do takich procedur. Pytanie nr 14 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt 7 Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji dla aparatów w których najniższe ustawienie wysokości blatu stołu jest mniejsze niż 52 cm, czyli wprowadzi zapis <52 cm 10 pkt, 52 cm - 0 pkt? Takie aparaty znacząco ułatwiają wykonywanie zdjęć, usprawniając transfer na blat stołu pacjentów m.in. z wózków inwalidzkich oraz umożliwiają wykonywanie wykonanie niektórych zdjęć z wykorzystaniem detektora bez przenoszenia pacjenta. Nie. Zgodnie z SIWZ Pytanie nr 15 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z blatem ścianki typu płaskiego wykonanym z innego materiału niż włókno węglowe? Zamawiający w pkt 11 określił wymaganą maksymalną pochłanialność blatu stołu, a określenie konkretnego materiału tylko ogranicza konkurencję. Pytanie nr 16 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z blatem o wymiarach 80 x 210 cm? Oferowany wymiar blatu jest w zupełności wystarczający do badania populacji europejskiej oraz spełnia wymagania co do obszaru przezierności (pkt 12). Pytanie nr 17 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt 20: Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji dla aparatów w których odległość blat detektor jest mniejsza niż 75 mm, czyli wprowadzi zapis <75 mm 10 pkt, 75 mm - 0 pkt? Mniejsza odległość blat detektor ma bardzo duży wpływ na ograniczenie powiększeń podczas rzutowania obrazu, czyli odpowiada zwiększaniu odległości SID, za którą Zamawiający przyznaje punkty. Pytanie nr 18 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z prędkością przesuwu kolumny 100mm/s? Jest to wystarczająca wartość w aparacie w którym również blat stołu może być przesuwany wzdłużnie oraz umożliwia większą precyzję ustawiania położenia lampy. 34 Pytanie nr 19 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z obrotem kołpaka z lampą rtg +90 /-180 umożliwiającym wykonanie badania pacjenta na łóżku, wózku dla ścianki ustawionej w pozycji pionowej? Do wykonania projekcji na łóżku wystarczy obrót kołpaka +/- 90, a kierunek obrotu (tym samym znaki + - ) mogą być przez różnych producentów zaznaczane na odwrót. Pytanie nr 20 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt 29 Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji dla aparatów w których możliwość wykonywania projekcji skośnych jest większa niż 40, czyli wprowadzi zapis >40 10 pkt, = 40-0 pkt? Zwiększa to funkcjonalność aparatu. Pytanie nr 21 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 33: Zamawiający najprawdopodobniej popełnił pomyłkę pisarską i wpisał grubość zamiast wysokość położenia wymagana w tej chwili szerokość warstwy tomograficznej 0 lub 30 cm i wielu innych nie ma żadnej wartości klinicznej i jest niedostępna u wszystkich producentów aparatury medycznej. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością regulacji wysokości położenia warstwy tomograficznej 1-30 cm? Ustawienie warstwy tomograficznej na poziomie stołu nie ma zastosowania klinicznego. Zamawiający potwierdza pomyłkę pisarską i wyjaśnia, że zapis w punkcie 33 odnosi się do wysokości warstwy Pytanie nr 22 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z jedną kratką przeciwrozproszeniową o jednej ogniskowej dostosowanej do stosowanych SID? Zamawiający dopuszcza aparat w którym min/max SID wynosi 115/150 cm (pkt 18 i 19), w takich aparatach wystarczy jedna kratka o pośredniej ogniskowej, która może pracować w całym zakresie SID. Natomiast dla zakresów większych np. 115/180 cm, konieczne jest zastosowanie dwóch ogniskowych w jednej lub dwóch kratkach. Pytanie nr 23 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 41: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu w którym w sterowni przycisk ręczny służy do wyzwalania radiografii? Takie rozwiązanie pomaga zabezpieczyć się przed pomyłkowym wyzwoleniem fluoroskopii przez technika bez nadzoru lekarza, co jest niedozwolone wg polskiego prawa. Lekarz ma do dyspozycji dwa przyciski nożne umożliwiające wyzwolenie fluoroskopii jak i ekspozycji, po jednym w pokoju badań i w sterowni. Zgodnie z SIWZ Pytanie nr 24 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, gdzie sygnalizacja w pokoju badań odbywa się w sposób optyczny? 45 Pytanie nr 25 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 44: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę punktacji na następującą: Tak, każdy program może mieć indywidualną pozycję, różną od pozostałych 20 pkt; Tak, dostępne kilka pozycji min 3 5 pkt, nie 0 pkt. Istnieją rozwiązania umożliwiające ustawienie optymalnej pozycji dla każdego programu, a nie wybór z kilku narzuconych przez producenta Zamawiający może nie zdawał sobie z tego sprawy ustalając punktację. Pytanie nr 26 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego uchwytu dla pacjenta zamiast dwóch, skoro wymaga poręczy dla pacjenta montowanej wzdłuż blatu? Pytanie nr 27 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 47: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, gdzie podnóżek blatu ma 6 pozycji mocowania, natomiast płynną regulację zapewnia przesuw stołu? Jest to rozwiązanie równoznaczne. Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 28 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 49: Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania częstotliwości generatora? Niektórzy oferenci sugerują, że wyższa częstotliwość to mniej miękkiego promieniowania dla pacjentów. Wyższa częstotliwość nie wpływa w ten sposób, o ile mamy do czynienia z khz, a za ograniczenie promieniowania miękkiego odpowiedzialna jest filtracja wewnętrzna lampy i filtry dodatkowe. Wyższa częstotliwość rzędu khz umożliwia zmniejszenie wagi i wielkości transformatora, co w przypadku aparatów stacjonarnych nie ma większego znaczenia. Pytanie nr 29 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 57 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania zakresu kv dla fluoroskopii? W badaniach kontrastowych podczas których fluoroskopia jest wykorzystywana, aby zapewnić optymalną jakość obrazu, aparat powinien utrzymywać kv na poziomie kv. Wynika to z charakterystyki wykorzystywania środków kontrastowych i ich właściwości blokowania promieniowania tylko w pewnym zakresie. Pytanie nr 30 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 58: Czy Zamawiający zgodzi się usunąć punkt w całości? Fluoroskopia ciągła jest metodą przestarzałą w przypadku wykorzystywania detektora cyfrowego, który nie jest odczytywany ciągle, tylko wielokrotnie w ciągu sekundy. Fluoroskopia pulsacyjna pozwala na aplikowanie optymalnego poziomu dawki, tzn. tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do uzyskania obrazu. Pytanie nr 31 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 60 56 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga możliwości wyboru parametrów ekspozycji techniką 1 punktową (technik dobiera kv, aparat resztę w trakcie ekspozycji), 2-punktową (technik dobiera kv i mas, aparat czas) i 3 punktową (technik dobiera kv, mas lub ma i czas)? Automatyka AEC to standardowo używana nazwa sposobu wyboru parametrów ekspozycji techniką 1-punktową. Zgodnie z SIWZ Pytanie nr 32 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt 79 Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji dla aparatów w których pojemność cieplna anody jest większa niż 600 khu, czyli wprowadzi zapis 600 khu 10 pkt, < 600 khu 0 pkt?. Większa pojemność cieplna anody oznacza większe możliwości wykonywania wielu zdjęć jedne po drugich oraz dłuższy czas wykonywania badań z użyciem fluoroskopii. Pytanie nr 33 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt 80 Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji dla aparatów w których szybkość chłodzenia anody jest większa niż 120 khu/min, czyli wprowadzi zapis 120 khu/min 10 pkt, < 120 khu/min 0 pkt?. Większa szybkość chłodzenia anody oznacza większe możliwości wykonywania wielu zdjęć jedne po drugich oraz dłuższy czas wykonywania badań z użyciem fluoroskopii. Pytanie nr 34 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 85: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z kolimacją prostokątną (bez irysowej)? Kolimator łączący kolimację prostokątną z irysowa jest kolimatorem starego typu, opracowanym dla aparatów ze wzmacniaczem obrazu (kolimacja irysowa do wzmacniacza podczas wykonywania skopii) i urządzeniem do wykonywania zdjęć na kasetach (kolimacja prostokątna). W przypadku stosowania detektora kwadratowego, potrzebna jest tylko kolimacja prostokątna, nawet do zdjęć czaszki sprawdza się ona lepiej niż okrągła, a także umożliwia lepsze dopasowanie się do badanego narządu przy maksymalnym polu widzenia (np. w jamie brzusznej przy wlewach). Zgodnie z SIWZ Pytanie nr 35 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt 96: Prosimy o poprawienie pomyłki pisarskiej: CsI to materiał scyntylatora, natomiast amorficzny krzem (materiał detektorów) ma oznaczenie chemiczne asi. Zamawiający potwierdza pomyłkę pisarską Zamawiający wymaga detektora (amorficzny krzem asi z warstwą scyntylatora CsI) Pytanie nr 36 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 101 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z rozdzielczością obrazu w trybie fluoroskopii pulsacyjnej (dla całego aktywnego pola detektora) nie mniejszej niż 960 x 960 [pikxele x piksele]? Zamawiający dopuszcza minimalną rozdzielczość obrazu dla akwizycji w trybie fluoroskopii pulsacyjnej i ciągłej (dla całego aktywnego pola detektora 43 x 43 cm) 960 x 960 [pixele x pixele] Pytanie nr 37 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt7 Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z wymaganego punktu fluoroskopię ciągłą? Jest to tryb zbędny w przypadku pracy z detektorem cyfrowym w aparacie, który oferuje akwizycję z szybkością 30 kl/s dostepną dla fluoroskopii wysokopulsacyjnej 30p/s. Pytanie nr 38 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 103 Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wymaganie na 12 bit? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (załącznik 1) radiografia klasyczna wyświetlana na stacji lekarskiej (opisowej) wymaga toru graficznego o rozdzielczości 10 bitów, więc już 12 bitów jest nadmiarowe. Pytanie nr 39 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 104: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania w którym dla największego pola aktywnego detektora możliwe jest wykonanie zdjęć seryjnych do 8 kl/s z rozdzielczością 1440 x 1440 [pikxele x piksele]? Pytanie nr 40 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 105 Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić ten punkt w całości? Stosowanie fluoroskopii ciągłej (ciągłe aplikowanie dawki pacjentowi) w przypadku akwizycji tylko 15 kl/s jest niezgodne ze sztuką oraz z polskimi przepisami nakazującymi ograniczanie dawki i stosowanie gdzie tylko jest to możliwe fluoroskopii pulsacyjnej (RMZ z 18 lutego 2011 paragraf 4.1 i dalej). Taką samą funkcjonalność (ilość informacji) a mniejszą dawkę zapewnia Zamawiającemu punkt 106. Pytanie nr 41 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 114: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania posiadającego wszystkie wymienione funkcje przetwarzania obrazów poza histogramem? Jest to niestandardowe narzędzie, które ze względu na dużą ilość pacjentów nie będzie ani często, ani wydajnie używane. Pytanie nr 42 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 122 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania w którym UPS umożliwia bezpieczne zamknięcie oprogramowania na stacji akwizycyjnej? UPS jest stosowany w celu zabezpieczenia danych (obrazów pacjentów) w bazie lokalnej, a nie do przeglądania ich. Pytanie nr 43 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 141: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie Pełna dokumentacja techniczna poszczególnych elementów? 78 Zamawiający rozumie to poprzez dostarczenie minimum dokumentacji zawierającej instrukcję obsługi do aparatu RTG i urządzeń dodatkowych oraz dokumentacji technicznej serwisowej do aparatu RTG (ścianka, generator, konsola itp.) Pytanie nr 44 Dotyczy Wzoru umowy, 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego paragrafu na następujący: Wykonawca zobowiązany jest usytuować sprzęt w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem planu sytuacyjnego, stanowiącym załącznik do oferty, o ile Zamawiający najpóźniej 7 dni od dnia zawarcia umowy nie przekaże Wykonawcy zastrzeżeń dotyczących usytuowania sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić propozycje Zamawiającego, pod warunkiem, że proponowane przez Zamawiającego usytuowanie sprzętu będzie możliwe pod względem technicznym oraz nie będzie pozostawało w sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z instrukcji producenta. W przypadku nie przekazania uwag obowiązuje projekt rozmieszczenia sprzętu załączony przez Wykonawcę do oferty.? Nie wyraża zgody Pytanie nr 45 Dotyczy Wzoru umowy, 7, pkt. 2a/: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: I sze - dwudniowe z obsługi aparatu i aplikacji. Rozpoczęcie szkolenia nastąpi w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej w terminie nie później niż 3 dni robocze po uruchomieniu sprzętu.? Pytanie nr 46 Dotyczy Wzoru umowy, 9, pkt. 2: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem kompletnej dokumentacji technicznej sprzętu? Pod pojęciem kompletnej dokumentacji technicznej sprzętu Zamawiający rozumie dostarczenie minimum dokumentacji zawierającej instrukcję obsługi do aparatu RTG i urządzeń dodatkowych oraz dokumentacji technicznej serwisowej do aparatu RTG (ścianka, generator, konsola itp.) Pytanie nr 47 Dotyczy Wzoru umowy, 10, pkt. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego punktu, ewentualnie na zmianę jego brzmienia na: Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w okresie gwarancji koszty poniesione za wykonanie badań pacjentów w innych jednostkach w dniach, w których sprzęt był nieczynny w związku z awarią, jeżeli naprawa gwarancyjna jest dłuższa niż 15 dni roboczych.? Nie wyraża zgody Pytanie nr 48 Dotyczy Wzoru umowy, 14, pkt. 1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na: w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu uruchomionego sprzętu - w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia, licząc od ceny brutto określonej w 3 ust. 1 lit. a) i b) umowy ale nie więcej niż 5% wartości umowy brutto? Nie wyraża zgody Pytanie nr 49 Dotyczy Wzoru umowy, 14, pkt. 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na: w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii sprzętu ( 10 ust. 1 lit. c) - w wysokości 0,2 % za każdy dzień 89 opóźnienia, licząc od ceny brutto określonej w 3 ust. 1 lit. a) i b) umowy ale nie więcej niż 5% wartości umowy brutto? Nie wyraża zgody Pytanie nr 50 Dotyczy Wzoru umowy, 14, pkt. 1c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na: w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do przeprowadzenia szkolenia - w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia, licząc od ceny brutto określonej w 3 ust. 1 lit. a) i b) umowy ale nie więcej niż 5% wartości umowy brutto? Nie wyraża zgody Pytanie nr 51 Dotyczy Wzoru umowy, 14, pkt. 1d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na: z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wartości brutto umowy? Nie wyraża zgody Pytanie nr 52 Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 141: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie Pełna dokumentacja techniczna poszczególnych elementów? Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 43 Pytanie nr 53 Dotyczy Wzoru umowy, 10, pkt. 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na: bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 17:00? Nie wyraża zgody Pytanie nr 54 Dotyczy SIWZ, Rozdział II, Ad. 2.3a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sterowni po przeciwnej stronie do proponowanej w SIWZ, a więc po stronie obecnej sterowni? Pozwoli to na wykorzystanie obecnych drzwi pomiędzy sterownią a korytarzem do swobodnego wchodzenia/wychodzenia ze sterowni również podczas wykonywania badań a także zwiększy komfort pacjentów, gdyż przez otwarte drzwi sterowni nie będzie widać pomieszczenia badań. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody to aktualne drzwi do sterowni powinny być zamurowane czy wymienione na drzwi ochronne? Zamawiający podaje, że usytuowanie sterowni pozostaje w tym samym miejscu. Wykonawca natomiast zobowiązany jest ulepszyć obecną sterownię (np. dokonać wymiany blatu, szyby ochronnej itp. w uzgodnieniu z użytkownikiem) w taki sposób, aby Pracownia RTG spełniała obowiązujące przepisy. Pytanie nr 55 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 2. Czy wymóg Zamawiającego należy rozumieć jako możliwość swobodnego podejścia personelu do blatu z jego czterech stron i bezpośredniego (tj. nie utrudnionego elementami konstrukcyjnymi, przewyższającymi poziom blatu) dostępu personelu do blatu? 910 Tak, natomiast wzmocnienia na krawędziach blatu mające zabezpieczyć blat przed uszkodzeniami nie są traktowane jako utrudnienia do swobodnego podejścia personelu do blatu Pytanie nr 56 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 7. Najniższe położenie blatu stołu od podłogi wynoszące 62 cm jest charakterystyczne dla konstrukcji wykorzystujących wzmacniacz obrazu RTG. Tylko aparaty zaprojektowane w poprzednim wieku posiadają ograniczenie funkcjonalne tego typu. Pragniemy zauważyć, że wszystkie aparatu zaprojektowane jako aparaty z cyfrowym panelem dynamicznym posiadają (niezależnie od producenta np. GE, MECALL, SIEMENS, TOSHIBA, SHIMADZU) możliwość obniżenie blatu do 50 cm od podłogi. Pozwala to na zapewnienie komfortu siadającego na blacie pacjenta i brak konieczności używania podnóżków co znacznie zwiększa funkcjonalność aparatu i umożliwia uniknąć kolizji z elementami wyposażenia. Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi punktację za zaoferowanie w tym punkcie rozwiązania funkcjonalniejszego i bezpieczniejszego od rozwiązania o funkcjonalności granicznej? Pytanie nr 57 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 20. W punkcie 19 Zamawiający promuje punktowo rozwiązania dla których odległość SID może być większa od 150 cm tj. takie w których powiększenie obrazu RTG i jego nieostrości są możliwie małe. Minimalizacje powiększenia obrazu i jego nieostrości jest jednak głównie otrzymywana przez minimalizację odległości pomiędzy blatem (pacjentem) a detektorem. Minimalizacja tej właśnie odległości pozwala bowiem dodatkowo ograniczyć dawkę promieniowania na jaką narażony jest pacjent i personel w czasie wykonywania badania. W trosce o ograniczenie tego właśnie zagrożenia wszystkie aparatu zaprojektowane jako aparaty z cyfrowym panelem dynamicznym posiadają (niezależnie od producenta np. GE, MECALL, SIEMENS, TOSHIBA, SHIMADZU) odległość blat detektor na poziomie nie przekraczającym 95 mm. Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi punktację za zaoferowanie w tym punkcie rozwiązania bezpieczniejszego od rozwiązania o funkcjonalności granicznej? Pytanie nr 58 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym ruchy opisane w rozdziale III Lampa rentgenowska, kolimator, miernik dawki tj. ruch obrotowy anody, silnikowa kolimacja i silnikowa zmiana poziomu filtracji oraz dodatkowo zmiana warstwy przy badaniach tomograficznych są wyłączone z wymagań Zamawiającego w tym punkcie?żaden z producentów nie zapewnia sterowania powyższymi ruchami z konsoli pulpitu znajdującego się przy ściance. Zapewne więc wyłączeniu z wymogu Zamawiającego tych właśnie ruchów służyć miało określenie bez lampy. Zamawiający nie widzi związku pytania z rozdziałem III Lampa rentgenowska, kolimator, miernik dawki, nie ma tam mowy o ruchach sterowanych z konsoli pulpitu Pytanie nr 59 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 23. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki określając prędkość zmiany ustawienia poziomego do pionowego w [s]? ścianki z Zamawiający potwierdza popełnienie pomyłki pisarskiej w opisie maksymalnej prędkość zmiany ustawienia ścianki z poziomego do pionowego i oczekuje podania jej w [ /s ] (tj. stopnie na sekundę) Pytanie nr 60 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt11 W punkcie 34 Zamawiający wymaga dostawy kratek o minimum dwóch różnych ogniskowych lub kratki o zmiennej ogniskowej. Czy w związku z tym w punkt 36 dotyczy automatycznej (motorowej) zmiany kratek przeciwrozproszeniowych (w przypadku zaoferowania dwóch kratek) lub ogniskowej kratki (w przypadku zaoferowania jednej kratki o zmiennej ogniskowej)? Zamawiający wymaga automatycznej (motorowej) zmiany kratek w przypadku zaoferowania dwóch kratek przeciwrozproszeniowych lub automatycznej zmiany ogniskowej w przypadku zaoferowania jednej kratki Pytanie nr 61 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 41. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg w przypadku zaoferowania przycisków nożnych do wyzwalania fluoroskopii i radiografii w gabinecie oraz przycisków: nożnego do wyzwalania fluoroskopii i ręcznego do wyzwalania radiografii w sterowni? Zgodnie z SIWZ Pytanie nr 62 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 111. Rozumiemy, że zamawiający oczekuje rejestracji opisanych obrazów i sekwencji w formacie DICOM? Zamawiający potwierdza pomyłkę pisarską i wyjaśnia, że oczekuje rejestracji opisanych obrazów i sekwencji w formacie DICOM Pytanie nr 63 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 128. Czy pod pojęciem monitor referencyjny zamawiający rozumie monitor umieszczony w Sali badań (na wózku)? Zamawiający wyjaśnia, że monitor referencyjny to monitor znajdujący się w Sali badań np. na wózku Pytanie nr 64 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 139. Zgodnie z obowiązującym prawem testy akceptacyjne wykonywane są przez uprawnionych przedstawicieli dostawcy i użytkownika. Czy w związku z tym wymóg Zamawiającego dotyczący dowolnej firmy posiadającej akredytację PCA należy rozumieć jako odnoszący się tylko do testów specjalistycznych? Tak Pytanie nr 65 Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 149. Czy opisywana w tym punkcie drukarka jest tą samą co urządzenie wymagane w punkcie 130, czy też Zamawiający ma na myśli dwa niezależne urządzenia? Zamawiający ma na myśli dwa niezależne urządzenia Pytanie nr 66 Czy Zamawiający oczekuje dostawy jakichkolwiek mebli do nowo wyposażanej pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganego w tym zakresie asortymentu. Szafki na akcesoria i fantomy oraz biurko pod stację lekarską. Sterownię wyposażyć (w uzgodnieniu z użytkownikiem) w biurko lub blat dla stanowiska operatora w składzie konsola generatora, pulpit sterowniczy, stacja akwizycyjna, klawiatura itp.) 1112 Pytanie nr 67 Dotyczy punktu IX.1.1 c SIWZ Dokumenty określone w punkcie IX.1.1 c nie są wymagane przepisami Ustawy z dnia r. o wyrobach medycznych w przypadku wyrobu, którego dane przeniesiono do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 Ustawy. Czy należy rozumieć, że w przypadku zaoferowania takiego wyrobu na Oferencie ciąży obowiązek załączenia dokumentu potwierdzającego przeniesienie danych wyrobu do odpowiedniej bazy? Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaoferowania takiego wyrobu na Oferencie ciąży obowiązek załączenia dokumentu potwierdzającego przeniesienie danych wyrobu do odpowiedniej bazy Pytanie nr 68 Dotyczy punktu IX.1.2 SIWZ Coraz częstszą praktyką jest załączanie do ofert przetargowych materiałów stworzonych przez oferentów jako materiały producenta co skutkuje wątpliwościami przy ocenie ofert oraz czasami jeszcze większymi problemami (łącznie z postępowaniami sądowymi) przy odbiorach już zainstalowanych urządzeń. Czy mając powyższe na uwadze, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do prawdziwości zadeklarowanych parametrów, Zamawiający będzie wymagał prezentacji tych parametrów w już zainstalowanych (w jednostkach służby zdrowia na terenie RP) urządzeniach w terminie np. 3 dni od daty powzięcia wątpliwości i poinformowania o tym fakcie danego Oferenta. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wykazał rodzaj dokumentów potwierdzających parametry, lecz w przypadku wątpliwości dotyczących potwierdzenia parametrów będzie żądał potwierdzenia od producenta. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ich zweryfikowania u danego producenta po zainstalowaniu aparatu. Pytanie nr 69 Dotyczy punktu VII.1.2 SIWZ Czy wymaganie zamawiającego odnosi się do realizacji na terenie RP? Opis wymagania zawarty w punkcie VIII.2.1 wskazuje na realizacje dostaw dla jednostek zarządzanych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Warunek określony przez Zamawiającego w pkt. VII ppkt. 1.2 SIWZ nie odnosi się do realizacji na terenie RP. Pytanie nr 70 Dotyczy Wzoru Umowy paragraf 4. Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem w którym możliwe będzie bezpieczne przechowanie dostarczonego sprzętu od momentu dostawy do momentu protokolarnego przekazania sprzętu Wykonawcy w celu jego instalacji i uruchomienia? Jeśli tak prosimy o wskazanie tego pomieszczenia. Tak, Zamawiający posiada. W zależności od gabarytów opakowań może to być wiata, poczekalnia przy Izbie Przyjęć, pomieszczenie w przyziemiu RTG. Zalecana wizja lokalna. Pytanie nr 71 Dotyczy Rozdział II punkt Ad2 3a SIWZ Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje dostawy nowej szyby ochronnej (a jeśli tak o określenie jej min. wymiarów) oraz o podanie wymiarów i ilości drzwi, których dostawy i instalacji wymaga? Zamawiający oczekuje dostawy nowej szyby ochronnej o wymiarach min. 40 x 80 cm i zamontowania jej w miejsce mniejszej szyby ochronnej w ściance bocznej sterowni. Większa szyba ochronna oraz drzwi ochronne w sterowni mogą zostać pod warunkiem spełnienia wymagań ochrony radiologicznej w odniesieniu do zaoferowanego aparatu. Pytanie nr 72 1213 Dotyczy punktu 33 załącznika nr 5 do formularza oferty W punkcie 33 wymagana jest możliwość zmiany grubości warstwy dla tomografii nie mniej niż od 0 do 30 cm. Warstwy tomograficzne mają zwykle mniejszą grubość więc wymóg zapewne odnosi się do wysokości warstwy a nie jej grubości? Jak w pkt. 21. Zamawiający potwierdza, że zapis ten odnosi się do wysokości warstwy a nie jej grubości Pytanie nr 73 Dotyczy załącznika nr 5 do formularza oferty Czy pod pojęciem programy anatomiczne Zamawiający rozumie zestaw parametrów przechowywanych w pamięci urządzenia zawierających co najmniej dane o wstępnie zaprogramowanych parametrach ekspozycji i systemu obrazowego dla danego badania? Tak jeśli pytanie dotyczy programów anatomicznych o których mowa w opisie generatora rozdział II pkt 67 Pytanie nr 74 Dotyczy punktu 90 załącznika nr 5 do formularza oferty Czy Zamawiający dopuści symulator halogenowy spełniający wszystkie wymogi obowiązującego prawa. Określanie technologii LED jako jedynej mogącej być zaoferowanej nie wnosi żadnych cech funkcjonalnych i stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie zgadza się z uzasadnieniem Oferenta, technologia LED jest już powszechnie dostępna w nowoczesnej aparaturze RTG i jest mniej podatna na uszkodzenia a żywotność źródeł LED jest wielokrotnie wyższa. Technologia LED jest starą technologią. Pytanie nr 75 Dotyczy punktu 116 załącznika nr 5 do formularza oferty Czy wymóg zamawiającego oznacza, że 5 pkt. otrzyma oferta w której Oferent zadeklaruje, że wszystkie tekstowe oznaczenia, opisy, listy itp. wyświetlane w czasie obsługi stacji akwizycyjnej będą w j. polskim? Zamawiający wyjaśnia, że punktować będzie zaoferowanie posiadania minimum programów anatomicznych w j. polskim Pytanie nr 76 Dotyczy: 146. Stanowisko typu robot do wypalania płyt CD/DVD dla pacjenta z pojemnikiem na min 10 płyt umożliwiający wydruk etykiet na płycie wraz z podłączeniem stanowiska do istniejącego u Zamawiającego systemu RIS/PACS z możliwością nagrania dowolnego badania z systemu PACS wraz z przeglądarką DICOM. Czy Zamawiający będzie wymagał aby robot do wypalania płyt CD/DVD posiadał 2 magazynki na 50 płyt czystych każdy oraz jeden magazynek na 50 płyt wypalonych? Czy Zamawiający będzie wymagał aby istniała możliwość sterowania (wydania polecenia nagrania płyty) z każdego komputera pracującego w systemie RIS? Zamawiający wymaga aby robot posiadał 2 magazynki na płyty czyste cd i dvd min 10 płyt każdy, oraz jeden magazynek na płyty nagrane. Tak zamawiający wymaga aby można było zlecić nagranie płyty z dowolnego stanowiska w systemie RIS. Pytanie nr 77 VII Stacja lekarska diagnostyczna Czy Zamawiający będzie wymagał aby stacja diagnostyczna była częścią posiadanego systemu RIS/PACS oraz była przeprowadzona tzw. integracja desktopowa oprogramowania stacji diagnostycznej oraz systemu RIS(tzn aby kliknięcie zdjęcia powodowało jednoczesne otwarcie okna opisu badania?) 1314 Zamawiający przez Połączenie do posiadanego systemu PACS i RIS w przypadku Stacji Lekarskiej Diagnostycznej rozumie przeprowadzenie tzw. Integracji desktopowej. Pytanie nr 78 VII Stacja lekarska diagnostyczna Czy Zamawiający będzie wymagał aby oprogramowanie stacji lekarskiej miała identyczny interfejs jak posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie systemu dystrybucji obrazów? Zamawiający nie wymaga aby interfejs oprogramowania Stacji Lekarskiej Diagnostycznej był identyczny jak posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie. Wymaga natomiast aby oprogramowanie było zgodne z pracującym u zamawiającego systemem RIS/PACS i z nim zintegrowane. Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. Z poważaniem 14 Podobne dokumenty
AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do Bardziej szczegółowo Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej
Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji
Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
.. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym Bardziej szczegółowo Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL
Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL Aparat typu KALOS firmy MECALL to najprawdopodobniej najbardziej zaawansowany aparat RTG do radiografii na rynku. Pomimo tradycyjnej architektury aparatu Bardziej szczegółowo Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.
Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i Bardziej szczegółowo Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w Bardziej szczegółowo Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych
Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga: Bardziej szczegółowo Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP Znak sprawy: SZP/380/27/2013 Łańcut dnia 09.07.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy: przetargu Bardziej szczegółowo Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.
Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Drezdenko, dnia 23 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę kompletnego cyfrowego systemu do Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej
Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Bardziej szczegółowo Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l
1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii Bardziej szczegółowo GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ
Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu
ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014 Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15 Bardziej szczegółowo Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Przedmiot postępowania: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej
SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Bardziej szczegółowo wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )
Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa
Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Bardziej szczegółowo Sprawa nr ZP-271-42/15 Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOT PRZETARGU: CYFROWY WIELOZADANIOWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO PRODUCENT: MODEL: TYP: ROK PRODUKCJI: 2015 Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Bardziej szczegółowo SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU
Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres Bardziej szczegółowo Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ
90-557 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) 637-20-47 Sekretariat tel.: (0-42) 637-64-50 Fax: (0-42) 637-13-73 http://www.zozlodzpolesie.eu e-mail: sekretariat@zozpolesie.nazwa.pl Łódź, dnia 19.08.2015r. Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii
Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu Bardziej szczegółowo GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul.
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 6 listopada 2014 r. Wszyscy Wykonawcy, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium Bardziej szczegółowo Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.
Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Bardziej szczegółowo Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia
Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms) Bardziej szczegółowo DOSTAWA ANALOGOWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO KOSTNO-PŁUCNEGO Z KOLUMNĄ JEZDNĄ
Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA FORMULARZ OFERTOWY Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY UWAGA: (Wypełnia w całości i podpisuje WYKONAWCA) NAZWA WYKONAWCY:...... Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 EIC ISO 27001:2005 HACCP Dział Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg
Wrocław, dnia 1.08.2014r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg w związku z realizacją projektu: Cyfrowa diagnostyka obrazowa- innowacyjne rozwiązania w firmie MEDIX współfinansowanego Bardziej szczegółowo Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].
KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY : Centrala (048) 332-45-00 Izba Przyjęć (048) 332-23-06 Fax (048) 332-15-08 Bardziej szczegółowo NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ul. Dabrowa 6 A 95-050 Konstantynów Łódzki (nazwa Beneficjenta) Łódź dnia 12 grudnia 2012r.. 727-23-60-495 (NIP) 472002200 (REGON) Wzrost konkurencyjności Firmy. dzięki wprowadzeniu innowacyjnych metod Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres Bardziej szczegółowo Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA
Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PAKIET 1) I. APARAT CYFROWY OGÓLNODIAGNOSTYCZNY, DWUSTANISKOWY. APARAT DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z GENERATORA RTG, LAMPY RTG, STOŁU PACJENTA Z WBUDOWANYM Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015
Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo str Załącznik nr 3 do SIWZ Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca) Wartość wymagana
Załącznik nr 3 do SIWZ Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C Lp. Minimalne parametry i warunki bezwzględnie wymagane Wartość wymagana Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca) I. Przewoźny Bardziej szczegółowo Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :
Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu Bardziej szczegółowo Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.
Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład Bardziej szczegółowo Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku
Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów Bardziej szczegółowo Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie
Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo MCLChPiG -Gr.IVA/1/PN/2016 Otwock, dn r.
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12 Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
Warszawa, dn. 06 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę i instalację 15 mammografów analogowych wraz z deinstalacją posiadanych Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ
Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo SZP-2910-14(41/ZP/11)-
SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo Optymalizacja w radiologii zabiegowej
8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA Bardziej szczegółowo Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.
WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, Bardziej szczegółowo Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY
Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY CLISIS ACCESS jest przechylną (90 /20 ) ścianką, o konstrukcji umożliwiającej ograniczenie Bardziej szczegółowo POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl psse.bielskobiala@pis.gov.pl Bardziej szczegółowo ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY
Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie Bardziej szczegółowo ... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:
... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt., Bardziej szczegółowo SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych
D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy! Bardziej szczegółowo Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 8/2016
Strona internetowa Elbląg, 2016-03-31 Znak sprawy 8/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu cyfrowego Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia
Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania Bardziej szczegółowo Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne Bardziej szczegółowo Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna Analogowy aparat RTG do zdjęć i prześwietleń GENERATOR RTG 1. Częstotliwość generatora HF 30 khz 2. Moc generatora 50kW 3. Zakres napięć (radiografia) minimalne napięcie 40 kv maksymalne Bardziej szczegółowo dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Bardziej szczegółowo Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18
SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl. Bardziej szczegółowo SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.1/2015. Chorzów, dnia 11.05.2015r. Szanowni Wykonawcy
SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks Bardziej szczegółowo Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/17/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa mikroskopu pomiarowego 3D z głowicą konfokalną do analizy mikrostruktury i topografii powierzchni Bardziej szczegółowo DZP-BZ-271-194/2013 Załącznik nr 1a do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i uruchomienie stołu do biopsji stereotaktycznej Uwagi i objaśnienia: - Parametry określone jako tak są Bardziej szczegółowo Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8
SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.: Bardziej szczegółowo wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Poznań, dnia 23-12-2013 m EZ/350/114/2013/ 1544 wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ MEDYCZNYCH przetarg Bardziej szczegółowo Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy
SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP Bardziej szczegółowo L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE
ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf
Nazwa... Typ... Kraj pochodzenia... Producent... ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf Załącznik nr 4 Informacja o spełnianiu wymogów obowiązującego porządku prawnego w zakresie Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU
Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny Bardziej szczegółowo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2
Kraków, [ 16 marca ]2016 Zestaw pytań nr 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 4/16, pod nazwą: dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Lidzbark Warmiński 15.12.2009r Wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝyli oferty OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki
Maków Mazowiecki 30.11.2016 Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Znak sprawy: 23/2016 Prosimy o udzielenie Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE DO SIWZ Z WYJAŚNIENIEM
Warszawa, dn. 11.06.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 24 zestawów multimedialnych dla 24 szkół uczestniczących w projekcie Szukając Einsteina Akademia Umysłów Bardziej szczegółowo Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Ogłoszenie dodatkowych, informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Sekcja I: Instytucja Bardziej szczegółowo Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Warszawa, 04 sierpnia 2009 r Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. Ul. 28 Czerwca 19S6 r. nr 19 61-485 POZNAŃ fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy Bardziej szczegółowo 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak
Dęblin, dnia 30 kwietnia 2010 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659 Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 38
 art. 64
 art.38
 art. 38
 art. 38
 art. 38