Source: http://www.atago.net/USA_es/products_pen.php
Timestamp: 2018-01-21 20:17:05+00:00

Document:
ATAGO U.S.A.,Inc. - Español - Productos / Digital Hand-held "PEN" Refractometer - Refractómetros, Polarímetros, sacarimetros, Brix metro, ph metro, Salinómetro
Refractómetro Digital de Mano "Pen"
Nuevo método de medida contínua para expandir su actual método
Liviano y compacto (100g) el PEN-PRO está diseñado para hacer mediciones fácilmente sosteniéndolo con una sola mano. La clase de Protección del PEN es IP65 (Area de muestreo IP67). Usted puede limpiar la muestra con tan solo poner el área de muestreo bajo el grifo del agua. El diseño permite al usuario limpiar fácilmente la muestra.
La función de Compensación Automática de Temperatura del PEN le permite que tome las lecturas sin tener en cuenta la temperatura ambiente. Nueva característica revolucionaria ELI*
El PEN viene con un estuche exclusivo. Guarde el PEN apropiadamente para evitar que se dañe o se pierda.
Refractómetro Digital de Mano PEN-PRO
El PEN-PRO tiene un amplio rango de medida ( 0.0 a 85.0% Brix), lo cual permite que éste modelo se pueda usar para medir casi cualquier tipo de muestra. Hay dos maneras de usar el PEN-PRO : coloque el extremo de la unidad en la muestra y presione START, o presione el botón START y coloque el extremo de la unidad en la muestra.
Modelo PEN-PRO Número de Catálogo 3730
Rango de Medida Brix 0.0 a 85.0% Resolución Brix 0.1 %
Exactitud de Medida Brix± 0.2% Temperatura Ambiente 10 a 40°C
Temperatura de la Muestra 10 a 100°C ( Compensación Automática de Temperatura ) Volumen de la Muestra 0.3 ml
Clase de protección internacional IP65 Protección al polvo y chorros de agua.
Fuente de Poder 1 Batería Alcalina tipo AAA Dimensiones y Peso 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm,70g
Tiempo de Medición 2 segundos
Opcional * Calibration Certificate : Contact an ATAGO representative for details.
Modelo PEN-RI Número de Catálogo 3733
Temperatura 10 a 100℃ Resolución Índice de Refracción
Exactitud de Medida Índice de Refracción
Temperatura ±1℃ Temperatura de la Muestra 10 a 100°C
Temperatura Ambiente 10 a 40°C Fuente de Poder 1 Batería Alcalina tipo AAA
Tiempo de Medición 2 segundos Dimensiones y Peso 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g
Registro de Diseño No. ZL200830008615.4 ( China ), D127363 ( Taiwán ) Patent pending in all other countries around the world.
Refractómetro Digital de Mano "PEN" para medir Salinidad, PEN-SW(W)
El refractómetro PEN-SW(W) es adecuado para medir la concentración de sal en agua.
La unidad de medición es en g/100g.
Modelo PEN-SW(W) Cat.No. 3756
Rango de Medición Salinidad (g/100g) : 0.0 a 28.0%
(Compensación Automática de Temperatura) Resolución	 Salinidad (g/100g) : 0.1%
Exactitud de la Medición	 Salinidad (g/100g) : ±0.2% Rango de Compensación de Temperatur 10 a 40°C
Temperatura Ambiente 10 a 40°C Possible temperature immersion 10 a 100℃
Fuente de Poder 1 Batería Alcalina tipo AAA Battery Life About 8,000 measurements with new alkaline batteries.
Dimensiones y Peso 16(v)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g
Opcional • Cinta para colgar : RE-39410
Refractómetro Digital de Mano "PEN" para medir Salinidad, PEN-SW(WV)
El refractómetro PEN-SW(WV) es adecuado para medir la concentración de sal en agua.
La unidad de medición es en g/100ml.
Modelo PEN-SW(WV) Cat.No. 3757
Rango de Medición Salinidad (g/100ml) : 0.0 a 33.0%
(Compensación Automática de Temperatura) Resolución	 Salinidad (g/100ml) : 0.1%
Exactitud de la Medición	 Salinidad (g/100ml) : ±0.2% Rango de Compensación de Temperatur 10 a 40°C
Modelo PEN-SW(Baume) Cat.No. 3765
Rango de Medición Salinidad (Baume) : 0.0 a 25.7°
(Compensación Automática de Temperatura) Resolución	 Salinidad (Baume) : 0.1%
Exactitud de la Medición	 Salinidad (Baume) : ±0.2% Rango de Compensación de Temperatur 10 a 40°C
Refractómetro Digital de Mano "PEN" Alcohol Etílico, PEN-Ethanol(V)
El refractómetro "PEN-Ethanol (V)" es adecuado para medir la concentración de alcohol Etílico.
La unidad de medición es en ml/100ml.
Modelo PEN-Ethanol(V) Cat.No. 3754
Rango de Medición Alcohol Etílico (ml/100ml) : 0.0 a 53.0%
(Compensación Automática de Temperatura) Resolución	 Alcohol Etílico (ml/100ml) : 0.5%
Exactitud de la Medición	 Alcohol Etílico (ml/100ml) : ±1.0% Rango de Compensación de Temperatur 5 a 30°C
Temperatura Ambiente 5 a 30°C Possible temperature immersion 10 a 100℃
Refractómetro Digital de Mano "PEN" Alcohol Etílico, PEN-Ethanol(W)
El refractómetro "PEN-Ethanol (W)" es adecuado para medir la concentración de alcohol Etílico.
Modelo PEN-Ethanol(W) Cat.No. 3755
Rango de Medición Alcohol Etílico (g/100g) : 0.0 a 45.0%
(Compensación Automática de Temperatura) Resolución	 Alcohol Etílico (g/100g) : 0.5%
Exactitud de la Medición	 Alcohol Etílico (g/100g) : ±1.0% Rango de Compensación de Temperatur 10 a 35°C
Temperatura Ambiente 10 a 35°C Possible temperature immersion 10 a 100℃
Modelo PEN-Dried Fruit Moisture Cat.No. 3758
Rango de Medición Moisture : (100-Brix) : 15.0～100.0% Resolución	 Honey Moisture : (100-Brix) : 0.1%
Exactitud de la Medición	 Honey Moisture(100-Brix) : ±0.2% Rango de Compensación de Temperatur 10 a 100℃

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución	
 Resolución	
 Resolución	
 Resolución	
 Resolución	
 Resolución