Source: http://cromlab.es/COL_LC_ThermoFisher_AccuCore.htm
Timestamp: 2018-09-20 00:46:59+00:00

Document:
Columnas ThermoFisher AccuCore™
Columnas Thermo Scientific AccuCore™
Las Columnas de Núcleo Sólido AccuCore™ se basan en un NUEVO concepto de Tecnología CET (Core Enhanced Technology) de 2.6mm.
Partículas de Núcleo Sólido: las partículas de 2.6mm de Núcleo Sólido producen separaciones de Alta Resolución y Velocidad sin contrapresiones Excesivas
Proceso de Empaquetado Automático: asegura que todas las columnas se empaquen con la máxima calidad y reproducibilidad
Control Estricto de la Partícula: optimiza la calidad cromatográfica de la columna
Químicas Avanzadas: permiten fases robustas de alto rendimiento
El Nuevo Concepto CET (Core Enhanced Technology)
Obtenga las máximas prestaciones cromatográficas sin las restricciones impuestas por la instrumentación más moderna Thermo Scientific ha desarrollado las nuevas columnas para HPLC AccuCore™ basadas en un NUEVO concepto de Tecnología CET (Core Enhanced Technology) de 2.6 mm...
La tecnología desarrollada en AccuCore™, ofrece prestaciones fuera del alcance de otras fases peliculares...
Partículas CET Control Partícula Quimica de Enlace Empacado Automático
Separaciones Rápidas l l l l
Capacidad Elevada l l l l
Mayor Sensibilidad l l l l
Menor Presión l l l
Capacidad de Carga l l l
Reproducibilidad l l l
Mayor Vida Útil l l l l
Amplia Selectividad l
Evolución de la Partícula
En la búsqueda de separaciones mejores y más rápidas el tamaño y forma de la partícula ha evolucionado durante décadas desde la invención de HPLC. Los materiales de relleno han evolucionado desde partículas peliculares irregulares grandes hasta partículas esféricas totalmente porosas con diámetros menores de 2mm.La tecnología CET (Core Enhanced Technology) ha vuelto a revolucionar la técnica: estas partículas no son totalmente porosas, sino que tienen un núcleo sólido y una capa externa porosa.
La Tecnología CET ofrece las ventajas asociadas con las partículas de menos de 2mm -separaciones rápidas de alta resolución- sin las altas contrapresiones requeridas por esta clase de fases.
Teoría de la Cromatografía RÁPIDA
Las curvas de Van Deemter y cinéticas muestran la importancia del diámetro y tipo de partícula en la eficacia cromatográfica. Las mayores eficacias y la menor velocidad de pérdida de eficacia al incrementar el caudal se encuentran en las partículas de menor diámetro y en las de tipo CET.
En la Curva de Van Deemter se observa que la altura del plato (H) alcanza un mínimo (máxima eficacia) a una velocidad óptima de fase móvil y disminuye al aumentar la velocidad. En este gráfico cinético la eficacia (N) disminuye en función del tiempo decreciente de generación de platos(t0/N) – donde t0 es el tiempo de retención de un soluto no retenido- e inversamente proporcional al caudal. Se indica le eficacia óptima (Nopt). La ecuación general cromatográfica muestra que la resolución es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la eficacia. Esto significa que con partículas de tecnología CET y diámetros pequeños, pueden usarse caudales relativamente altos manteniendo las eficacias necesarias para buenas separaciones.
Cómo Funciona la Tecnología CET
Los dos factores que afectan fuertemente a la eficacia cromatográfica son la transferencia de masas y la difusión turbulenta, los términos C y A de la ecuación de Van Deemter
La resistencia a la transferencia de masa se minimiza por el diseño sólido del núcleo de las partículas CET puesto que los caminos de difusión de los solutos están limitados por el espesor de la capa porosa externa.
El estricto control del diámetro de las partículas CET y el empacado automatizado de las columnas AccuCore generan un lecho denso y uniformemente empacado que minimiza la difusión turbulenta.
Más Rápidas que las columnas de 5 y 3mm...
Con las columnas de HPLC AccuCore™ se consiguen separaciones excelentes en tiempos más cortos. Los ejemplos muestran como, aumentando el caudal se mantiene la eficacia y, en consecuencia, la resolución, mientras que el tiempo de análisis se reduce 3 veces y los costes de solvente 7 veces.
AccuCore RP-MS, 2.6mm
100x2.1mm
GOLD, 3mm
GOLD, 5mm
150x4.6mm
Resolución (Par Crítico) 2.50 1.96 1.64 2.64
Análisis min. (incluye equilibrado) 6.00 7.00 11.50 17.00
...y, si necesita mayor velocidad, ¡columnas cortas!
El poder de separación de las columnas para HPLC Accucore™ permite el uso de dimensiones más cortas manteniendo una resolución aceptable, aumentando la capacidad analítica y reduciendo todavía más los costes analíticos
Accucore RP-MS, 2.6μm, 50 x 2.1mm
Accucore RP-MS, 2.6μm, 100 x 2.1mm
Resolución (Par Crítico) 1.51 2.50
Análisis min. (incluye equilibrado) 3.00 6.00
Mayor Capacidad de Pico que en columnas de 3 y 5 mm
Como alternativa a la velocidad la elevada Resolución de las columnas para HPLC Accucore™ permite la separación de mezclas complejas por su elevada Capacidad de Pico. (A mayor capacidad de pico, más analitos pueden identificarse por análisis)
Mayor Sensibilidad que en columnas de 3 y 5 mm
Según la fórmula, los picos más estrechos y altos obtenidos con columnas para HPLC Accucore™ resultan en una mayor relación señal/ruido (S/N) y, en consecuencia, mayor sensibilidad.
S/N (6-sigma) para Monuron
D Sensibilidad
Accucore 2.6μm, 100 x 2.1mm 399 136%
Hypersil GOLD 3μm, 100 x 2.1mm 368 117%
Hypersil GOLD 5μm, 100 x 2.1mm 169 -
Prestaciones Equivalentes a columnas de UHPLC con menor contrapresión
Con el diseño de núcleo sólido CET, distribución estrecha de tamaño de partícula y empacado uniforme del lecho las columnas para HPLC Accucore™ tienen prácticamente las prestaciones equivalentes a las de columnas de UHPLC con partículas sub-2μm, y generan una fracción de la pérdida de carga. NO ES NECESARIO UN EQUIPO UHPLC.
Accucore RP-MS 2.6μm, 100 x 2.1mm
Hypersil GOLD 1.9μm, 100 x 2.1mm
Resolución (Par Crítico) 3.72 4.20
Análisis min. (incluye equilibrado) 3.50 3.50
Presión Máx. (bar) 171 338
Una de las limitaciones de las columnas con partículas de núcleo sólido ha sido una cierta limitación en la capacidad de carga. Las columnas para HPLC Accucore™ con tecnología CET, no sufren este inconveniente y permiten la determinación de analitos en un amplio rango de concentraciones.
Rápida Transferencia de Métodos
Sólo son necesarios tres breves pasos:
Ajustar el Caudal. Mantener la velocidad lineal constante entre el método original y el nuevo, considerando el tamaño de partícula y la geometría.
Ajustar el Volumen de Inyección. Mantener la relación de volumen de inyección y volumen de columna constante.
Ajustar el Perfil del Gradiente. Mantener el número de volúmenes de columna constante en cada segmento de gradiente.
Columnas de Larga Vida Útil
Para que una columna tenga una gran vida útil se necesita la Estabilidad Mecánica de la Fase y una Química estable: las columnas para HPLC Accucore™ con tecnología CET, gracias al control riguroso control de la partícula y del proceso de empacado poseen una excelente estabilidad mecánica. Su avanzada química de enlace crea fases robustas altamente resistentes a los efectos del pH y temperatura.
Cromatografía Reproducible
Solo puede conseguirse una cromatografía reproducible con un estricto control de las características Químicas y Físicas de la Fase.
Test de Tanaka para las Propiedades de la Fase Propiedades SiO2 Propiedades Fase Hidrofobicidad Secundarias Ácidas HILIC
Retención HILIC
A. Superficial % Carbono Ret. Hidrofóbica Bases Ácidos
T. Poro Sel. Hidrofóbica Quelación IC pH 2.7
T. Partícula Sel. Estérica IC pH 7.6
D. Partícula Enlace H2
Test Columna para las Propiedades Cromatográficas
Retención Capacidad Eficacia Asimetría Contrapresión
Caracterización de la Sílice: Tamaño de Partícula y Distribución
El control estricto de la clasificación de partículas asegura que se consigue una estrecha distribución de tamaños alrededor del tamaño objetivo, consideración muy importante para una eficacia cromatográfica consistente. En cada lote de sílice AccuCore CET fabricado se comprueba el tamaño y distribución de partículas por nefelometría láser.
Tamaño de Poro y Área Superficial
El control estricto del tamaño del poro y del área superficial son elementos clave para asegurar una carga de carbono y unas propiedades retentivas consistentes de la fase cromatográfica. Cada lote de sílice AccuCore CET pasa un control de tamaño de poro y área superficial mediante porosimetría con Nitrógeno Líquido. Las columnas AccuCore CET se basan en sílice ultrapura de 80Å y un gran área superficial. Esta mayor superficie en comparación con materiales más convencionales de 200 m2/g permite el análisis de una gama de analitos más hidrofóbicos y asegura una mayor capacidad de carga.
Carga de Carbono y Recubrimiento Superficial
La retención hidrofóbica de una fase estacionaria depende directamente con la carga de carbono de la sílice. Un control preciso del porcentaje de carbono resulta, pues, crucial para asegurar tiempos de retención consistentes. Las columnas AccuCore CET están densamente enlazadas y con doble bloqueo para minimizar el número de silanoles residuales libres. En cada lote de fase se determina el porcentaje de carbono mediante un Analizador de Carbono Total.
Tests Cromatográficos
Las características de retención de un material de fase reversa pueden dividirse en interacciones hidrofóbicas que incluyen la medida de la hidrofobicidad del ligando y su densidad, selectividad estérica e interacciones secundarias como la actividad de los silanoles y metales superficiales. El impacto de la interacción entre los silanoles y los analitos depende del pH de la fase móvil: los silanoles de la superficie de la sílice pueden causar enlaces de hidrógeno y los silanoles disociados pueden intercambiar iones con bases protonadas.
Para asegurar separaciones consistentes y predecibles las fases AccuCore CET se caracterizan ampliamente con unos tests de diagnóstico basaos en los desarrollados por Tanaka que miden la hidrofobicidad, la selectividad estérica y las interacciones secundarias con bases, ácidos y quelantes.
Interacciones Hidrofóbicas: Retención Hidrofóbica (HR)
La primera interacción hidrofóbica que se mide es la Retención Hidrofóbica (HR). El factor de capacidad k de un hidrocarburo neutro como el pentilbenceno indica la hidrofobicidad de la fase estacionaria y, consiguientemente, una medida de la carga de carbono de la sílice.
Interacciones Hidrofóbicas: Selectividad Hidrofóbica (HS)
La segunda medida de interacción hidrofóbica es la Selectividad Hidrofóbica (HS). El factor de selectividad entre el pentilbenceno y el butilbenceno indica una medida del recubrimiento de la fase: estos dos alquilbencenos difieren únicamente por un grupo metilénico y su selectividad depende de la densidad del ligando.
Interacciones Hidrofóbicas: Selectividad Estérica (SS)
El test se basa en la relación de K entre o-Terfenilo y el Trifenileno. Ambos compuestos tienen el mismo tamaño molecular pero difieren fuertemente en su disposición espacial: el Trifenileno es planar y el o-Terfenilo presenta un anillo fuera del plano. En general las columnas de enlace polimérico muestran un mayor grado de electividad estérica que sus equivalentes de enlace monomérico
Interacciones Hidrofóbicas: Enlace de Hidrógeno (HBC)
La capacidad de crear enlaces de hidrógeno (HBC) de la fase estacionaria se mide determinando el factor de selectividad entre la cafeína y el fenol que indica el número de grupos silanoles libres y el nivel de bloqueo (End Capping). Un valor bajo indica un bajo nivel de silanoles disponibles para crear enlaces de hidrógeno y la robustez del bloqueo.
Interacciones Secundarias: Actividad frente a Compuestos Básicos (BA)
La presencia de silanoles disociados a pH>7 provoca mediocres formas de pico de compuestos básicos protonados como la amitriptilina. Las interacciones secundarias de intercambio iónico y las causadas por los silanoles pueden causar cambios en los tiempos de retención y picos asimétricos así que el factor de capacidad y el valor de la asimetría del pico de la amitriptilina son indicativas de la prestación general de la columna. Para este compuesto las columnas AccuCore CET muestran una excelente forma de pico indicando una sílice altamente desactivada.
Interacciones Secundarias: Compuestos Quelantes (C)
Las interacciones superficiales con los metales presentes en la sílice pueden provocar cambios en la selectividad o en la forma de pico de los compuestos quelantes como la quinizarina: cambios en el factor de capacidad y el valor de la asimetría del pico indican interacciones secundarias con las impurezas metálicas de la sílice. La excelente forma de pico de las columnas AccuCore CET muestran un contenido excepcionalmente bajo de iones metálicos.
Interacciones Secundarias: Capacidad de Intercambio Iónico a pH 7.6 (IEXC7.6)
El factor de selectividad entre la bencilamina y el fenol indica la actividad total de los silanoles de la sílice. A pH>7 los silanoles están disociados y se suman a los sitios de intercambio iónico para modificar la retención de la bencilamina.
Interacción Secundarias: Interacciones con Compuestos Ácidos (AI)
La inercia de la fase estacionaria frente los compuestos ácidos resulta muy importante puesto que estas especies pueden resultar adsorbidas en los materiales de fase reversa. El factor de capacidad y el valor de la asimetría del pico del ácido clorocinnámico indican la actividad de la fase frente a compuestos ácidos. Para este compuesto las columnas AccuCore CET muestran una excelente forma de pico indicando un alto grado de inercia frente a compuestos ácidos.
Interacción Secundarias: Capacidad de Intercambio Iónico a pH 2.7 (IEXC2.7)
Tanaka ha mostrado que la retención de aminas protonadas a pH<3 puede ser indicativo de la medida de los sitios de intercambio iónico en la superficie de la sílice. A este pH los grupos silanoles (Si-OH) no están disociados y no contribuyen a la retención de aminas protonadas, pero los silanoles libres ácidos en su forma disociada (Si-O-) si pueden interaccionar. El factor de selectividad entre el fenol y la bencilamina a pH 2.7 es indicativo de la contribución de los silanoles libres a los cambios de retención.
TEST RP-MS C18 aQ PFP Fenil-Hexil Hilic
Sílice Distribución y Tamaño Partícula SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Poro y Área Superficial Partícula SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Química Carga de Carbono SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Cromatográfico Retención Hidrofóbica SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Selectividad Hidrofóbica SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Selectividad Estérica SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Capacidad Enlace de Hidrógeno SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Actividad con Compuestos Básicos SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Capacidad Intercambio Iónico pH7.6 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Actividad con Compuestos Ácidos SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Capacidad Intercambio Iónico pH2.7 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Test de Intercambio Aniónico SÍ
Test de Fase Normal
Retención y Selectividad HILIC SÍ
Empacado de Columna Test Empacado Fase Reversa SÍ SÍ SÍ SÍ
Test Empacado Fase Normal SÍ
Test Empacado Fase HILIC SÍ
Especificaciones de las Fases
FASE Partícula mm Poro Å A. Sup. m2/g pH %C Bloqueo USP
RP-MS 2.6 80 - 2-9 7 SÍ L1
C18 2.6 80 - 1-11 9 Si L1
C8 2.6 80 - 2-9 5 Sí L7
aQ 2.6 80 - 2-9 9 Polar L1
Polar Premium 2.6 80 - 1.5-10 8 Polar L60
Fenil-Hexil 2.6 80 - 2-8 5 SÍ L11
PFP 2.6 80 - 2-8 5 SÍ L43
Phenyl-X 2.6 80 - 2-8 6 Sí -
C30 2.6 150 - 2-8 5 Sí L62
HILIC 2.6 80 - 2-8 - - L3
Urea-HILIC 2.6 80 - 2-8 - - -
150-C18 2.6 150 - 1-11 7 Sí L1
150-C4 2.6 150 - 2-9 2 Sí L26
150-Amide-HILIC 2.6 150 - 2-8 - - -
XL-C18 4.0 80 - 1-11 7 Sí L1
XL-C8 4.0 80 - 2-9 4 Sí L7
Publicaciones disponibles en AccuCore™
Thermo Scientific Accucore HPLC Columns Technical Guide.
Ultimate Core Performance to Maximize Your Investment Thermo Scientific Accucore HPLC Columns Technical Overview Comparison of Solid Core HPLC Column Performance Comparison of the Chromatographic Resolution of Solid Core 4 μm and Fully Porous 3 μm and 5 μm Columns What Pressure to Expect from the Thermo Scientific Accucore HPLC Columns? Assessment of the Stability of 4 µm Solid Core Particles for the Analysis of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs Selectivity Choices in RP Fast LC
Guía Técnica, 7.4Mb
Guía Técnica, 715Kb Nota Técnica, 685Kb Nota Técnica, 993Kb Nota Técnica, 590Kb Nota Técnica, 610Kb Nota Técnica, 1.6Mb
Aplicaciones disponibles en AccuCore™ Columna Categoría
Analysis of Azo Dyes Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column. RP-MS Alimentación
Analysis of B-agonists Using a Core Enhanced Technology Accucore Phenyl-Hexyl HPLC Column Phenyl-Hexyl Alimentación
Analysis of Melamine and Cyanuric Acid Using a Core Enhanced Technology Accucore HILIC HPLC Column HILIC Alimentación
Analysis of Sulphonamides Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column C18 Alimentación
Comparative Analysis of Cooking Oils Using a Solid Core HPLC Column C30 Alimentación
Determination of Catechins and Phenolic Acids in Red Wine by SPE and HPLC PFP Alimentación
Determination of 24 Pesticide Residues in Red Wine Using a QuEChERS and LC-MSMS Detection aQ Alimentación
Determination of Melamine in Powdered Milk by LC-MS/MS Using a Core Enhanced Technology Solid Core HPLC Column HILIC Alimentación
Fast Analysis of Coffee Bean Extracts Using a Solid Core HPLC Column RP-MS Alimentación
Separation of a Mixture of Vitamin K Isomers Using a Solid Core C30 HPLC Column at Sub-ambient Temperature C30 Alimentación
Separation of Curcuminoids from Turmeric – Comparison of Polar Embedded and C18 Solid HPLC Core Columns POLAR-Premium Alimentación
LC-MS/MS Method for the Rapid Analysis of Five Artificial Sweeteners Using a Core Enhanced Technology Column RP-MS Alimentación
Analysis of Six Aromatic Amines Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column PFP Ambiente
Analysis of Triazine Pesticides Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column C18 Ambiente
Analysis of PAHs Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column RP-MS Ambiente
Separation of Urea Herbicides Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column RP-MS Ambiente
Separation of a Mixture of PCBs Using an Accucore C18 HPLC Column C18 Ambiente
Separation of Phospholipids Derived from Biological Extracts using an Accucore RP-MS RP-MS Bio-Farma
Separation of Peptides Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column C18 Bio-Farma
Analysis of 2-aminobenzamide Labeled Dextran Ladder on a Solid Core HPLC Column Amide-HILIC-150A Amide-HILIC Bio-Farma
Analysis of 2-aminobenzamide Labeled Dextran Ladder on a Solid Core nano-LC Column Amide-HILIC Bio-Farma
Reversed-Phase Analysis of a Monoclonal Antibody on an Accucore 150-C4 HPLC Column C4-150 Bio-Farma
Separation of Metformin and Voglibose using an Accucore HILIC Column HILIC Clínica
An Improved Fast RP-HPLC Method for Rosuvastatin & its Degradation Products Using an Accucore PFP Column PFP Clínica
Analysis of Catecholamines Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column HILIC Clínica
Analysis of Estradiol and Estrone Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column RP-MS Clínica
Analysis of Steroids Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column RP-MS Clínica
Analysis of Estrogens Using a Solid Core HPLC Column Phenyl X Phenyl-X Clínica
LC-MS/MS Method for the Determination of Paclitaxel in Human Serum RP-MS Clínica
HPLC-UV Method for the Fractionation of Basic and Neutral Compounds RP-MS Clínica
Determination of Beta Blockers from Urine Using SOLA CX and Accucore Core Enhanced Column C18 Clínica
LC-MSMS Method for the Determination of Steroids from Urine Using SOLA RP-MS Clínica
Pregabalin Human Plasma SPE LCMS SOLA CX Mixed Mode SPE Cartridges and an Accucore PFP HPLC Column PFP Clínica
Fast, Reproducible LC-MSMS Analysis of Dextromethorphan and Dextrorphan C18 Clínica
Mixed-Mode, Weak Anion-Exchange, Solid-Phase Extraction Method for the Extraction of Niflumic Acid from Human Plasma RP-MS Clínica
Analysis of 3 Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs in Accucore Polar Premium POLAR-Premium Farma
Analysis of Beta Blockers Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column RP-MS Farma
Analysis of Cetirizine Hydrochloride Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column HILIC Farma
Analysis of Fenoprofen Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column RP-MS Farma
Analysis of Ibuprofen and Valerophenone by LCUV Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column C18 Farma
Analysis of Lamivudine Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column aQ Farma
Analysis of Lisinopril by LCUV Using a Core Enhanced Technology Accucore RP-MS Column RP-MS Farma
Analysis of Zidovudine Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column C18 Farma
Comparison of Epinephrine and Norepinephrine Analysis in CET Accucore HILIC and aQ HPLC Columns HILIC Farma
Fast, Reproducible LC-MS/MS Analysis of Dextromethorphan and Dextrorphan C18 Farma
High-Throughput Analysis of Dextromethorphan and Dextrorphan C18 Farma
Rapid Separation of Analgesic Compounds Using a Solid Core HPLC Column-Accucore-urea-HILIC Urea-HILIC Farma
Separation of Acidic and Neutral Drugs Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column C18 Farma
Capecitabine in Human Plasma Using SOLA and Accucore Core Enhanced Technology HPLC Column PFP Farma
Doxepin in Human Plasma Using SOLA and Accucore Core Enhanced Technology HPLC Column C18 Farma
LC-MSMS Method for the Determination of HCTZ and Losartan from Human Plasma Using SOLA CX aQ Farma
Determination of Rosuvastatin in Human Plasma by SPE-LC-MSMS Using SOLA RP-MS Farma
Amlodipine in Human Plasma Using SOLA CX and Accucore RPMS Column RP-MS Farma
LC-MSMS Method for the Determination of Docetaxel in Human Serum for Clinical Research RP-MS Farma
Analysis of Explosives Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column C18 Forense
Analysis of Testosterones Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column.pdf RP-MS Forense
Analysis of 14 Positional Isomers Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column.pdf PFP General
Comparison of Solid Core HPLC Column Performance Accucore/Competencia General
Fast Analysis of Ketones Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column.pdf C18 General
Selectivity Choices in Reversed-Phase Fast LC Accucore General
Separation of Bases Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column.pdf RP-MS General
The Fast Analysis of 6 Benzoic Acids Using a Core Enhanced Technology Accucore HPLC Column.pdf C18 General
What Pressure to Expect from the Thermo Scientific Accucore HPLC Columns Accucore General
Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography: Some Aspects of Solvent and Column Selectivity HILIC General
Analysis of Cathechins Using a Thermo Scientific Accucore XL C8 4 um HPLC Column C8 XL
Analysis of Endocrine Disruptors Using a Thermo Scientific Accucore XL C8 4 µm HPLC Column C8 XL
Analysis of Fat Soluble Vitamins Using a Thermo Scientific Accucore XL C18 4 µm HPLC Colum C18 XL
Analysis of Ibuprofen and Valerophenone Using a Thermo Scientific Accucore XL C18 4 µm HPLC Column C18 XL
Analysis of Triazines Using a Thermo Scientific Accucore XL C8 4 µm HPLC Column C8 XL
Assessment of the Stability of XL Solid Core Particles for the Analysis of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs C8 XL
Comparison of the Chromatographic Resolution of Solid Core 4 μm and Fully Porous 3 μm and 5 μm Columns XL/AccuCore XL
Solid Core 4 um HPLC Column Comparison to Fully Porous 3 um and 5 um Columns_ Efficiency and Pressure XL/AccuCore XL

References: Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución