Source: http://docplayer.es/1316434-Instrucciones-95-5656.html
Timestamp: 2017-05-27 14:26:04+00:00

Document:
Download "Instrucciones 95-5656"
Ángeles Toledo Palma
1 Instrucciones Unidad de pantalla universal FlexVu Emulador modelo UD10 DCU 3.1 Rev. 7/2 Contenido aplicación DESCRIPCIÓN Interruptores magnéticos Carcasa del dispositivo Pantalla del dispositivo Descripción general de la configuración Alarmas Concentración del gas de calibración Registro NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES INSTalación Identificación de vapores que deben detectarse Identificación de lugares para el montaje del detector... 6 CABLEADO Requisitos del suministro eléctrico Requisitos de cableado Procedimientos de cableado Conexiones de aislamiento Configuración de los interruptores de direcciones. LON Procedimiento de ENCENDIDO recomendado Configuración de S Resolución de problemas ESPECIFICACIONES Reparación y devolución del dispositivo Información para realizar pedidos Apéndice A: Descripción de. aprobaciones FM a-1 apéndice B: descripción de la certificación. csa b-1 apéndice C: descripción de aprobaciones. atex c-1 apéndice d: descripción de aprobaciones iec.. d-1 Apéndice E UD10-DCU con GT E-1 Cableado E-1 Orientación E-2 Mantenimiento con el dispositivo conectado E-2 Calibración E-3 Estructura de menú E-4 Apéndice F UD10-DCU CON pir F-1 Cableado F-1 Notas de instalación F-2 Orientación F-2 Cambio de modos de funcionamiento F-3 Calibración F-3 Estructura de menú F-3 Apéndice G UD10-DCU CON modelo pirecl G-1 Cableado G-1 Orientación G-2 Calibración G-3 Estructura de menú G-4 Apéndice H UD10-DCU CON MODELO OPECL.... H-1 Cableado H-1 Orientación H-3 Calibración H-3 Estado de falla de la lámpara trasmisora OPECL.. H-4 Estructura de menú H-4 Apéndice I UD10-DCU CON SENSOR DE H2S NTMOS... I-1 Cableado I-1 Notas de instalación I-1 Orientación I-3 Calibración I-3 Estructura de menú I-4 Apéndice J UD10-DCU CON SENSOR DE GAS C706X... J-1 Cableado J-1 Instalación J-3 Calibración J-4 Estructura de menú J-4 Apéndice K UD10-DCU con sensor modelo CGS.... K-1 Cableado K-1 Notas importantes K-1 Instalación K-3 Calibración K-4 Factor K K-4 Estructura de menú K-4 Apéndice L UD10-DCU CON modelo 505/CGS.... L-1 Cableado L-1 Instalación L-2 Orientación L-2 Calibración L-3 Estructura de menú L-4 Apéndice M UD10-DCU CON sensor genérico. de 4-20 ma M-1 Funcionamiento M-1 Estructura de menú M-13 INSTRUCCIONES Unidad de pantalla universal FlexVu Emulador modelo UD10 DCU Importante Asegúrese de leer y comprender por completo el manual de instrucciones antes de instalar o utilizar el sistema de detección de gases. Este producto puede utilizarse con una variedad de detectores de gas Det-Tronics para brindar una advertencia anticipada ante la presencia de una mezcla de gas tóxico o explosivo. Es necesario que la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del dispositivo sean adecuados para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. El uso del equipo de un modo no especificado en el manual puede afectar la protección de seguridad. Aplicación El Emulador FlexVu modelo UD10 DCU (UD10-DCU) está diseñado para las aplicaciones que requieren un detector de gas con lectura digital de los niveles de gas detectados. La tarjeta de interfaz de LON permite que la unidad UD10-DCU sea compatible con los sistemas Eagle Quantum Premier, al digitalizar la señal análoga de 4-20 ma del sensor/transmisor adjunto y transmitir el valor como variable del proceso a través de la red LON al controlador EQP. La unidad UD10-DCU está diseñada para ser utilizada con la mayoría de los detectores de gas de Det Tronics disponibles. Consulte la sección Especificaciones de este manual para acceder a una lista de los detectores de gas compatibles. Al unirse a la tarjeta de interfaz CGS, el dispositivo solo puede utilizarse con un sensor CGS para detectar gas combustible. La combinación UD10/CGS está certificada como detector de gas. La concentración de gas y la unidad de medida se indican en una pantalla digital. Todos los componentes electrónicos se alojan dentro de una carcasa de aluminio o acero inoxidable a prueba de explosiones. La unidad de pantalla se utiliza con un solo detector que puede estar conectado directamente al equipo UD10-DCU, o de forma remota por medio de una caja de terminación del sensor. La unidad UD10-DCU ofrece funciones de calibración no invasiva. Para realizar la calibración se utiliza un imán, al igual que para navegar por el menú interno de la unidad UD10-DCU. Descripción La pantalla universal UD10-DCU puede utilizarse con diversos dispositivos de detección de gas de 4-20 ma,con o sin HART. La unidad cuenta con capacidad de visualización, salida y control para el detector de gas. La unidad UD10-DCU utiliza las siguientes entradas y salidas: Entradas de señal: Bucle de 4-20 ma del dispositivo sensor Entradas de usuario: Interruptores magnéticos situados en el panel de visualización Software S3 Salidas de señal: Salidas visibles: Comunicación LON Pantalla LCD con fondo luminado Software S3 ejecutado en la computadora 3.1 Detector Electronics Corporation 2011 Rev. 7/4 INTERRUpTORES magnéticos Existen cuatro interruptores magnéticos internos para brindar una interfaz de usuario no invasiva, que permite navegar por el menú. Consulte la figura 1 para conocer la ubicación de los interruptores. Estos interruptores se utilizan para configurar el dispositivo, controlar los registros de estado y eventos y realizar la calibración. Los interruptores muestran las siguientes opciones: CANCELAR/ SALIR INGRESAR/ SELECCIONAR/ ACCESO AL menú ANTERIOR. En la pantalla principal: acceso directo a la falla SIGUIENTE B2426 Figura 1 Cara frontal de la unidad UD10-DCU ANTERIOR CANCELAR/ SALIR INGRESAR/ SELECCIONAR SIGUIENTE Para activar un interruptor magnético, toque suavemente el imán en dirección a la ventanilla de visualización de la unidad UD10-DCU, directamente sobre el icono del interruptor que aparece en la cara frontal. Precaución Manipule los imanes con cuidado. Los miembros del personal que utiliza marcapasos o desfibriladores no deben manipular imanes. Los materiales magnéticos modernos tienen una gran potencia magnética y presentan una relativa debilidad mecánica. Si los imanes se golpean entre sí o se permite que ejerzan atracción sobre objetos metálicos cercanos, existe la posibilidad de que los miembros del personal sufran lesiones y los imanes se dañen fácilmente. nota Det-Tronics ofrece dos opciones de imanes para activar los interruptores magnéticos internos. Si bien los dos imanes en general pueden utilizarse indistintamente, las siguientes indicaciones permiten obtener óptimos resultados. La herramienta magnética (p/n ) es el imán más fuerte, y se recomienda para activar los interruptores situados en la ventanilla de visualización de la unidad UD10-DCU. El imán de calibración (p/n ) se recomienda para las aplicaciones que implican iniciar la calibración o restablecer el detector mediante el contacto con el lateral de una caja de conexiones de metal o la carcasa del detector (PIRECL, OPECL, etc.). En este manual, el término "imán" puede hacer referencia a cualquiera de estos dispositivos. Acceso a los menús Para acceder a los menús, utilice el imán para activar el botón INGRESAR/SELECCIONAR y aparecerá el menú principal. La estructura real del menú varía de acuerdo con el dispositivo que se conecte a la unidad UD10-DCU. Los menús de los diversos dispositivos pueden encontrarse en el apéndice correspondiente de este manual. Algunas áreas del menú contienen información adicional, lo que se indica con una flecha en esa línea en particular. Al colocar el imán en el cristal sobre el botón INGRESAR/ SELECCIONAR, aparecerá la siguiente pantalla con información adicional. La unidad UD10-DCU regresa automáticamente a la pantalla principal después de 10 minutos si no se observa ninguna actividad5 Acceso rápido/acceso directo: Pantalla de falla Para acceder al menú de falla con rapidez cuando se produce una falla, coloque el imán en el cristal junto al botón ANTERIOR. CARCASa DEl dispositivo La carcasa de la unidad UD10-DCU es una caja de conexiones de 5 puertos de aluminio o acero inoxidable a prueba de explosiones, con una ventanilla de visualización transparente. PANTalla DEl dispositivo La unidad UD10-DCU cuenta con una pantalla LCD de matriz de puntos con fondo iluminado de 160 x 100. Consulte la figura 1. Durante el funcionamiento normal, la pantalla LCD siempre muestra el nivel de gas detectado, el tipo de gas y las unidades de medida. El reloj de tiempo real también puede visualizarse si así se desea. La pantalla muestra la siguiente información de alarmas: Alarma alta de gas Alarma baja de gas Alarma auxiliar La pantalla exhibe la siguiente información de fallas: Falla del dispositivo Falla de la pantalla La unidad UD10-DCU tiene funciones inteligentes que permiten acceder fácilmente a la siguiente información: Información del detector Rango de medición Puntos de ajuste de alarma Registros de alarmas y eventos DESCRIpCIón general de la configuración El usuario debe seleccionar manualmente el modo/ tipo de sensor en la pantalla UD10-DCU. Las opciones de selección son las siguientes: Dispositivo HART (incluye el dispositivo HART genérico) PIR9400 C706x 505 NTMOS CGS Dispositivo genérico (sin HART) Cuando se selecciona Dispositivo HART, la unidad UD10- DCU se comunica con el detector para determinar el tipo de dispositivo. El rango superior e inferior de la pantalla UD10- DCU depende del tipo de detector, y debe seleccionarse antes de que se envíen los datos de configuración desde el sistema EQP. Si se modifica el tipo de detector o el rango de la unidad UD10-DCU, es necesario realizar una descarga de configuración nuevamente desde el software S3. Los niveles de alarma y el nivel de concentración de gas de calibración provienen de la aplicación de S3. La información de configuración se descarga desde S3 al controlador, el cual envía los datos a la plaza de interfaz de LON de la unidad UD10-DCU. Luego, la interfaz de LON envía la información de configuración al procesador principal de la unidad UD10-DCU para el almacenamiento y la visualización. Aunque no es posible configurar los niveles de alarma y la concentración de gas de calibración en el sistema de menús de la unidad UD10-DCU, es posible ver estos datos después de la descarga. La información de estado de la unidad UD10-DCU y el detector adjunto se transmite al controlador EQP a través de la red LON, y luego al software S3 para que pueda verse. Para conocer la estructura detallada del menú, consulte el apéndice correspondiente6 Alarmas La unidad UD10-DCU cuenta con niveles de alarma baja y alta, que se configuran en el software de configuración S3 y luego se descargan a la unidad UD10-DCU. Es posible ver el estado de alarma en la pantalla UD10-DCU, el controlador EQP o el software S3. En la unidad UD10-DCU las alarmas no tienen bloqueo, pero es posible bloquearlas mediante la lógica del controlador EQP. CONCENTRaCIóN DEl gas de calibración La concentración del gas de calibración se programa en el software S3 y se descarga a la unidad UD10-DCU. Consulte la tabla 2 para acceder a los límites del gas de calibración. NTMOS, CGS y PIR9400 requieren una concentración de gas de un 50% de la escala completa. Es posible ver la concentración del gas de calibración en el menú de la unidad UD10-DCU, en Display Status->LON Config. En el caso de algunas configuraciones, los límites de alarma de la unidad UD10 DCU son más estrictos que los del software S3. Si el valor está fuera de rango, la unidad UD10- DCU definirá un valor lo más cercano posible dentro del rango admisible (consulte la tabla 1). Cuando la descarga de la configuración se completa, es posible ver los puntos de ajuste de alarma en la unidad UD10-DCU, en el menú Display Status->LON Config. Tabla 1 Límites de alarma de la unidad UD10-DCU Tipo de detector Detector de gas tóxico GT3000 Límites de UD10 Límites de EQP Límites del sistema Alarma baja Alarma alta Configuración de EQP recomendada Alarma baja Alarma alta Alarma baja Alarma alta 5-50% 10-90% Universal automática % % 10-50% 20-90% GT3000 O ,5% v/v 5-20,5% v/v Oxígeno 1,3-25% v/v 2,5-25% v/v 5-20,5% v/v 5-25% v/v PIR % 10-60% Explosivo 5-40% 10-60% 5-40% 10-60% Eclipse 5-50% 10-60% Explosivo 5-40% 10-60% 5-40% 10-60% Trayectoria abierta 5-50% 10-90% Universal automática % % 10-50% 20-90% C706x 5-50% 10-90% Universal automática % % 10-50% 20-90% 505/CGS 5-50% 10-60% Explosivo 5-40% 10-60% 5-40% 10-60% H2S NTMOS 5-50% 10-90% Universal automática % % 10-50% 20-90% CGS 5-50% 10-60% Explosivo 5-40% 10-60% 5-40% 10-60% Dispositivo genérico 0-100% 0-100% Universal automática % % % % Tabla 2 Límites de concentración de gas de calibración Tipo de detector Detector de gas tóxico GT3000 Límites de UD10 Configuración de EQP recomendada Límites de EQP Límites del sistema 30-90% Universal automática % 30-90% GT3000 O2 20,9% v/v Oxígeno 5-25% v/v 20,9% v/v PIR % Explosivo % 50% Eclipse 30-90% Explosivo % 30-90% Trayectoria abierta 30-90% Universal automática % 30-90% C706x 30-90% Universal automática % 30-90% 505/CGS N/C Explosivo % N/C H2S NTMOS 50% Universal automática % 50% CGS 50% Explosivo % 50% Dispositivo genérico N/C Universal automática % %7 RegISTRO Entre los eventos que pueden registrarse en la unidad UD10- DCU se incluyen: Calibración (la fecha, la hora y el éxito o no del procedimiento se registran para los detectores que no cuentan con funciones propias de registro de calibración). Entre las fallas que se registran en la unidad UD10-DCU se incluyen: Falla del detector Potencia baja Falla general Entre las alarmas que se registran en la unidad UD10-DCU para las entradas del detector de gas se incluyen: Alarma alta de gas Alarma baja de gas La unidad UD10-DCU puede mostrar los registros de eventos y calibración del detector (si están disponibles). Los registros de calibración y eventos del detector también pueden leerse en la interfaz HART del detector (de estar disponible). La unidad UD10-DCU cuenta con su propio registro de eventos de entradas, disponible en el menú Display Status->History->Event Log. La tarjeta de interfaz de LON de la unidad UD10-DCU cuenta con ocho registros de alarma y ocho registros de calibración. Estos registros están disponibles en la pantalla Point Display Screen del software S3 para la unidad UD10 DCU. El controlador EQP y el software S3 también mantienen sus propios registros. Consulte al manual del sistema EQP ( ) o el manual de S3 ( ) para obtener información detallada. notas de seguridad importantes PRECAUCIón Los procedimientos de cableado que se describen en el presente manual están dirigidos a garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo en condiciones normales. No obstante, debido a las numerosas variaciones de códigos y reglamentaciones de cableado, no es posible garantizar el total cumplimiento de tales normativas. Asegúrese de que todos los cables cumplan con el NEC y los códigos locales. Ante cualquier duda, consulte a las autoridades pertinentes antes de conectar el sistema. La instalación debe estar a cargo de una persona correctamente capacitada. precaución Este producto ha sido evaluado y aprobado para su uso en áreas peligrosas. No obstante, debe estar instalado correctamente y solo debe utilizarse según las condiciones indicadas en el manual y los certificados de aprobación específicos. Toda modificación, instalación incorrecta o uso del dispositivo en una configuración defectuosa o incompleta invalidará la garantía y las certificaciones de producto. precaución El dispositivo no contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario. El usuario no debe intentar repararlo ni realizar tareas de mantenimiento. La reparación del dispositivo solo debe ser realizada por el fabricante. Obligaciones En caso de que personal no contratado ni autorizado por Detector Electronics Corporation realice tareas de mantenimiento o reparaciones en el dispositivo, o si este se utiliza de un modo que no se ajusta al uso para el que se diseñó, la garantía del fabricante para este producto se anulará y toda obligación y responsabilidad respecto del correcto funcionamiento del detector se transferirá irrevocablemente al propietario o el operador. Precaución Siga las medidas de precaución para la manipulación de dispositivos electrostáticos sensibles. Precaución Las entradas de conductos no utilizadas deben cerrarse por medio de elementos de sellado aptos y certificados al momento de la instalación8 Instalación NOTA Para obtener instrucciones completas sobre el cableado, la instalación y el uso del sistema Eagle Quantum Premier, consulte el manual número nota La carcasa del detector de gas debe estar conectada a tierra. La unidad UD10-DCU cuenta con un terminal de conexión a tierra de uso exclusivo. El detector siempre debe instalarse según los códigos de instalación locales. Antes de instalar el detector de gas, defina los detalles de aplicación que se indican a continuación: IDENTIfICaCIóN DE vapores QUE DEbEN detectarse Es necesario identificar los vapores de relevancia en el lugar de trabajo. Las propiedades de riesgo de incendio del vapor, como por ejemplo la densidad y la presión del vapor y el punto de inflamación, deben identificarse y utilizarse para ayudar a seleccionar el lugar óptimo de montaje del detector en el área. Para obtener información sobre la sensibilidad cruzada, consulte el manual de instrucciones de cada detector de gas. Consulte la sección Especificaciones de este manual para obtener una lista de detectores de gas y los manuales de instrucciones correspondientes. IDENTIfICaCIóN DE lugares para el montaje DEl detector La identificación de las áreas de mayor probabilidad de fuentes y acumulación de fugas es por lo general el primer paso para identificar los mejores lugares para el montaje del detector. Además, la identificación de los patrones de corriente de aire/viento en el área protegida es útil para la predicción del comportamiento de dispersión de fugas de gas. Esta información debe utilizarse para identificar los puntos óptimos para la instalación del detector. Si el vapor específico es más liviano que el aire, coloque el detector por encima de la fuga de gas potencial. Coloque el detector cerca del suelo para los gases que son más pesados que el aire. Cabe observar que las corrientes de aire pueden dar lugar a que un gas que es apenas más pesado que el aire se eleve en determinadas condiciones. Los gases calentados también pueden presentar el mismo fenómeno. La ubicación y la cantidad más eficaz de detectores varían de acuerdo con las condiciones del sitio de trabajo. El individuo que diseña la instalación a menudo debe confiar en la experiencia y el sentido común para determinar la cantidad de detectores y los mejores lugares para proteger el área de forma adecuada. Por lo general es conveniente colocar los detectores en lugares de fácil acceso para el mantenimiento. Deben evitarse los lugares que estén cerca de fuentes de excesivo calor o vibración. La idoneidad final de las posibles ubicaciones del detector de gas debe verificarse por medio de una encuesta en el sitio de trabajo. El detector de gas debe colocarse con el sensor en la orientación correcta, tal como se muestra en la tabla 3. Si la cara frontal de la unidad UD10-DCU no está orientada correctamente, puede girarse en incrementos de 90 grados. Para hacerlo, jale del módulo electrónico desde los cuatro postes de montaje que lo sujetan a la caja de conexiones y vuelva a colocarlo como lo desee. Cabe observar que el módulo se mantiene en su lugar por medio de un accesorio de compresión, sin utilizar tornillos. Tabla 3 Orientación del dispositivo Dispositivo GT3000 PIR9400 PIRECL OPECL CGS 505/CGS C706X NTMOS Orientación Posición vertical con el sensor apuntando hacia abajo Horizontal Horizontal Posición horizontal (sujeto a un poste vertical) Posición vertical con el sensor apuntando hacia abajo Posición vertical con el sensor apuntando hacia abajo Posición vertical con el sensor apuntando hacia abajo Posición vertical con el sensor apuntando hacia abajo9 CABLEADO requisitos del SUMINISTRO eléctrico Calcule el índice de consumo total de energía del sistema de detección de gas en watts desde la puesta en marcha en frío. Seleccione un suministro eléctrico con capacidad suficiente para la carga calculada. Asegúrese de que la fuente de suministro eléctrico elegida proporcione una potencia de salida de 24 V CC regulada y filtrada para todo el sistema. Si se requiere un sistema de alimentación de respaldo, se recomienda el uso de un sistema de carga de baterías de tipo flotante. Si se utiliza una fuente de energía de 24 V CC ya existente, verifique que se cumplan los requisitos del sistema. El margen de voltaje admisible es de V CC, medido en la entrada de la unidad UD10-DCU. REQUISITOS DE CableaDO Siempre utilice el tipo y el diámetro de cable apropiados para el cableado de potencia de entrada y el de señal de salida. Se recomienda el uso de cables trenzados de cobre con blindaje de 14 a 18 AWG. El tamaño de cable correcto depende del dispositivo y la longitud del cable. Consulte el apéndice correspondiente para obtener más información. La longitud máxima del cable desde la fuente de energía hasta la unidad UD10-DCU es de pies (610 metros). La longitud máxima del cable desde la unidad UD10-DCU hasta el sensor es de pies (610 metros). nota Se recomienda especialmente el uso de un cable con blindaje en el conducto o un cable armado con blindaje. En las aplicaciones en las que el cableado se instala en el conducto, se recomienda el uso de una canalización exclusiva. Evite el uso de conductores de baja frecuencia, alto voltaje y sin señalización para evitar problemas de interferencia de EMI. Precaución El uso de técnicas apropiadas de instalación de conductos, respiraderos, casquillos y sellos es obligatorio para evitar el ingreso de agua y/ o mantener la calificación a prueba de explosiones. procedimientos DE CableaDO NOTA Dado que la unidad UD10-DCU puede utilizarse con diferentes dispositivos de detección, el apéndice dedicado a cada dispositivo incluye información específica del modelo de detector (cableado, calibración, menús de HART, etc.). Consulte el apéndice correspondiente en la parte posterior del manual para obtener información específica cuando conecte el sistema de detección. Para obtener información sobre dispositivos que no aparezcan en un apéndice, consulte el manual suministrado por el fabricante del dispositivo. Conecte los cables de electricidad de 24 V CC y el cable de la red de comunicaciones al bloque de terminales correspondiente. Consulte la figura 2 para observar una ilustración de la placa de terminales de cableado de la unidad UD10-DCU. COM 1: COM 2: Conexiones de la red de comunicaciones: Conecte a los terminales de COM 2 del siguiente dispositivo del bucle, A a A y B a B. Conexiones de la red de comunicaciones: Conecte a los terminales de COM 1 del dispositivo anterior del bucle, A a A y B a B. 24 V CC: Conecte el terminal + al lado positivo de la fuente de energía de 24 V CC. (Ambos terminales + se conectan internamente). Conecte el terminal " " al lado negativo de la fuente de energía de 24 V CC. (Ambos terminales se conectan internamente). La figura 3 muestra una unidad UD10-DCU conectada a un dispositivo sensor genérico. Consulte el apéndice correspondiente para obtener información sobre los detectores específicos. Engrasado/ Lubricación Para facilitar la instalación y la extracción en el futuro, asegúrese de que todas las cubiertas de la caja de conexiones y roscas del sensor estén correctamente lubricadas. Si surge la necesidad de realizar una lubricación adicional, utilice grasa Lubriplate (consulte la información de pedidos para obtener el número de pieza) o cinta de teflón. Evite utilizar grasa de silicona. CONExIONES DE aislamiento La unidad UD10 cuenta con terminales para la adecuada conexión a tierra de los aislamientos de cableado (ubicado en el sensor, 4-20 ma y bloques terminales eléctricos de funcionamiento). Estos terminales de aislamiento no están conectados internamente, sino que están conectados a tierra a través de los condensadores. Los condensadores aseguran una RF de tierra, a la vez que previenen bucles de tierra de 50/60 Hz. Conecte a tierra todos los aislamientos como se muestra en los ejemplos de cableado en todo este manual. Importante Para una adecuada conexión a tierra, todas las cajas de conexiones / gabinetes metálicos deben estar conectados a tierra. Para las instalaciones que deben cumplir con marca CE se requiere lo siguiente: Para los cables blindados instalados en conductos, una los blindajes de los cables a las conexiones de blindaje de los bloques de terminales, o a tierra en la carcasa. Para instalaciones sin conducto, utilice un cable con doble blindaje. Conecte la terminación del blindaje externo a tierra en la carcasa. Conecte la terminación del blindaje interno a la conexión de blindaje de los bloques de terminales10 TERMINAL J11 PARA USO EXCLUSIVO DE LA FÁBRICA INTERRUPTORES DE SELECCIÓN DE DIRECCIONES LON ENCENDIDO LOS VALORES DE TODOS LOS INTERRUPTORES EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO SON ADITIVOS. Conector del sensor J4-1 J4-2 J4-3 J4-4 J4-5 CALIBRAR 4-20 ma ENCENDIDO J2 SW3 J7-6 J7-5 J7-4 J7-3 J7-2 J7-1 Conector del suministro eléctrico J4 2 B COM 2 A COM 1 B COM 1 A COM J7 UD10 UNIDAD DE PANTALLA J3-1 J3-2 J3-3 J3-4 J3-5 J3-6 J3 Conector LON A2509 Figura 2 Tarjeta de terminales de cableado GENÉRICO DETECTOR DE GAS CONSULTE LA NOTA 3 UD10 UNIDAD DE PANTALLA Conector del sensor J4-1 J4-2 J4-3 J4-4 J4-5 J4 CALIBRAR SEÑAL - 4 a 20 MA CONEXIÓN A TIERRA CALIBRAR 4-20 ma CONSULTE LA NOTA 1 ENCENDIDO J2 SW3 J7-6 J7-5 J7-4 J7-3 J7-2 J7-1 Conector del suministro eléctrico 2 B COM 2 A COM 1 B COM 1 A COM J7 J3-1 J3-2 J3-3 J3-4 J3-5 J3-6 J3 Conector LON B A B A 24 V CC + LON DE DISPOSITIVO ANTERIOR LON DE DISPOSITIVO SIGUIENTE NOTA 1 NOTA 2 CONECTE EL CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA DEL SENSOR A LA TERMINAL DE CONEXIÓN A TIERRA EN ADENTRO EN EL FONDO DEL GABINETE DE LA PANTALLA. LA CARCASA UD10 DEBE ESTAR ELÉCTRICAMENTE CONECTADA A TIERRA. A2510 NOTA 3 EL SENSOR GENÉRICO SE MUESTRA A MODO DE EJEMPLO. CONSULTE EL APÉNDICE CORRESPONDIENTE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL CABLEADO DE LOS SENSORES ESPECÍFICOS. Figura 3 Unidad UD10-DCU conectada a un detector de gas genérico11 CONfigURaCIóN DE los INTERRUpTORES DE direcciones LON A cada dispositivo de LON/SLC se le asigna una dirección exclusiva. Esto se logra mediante la configuración de interruptores DIP en la tarjeta de circuitos del módulo. Consulte la figura 2. Cada interruptor oscilante cuenta con un valor binario específico. La dirección de nodo equivale a la suma de todos los interruptores oscilantes en la posición ON. Todos los interruptores en la posición OFF se ignoran. El rango de direcciones válidas es de 5 a 250. ProcedimIENTO DE SElECCIóN DEl tipo/modo DE detector. Después de haber aplicado alimentación eléctrica, y una vez que el período de precalentamiento haya finalizado, seleccione el modo de funcionamiento de la unidad UD10- DCU. Para ello: 1. Para acceder al menú principal, toque el imán hacia el botón Ingresar/Seleccionar. Desde allí, acceda al menú "Mode Select". El valor de los interruptores se lee durante el encendido. Si se aplica una modificación con alimentación eléctrica aplicada (lo cual no se recomienda), debe realizarse un ciclo de encendido para que se reconozca la modificación. Es posible leer la dirección LON en el menú de la unidad UD10- DCU, en Display Status->LON Config. Para obtener más información, consulte el manual del sistema Eagle Quantum Premier (número ). Main Menu Process Vars Display Status Device Status Display Setup Device Setup Device Cal Display Test Device Test Display Setup Mode Select General Options RTC Input Loop Cal Contrast Contrl Backlight Ctrl Write Protect Mode Select HART Device PIR9400 C706X 505 NTMOS CGS Generic Device Procedimiento de encendido recomendado 1. Verifique los interruptores de direcciones LON de la unidad UD10-DCU para asegurar una configuración adecuada. 2. Controle que todo el cableado del sistema esté conectado correctamente. 3. Con alimentación eléctrica aplicada, seleccione el tipo o modo de sensor correcto. Consulte Procedimiento de selección del tipo/modo de detector para obtener información detallada. NoTA Es posible que se muestre una falla hasta que se descargue la configuración. 4. Observe las unidades en la pantalla principal de la unidad UD10-DCU. (Por lo general serán PPM o %). 5. Registre la dirección LON, el rango y las unidades de cada detector. 6. Ejecute los pasos descritos en la sección Configuración de S3 para configurar la red LON desde el software S3. 2. En este menú, seleccione e ingrese el modo de funcionamiento adecuado según el tipo de detector que se utilice. nota Al utilizar PIR9400, si se cambia el tipo de gas de la unidad UD10-DCU no se modifica el tipo de gas de PIR9400. El cambio se lleva a cabo por medio de un interruptor ubicado en el equipo PIR9400. Consulte el manual de instrucciones de PIR9400 ( ) para obtener información detallada. NOTA Si utiliza un detector C706X, acceda al menú Device Setup y seleccione el tipo de gas y la unidad de medida que correspondan. 3. Para salir, active el botón CANCELAR/SALIR tres veces para volver a la pantalla principal. nota Si el detector se reemplaza por otro tipo de detector, la unidad UD10-DCU no lo reconocerá hasta que se cambie el modo. NoTA Si la pantalla UD10-DCU está en el modo PIR9400 y: a. La conexión entre PIR9400 y la unidad UD10 DCU se elimina, UD10-DCU mostrará el mensaje en la pantalla de gas. Cuando la conexión entre PIR9400 y la unidad UD10 DCU se restablezca, UD10-DCU eliminará la indicación cuando la corriente sea superior a 3,6 ma. b. Se extrae PIR9400 y se conecta un detector de gas habilitado para HART, la pantalla UD10-DCU no lo reconocerá hasta que el modo se cambie a HART12 Configuración de S3 Cree un nuevo punto de DCU con el número correcto de dirección LON/punto. Consulte la figura 4. Figura 4 Pantalla de selección de tipo de punto13 El software de configuración de DCU admite seis tipos de detectores: Explosivo Oxígeno Universal (calibración automática) Universal (calibración manual) Pointwatch Ductwatch La tabla 4 muestra la configuración recomendada para cada tipo de detector. Tabla 4 Configuración recomendada para cada tipo de detector Tipo de detector Configuración recomendada Comentarios GT Todos menos O2 GT3000 O2 Eclipse Trayectoria abierta PIR9400 C706x Universal automática Oxígeno Explosivo Universal automática Explosivo Universal automática 505 Explosivo NTMOS CGS Genérico Universal automática Explosivo Universal automática Ingrese el rango adecuado para el detector. Ingrese PPM como unidad. Luego seleccione los niveles de alarma y calibración. Las unidades y el rango se configurarán automáticamente. El nivel de calibración debe ser de un 20,9%. El rango y las unidades adecuadas se configuran automáticamente. Las alarmas se limitan según los requisitos de aprobación. Ingrese el rango y las unidades adecuadas (LFL-M) para el detector. El rango y las unidades adecuadas se configuran automáticamente. Las alarmas se limitan según los requisitos de aprobación. El gas de calibración debe configurarse en un 50%. Ingrese el rango adecuado para el detector, y PPM como unidad. Luego seleccione los niveles de alarma y calibración. Las alarmas se limitan según los requisitos de aprobación. Se utiliza %LFL como unidad. Ingrese el rango adecuado (0-100) y las unidades (PPM) para el detector. El gas de calibración debe configurarse en un 50%. El rango y las unidades adecuadas se configuran automáticamente. Las alarmas se limitan según los requisitos de aprobación. El gas de calibración debe configurarse en un 50%. Ingrese el rango y las unidades adecuadas para el detector. No se admite la calibración, de modo que debe usarse un 50% como valor predeterminado14 Ingrese los datos correspondientes en la pantalla Editor de DCU. Consulte la figura 5. Las unidades y el rango que se ingresen en el software S3 se verán en S3 y el controlador, pero no se envían a la unidad UD10-DCU. Es responsabilidad del usuario asegurar que el software S3 coincida con el tipo de detector que se utiliza. Los puntos de ajuste de alarma y gas de calibración se descargan a la unidad UD10-DCU. Figura 5 Pantalla Editor de DCU Es posible verificar los parámetros de LON en la pantalla UD10 DCU, en el menú LON Config. Main Menu Process Vars Display Status Device Status Display Setup Device Setup Device Cal Display Test Device Test Display Status General Info Fault/Status LON Config History Display Info Debug Menu LON Config Hgh Alarm Level Low Alarm Level Cal Gas Conc Status Rate Lon Address15 RTC El controlador EQP fija automáticamente la fecha y la hora de la unidad UD10-DCU a través de la red LON. Los cambios de hora en la computadora de S3 se reflejarán en la unidad UD10-DCU cuando se configure el RTC del controlador. Ajuste de entrada de la unidad UD10-DCU Cuando la unidad UD10-DCU se utiliza con un detector que admite la comunicación HART, puede utilizarse un proceso automatizado para ajustar la entrada de UD10-DCU. Navegue por el menú hasta llegar a la opción "Input Loop Cal". Cuando se usa con GT3000, es posible sincronizar el RTC del GT3000 con el de la pantalla en Main Menu->Device Setup->RTC-> Sync W/Disp. CalibraCIóN DE bucle DE ENTRada de 4-20 ma Si el detector conectado a la unidad UD10-DCU está habilitado para HART, se puede ajustar la señal de salida de 4-20 ma. (Debe calibrarse el detector antes de ajustar la salida del detector o la entrada de la unidad UD10-DCU). Main Menu Process Vars Display Status Device Status Display Setup Device Setup Device Cal Display Test Device Test Display Setup Mode Select General Options RTC Input Loop Cal Contrast Contrl Backlight Ctrl Write Protect Calibración de la señal del detector HART Navegue por el menú hasta llegar a las opciones Device Test > D/A (Digital to Analog) Trim. Al ingresar la calibración de bucle de entrada, la unidad UD10- DCU ordena al detector que genere 4 ma, y luego calibra su propia entrada automáticamente. A continuación, UD10- DCU ordena al detector generar 20 ma y posteriormente calibra su propia entrada. Main Menu Process Vars Display Status Device Status Display Setup Device Setup Device Cal Display Test Device Test Device Test Self Test Response Test Loop Test D/A Trim D/A Trim Zero Trim Gain Trim Si se utiliza un detector que no sea HART, se puede realizar la calibración de bucle de entrada con un suministro de corriente ma o un calibrador de bucle conectados al Conector del sensor de la unidad UD10-DCU. Siga las instrucciones de calibración del bucle que se muestran en UD10-DCU para este procedimiento. Seleccione la opción Zero Trim. Cuando se ingrese a esta pantalla, se presentará un mensaje de advertencia. Seleccione ENTER para continuar. Cuando se presente el mensaje "Connect Reference Meter" (Conecte el medidor de referencia), instale el medidor de referencia en la línea ma entre el detector y la unidad UD10-DCU. Seleccione ENTER para continuar. Cuando se presente el mensaje " Establecer corriente de entrada en 4mA?", seleccione ENTER para comenzar la función Ajuste cero. El detector ahora configurará su valor de salida 4 ma. Si el valor indicado en el medidor de corriente no es 4,00 ma, ingrese el valor indicado en UD10-DCU utilizando los interruptores Anterior y Siguiente. La unidad UD10-DCU calcula y corrige la diferencia entre los valores reales y los que se ingresaron. Cuando el valor del medidor de corriente está en un deseado 4,00 ma, seleccione ENTER para aceptar el nuevo valor de ajuste cero. Seleccione la opción Gain Trim. Siga el mismo procedimiento para la calibración de ganancia/ intervalo16 Pruebas opcionales DEl sistema Las pruebas que se detallan a continuación están disponibles para verificar el correcto funcionamiento de diversas funciones del sistema de detección de gas. Para acceder a las pruebas puede utilizarse la pantalla Display Test. (existe una pantalla "Device Test" para realizar las mismas pruebas en detectores habilitados para HART). Main Menu Process Vars Display Status Device Status Display Setup Device Setup Device Cal Display Test Device Test Display Test Self Test Response Test Autoprueba Esta prueba ordena a la unidad UD10-DCU que realice una prueba interna completamente automática. Una vez finalizada la prueba, UD10-DCU indicará si la prueba se realizó con éxito o falló. Prueba de respuesta Esta prueba inhibe las salidas de la unidad UD10-DCU, y de esta forma brinda un medio de prueba del sistema mediante la aplicación de gas al detector sin activar ninguna alarma ni afectar la salida. nota Si el operador no pone fin a la prueba de respuesta, la prueba llegará a su límite de tiempo automáticamente después de diez minutos, y la unidad UD10-DCU volverá al funcionamiento normal. Pruebas Puede realizarse una prueba funcional (prueba de impacto) en cualquier momento para verificar el correcto funcionamiento y la calibración del sistema. Dado que esta prueba no inhibe las salidas de la unidad UD10-DCU, proteja los dispositivos de salida antes de realizarla para evitar activaciones no deseadas. HISTORIal Existen dos historiales separados, uno para la pantalla y otro para el detector (de estar disponible). Ambos establecen la cantidad de horas que la unidad estuvo en funcionamiento, y la temperatura más alta y más baja registrada (con marca de fecha y hora)17 Resolución de problemas Si la cara frontal de la unidad UD10-DCU indica un estado de falla, la naturaleza de la falla puede determinarse por medio de la herramienta magnética a fin de acceder a la pantalla de falla apropiada. nota Consulte el menú en el apéndice correspondiente del manual para conocer la ruta de acceso a la pantalla de falla. Acceso directo: en la pantalla principal, toque con el imán el interruptor de elemento en "Previous" ("Anterior") para acceder directamente a la pantalla de falla. Ejemplo: Para una falla relacionada con la visualización en pantalla (UD10-DCU): Main Menu > Display Status > Fault/Status > Fault Para una falla relacionada con el dispositivo (sensor): Main Menu > Device Status > Fault/Status > Sensor Fault Una vez identificada la falla activa, consulte las tablas de resolución de problemas para obtener una descripción de la falla y la medida correctiva sugerida. Consulte la tabla 5 para conocer las fallas de la pantalla y la tabla 6 para las fallas del dispositivo. Tabla 5 Guía de resolución de problemas - Fallas de pantalla Fallas de pantalla Descripción Acción recomendada Falla de bucle de entrada Falla en el sensor o el bucle del sensor Inspeccione el cableado del sensor. Calibre el sensor. Asegúrese de que el tipo de sensor coincida con la configuración. Falla de EE Falla en la memoria no volátil Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de referencia de ADC Falla de 24 V El voltaje de referencia de ADC es demasiado alto o bajo Problema en el cableado eléctrico o el suministro eléctrico de 24 voltios Devuelva el equipo a la fábrica. Inspeccione el cableado eléctrico y el voltaje de salida del suministro eléctrico. Falla de Flash Falla de memoria FLASH Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de RAM Falla en la memoria volátil Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de WDT El temporizador del circuito de vigilancia no funciona Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de 12 V Falla de 5 V Falla de 3 V El suministro eléctrico interno de 12 voltios está fuera del margen de tolerancia El suministro eléctrico interno de 5 voltios está fuera del margen de tolerancia El suministro eléctrico interno de 3 voltios está fuera del margen de tolerancia Inspeccione la fuente de energía. Devuelva el equipo a la fábrica. Inspeccione la fuente de energía. Devuelva el equipo a la fábrica. Inspeccione la fuente de energía. Devuelva el equipo a la fábrica. Nota: un estado de falla hará que un detector de oxígeno genere una salida de alarma cuando la señal de 4-20 ma decreciente atraviese el rango de alarma18 Tabla 6 Guía de resolución de problemas - Fallas del dispositivo Fallas del dispositivo Descripción Acción recomendada Falla del bucle Falla de voltaje de entrada Falla de calibración Bucle de corriente por debajo del límite de falla El voltaje del suministro eléctrico de 24 voltios es demasiado bajo Calibración incorrecta Inspeccione el cableado del bucle de 4-20 ma para detectar la presencia de cortocircuitos o circuitos abiertos. Verifique que el cableado esté correctamente conectado al dispositivo y corrija la salida de voltaje del suministro eléctrico. Esta falla puede producirse si se permite que la calibración llegue al límite de tiempo. De ser así, vuelva a realizar la calibración. Asegúrese de que haya gas suficiente en la botella de calibración para completar el proceso. Asegúrese de que el gas que se utiliza para la calibración sea del tipo correcto y que tenga la concentración apropiada. Debe coincidir con el valor configurado. Falla de memoria Falla de memoria detectada automáticamente Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de ADC Falla de ADC detectada automáticamente Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de voltaje interno Desviación de cero Falla del sensor de temperatura Tipo de sensor incorrecto Falla de la lámpara Falla de alineación Falla de voltaje detectada automáticamente La señal del sensor se desvió a un valor negativo El sensor de temperatura está fuera de rango Se instaló el tipo de sensor incorrecto Lámpara abierta o en cortocircuito Problema de alineación de trayectoria abierta Verifique el voltaje de entrada. Devuelva el equipo a la fábrica. Es posible que el dispositivo se haya calibrado con gas presente en el entorno. Vuelva a calibrar el detector. De ser necesario, púrguelo con aire limpio. Devuelva el equipo a la fábrica. El tipo de sensor debe coincidir con la configuración. Cambie el sensor o la configuración. Cambie la lámpara Devuelva el equipo a la fábrica. Alinee el dispositivo según se especifica en el manual de instrucciones. Falla de óptica bloqueada La trayectoria de la óptica está bloqueada Localice y extraiga la obstrucción. Línea de calibración activa La línea de calibración está activa al momento de la puesta en marcha Asegúrese de que el cableado de la línea de calibración no esté en cortocircuito y que el interruptor esté abierto. Línea de calibración baja La línea de calibración tiene un cortocircuito. Revise el cableado. Falla del sensor Falla del sensor detectada automáticamente Inspeccione el cableado del sensor. Calibre el sensor. Asegúrese de que el tipo de sensor coincida con la configuración. Falla de ruido* Ruido excesivo al emitir la señal Verifique la alineación de OPECL. Falla de alineación de ADC* Alineación de ADC saturada Verifique la alineación de OPECL. Falla de alineación* Falla de alineación Verifique la alineación de OPECL. Advertencia de alineación* Advertencia de alineación Verifique la alineación de OPECL. Falla de DAC Falla de DAC detectada Devuelva el equipo a la fábrica. Falla general Falla no especificada Verifique que el cableado eléctrico y el voltaje de entrada sean correctos. Consulte en la fábrica. Falla alta La salida del detector es superior al límite especificado Verifique que el tipo de sensor y la calibración sean correctos. Falla baja La salida del detector es inferior al límite especificado Verifique que el tipo de sensor y la calibración sean correctos. Lente sucia La óptica del detector está sucia Lleve a cabo el procedimiento de limpieza según se describe en el manual del detector y, a continuación, realice la calibración. Falla de inicio de calibración Falla de calibración Verifique que el tipo de sensor y la calibración sean correctos. *Solo OPECL19 Tabla 6 Guía de resolución de problemas - Fallas del dispositivo (continuación) Fallas del dispositivo Descripción Acción recomendada Falla de EE ADC de referencia saturado ADC activo saturado Falla de 24 V Falla en la memoria no volátil El nivel de la señal del sensor está fuera del rango del conversor AD El nivel de la señal del sensor está fuera del rango del conversor AD Problema en el cableado eléctrico o el suministro eléctrico de 24 voltios Es posible que el suministro eléctrico se haya interrumpido mientras el dispositivo estaba actualizando sus registros de datos internos. Vuelva a iniciar el sistema. Devuelva el equipo a la fábrica. Devuelva el equipo a la fábrica. Inspeccione el cableado eléctrico y el voltaje de salida del suministro eléctrico. Falla de CRC de Flash Falla de memoria Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de RAM Falla en la memoria volátil Devuelva el equipo a la fábrica. Voltaje bajo Voltaje del suministro eléctrico fuera de los límites Verifique el voltaje del suministro eléctrico. Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de temperatura Falla del sensor de temperatura Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de software Falla del software interno Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de seguridad de EE Falla de configuración interna Devuelva el equipo a la fábrica. Gas por debajo del rango Incompatibilidad del sensor La señal del sensor se desvió a un valor negativo Se instaló el tipo de sensor incorrecto Es posible que el dispositivo se haya calibrado con gas presente en el entorno. Vuelva a calibrar el detector. De ser necesario, púrguelo con aire limpio. El tipo de sensor debe coincidir con la configuración. Cambie el sensor o la configuración. Falla de CNTR de ADC Falla del hardware interno Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de 3 V El suministro eléctrico interno de 3 voltios está fuera del margen de tolerancia Devuelva el equipo a la fábrica. Falla de comunicación Falla de comunicación Verifique el cableado del detector y el suministro eléctrico. Falla de GEN Falla de 12 V Falla de 5 V Falla no especificada El suministro eléctrico interno de 12 voltios está fuera del margen de tolerancia El suministro eléctrico interno de 5 voltios está fuera del margen de tolerancia Verifique que el cableado eléctrico y el voltaje de entrada sean correctos. Consulte en la fábrica. Devuelva el equipo a la fábrica. Devuelva el equipo a la fábrica20 Especificaciones VOLTAje de funcionamiento: 24 V CC nominal; el margen de funcionamiento es de 18 a 30 V CC. La ondulación no puede superar los 0,5 voltios de pico a pico. POTENCIA de funcionamiento: Calentador apagado: 1,3 watts nominal a 24 V CC con la pantalla con fondo iluminado apagada. 2 watts a 24 V CC con la pantalla con fondo iluminado encendida. Calentador encendido: 4 watts adicionales. Modelo CGS: 4 watts más con tarjeta de interfaz CGS y sensor CGS instalado. Tensión máxima con el calentador y la pantalla encendida: 6 watts a 30 V CC (modelo estándar) 10 watts a 30 V CC (modelo CGS). nota El calentador se enciende cuando la temperatura interna es inferior a 10 C (funcionamiento predeterminado). Compatibilidad con detectores La unidad UD10-DCU puede utilizarse con los detectores de gas Det Tronics que figuran en la tabla 7. UNIDAD DE MEDIDA PPM, % LFL, % V/V, LFLM, o Mg/M3. TEMPERATURA de funcionamiento: 40 C a +75 C. TEMPERATURA de almacenamiento: 55 C a +75 C. RANGO de humedad: 5 a 95% de humedad relativa (verificada por Det-Tronics). COMPATIBILIDAD electromagnética: Directiva EMC 2004/108/EC EN55011 (emisiones) EN50270 (inmunidad) DIMENSIONES: Consulte las Figuras 6 y 7. Comunicación Lon Comunicación digital, transformador aislado (78,5 kbps). Precisión del sistema EQP/UD10 Error de <1 ppm. Error de <1 % LFL. Con sensor CGS: ±3% LFL rango 0-50, ±5% LFL rango ,86 (14,9) 5,2 (13,2) 2,7 (6,9) Respuesta del sistema EQP/UD10 Gas tóxico: T90 < 10 seg. Gas combustible: T90 < 10 seg. Con sensor CGS: T90 < 12 seg. Tabla 7 Detectores de gas compatibles con la unidad UD10-DCU Dispositivo Tóxico 1 Combustible Catalítico Combustible IR 2 Manual de Instrucciones GT3000 X PIR9400 X PIRECL X OPECL X CGS X /CGS X ,7 (11,9) 3,46 (8,8) C706X3 X ,77 (9,6) NTMOS4 X Sulfuro de hidrógeno, amoníaco, cloro, hidrógeno, oxígeno, Monóxido de carbono y dióxido de azufre. 2 Metano, etano, etileno, propano y propileno. 3 El detector de oxígeno C7065E no es compatible. 4 Solo sulfuro de hidrógeno. 1,28 (3,3) Figura 6 Dimensiones de la caja de terminación del modelo STB en pulgadas (centímetros) C Mostrar más
Soluciones de detección de combustible y gas tóxico Rendimiento y seguridad superiores Soluciones confiables de Det-Tronics, su socio en seguridad Varias capas de detección Nuestros comprobados sistemas Más detalles Instrucciones 95-5526
Instrucciones 95-5526 Detector infrarrojo de gases de hidrocarburos PointWatch Eclipse Modelo PIRECL Rev. 3/13 95-5526 Contenido aplicación............................... 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL. FUNCIONAMIENTO......................... Más detalles Módulo de entrada de 8 canales Para la conexión en paralelo.
16 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN ST-3-3932-2005 Módulo de entrada de 8 canales Para la conexión en paralelo. ST-44-2002 Equipos de medición en campo Uso y conexión de los equipos de medición en campo, Más detalles Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN
Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN EN ESTE MANUAL: Características - página 1 Soporte - página 1 Cambiando los ajustes - página 2 Tabla del conmutador DIP - página 3 Especificaciones Más detalles Indicador de verificación de 24 horas. Resistente clip de acero inoxidable. Listo para descarga de datos usando el software MSALink
Listo para descarga de datos usando el software MSALink Resistente clip de acero inoxidable Sensor MotionAlert alerta de hombre caído Alarma visual (LED) ultra brillante en la parte superior e inferior Más detalles Modelo OI-617 H 2 S Conjunto del Sensor. Manual de la Operación
Modelo OI-617 H 2 S Conjunto del Sensor Manual de la Operación 2 Descripción del Producto El conjunto del sensor modelo de Otis Instruments, Inc. OI-617 H 2 S es demostrado proporcionar la supervisión Más detalles Instrucciones 95-5533
Instrucciones Eagle Quantum Premier Sistema de detección/liberación para incendios y gases 7.1 9/09 Contenido Sección 1: Seguridad Mensajes de alerta...1-1 Sección 2: Introducción DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA... Más detalles Manual de instalación del sistema de detección de monóxido de carbono KM300
GE Security Manual de instalación del sistema de detección de monóxido de carbono KM300 P/N 1064235 REV 1.3 19NOV08 Copyright Copyright 2008 GE Security, Inc. Reservados todos los derechos. Queda prohibida Más detalles Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella
SISTEMA DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO MANUAL TECNICO CENTRAL MICROPROCESADA VERSION 1.1 MAY. 2010 AGUILERA ELECTRONICA ha diseñado y desarrollado un nuevo sistema para el análisis y control de monóxido Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN SENSOR VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR SERIE FIT FTN-ST FTN-AM FTN-ST: Modelo standard con dos PIR FTN-AM: Igual que el FTN-ST pero con antimasking PRESTACIONES * Diseño compacto * Soporte Más detalles Instrucciones 95-5616
Instrucciones 95-5616 Detector electroquímico de gas tóxico Serie GT3000 Incluye transmisor (GTX) y módulo de sensor (GTS) 6.1 4/11 95-5616 Contenido Descripción............................. 1 Módulo de Más detalles 2. Instalación. Recepción/Inspección. Empaque/Embarque/Devolución. Nota de Calibración en Fabrica. Procedimiento Previo a la Instalación
2. Instalación Recepción/Inspección Desempaque con cuidado el instrumento Verifique que se encuentran, y son las correctas, todas las partes incluidas en la lista de empacado Inspeccione todos los instrumentos Más detalles Informe oficial. Mejores prácticas para el monitoreo de gas en la cocina comercial
Informe oficial Mejores prácticas para el monitoreo de gas en la cocina comercial Mejora de la seguridad de la cocina a través monitoreo estratégico del gas Descripción general Las cocinas comerciales Más detalles Detector de fugas de gas trazador H 2
Detector de fugas de gas trazador H 2 Modelo 69341 Detecta el 5% de H 2 en 95% de Nitrógeno como gases trazadores Manual de funcionamiento INTRODUCCIÓN El detector de fugas portátil de H 2 YELLOW JACKET Más detalles Instrucciones 95-5657
Instrucciones Detector acústico FlexSonic Sensor AC100 Transmisor ATX10 2.3 Rev: 6/13 Contenido descripción general... 1 Funciones... 1 Beneficios... 1 ESPECIFICACIONES... 2 Descripción... 3 ac100... 3 Más detalles DATOS DE ESPECIFICACIONES Sistema de detección / liberación para incendios y gases Eagle Quantum Premier
DATOS DE ESPECIFICACIONES Sistema de detección / liberación para incendios y gases Eagle Quantum Premier APLICACIÓN Eagle Quantum Premier es un sistema de seguridad inteligente distribuido que puede configurarse Más detalles Modelo No.: OMNISMART1050
Tripp Lite 1111 West 35th Street Chicago, IL 60609 USA Telefono: +(773) 869 1234 E-mail: saleshelp@tripplite.com Modelo No.: OMNISMART1050 OmniSmart interactivo en línea en torre de 1050VA, 120V con puerto Más detalles SAFEYE XENON 700. Detección de hidrocarburos y etileno. Ópticas térmicas. Garantía de 10 años para la lámpara destellante de xenón
SAFEYE XENON 700 Detección de hidrocarburos y etileno Ópticas térmicas Garantía de 10 años para la lámpara destellante de xenón SIL 2 conforme a IEC 61508 SISTEMA DE DETECCIÓN DE GAS DE CAMINO ABIERTO Más detalles DETECTORES DE GAS PERSONALES Y PORTÁTILES
DETECTORES DE GAS PERSONALES Y PORTÁTILES 35 DETECTORES DE GAS PERSONALES Y PORTÁTILES RESUMEN DEL PRODUCTO TX6531 ALARMA DE GAS PERSONAL CHERUB Una respuesta rápida y precisa ante concentraciones de gas Más detalles Snifter. Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO
Snifter Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO Casella España S.A. Polígono Európolis Calle Belgrado, nº4b 28232 Las Rozas. Madrid T +34 91 640 75 19 F + 34 91 636 01 96 E online@casella-es.com www.casella-es.com Más detalles Guía del usuario del SISTEMA ACTIVE-8
Guía del usuario del SISTEMA ACTIVE-8 003 Q 09760 2.ª edición 15/05/2007 Referencia: 55149 GMI les agradece que nos envíen comentarios acerca de nuestras publicaciones. Sus comentarios nos ayudan a mejorar Más detalles Manual de Instalación de BioClock
www.biotracksoftware.com 1 TABLA DE CONTENIDOS 1 ANTES DE INSTALAR... 1 1.1 NOTA... 1 1.2 PANEL DE OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO... 2 1.3 PUERTOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN... 3 1.4 CONTENIDO Más detalles Indicación simultánea del valor de medición y de la temperatura, caracteres del valor de medición en texto claro. Los pictogramas
Medidores analíticos Stratos Eco 2405 Oxy Medición de oxígeno Indicación simultánea del valor de medición y de la temperatura, caracteres del valor de medición en texto claro. Los pictogramas ofrecen indicaciones Más detalles HALO. Caja de conexiones LED HALO con puerto HART opcional
HALO Caja de conexiones LED HALO con puerto HART opcional HALO Fácil de usar Mayor seguridad gracias a una indicación más clara del estado del dispositivo. Mayor facilidad para detectar unidades en estado Más detalles Manual de Instrucciones
4386H-Spanish_Manuals 2/25/11 7:51 AM Page 1 Nivel láser en cruz de nivelación automática con cuatro líneas Quad-Line y rayo de aplomado Modelo No. 40-6662 Manual de Instrucciones Felicitaciones por elegir Más detalles INSTRUCCIONES ESENCIALES Lea esta página antes de proceder!
Hoja de instrucciones 1066 Transmisor analítico 1066 para líquidos INSTRUCCIONES ESENCIALES Lea esta página antes de proceder! Emerson diseña, fabrica y prueba sus productos de Rosemount Analytical de Más detalles Precauciones de seguridad
Precauciones de seguridad Este manual de instalación le indica cómo instalar el Control remoto con cable del ERV, el cual está conectado al ventilador. Para instalar otros accesorios opcionales, consulte Más detalles PosiTector DPM. Dew Point Meter. Guia rápida v. 3.0
PosiTector DPM Dew Point Meter Guia rápida v. 3.0 Introducción El PosiTector Dew Point Meter (DPM) es un dispositivo electrónico portátil que mide, calcula y registra con rapidez y precisión lecturas meteorológicas. Más detalles Manual de instalación 20002516, Rev BA Diciembre 2010. Sensores Coriolis Micro Motion serie R para caudal
Manual de instalación 20002516, Rev BA Diciembre 2010 Sensores Coriolis Micro Motion serie R para caudal Información sobre seguridad y aprobaciones Este producto de Micro Motion cumple con todas las directivas Más detalles No conectar a cables activados. Puede dañar el LanRoamer
Alerta! No conectar a cables activados. Puede dañar el LanRoamer Precaución! Las clavijas mal crimpadas o no crimpadas pueden dañar los conectores del LanRoamer. Controlar la adecuada terminación y el Más detalles Termorresistencia de proceso Modelo TR12-B, para montar en vaina Modelo TR12-M, módulo básico
SideControl BASIC Posicionador electroneumático digital El Tipo 8791 BASIC puede combinarse con... Carcasa metálica compacta Puesta en servicio sencilla mediante función de ajuste Sistema dinámico de válvula Más detalles KAPTIV-CS. Purga capacitiva electrónica 06/13
Instrucciones de la instalación y mantenimiento KAPTIV-CS Purga capacitiva electrónica OPERACIÓN GENERAL 06/13 El KAPTIV-CS remueve todos tipos del condensado de los sistemas de aire comprimido hasta 100 Más detalles Sistema UPS Smart USB en conformidad con TAA- Respaldo de batería inteligente e interactivo para estaciones de trabajo.
Sistema UPS Smart USB en conformidad con TAA- Respaldo de batería inteligente e interactivo para estaciones de trabajo. NÚMERO DE MODELO: SMART550USBTAA Destacado Cumple con la TAA / Acta Federal de Acuerdos Más detalles Principales características. Garantía. Manual de instalación Inversor Onda Senoidal Modificada Series A301 Inverter. www.nkelectronica.
Principales características? Bajo consumo.? Alarma de batería baja? Protección de cortocircuito.? Protección de inversión de polaridad de baterías? Salida de onda senoidal pura? Protección de temperatura? Más detalles MANUAL DEL USUARIO 1005NC CONTENIDO ADVERTENCIA! 1 ESPECIFICACIONES MODELO 2 INSTALACIÓN LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER
MODELO 1005NC Serie Builder Termostato digital universal no programable de sólo calefacción o sólo aire acondicionado MANUAL DEL USUARIO Es compatible con sistemas de aire acondicionado o de calefacción Más detalles ICP MANUAL DEL USUARIO INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN. Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA
MANUAL DEL USUARIO ICP INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN.... 1 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD... 2 3. CONEXIÓN.. Más detalles CAUDALÍMETRO MÁSICO DE GASES
Instrumentación y control de procesos Calibraciones trazables en planta Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio Sistemas integrales de medida de nivel Válvulas de control e industriales CAUDAL CAUDALÍMETRO Más detalles SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus. Manual
SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus Manual MARZO 2004 Energizador BR Plus, Manual del Usuario, Página 1 Indice 1. Introducción 3 2. Características 4 2.1 Batería de respaldo 2.2 Salidas Más detalles PyroMini Series Resumen del producto
PyroMini Series Resumen del producto La serie PyroMini es una gama de sensores de temperatura en miniatura sin contacto por infrarrojos la electrónica separada. español Todos los modelos tienen un ajuste Más detalles MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE 3 Contenido 1. NORMAS DE SEGURIDAD... Más detalles Bocina 105 db (A) Serie 8491/2. Manual de instrucciones ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES.
Bocina 105 db (A) Manual de instrucciones Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Información general Índice 1 Información general...3 1.1 Fabricante...3 1.2 Informaciones sobre el Más detalles UNIDAD DE MONITORIZACIÓN DE PUESTA A TIERRA GRD 4200
UNIDAD DE MONITORIZACIÓN DE PUESTA A TIERRA GRD 4200 La unidad de puesta a tierra GRD 4200 se utiliza en operaciones de carga y descarga de cisternas de líquido inflamable, donde exista el peligro de producirse Más detalles Catálogo Alarma de Intrusión
Catálogo Panel de alarma Residencial VISTA-10P - Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. - Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos y de íconos. - 32 eventos en memoria. La Más detalles PANEL EXTERNO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO XPSP-224 PARA CADENAS DE MEDICIÓN MANUAL DE INSTALACIÓN (N/P: 9418-05I1-101) VibroSystM www.vibrosystm.
MUL1217 Multímetro digital 3-3/4 con selección automática del rango Manual de Usuario 2011 Copyright por ProKit s Industries Co., Ltd. Índice General 1 Abrir el embalaje e inspeccionar el producto 2 Aviso Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE USUARIO Mando por cable KC-01.2 Lea detenidamente este manual antes de utilizar el aire acondicionado y guárdelo para futuras consultas. Versión 1.0 ÍNDICE 1. Precauciones Más detalles Manual De Instrucciones ... Detector de fugas de gas GSP1 MSY-40 Rev.0. Sistemas Electrónicos de Detección y Análisis, S.L. www.sedasl.
. Sistemas Electrónicos de Detección y Análisis, S.L. Paseo Ferrocarriles Catalanes, Nº 27-08940 Cornellá de Llobregat Barcelona 93-377 46 01 93-377 91 57 info@sedasl.net www.sedasl.net Manual De Instrucciones Más detalles Controlador para Bomba Auxiliar de Compensación de Presión
Hubbell Industrial Controls, Inc. Una subsidiaria de Hubbell Incorporated 4301 Cheyenne Dr. Archdale, NC 27263 HUBBELL Teléfono (336) 434-2800 FAX (336) 434-2803 Manual de Instrucciones Controlador para Más detalles Termorresistencia con indicación digital Modelo TR75, Alimentación por batería
Instrumentación de temperatura eléctrica Termorresistencia con indicación digital Modelo TR75, Alimentación por batería Hoja técnica WIKA TE 60.75 DiwiTherm Aplicaciones Maquinaria, instalaciones industriales, Más detalles PA20 Preamplificador
PA0 Preamplificador Instrucciones de Instalación y Mantenimiento IM-P40-67 AB Issue 4. Seguridad. Información de producto. Instalación 4. Cableado 5. Comprobación de Voltaje 6. Mantenimiento IM-P40-67 Más detalles EzFlex Detector de fugas de gas combustible Modelo EZ40
Manual del usuario EzFlex Detector de fugas de gas combustible Modelo EZ40 Introducción Agradecemos su compra del detector de fugas de gas combustible EZ40 de Extech. El EZ40 detecta la presencia de gas Más detalles Sistema de UPS ampliable SmartOnline en torre - Protección en línea de conversión doble para aplicaciones vitales. Sumario
Tripp Lite 1111 West 35th Street Chicago, IL 60609 USA Telefono: +(773) 869 1234 E-mail: saleshelp@tripplite.com Modelo: SU3000XL Sistema de UPS ampliable SmartOnline en torre - Protección en línea de Más detalles Manual de Alarma de Zona
La información contenida en este manual pertenece únicamente a las alarmas digitales de Zona de Arigmed. Este producto solo debe operarse bajo las especificaciones y circunstancias mencionadas en este Más detalles Back-UPS Pro 1200/1500 230V Instalación y funcionamiento
Back-UPS Pro 1200/1500 230V Instalación y funcionamiento Inventario Seguridad bu001a (2) No instale el Back-UPS en una ubicación en la que reciba la luz directa del sol, ni en un entorno con un calor o Más detalles 8200-1104-0103 B0. Grabador de video en red HOLNVR04100 HOLNVR04200 HOLNVR04400 Guía de inicio rápido
8200-1104-0103 B0 Grabador de video en red HOLNVR04100 HOLNVR04200 HOLNVR04400 Guía de inicio rápido Aviso Lea detalladamente este manual y guárdelo para uso futuro antes de conectar o poner en funcionamiento Más detalles Instrucciones de uso del multímetro digital DT-9932
www.pce-iberica.es Calle Cruz Nº 19 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es Instrucciones de uso del multímetro digital DT-9932 Más detalles Manual de Usuario. Torniquete TS2100 Noviembre 2015
Manual de Usuario Torniquete TS2100 Noviembre 2015 TS2100: Torniquete TS2111: Torniquete con Panel de Acceso y Lectores RFID TS2122: Torniquete con Panel de Acceso y Lector de Huella con Función RFID. Más detalles UPS SmartPro Grado Médico, en Torre, Interactivo con Funcionamiento Prolongado, Aislamiento Total, Puertos USB y Serial
UPS SmartPro Grado Médico, en Torre, Interactivo con Funcionamiento Prolongado, Aislamiento Total, Puertos USB y Serial NÚMERO DE MODELO: SMART2500XLHG Destacado UPS en Torre, interactivo de 2200VA con Más detalles La central sólo necesita 1 batería de 12V 7A. El código de acceso de fábrica es:
con repetidor de alarma MK7 Aparato de vigilancia de aislamiento con vigilancia de carga y temperatura integrada para sistemas IT médicos según IEC 60364-7-710, IEC 61557-8 y DIN VDE 0100-710 IR427_D00118_00_D_XXES/05.2015 Más detalles AVISO. Use tan solo del modo informado por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante.
GE Iluminación Guía de Instalación Luminaria LED Albeo Iluminación Lineal (Serie ALC4) Características 5 años de garantía Clasificada para ambientes humedecidos ANTES DE EMPEZAR Lea estas instrucciones Más detalles Sistema de detección y accionamiento
HOJA DE DATOS Sistema de detección y accionamiento CHECKFIRE 210 Características n Supervisión de circuitos de alimentación, detección, liberación y comunicación n Módulo de visualización con indicadores Más detalles Sistema UPS, Modular, Trifásico, SmartOnline de 100kVA, UPS Internacional En Línea, de Doble Conversión
Sistema UPS, Modular, Trifásico, SmartOnline de 100kVA, UPS Internacional En Línea, de Doble Conversión NÚMERO DE MODELO: SU100KX2 General Sistema UPS SmartOnline SU100KX2 de 100kVA Modular, Trifásico, Más detalles sensor de desplazamiento lineal de activación magnética WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141
ATEX categoría II 2 G, zona Ex 1 ATEX categoría II 2 D, Ex zona 21 Rectangular, aluminio / plástico Varias posibilidades de montaje insensibilidad a los campos magnéticos externos zonas ciegas extremadamente Más detalles UPS Smart LCD 1500VA, Interactivo, Torre 120V con pantalla LCD y puerto USB
UPS Smart LCD 1500VA, Interactivo, Torre 120V con pantalla LCD y puerto USB NÚMERO DE MODELO: SMART1500LCDT Destacado UPS interactivo en torrede 120V, 1500VA / 1.5kVA con pantalla LCD Mantiene la salida Más detalles CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO MODELO: Microprog 2 4
DESCRIPCION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SEL-E-804 El tablero de transferencia está diseñado para operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia Más detalles UPS SmartOnline de Doble Conversión En Línea de 5kVA, 4U en Rack/Torre, entrada de fase dividida incluye interruptor de derivación
UPS SmartOnline de Doble Conversión En Línea de 5kVA, 4U en Rack/Torre, entrada de fase dividida incluye interruptor de derivación NÚMERO DE MODELO: SU5000RT4U General UPS SmartOnline 5 kva, Hot-Swap, Más detalles Manual de Usuario. Inversor Cargador Onda Pura. Modelos: con cargador P.F.C. Potencia continua
Manual de Usuario Potencia continua con cargador P.F.C Inversor Cargador Onda Pura Modelos: Inversor y Cargador con Pantalla Conexión básica para la serie Power Star LW Atención: Alto Voltaje Solo abrir Más detalles LS089. Características: Aplicaciones: Descripción General: L o a d S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l I n c R e v. 1. 0 1 P á g i n a 1 de 8
Características: Cuatro relés de estado sólido, cada uno valorado 8 A Voltaje de input: 10 a 30 V Certificado: Class 1 division 2 La corriente total máxima de entrada de corriente: 25 A Protección contra Más detalles Control Automático de Interruptores 6801 de S&C Para Equipos Aéreos Montados en Poste
Control Automático de Interruptores 6801 de S&C Para Equipos Aéreos Montados en Poste Control Automático Los Controles Automáticos de Interruptores 6801 combinan los sofisticados esquemas de control automático Más detalles Manómetro digital de precisión Modelo CPG1000
Calibración Manómetro digital de precisión Modelo CPG1000 Hoja técnica WIKA CT 10.01 Aplicaciones Industrias de fuel-oil y gas Áreas de reparación y servicio Servicio de calibración y mantenimiento Calibraciones Más detalles Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
IM-P402-111 AB Issue 3 Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento 1. Seguridad Alarm Power Alarm Pump 2. Aplicación LC1300 3. Instalación 4. Configuración 5. Diagrama de Conexiones Más detalles QPM2102D QPM2160D, QPM2162D QPM2100, QPM2102 QPM2160, QPM2162 Sondas para conducto de calidad de aire interior 1)
1 962 QPM2102D QPM2160D, QPM2162D QPM2100, QPM2102 QPM2160, QPM2162 Sondas para conducto de calidad de aire interior 1) QPM21 Uso Con elementos sensible de CO 2 sin mantenimiento, elemento de detección Más detalles Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella
www.casella-es.com Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Seguridad... 3 1.2 Descripción general del producto... 3 1.3 Cómo funciona?... 3 Más detalles Termopar de proceso Modelo TC12-B, para montar en vaina Modelo TC12-M, módulo básico
Instrumentación de temperatura eléctrica Termopar de proceso Modelo TC12-B, para montar en vaina Modelo TC12-M, módulo básico Hoja técnica WIKA TE 65.17 otras homologaciones véase página 6 Aplicaciones Más detalles Altair Pro. Alta protección contra la entrada de polvo y agua. Resistencia a impactos y caídas de hasta 3 m. considere adecuados para sus operaciones
Altair Pro El detector Altair Pro, es un instrumento portátil de un sólo gas, el cual utiliza sensores electroquímicos y una batería reemplazables que lo hacen operar durante largos periodos. El detector Más detalles TH-550 series. Motor Servo LIBRO DE INSTRUCCIONES
TH-550 series Motor Servo LIBRO DE INSTRUCCIONES IS09001:2008 Contenido *********************************************** Instrucciones de Seguridad Introducción del producto 1. Descripción general 2. Componentes Más detalles Monitor de CO 2. Manual del usuario. Modelo CO200. Introducción
Manual del usuario Monitor de CO 2 Modelo CO200 Introducción Agradecemos su compra de este medidor de dióxido de carbono Modelo CO200. Este medidor mide el nivel de CO 2, temperatura del aire, humedad, Más detalles Manual de instalación, operación y mantenimiento PS20
Manual de instalación, operación y mantenimiento PS20 Contenidos 1 Contenido de la caja... 3 2 Seguridad... 4 3 Descripción... 5 4 Inicio... 7 4.1 Observaciones.. 7 4.2 Conexión y configuración antes del Más detalles pilot Manual de operaciones
pilot Manual de operaciones Sommario 1. Introducción... 3 2. Instrucciones de seguridad... 3 3. Características técnicas... 4 4. Montaje en la pared... 4 5. Cableado eléctrico... 5 5.1 PILOT 112-118... Más detalles PIDS Perimeter Fence Security System
fuego securidad protección y vigilancia defensa Sistema de Seguridad de Cerca Perimetral PIDS El cable MicroPoint se basa en la tecnología MicroPoint que detecta cualquier alteración a la cerca y la localiza Más detalles Controlador de proceso digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación
Controlador de proceso digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación El Tipo 8693 puede combinarse con... Diseño compacto de acero inoxidable Pantalla gráfica retroiluminada Más detalles MANUAL DE INSTRUCCIONES RS12/10
MANUAL DE INSTRUCCIONES RS12/10 REGULADOR SOLAR DE CARGA 1 Manual de instalación y características técnicas Regulador Solar RS12/10 1 Características: Tipo de carga PWM. Preparado para: exceso de carga, Más detalles Medidor ambiental 5 en 1 Modelo: EN300
Manual del usuario Medidor ambiental 5 en 1 Modelo: EN300 Anemómetro Medidor de humedad Medidor de luz Termómetro Medidor de nivel de sonido Introducción Agradecemos su compra de este medidor Extech. El Más detalles Inicio rápido. Indicador Sensoface (estado del sensor) Indicación del juego de parámetros activo (Configuración)
Indicador Sensoface (estado del sensor) Hora (o caudal) Indicación del modo de funcionamiento (Medición) Inicio rápido Modo de medición Tras conectar la tensión de alimentación, el equipo pasa automáticamente Más detalles GA-1 Dispositivo de alarma de aceite para separadores de grasa Instrucciones de instalación y manejo
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLANDIA Tel.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Dispositivo de alarma de aceite para separadores de grasa Más detalles Hub de gestión de la iluminación 120 V~
Quantum 369375e 1 04.02.2015 Hub de gestión de QuantumR El hub de gestión de la Quantum proporciona un punto de conexión centralizado para los módulos de balastros digitales EcoSystem de Lutron, los paneles Más detalles IFC 070 Hoja de datos técnica
IFC 070 Hoja de datos técnica Convertidor de señal electromagnético Accionado mediante batería con bajo consumo energético Rápido y fácil de instalar y utilizar Módulo adquisidor de datos y GSM para la Más detalles Conceptos básicos de la red NMEA 2000
Conceptos básicos de la red Una red consta de dispositivos conectados que se comunican mediante una sencilla conexión plug-and-play. Esta guía ofrece una descripción del cable y los conectores comercializados Más detalles Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes
Serie MKT (E3.1) Cámaras de simulación ambiental Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes Los rangos de temperatura entre -70 ºC y 180 ºC, con la ventaja de la simulación natural Más detalles UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 3kVA, 3U en Rack/Torre, tomacorrientes NEMA de 110/120V
UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 3kVA, 3U en Rack/Torre, tomacorrientes NEMA de 110/120V NÚMERO DE MODELO: SU3000RTXL3U General Sistema UPS de 3000VA en línea, de doble conversión, para Más detalles Manual del usuario. Probador Digital de aislamiento para alto voltaje 10KV. Modelo 380385
Manual del usuario Probador Digital de aislamiento para alto voltaje 10KV Modelo 380385 Introducción Felicitaciones por su compra del Probador de aislamiento para alto voltaje de Extech. Este dispositivo Más detalles Inversores TS-200 y TS-400
Manual de Instrucciones Inversores TS-200 y TS-400 Página: 1 de 11 ÍNDICE 1. Recomendaciones de seguridad... 3 2. Introducción... 3 2.1. Características... 3 2.2. Especificaciones... 4 3. Interface de Más detalles Sistema de UPS SmartOnline en torre - Alimentación 100% en línea para aplicaciones críticas.
Sistema de UPS SmartOnline en torre - Alimentación 100% en línea para aplicaciones críticas. NÚMERO DE MODELO: SUINT3000XL General El UPS SmartOnline SUINT3000XL en línea, de doble conversión de Tripp Más detalles Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33
Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33 Introducción Los transmisores de presión AKS 32 y AKS 33 miden una presión y convierten el valor medido en una señal estándar: 1 5 V c.c. o 10 V c.c. para Más detalles Detector SE 230K / SE 233K
Detector de fugas de gas inflamable para uso doméstico. Características Técnicas Alimentación 230Vca, 50 Hz / 12 Vcc 2,5 W Consumo 20 ma max. Sensor Catalítico Salidas Relé 24V 1A SPST 4 20 ma lineal Temperatura/humedad Más detalles MANUAL DE INSTRUCCIONES EAGLE DETECTOR DE GAS PORTATIL OPERACION Y CALIBRACION
MANUAL DE INSTRUCCIONES EAGLE DETECTOR DE GAS PORTATIL OPERACION Y CALIBRACION RKI INSTRUMENTS, INC. 33248 Central Ave. Union City, CA 94587 TELEFONO (510) 441-5656 INTRODUCCION El Eagle RKI es el detector Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución