Source: https://es.scribd.com/document/340051443/CATALOGO-HIOKI-GRAL-RESUMIDO-2012-pdf
Timestamp: 2019-04-23 14:03:14+00:00

Document:
Final Gg
5to Parcial Circuitos 1 A2009
para manufactura,
desarrollo, generación
» www.hiokiusa.com
Serie FT3700 Pág. resistencia. usos en conexiones a tierra con y sin contacto con salida opcional MÁXIMO/MÍNIMO/PROMEDIO/MAX-MIN 2 www. 6 6 10 Registradores de Memoria Registradores de Memoria Analizador de Impedancia Mide directamente líneas de hasta 480V en 4 Ideal para pruebas en vehículos con Prueba LCR y DCR de alta velocidad y canales aislados con seguridad CAT III 600V hasta 16 canales aislados mediciones de barrido de 4Hz a 5Mhz ST5540/5541 Pág. MR8875 Pág. 11 9 11 Medidores de Corriente de Fuga Probadores LCR Probadores de Baterías Probadores de dispositivos para uso Probador LCR de alta velocidad hasta Prueba de baterías de 6VCD a 60VCD médico y general IEC 60601-1:2005 3e 200kHz en 3 conﬁguraciones distintas o 300VCD en un tiempo de 4ms Serie FT6380 Pág. FT3405/3406 Pág. IM3523/IM3533 Pág. IM3570 Pág.com . 2 diámetros de campo. BT3562/3563 Pág. Pág.Novedades de HIOKI Novedades de HIOKI 3198 Serie LR8400 Serie MR8847 Pág.hiokiusa. 4 8 7 Analizador de Calidad de Energía Adquisidores de Memoria Registradores de Memoria Análisis de Calidad de Energía Clase A Registra hasta 60 canales de voltaje. Muestreo simultáneo de 20MS/s en 16 con 4 canales de voltaje y 4 canales peratura. Pág. tem. humedad o pulsos canales totalmente aislados de corriente MR8880-20 Pág. 16 14 14 Gancho para Medición de Tierras Tacómetros Termómetro Infrarrojo Pinza pequeña y ligera para múltiples Prueba de rotación y cuenta de vueltas Marcador Láser de 2 puntos.
Memoria voltaje. Amperímetro de Gancho. Kit profesional para todo Secuencímetro de Fases Sin Contacto propósito en mantenimiento. programa para PC. programa para PC. 4 transformadores de corriente (TC). Memoria Compact Flash Kit LR8400S Detector de Voltaje. Medidor de Resistencia de Aislamiento. programa para PC. batería recargable. Incluye Multímetro. Incluye Analizador. Memoria PC Card de 256MB. Conexión LAN y USB. 4 TC’s. Incluye unidad principal. Detector de Voltaje. Detector de Voltaje. Secuencímetro de Fases Sin Contacto HPK-2 Kit www. incluye Multímetro tipo Pluma.com 3 . Medidor de Resistencia de Aislamiento. Kits Profesionales de Medición Hioki USA Kits Profesionales de Medición Hioki USA 3169 Power Demand Pro 3198 PQA Pro 3197 PQA Pro Incluye Analizador.hiokiusa. Amperímetro de HPK-1 Kit Gancho y Termómetro Infrarrojo Sin Contacto Registrador de 30 canales expandible a 60. cables de conexión. juego de adaptador de corriente. memoria de 1GB PC HPK-3 Kit card y software “Kit Completo para el Contratista” Incluye Multímetro. Termómetro Infrarrojo Sin Contacto. maletín y SD de 2GB. Termómetro Infrarrojo Sin Contacto. Opera con baterías y Adaptador de corriente. maletín y fuente de poder. cables para voltaje. Para Mantenimiento Eléctrico. 3 TC’s. juego de cables para MR8880-20 Pro voltaje. maletín rígido. Amperímetro de Gancho. maletín y fuente de poder. juego de cables para Incluye Analizador.
factor de potencia. potencia aparente. altas. te permite ver listas de eventos y formas de onda en una sola ventana Memoria Visualización configurable en cuatro idiomas interna de incluyendo inglés y japonés 4MB › Configuraciones de 1fase a 2 hilos hasta 3 fases a 4 hilos POTENCIA › Monitor de corriente de arranque. demanda › Potencia activa. potencia reactiva. demanda.hiokiusa.5A hasta 1000A y de 75W a 9MW › Factor de potencia. Interface transitorios e interrupciones de voltaje. transitorios. frecuencia Registra en intervalos › Software avanzado para PC opcional desde un mínimo de 100ms Modelo 3169-21: › Incluye salida analógica hasta 60 minutos 4 www.com . › Incluye programa de análisis para PC. 60 y 400 Hz. (con gráfica). › Mide kWh Y CALIDAD 3198 › Configuraciones de 1fase a 2 hilos hasta 3 fases a 4 hilos › Mediciones de 50. altas y bajas de voltaje. potencia integrada. bajas. armónicos. USB para › Mide y registra potencia. datos voltaje y corriente. energía activa/ descarga de reactiva.0 variaciones (flicker) › Armónicos hasta de orden 50 › Captura precisa de transitorios de alta velocidad con muestreo de 2MHz › Despliegue de forma de onda y detección Registra › Cuatro canales de voltaje y cuatro canales de eventos en memoria SD POTENCIA corriente › Programa avanzado de análisis para la de 2GB computadora › Armónicos de orden superior 3169-20/-21 Medidor de Potencia de RMS Verdadero Pantalla multilenguaje Interface RS-232 Ranura para PC Card › Configuración de 3 fases a 4 hilos desde 0. USB2. fluctuaciones de carga. Analizador de Calidad de Energía Interfaces LAN y DE › Sincronización de reloj GPS (opcional) › Factor de potencia.ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA Y DEMANDA 3197 Analizador de Calidad de Energía Gran pantalla LCD brillante.
pérdida. Actualización de ANALISIS DE ENERGÍA Y PRUEBA DE POTENCIA DE BAJO CONSUMO 3390 datos cada 50ms Pantalla LCD de 9” despliega 32 parámetros simultáneamente Analizador de Potencia › Configuraciones de 1fase a 2 hilos hasta LAN. › Precisión de ±0.com 5 .2% › Resolución de 0. I. rotación. corriente y perfecta para el potencia integrada.000kW › 15. frecuencia y deslizamiento 3334 DE Compatible con HiTESTER de Potencia CA/CD SPECpower® ENERGÍA › Mide consumo de potencia en RMS verdadero › 1 fase a 2 hilos › Precisión de ±0.000mW a 30.5W a 9kW › Forma de onda y Salida Analógica RS-232C y GP-IB 3333 3332 (3333-01 y 3334-01) HiTESTER de Potencia HiTESTER de Potencia Actualización de pantalla 5 veces/segundo › Solución costo-beneficio para líneas de › Mide consumo de equipos domésticos producción e inspección apagados › 1 fase a 2 hilos › 1 fase a 2 hilos › Precisión de ±0.hiokiusa.000W a 4.2% › Rangos de 15V a 300V CA/CD y de 100mA a 30A › 1.000kW › Impresión por RS-232C › Salida Analógica www. 4 de voltaje y 4 de Analógica corriente › Formas de onda. Factor de potencia.1µA › Rangos de CA de 200V y de 50mA a 20A › Rangos de CA de 15V a 600V y de 1mA a› 50A › 10. Potencia activa/ reactiva/aparente. ANÁLISIS Asa abatible ángulo de fase. campo factor de rizo de I y V › Armónicos y FFT › Opciones de prueba de motores ofrecen soluciones llave en mano para medir torque. V. frecuencia. frecuencia. 3 fases a 4 hilos RS-232C. USB.16% Salida › Canales aislados.
pequeño y poderoso › 2 canales analógicos y 4 digitales integrados › Mide hasta 400V CD › Captura de alta velocidad de 1MS/s MEMORIA › Asistente de configuración ayuda a navegar fácilmente entre opciones › Descarga información a la PC por medio de USB Captura datos en memoria compact Memoria flash de 2GB interna de 4MW MR8880-20 4 canales analógicos y 8 lógicos integrados Impresora HiCORDER de Memoria opcional de quita y pon LCD de 5.7” TFT a color para una REGISTRA › Seguridad CAT III 600V › Muestreo máximo de 1MS/s o super claridad registro de tiempo real › Memoria interna de 4MW › Inicia mediciones inmediatamente con configuraciones preestablecidas Memoria › Funciones de disparo avanzadas intercambiable › Programa para la PC visor de compact flash datos de 2GB o USB › Descarga datos a la computadora mientras mide por medio de USB MR8875 HiCORDER de Memoria Pantalla touch de 8.REGISTRADORES DE MEMORIA PARA CAMPO 8870-20 HiCORDER de Memoria Pantalla LCD ancha y brillante de 4.4” que rota de acuerdo a las necesidades de los cables Sólo 5 botones minimizan la acumulación de polvo Guarda datos en tiempo real en memoria SD y transfiere a la PC por medio de USB o LAN › Solución ideal para pruebas vehiculares en marcha › Resolución de 16-bits › Memoria interna de 32MW › Muestreo de 500kS en sus 16 canales simultáneamente › Opera de manera segura de -10°C a 50°C de temperatura › Cumple con estándares de vibración industrial Hasta 16 canales analógicos y 64 › Soporta señales de CANbus digitales con módulos de entrada › Servidor web y FTP por medio de LAN conectables “mix-and-match” 6 www.3” QVGA-TFT Ergonómico y ligero.com .hiokiusa.
intercambiables con módulos analógicos para obtener 48 canales adicionales Interfaces LAN. alta velocidad+tiempo real › Utilice módulos de entrada de 13 diferentes tipos › Resolución de 16-bits con el Módulo de Alta Resolución 8957 › De 5mV a 20V/div con 20 divisiones › Opción de disco duro de 60GB Interfaces LAN. REGISTRADORES DE MEMORIA AVANZADOS Serie MR8847 HiCORDERs de Memoria Registra hasta 8 módulos de entrada = 16 canales analógicos aislados Hata 512 MW de memoria interna 16 canales lógicos integrados.hiokiusa. Compact flash card y USB INVESTIGACIÓN Impresora › Muestreo de 20MS/s integrada de fácil › Adquisición de alta velocidad. tiempo real. › Servidor WEB y FTP por medio de LAN Compact Flash card x 2. USB. › Software de visualización incluído GP-IB. SVGA www.com 7 . tiempo real o X-Y recarga Construcción robusta › De 5mV a 20V/div con 20 divisiones › Resolución de rango de 1/1600 con unidad de resolución con protectores en 8968 esquinas ideal para › Opción de disco duro de 80GB uso en campo › Software visor incluido Y DESARROLLO 8860-50 & 8861-50 Hasta 2GW de memoria interna HiCORDERs de Memoria Impresora opcional integrada para papel de dos anchos distintos Registra hasta 8 módulos de entrada = hasta 32 canales aislados de entrada o 128 canales lógicos › Muestreo de 20MS/s › Mide hasta 1000 V CD con Módulo de Alto Voltaje › Registra en alta velocidad. FFT.
ADQUISIDORES DE DATOS MULTICANAL L8431-20 HiLOGGER de Memoria 10 canales aislados + 4 entradas de pulsos Gran capacidad de 2GB en memoria 3. memoria registra más de interna 327 días de datos tomados de los 10 Pantalla LCD canales compacta y brillante de 4.com . baterías internas o Batería Almacenamiento en memoria de 12V USB y conectividad con PC › Software incluido de registro con utilerias de recolección de agiliza la administración de datos sus capturas Serie LR8400 LR8401-20 con 30 canales de voltaje/ temperatura con terminal tipo push Terminales rápidas Terminales rápidas tipo Push x 15 tipo Push x 15 HiLOGGERs de Memoria Utilice 1 o 2 módulos de entrada extras para tener hasta 60 canales simultáneos Pantalla LCD LR8402-20 con 15 canales de terminal con tornillo brillante de 5.3” QVGATFT MULTI de formato amplio › Intervalos de muestreo en los 10 canales de 10ms a 1hora › Registra directamente hasta 60V CD › Voltaje. rotación. lógicos › Supresión de ruido mejorada prueba de baterías › Intercambie memorias USB y Compact Flash mientras realiza mediciones › Memoria interna de 16MB › Software incluido de registro con utilerias de recolección de datos 8 www.5MW de Compact Flash.7” M3 y 15 canales de terminal rápida tipo Push Terminales rápidas Terminales con tipo Push x 15 tornillo M3 x 15 Registra por más de 500 días en intervalos de 10s en los 30 LR8400-20 con canales 30 canales de terminal con tornillo M3 › Muestreo de alta velocidad de 10ms Características de soporte de › Voltaje. temperatura (termopar o Sensor de Pt). alta tensión suficiente para humedad. resistencia.hiokiusa. rotación CANAL › Alimentado por adaptador de CA. temperatura (termopar y sensor de Pt). pulsos. pulsos.
Alta velocidad y pruebas de doble PROBADORES LCR DE ALTA PRECISIÓN parámetro son ideales para líneas de IM3570 Analizador de Impedancias produción Pantalla a color LCD 5. › Modos de LCR continuo y de barrido RS-232C › De 4Hz a 5MHz y de 5mV a 5V › Precisión de ±0. GP-IB y RS-232C › 40Hz a 200kHz › C-D + ESR y L + DCR USB y E/S › Prueba de alta velocidad de 2ms externas › Precisión de ±0.05% de precisión › Barrido de frecuencia Modos dedicados para Pantalla medición de bobinas y Touch a color transformadores Transferencia de datos por IM3523 Probador LCR LAN opcional. capacitores funcionales eficiencia de polímero.08% › 5mV a 5V y señal CV › Comparador.hiokiusa.5V y señal CV Interfaces › Comparador.08% › Medición de bias en CD. E/S Externas. GP-IB. guardar/cargar panel. Equivalente › 1mHz a 200kHz IM3533/IM3533-01 TESTING › Precisión de ±0.7” con auto apagado para ahorro de energía USB. modo DCR LCR Pruebas de › Prueba elementos piezoeléctricos 0.08% › C-D + ESR y L + DCR con compensación de temperatura Probador LCR › Prueba de alta velocidad de 2ms › De 5mV a 5V/2. (C-D y bajo ESR).com 9 . RS-232C terminales y LAN opcional › Medición de bías de 5 a 5V CD IM3533-01: › Aún más preciso con ±0. medición BIN › Prueba de contacto de 4 terminales Botones intuitivos y pantalla brillante LCD www. medición BIN › Prueba de contacto de 4 GP-IB.5ms mejoran (barrido y LCR). comparador. memoria. bobinas y transformadores (DCR y L-Q) Aplicación de Software IM9000 Software de para el IM3570 para simplificar análisis detallado de componentes Análisis de Circuito electrónicos.
3540 3541 Función de compensación RS-232C y de temperatura integrada GP-IB HiTESTER Miliohmetro HiTESTER de Resistencia También mide Seleccione temperatura de entre 4 modelos de acuerdo a las necesidades de interfase de su sistema › 16 muestras por segundo › Muestreo más rápido de 0.1µΩ a 110.5% Precisión de ±0.3mm ±0.08% E/S externas.0 y E/S Digitales › Prueba rápida de 5ms › Estabilidad cromática de ±0.1% en rangos de 30mΩ a 30kΩ › Precisión de ±0.1mm de MEDICIÓN diámetro Sistema de filtros de › Funciones de corrección de valor de alta precisión referencia y autorrango Serie de HiTESTER LCR DE ALTA 3535 100kHz a 120 Mhz 3532-50 42Hz a 5MHz Pantalla Cabeza touch PRECISIÓN amplificadora intuitiva desmontable Precisión de ±0.09% Precisión de ±0.08% › Mide 14 parámetros de componente (7 con el 3511-50) › Medición BIN › Tiempo de prueba de 5ms a 6ms › Pantalla con valor máximo desplegado › RS-232C. GP-IB e interfaces externas de E/S (algunas opcionales) de 99999 › Comparador integrado Serie 3504 Elija de 3 diferentes modelos de acuerdo a la interfase de su 3511-50 sistema De tamaño reducido perfecto para CD. líneas de 120Hz 120Hz a a 1kHz producción 1kHz Precisión de ±0.hiokiusa.3ms › Función de comparación memoriza hasta 7 tablas › Mide desde 0.com .007% › Método de 4 terminales elimina los efectos de 10 terminales y resistencias de contacto www. TM6101 HiTESTERs para medición LCR y C Ideal para líneas de producción de LED blancos y dispositivos de iluminación LED Probador Óptico de LEDs USB2.000MΩ › Precisión de 0.6ms ± 0.000 lx › Precisión de luminosidad de ±5% › Detector óptico de 11.0001 › Rango de medición de 100 lx a 100.
y ST5541 para comparador Pantalla digital paquetes prueba básica y funciones y analógica de datos HV-EN › Cumple la 3ra Edición de la norma IEC 60601-1: › Voltaje de medición de 10 a 1000V CD (2005) › Rango de 5x104 a 2x1010MΩ › Modos de 50µA a 50mA en CD/CA/CA+CD. II. 100 uso médico y general. PRUEBA DE BATERÍAS Y SEGURIDAD E/S externas.01% rdg. arrancador Guarde Dos modelos a elegir: ST5540 para remoto.com 11 . CA › Corriente de salida de 2mA max.1 a 99. pico de 500 µA a 75 mA › Función de cambio de polaridad ininterrumpida reduce dramaticamente los ciclos de tiempo www. E/S Externas. III (ST5540) Temporizador integrado. ±3 dgt.9s SEGURIDAD Control remoto completo disponible con software por Función de separado prueba de Función de descarga eléctrica contacto › Prueba de resistencia de aislamiento hasta 2000MΩ › Prueba de resistencia de aislamiento hasta 9999MΩ › Prueba de voltaje de ruptura hasta 5kV CA › Prueba de voltaje de ruptura hasta 5kV CD/CA › Ahorre hasta 8 configuraciones para cada modo › Ahorre hasta 10 configuraciones para cada modo ST5540/5541 HiTESTER de Corriente de Fuga SM-8220 Ultra MegaOhmmetro Corriente de fuga de paciente I.hiokiusa. RS-232C.5% Tiempo de muestreo de 4ms CD y ±60V CD › Precisión de ±0. RS-232C BT3562/3563 HiTESTERS de Baterías 3561 HiTESTER de Baterías y GP-IB (3561-01) USB. GP-IB opcional Rango de 20V CD › Ideal para líneas de producción de › Tiempo de muestreo de 4ms Dos modelos: › Rango de 300mΩ a 3Ω RESISTENCIA paquetes de baterías de alto voltaje entradas de ±300V › › Precisión de ±0. › Comparador integrado 3174 HiTESTER AUTOMÁTICO DE AISLAMIENTO/ 3153 HiTESTER AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DE RUPTURA DE CA AISLAMIENTO/VOLTAJE DE RUPTURA Temporizador de retardo/ rampa de 0.
2 a 600V CA › 420m a 600V CD 12 › Resistencia y continuidad www. ángulo de fase › Mide Potencia Activa. CD. Reactiva y Aparente › Factor de potencia › 42 a 1000A CA (3288) › Armónicos en I y V hasta la 20va › Resistencia 1000 Ω / 10. 3280-10 3282 MEDIDORES DIGITALES DE GANCHO Segurida CA d CAT 1 CA de RMS Verdadero Robusto IV 600V/C AT III 10 0 0V Tecnología y durable. calor › Frecuencia en gancho y ruido aún › Continuidad en corrientes elevadas 3285 CA/CD de RMS Verdadero GANCHO 2 Memoria de Con sólo 100g corriente pico de peso (3288- 20: Pesa 150g) 3280-20 CA de RMS Verdadero CA. CA+CD DE › 200 a 2000A CA y de 200 a 2000A CD › 30 a 600V CA › 30 a 600V CD › Frecuencia en gancho › Modos máximo/mínimo/promedio/ 3 RMS Ninguna parte 3286-20 CORRIENTE metálica ex- puesta garan- tiza seguridad CA de RMS Verdadero + Potencia Alto desempeño para circuitos Mide de una fase Armónicos y Factor de y tres fases balanceadas 3285-20 Potencia CA/CD de RMS Verdadero 3288-20 CA/CD de RMS Verdadero 4 Tenaza ultra delgada con apertura independiente de diseño Salida RS-232C de doble Modelo 3285 › 20 a 1000A CA actuación con prueba de › 150 a 600 V CA › 3kW a 1200kW resistencia y › Frecuencia continuidad › Reactancia.00kΩ › 100 a 1000A CA y A CD (3288-20) › Alimentado por batería › 4.hiokiusa. avanzada en hecho para › 30 a 1000A CA núcleo elimina una larga › 300 a 600V AC magnetización vida de uso › Resistencia inducida.com .
hiokiusa. ±2% rdg.2 veces el valor nominal) 2mA 1. indica compensación presencia de temperatura.00kV Mejor Precisión ±5% del valor máximo de escala ±5% rdg. de voltaje medición de temperatura y corriente de fuga Analógico Analógico de Rango Único de Digital de Multirango Multirango IR4016-20 IR4017-20 IR4018-20 3490 3455 3453 3454-11 3454-10 50V 200 MΩ 125V 20. ±5dgt.com 13 .0MΩ 2 GΩ 1000V 2 GΩ 4 GΩ 1. ±4dgt.00TΩ Corriente Nominal/ 1.50TΩ 5000V 5.2mA (1000V: 0. 3453 Medición de Aislamiento de 1kV Métodos de medición de 3151 Medición de Tierras Selección de rango de frecuencias Gráfica de tierras de 2 barras polos o 3 polos Pantalla amplia de fácil lectura › 10 a 1000Ω actualiza 2 › Método de veces por medición de 2 segundo hilos en 100Ω y rangos de 4 rangos + 1000Ω prueba de › Medición de continuidad Guarda hasta corriente de 20 paquetes 15mA CA de datos www.2mA Corriente de Corto 1mA (Tolerancia: 1 a 1.00TΩ 4 GΩ 4 GΩ 2500V 2.0MΩ 2 GΩ 500V 100 MΩ 1 GΩ 100 MΩ 500GΩ 2 GΩ 500. Punta de prueba Serie IR4000 3490 MEDIDORES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO opcional con iluminación Analógico de Único Rango Analógico de Multirango para pruebas Movimientos más seguras y Escala precisos para rápidas luminosa mediciones rápidas Prueba de circuitos Prueba Guarda puntas vivos constante de de prueba batería conectadas con su innovador Activación de seguridad sistema de 3455 Probador de Aislamiento de 5kV previene contacto con alto voltaje 3454 Medición de Aislamiento de 1kV cubierta deslizable Luz rojo Prueba escalonada brillante de voltaje. ±3dgt.00MΩ 200 MΩ Aislamiento Prueba de 250V 100 MΩ 250GΩ 2 GΩ 500.6mA) Circuito Prueba de V CA 0 a 600 V (50/60 Hz) 50 a 750V 0 a 600V 0 a 750V Prueba de V CD ±50V a 1. ±3% rdg.
7” de (FT3406) salida pequeño y estándares de flujo medición sin analógica y salida grande magnético IEC62233 contacto de pulsos Aplicación para PC › Cumple norma ICNIRP 2010 A prueba de incluída › Guarda 99 paquetes de caídas y polvo datos (IP50) › Mayor muestreo: 62.hiokiusa.05°C Salida › FT3700-20: Foco largo de 12 a 1 analógica › FT3701-20: Foco preciso de 30 a 1 Puntas de prueba de resina no 3258HiTESTER de Seguridad metálica previene descargas Tecnología propiedad eléctricas de HIOKI te permite medir a través del aislante en cables › 30V a 600V CA RMS verdadero › Indicador numérico de LCD FT3405/3406 Tacometros Serie FT3470 Medición de Campo Magnético Gran Sensores Evaluación en dominio distancia Señal de salida disponibles de tiempo cumple con de 19.com .5 ms › Banda de frecuencias de › Mayor precisión: ±1dgt.±1dgt. resolución de 0.900 lx Sensor ultra Cómoda sensible ofrece empuñadura precisión de -24°C a 760°C con ±4%rdg. Luz roja sitio de trabajo con pitido indica presencia de vivo o voltaje › Sensibilidad ajustada para instalaciones de 120V › 70V a 600V CA › Sin contacto metálico › 70 a 1000V CA › Auto apagado para Pinzas amplias para sujetar a larga vida de batería conductores de hasta 40mm de grosor 3423 Medición de Luz Cabeza de sen- Serie FT3700 Temperatura por Infrarrojo sor desmontable Define Rango de 20 usando cable claramente el Sensor infrarrojo sin a 200000 lx. 10Hz a 400kHz 14 www. opcional objetivo con 2 contacto escala máxima punteros láser de 199. Prueba y Detección de Voltaje Sin Contacto Metálico PRUEBA SIN CONTACTO 3120 Detector de Seguridad CAT IV 600V/CATIII 1000V 3129-10 Detector de Fase Absolutamente NINGÚN metal Voltaje de CA expuesto Luz verde indica Luz rojo brillante garantiza batería en buen y pitido seguridad en el estado.
hiokiusa. MULTIMETROS Y FUENTES DE SEÑALES 3554 Guarda hasta Protección de 600V 3246-60 HiTESTER tipo Pluma Battery HiTESTER 4800 puntos sin requerir de medición fusibles Amplio rango de medición Luz ultra hasta 60V brillante te permite encontrar puntos difíciles en lugares obscuros Punta de prueba se guarda en la parte › 4. CC. › CV. Potencial termoeléctrico y generación de › 8 horas de uso continuo con solo resistencia” energía solar www.67 veces por segundo › Mide 420mV a 600 V en CD y CA › 420Ω a 42MΩ › Indicación de “1000” en modo de › Soporta 8 tipos de termopar iluminación equivale a 50. PRUEBA DE BATERÍAS.000Lx de Muestreo de iluminación 1.com 15 . auto hold y memoria prueba extra largas 3256-50 MULTIMETRO DIGITAL › Voltaje de CA y CD de automática 420mV a 1000V › Corriente de CA y CD de › Ideal para medir degradación interna de baterías de 42µA a 10A cualquier tipo › Resistencia y Frecuencia › 4 Rangos de resistencia de 3mΩ a 3Ω › Prueba de Continuidad y › Resolución de 1µΩ Diodos › Resolución de 1mV en rangos de 6 o 60 V CD › Medición de temperatura con resolución de 0.2V a 600V CA trasera › 420mV a 600V CD › Resistencia › 150 horas de uso continuo con una sola batería Función de Puntas de comparación.000 lx › Drena máximo 25mA CD aprox.1°C con Respuesta de alta rango de -10 a 60°C velocidad con › Guarda 200 valores de comparación gráfica de barras › Descarga resultados de medición y actualiza tablas de comparación vía USB y software gratuito › También disponible: Modelo 3555 para baterías Mecanismo con compactas con rangos de 300mΩ a 30Ω y de 3 a 30V obturador de terminales SS7012 Fuente de Señal de CD 3245-60 Multímetro Solar HiTESTER Sistema híbrido de poder Prueba de con batería cargada con lazo 4 a luz solar y batería de 20mA respaldo Genera y mide señales Prueba de simultáneamente 50.
16 . Los productos HIOKI etiquetados con la marca CE están diseñados cumpliendo los requerimientos de categoría de sobrevoltaje. las líneas de voltaje pueden incluír picos de varias veces el voltaje nominal de línea.5% de lectura en rango de 0. Sin embargo. Para evitar cortos circuitos o accidentes de descarga eléctrica cuando utilice sensores de gancho. 6 Corporate Drive Cranbury. No lo use en conductores sin aislante. Para poder asegurar el uso seguro de este instrumento. edificios y máquinas industriales. NJ 08512 TEL (609) 409-9109 FAX (609) 409-9108 hioki@hiokiusa. 1. Serie FT6380 Abre tenazas con Gancho para Medición de Tierras una sola mano Gancho para Medición de Tierras Tenazas delgadas para espacios reducidos. Nota: El término “línea de voltaje” se refiere al circuito eléctrico que provee de energía eléctrica a empresas. (líneas protegidas por fusibles o pastillas termomagnéticas). Cuando mida este tipo de líneas.hiokiusa. Todas las especiﬁcaciones están sujetas a cambio sin HUSA0003ES2-2YB-03N Impreso en Japón previo aviso. esto no incluye circuitos eléctricos en construcciones de vivienda ordinarias.com/ Catálogo traducido al Español de la versión de idioma Ingles de fecha de Septiembre 1 del 2012. Por razones de seguridad. siempre utilice equipo de medición con protección interna para sobrecorrientes evitando así cortos circuitos. los medidores ordinarios no deben ser usados para medir líneas de potencia que incluyan más de 250V. Nota: Los nombres de la compañía y los nombres de los productos mostrados en este catálogo son nombres comerciales o marcas registradas de varias compañías. como el Modelo 3008 y un dispositivo que muestre la marca CAT III. minimiza polvo y sustratos Para sistemas multiaterrizados › Precisión de ±1.com http://www. por favor use el dispositivo mostrado para la indicación CAT apropiada para el lugar de uso En algunos casos.20Ω a 1600Ω › Medición de corriente de 20mA a 60 Amps › Actualización de medición cada 1/2 segundo › Protección de polvo y humedad IP40 › 35 horas de uso continuo Ingeniería Estuche-maletín en circuitería rígido incluído avanzada sin necesidad de Conectividad hacer ajuste de Bluetooth® para cero transferencia de datos a teléfonos AndroidTM (Modelo FT6381) Todos los productos que aparecen en este catalogo son marcados CE a menos que se indique otro. use sólo con líneas de alimentación que incluyan voltajes dentro del rango límite del sensor. Para evitar cortos circuitos yaccidentes de descarga eléctrica cuando un sensor de corriente de gancho está abierto. 2.
Documentos similares a CATALOGO HIOKI GRAL RESUMIDO 2012.pdf
Trabajo practico de potencia trifasica
Juan Pablo Bustelo
Agnihotra Mañana (Volante)
Dani Daortiz - Verticalizando La Magia
Instrucciones KL-0369-45 Inyectores Mercedes CDI
Zeus Mona

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución