Source: http://docplayer.es/8230377-Convertidores-y-transmisores-de-senal.html
Timestamp: 2017-12-12 01:00:13+00:00

Document:
CONVERTIDORES Y TRANSMISORES DE SEÑAL - PDF
Download "CONVERTIDORES Y TRANSMISORES DE SEÑAL"
Ignacio Alcaraz Blázquez
1 CONVERTIDORES Y TRANSMISORES DE SEÑAL TRANSMISORES DE SEÑAL PARA SONDA PT100 SIMULADOR DE SEÑALES PT100 TRANSMISORES DE SEÑAL PARA SONDAS TERMOPAR GENERADR DE TERMOPARES CONTROLADO POR PC CONVERTIDOR MODULAR DE SEÑALES CONVERTIDORES AMPLIFICADORES DE SEÑAL
2 Kkkk CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel Fax DO TRANSMISORES DE SEÑAL PARA SONDA Pt100 SERIES HD 786 TR1, HD 788 TR1, HD 988 TR1 Y HD 988 TR2 Los modelos HD 788TR1, HD 786TR1, HD 988TR1 y HD 988TR2 son transmisores 4-20 ma con microprocesador configurables para sensores de temperatura al Platino Pt100. Convierten la variación de temperatura medida por cualquier sensor Pt100 estándar (100 Ώa 0 C) en una señal lineal de corriente a dos hilos de 4 20 ma. La linealización con la técnica digital permite obtener excelente precisión y estabilidad. El usuario puede elegir la salida 4-20 ma (o 20-4 ma) en cualquier rango de temperatura comprendido entre -200 a +650 C con una magnitud mínima de 25 C. La reprogramación se realiza operando una tecla sin necesidad de hacer funcionar un jumper, potenciómetro, software, etc. Un led señala estado de alarma (temperatura fuera del rango de medida seleccionado, sensor roto o en corto circuito) ayudando al usuario en la fase de programación. Los transmisores están protegidos contra la inversión de polaridad. El modelo HD 786 TR1 es un transmisor de señal con sonda Pt 100 incorporada para montaje en pared. El modelo HD 788 TR1 esta proyectado para su montaje en los cabezales DIN B Los modelos HD 988 TR1 y HD 988 TR2 son para montaje en carril DIN. Ocupando 1 módulo el modelo TR1 y 2 módulos el modelo TR2 que incorpora un display LCD de 3 ½ dígitos de 10 mm. de altura. CARACTERISTICAS TECNICAS ENTRADA Sensor Conexión Linealización HD 788TR1 HD 786TR1 HD 988TR1 HD 988TR2 Pt100 3 (o 2) hilos EN 60751, IEC 751 BS 1904 (α = 0,00385) < 1mA Corriente en el sensor Campo de medida ºC Rango de default ºC Amplitud mínima de escala 25 ºC Influencia de las conexiones Influencia temperatura ambiente Velocidad de conversión Precisión Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenaje SALIDA Salida Resolución 4 µa Alimentación Influencia variaciones de tensión Resistencia de carga Led rojo Despreciable con hilos acoplados 0,01 ºC/ºC 2 medidas por segundo ±0,1 C ±0,1% de la lectura ( C) ±0,2 C ±0,2% de la lectura ( C) 0 70 C C 4 20 ma (o bien 20 4 ma) 22 ma en caso de error de programación o temperatura fuera de rango nota 1, Fig. 2 Salida analógica: 4 µa Display: 0,1 C hasta 200 C 1 C sobre 200 C 7 30V DC (protección contra la inversión de polaridad) 0,4 µa/v RLMax = Vcc-9/0,0022 => RLMax = 680 Vcc = 24 Vdc Se enciende en fase de programación y cuando la temperatura medida está fuera del rango seleccionado Nota 1) Si la temperatura medida T está fuera del rango seleccionado T1...T2 (T1<T2), HD 788TR1, HD 988TR1 y HD 988TR2 mantienen 4 ma para T<T1 y 20 ma para T>T2 para una banda muerta de 10 C antes de ir a estado de error en 22 ma. Códigos de pedido HD 788TR1: transmisor de temperatura 4 20 ma para sensor Pt100 de 2 ó 3 hilos configurable entre C con magnitud mínima de 25 C, Montaje en cabezaldin B HD 786TR1: transmisor de temperatura 4 20 ma para sensor Pt100 de 2 ó 3 hilos configurable entre C con magnitud mínima de 25 C. Sonda Pt100 incorporada. Instalación en pared. HD 988TR1: transmisor de temperatura 4 20 ma para sensor Pt100 de 2 ó 3 hilos configurable entre C con magnitud mínima de 25 C, Montaje en carril DIN de 35 mm, dimensión 1 módulo. HD 988TR2: transmisor de temperatura 4 20 ma para sensor Pt100 de 2 ó 3 hilos configurable entre C con magnitud mínima de 25 C, Montaje en carril DIN de 35 mm, dimensión 2 módulos, con LCD de 3 1/2 dígitos, de 10 mm. HD : soporte para sondas en vertical. Distancia pared 250 mm. Orificio Ø 26. Usar reducción HD /14 para empleo con HD786TR1. HD : soporte para sondas en vertical. Distancia pared 125 mm. OrificioUØ 26. usar reducción HD /14 para empleo con HD786TR1. HD /14: reducción para orificio Ø 26 a Ø 14 mm para los soportes HD y HD
3 Instalación y conexión La Fig. 1 muestra las dimensiones de los distintos modelos de transmisores descritos en este folleto. Destacan las reducidas dimensiones del HD 988TR1 (solo 17,5 mm de ancho) que permite la instalación de un número mayor de unidades en un menor espacio. Se recomienda al instalar el transmisor, procurar que la temperatura de trabajo esté comprendida entre los C. En la Fig. 6 vemos al esquema de conexión de los modelos HD 788TR1, HD 786TR1, HD 988TR1 y HD 988TR2, con lazo de corriente. Para obtener la máxima precisión, la conexión al Pt100 debe ser hecha con 3 hilos del mismo diámetro para garantizar la misma impedancia en cada conexión. Con el símbolo RL (load) se representa cualquier dispositivo inserto en el lazo de corriente, ya sea un indicador, un controlador, un data logger o un registrador. Fig. 2 Rango C, corriente de salida en función de la temperatura. Fig. 3 Resistencia de carga en función del voltaje de alimentación. Programación Los modelos HD 788TR1, HD 786TR1, HD 988TR1 y HD 988TR2 están programados de origen con rango C, sin embargo el usuario puede seleccionar un rango distinto, dotándoles de los siguientes accesorios: fuente de alimentación continua 7-30V DC, calibrador Pt100, o bien, set de resistencias de precisión, amperímetro de precisión con rango mínimo ma, y siguiendo el siguiente procedimiento: 1.Conectar el HD 788TR1, HD 786TR1, HD 988TR1 o HD 988TR2 como se muestra en la Fig. 6 y ajustar el calibrador Pt100 a la temperatura requerida para 4 ma (por ejemplo suponiendo que el valor seleccionado está en el rango C, se ajusta el calibrador a -50 C o equivalentemente se conectará una resistencia de 80.31Ώ entre los terminales 1 y 3. Los terminales 1 y 2 estarán cortocicuitados. 2. Esperar 10 segundos para que la medida sea estable, luego presionar la tecla de programación por lo menos 4 segundos, hasta que el LED parpadee una vez y quede encendido. 3. Ajustar el calibrador Pt100 al valor de temperatura requerido para 20 ma (según el ejemplo sobre indicado, se ajustará el calibrador a +200 C, o equivalentemente se conectará una resistencia de Ώ entre el terminal 1 y 3, con un cortocircuito en 1 y 2). Soporte para sonda HD con reducción HD /14 soportando un transmisor HD 786 TR1
4 4. Esperar 10 segundos para que la medida sea estable, presionar la tecla de programación por lo menos 4 segundos, hasta que el LED se apaga. Ahora dejar la tecla, el LED parpadea 2 veces. El procedimiento de SET POINT ha terminado. 5 Verificar que el ajuste sea correspondiente a lo específicamente requerido, ajustando el calibrador ( o conectando la resistencia de precisión) a los valores correspondientes a 4 y 20 ma y controlando la corriente en el amperímetro. La programación del rango de temperatura puede ser hecha utilizando las resistencias de precisión de valor fijo que simulan el valor de un sensor Pt100. La tabla muestra los valores de resistencias correspondientes a algunos valores de temperatura. ºC Ώ ºC Ώ ºC Ώ Fig. 6 Esquema de conexión de los transmisores. CONFORMIDAD CE Seguridad EN nivel 3 Descargas electrostáticas EN nivel 3 Transitorio eléctrico veloz EN nivel 3 Transitorio alta energía EN nivel 3 Variaciones de tensión EN Susceptibilidad interferencias electromagnéticas IEC oV/m Emisión interferencias electromagnéticas EN55020 clase B
5 Kkkk CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel Fax DO TRANSMISORES DE SEÑAL PARA SONDA Pt100 SERIE HD 688 T TRANSMISOR MODULAR DE TEMPERATURA HD 688T PARA SENSOR PT100 CON SEPARACION GALVANICA ENTRADA/SALIDA Señal analógica de salida: 0 20 ma / 4 20 ma / 0 10 Vc.c. El transmisor HD 688T está construido en una caja de 2 módulos DIN para guia asimétrica de 35 mm El módulo convierte la señal proveniente de una sonda Pt100 de 3 hilos en una señal analógica que puede seleccionarse a través de un conector puente entre 0 20 ma, 4 20 ma, 0 10 V. La señal está separada galvanicamente entre entrada, salida y alimentación. El aislamiento de 3 direcciones del módulo permite evitar influencias recíprocas en presencia de más circuitos de medición. El transmisor HD 688T está compuesto por las siguientes etapas: - Etapa de entrada que comprende la linealización de las curvas y la compensación de la resistencia del cable de la línea (3 hilos) de la Pt100, conversión de la tensión en frecuencia. - Etapa de salida universal a través de un conector puente, conversión de la frecuencia en tensión. - Etapa de alimentación. La configuración del rango de medición o de la señal de salida puede ser modificada en todo momento, una característica importante es que cualquier variación no conlleva la necesidad de tener que recalibrar el transmisor. CODIGO DE PEDIDO HD 688T transmisor modular de temperatura HD 688T para sensor Pt100 Señal analógica de salida: 0 20 ma / 4 20 ma / 0 10 Vc.c. CARACTERISTICAS: ENTRADA: CONFIGURACION: Señal de entrada: Pt100 (IEC 751) Rangos de medida: C / C / C C / C Corriente de medida: 1 ma SALIDA: Señal de salida: 0 10Vcc 0 20 ma 4 20 ma Carga máxima: 5 ma 500 Ώ 500 Ώ Impedancia de salida: 0,1 Ώ 1M Ώ 1M Ώ ALIMENTACION: Tensión de entrada: V ± 10%, 65 ma Linealidad: 0.2% Cero drift: 0.02%/ C referente a la plena escala Full scale drift: 0.02%/ C referente a la señal aplicada Tiempo de respuesta: 0.3 segundos al 63% del valor final 1 segundo al 99.9% del valor final Aislamiento: 3kV a 50 Hz por 1 minuto Temperatura de trabajo: -10 C...50 C (es la temperatura máxima en que la electrónica puede trabajar)
6 Posición de los conectores puentes en función del rango de medida de la salida Rango de medida Salida Disposición conectores TRIMMER* puentes J1 J2 J3 Inicio escala Fondo escala 1-50 A 50 ºC 0 10Vcc A A A RR1 RR2 2 0 a 50 ºC 0 10Vcc B A A RR1 RR2 3 0 a 100 ºC 0 10Vcc C A A RR1 RR2 4 0 a 200 ºC 0 10Vcc D A A RR1 RR2 5 0 a 400 ºC 0 10Vcc E A A RR1 RR A 50 ºC 0 20Ma A B A RR1 RR2 2 0 a 50 ºC 0 20Ma B B A RR1 RR2 3 0 a 100 ºC 0 20Ma C B A RR1 RR2 4 0 a 200 ºC 0 20Ma D B A RR1 RR2 5 0 a 400 ºC 0 20Ma E B A RR1 RR A 50 ºC 4 20mA A B B RR1 RR2 2 0 a 50 ºC 4 20mA B B B RR1 RR2 3 0 a 100 ºC 4 20mA C B B RR1 RR2 4 0 a 200 ºC 4 20mA D B B RR1 RR2 5 0 a 400 ºC 4 20mA E B B RR1 RR2 *Los trimmers multigiros RR1, RR2 sirven para ligeras correcciones de regulación del inicio escala y de la plena escala. A no ser estrictamente necesario, siendo la calibración realizada en laboratorio se desaconseja de operar sobre los mismos Diagrama de bloques Esquema de conexiones CONFORMIDAD CE Seguridad EN nivel 3 Descargas electrostáticas EN nivel 3 Transitorio eléctrico veloz EN nivel 3 Transitorio alta energía EN nivel 3 Variaciones de tensión EN Susceptibilidad interferencias electromagnéticas IEC oV/m Emisión interferencias electromagnéticas EN55020 clase B
7 CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel Fax DO HD 2407 SIMULADOR DE SEÑALES Pt100 El HD 2047 es un instrumento portátil, especialmente estudiado para el control y la calibración de instrumentos con entrada del tipo Pt 100 y salidas de tensión o de corriente. El instrumento simula 24 valores fijos de un sensor Pt 100 en un rango entre 100 y 500 ºC con conexión de 2, 3 o 4 hilos. La selección del valor a simular se hace a través de un conmutador rotativo, montado en la parte delantera del instrumento. La salida Pt 100 está siempre activa independientemente del tipo de funcionamiento que se utilice. El instrumento también puede medir con precisión los valores de salida de tensión o de corriente de cualquier transmisor conectado a su entrada, la tensión continua la mide en un rango de -20 a 20 V. Para la corriente continua el rango es de 0 a 22 ma. También puede utilizarse para calibrar y comprobar el perfecto funcionamiento de un transmisor pasivo, simulando la entrada de temperatura Pt 100, alimentándolo y, al mismo tiempo, leyendo la corriente que circula, todo sin ningún tipo de alimentación auxiliar externa. DATOS TÉCNICOS GENERALES Alimentación 4 baterias AA ( la entrada para alimentador externo de 9 Vcc se suministra bajo pedido Autonomía, con baterías de 1,5 V y capacidad de 2250 mah 160 h (en funcionamiento V READ y ma READ 30 corriente de lazo = 12mA (en funcionamiento 2 hilos) Señal de baterías agotadas Se enciende el símbolo cuando la tensión de las baterías es aproximadamente 3,6V Temperatura de trabajo ºC Humedad relativa de trabajo % RH (no condensable) Peso / Dimensiones 580 gr (sin baterías) / 23 x 70 x 230 mm MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA Rango de medida -1,999V...1,999 V; resolución 1mV -19,99 V...19,99 V; resolución 10 mv Precisión ± 1 mv rango -1,999V...1,999 V ± 10 mv rango -19,99 V...19,99 V Resistencia de entrada 1 MΏ Máxima tensión aplicable a bornes 48 Vcc MEDIDA DE CORRIENTE CONTINUA Rango de medida 0, ,9 ma; resolución 10 µa 0,0...22,0 ma; resolución 100 µa Precisión ±(0,01mA+0,05% del rango); rango 0, ,99 ma ±0,1 ma; rango 0,0...22,0 ma Resistencia de shunt 20 Ω Protección de sobrecarga Corriente limitada a 25 ma ALIMENTACIÓN Y MEDIDA DE TRANSMISORES PASIVOS Rango de medida 0, ,9 ma; resolución 10 µa 0,0...22,0 ma; resolución 100 µa Precisión ±(0,01mA+0,05% del rango); rango 0, ,99 ma ±0,1 ma; rango 0,0...22,0 ma Resistencia de shunt 20 Ω Protección de sobrecarga Corriente limitada a 25 ma Carga 700 Ω Tensión aplicada 14 Vcc SIMULACIÓN DE Pt 100 Tipo de RTD Pt 100 (100 Ω a a 0 ºC, α =0,003850, EN60751, IEC 751, BS1904 Valores de temperatura 24 valores fijos desde 100 hasta 500 ºC Precisión ± 0,05% del valor simulado Efecto de la temperatura ambiente ± 5ppm/ºC Máxima potencia disipable 12 mw Máxima corriente de carga 20 ma
8 El instrumento esta dotado de 3 teclas: ON/OFF Apaga y enciende el instrumento. Después del Encendido, el instrumento está a punto de medir Tensión. MODE Selecciona de manera cíclica el tipo de funcionamiento; Presionando sucesivamente la tecla se habilitan las Funciones en el siguiente orden: 1. medida de tensión 2. medida de corriente 3. medida de corriente con alimentación del lazo ma RANGE Durante la medición de tensión o de corriente, permite seleccionar el fondo de escala, y la resolución mas idónea para la medición en curso: -1, ,999-19, ,99-199, ,9 El instrumento está protegido contra los errores de conexión por parte del usuario. De todos modos se recomienda no exceder de los límites de tensión y de corriente aplicadas indicados en las características técnicas. El símbolo de batería anuncia cuando estas están agotadas y tienen que ser sustituidas. DIFERENTES TIPOS DE FUNCIONAMIENTO 1) Medida de tensión continua de entrada El instrumento mide tensiones continúas positivas y negativas, con una amplitud máxima de 20 V Procedimiento (ver figura 1) - Con la tecla MODE seleccionar el tipo de funcionamiento tensión de entrada. Se enciende el led rojo correspondiente a la indicación READ V - Conectar los cables a los bornes como se indica en la figura 1 -Con la tecla RANGE seleccionar el rango adecuado a la tensión aplicada. El símbolo 1 encendido a la izquierda de la pantalla indica que estamos fuera del rango de medida, en este caso basta con pulsar RANGE para pasar al rango de medida superior Advertencias: a) Por razones de seguridad nunca debe aplicarse a los bornes tensiones superiores a 48 V b) El instrumento solo mide tensión continúa 2) Medida de corriente continúa de entrada El instrumento mide corrientes continúas positivas con una amplitud máxima de 22 ma Procedimiento (ver figura 2) - Con la tecla MODE seleccionar el tipo de funcionamiento corriente de entrada. El led rojo correspondiente a la indicación READ ma se enciende. - Conectar los cables a los bornes como se indica en la figura 2, manteniendo la polaridad correcta, para que se pueda medir la corriente debe entrar por el borne + -Con la tecla RANGE seleccionar el rango adecuado a la tensión aplicada. El símbolo 1 encendido a la izquierda de la pantalla indica que estamos fuera del rango de medida, en este caso basta con pulsar RANGE para pasar al rango de medida superior Advertencias: a) Se puden medir corrientes continúas hasta 22 ma b) El instrumento solo mide tensión continúa c) El instrumento incorpora un circuito de protección interno que limita la corriente a 25 ma 3) Calibración y control de transmisores pasivos El instrumento está capacitado para alimentar un lazo de corriente de ma, medir la corriente y simular a la entrada de un transmisor de temperatura 24 valores fijos de Pt 100 sin ningún tipo de alimentación exterior. Procedimiento (ver figura 3) - Con la tecla MODE seleccionar el tipo de funcionamiento 2 WIRE. Se enciende el led rojo correspondiente - Conectar los cables del lazo ma a los bornes como se indica en la figura 3, manteniendo la polaridad la corriente suministrada por HD 2047 sale por el borne + -Con la tecla RANGE seleccionar el rango adecuado a la tensión aplicada. El símbolo 1 encendido a la izquierda de la pantalla indica que estamos fuera del rango de medida, en este caso basta con pulsar RANGE para pasar al rango de medida superior -Seleccionar, con el conmutador, el valor deseado de la temperatura Advertencias: a) La amplitud máxima de corriente es de 25 ma b) La tensión suministrada por el lazo de corriente es de 14 Vcc c) En las conexiones de 2 y 3 hilos no deben hacerse puentes sobre los bornes no utilizados, estos tienen que quedar libres 4) Simulación de sensor Pt 100 El instrumento puede simular 24 valores fijos de temperatura de un sensor Pt 100 (100Ω a 0 ºC, coeficiente α = 0,003850) con conexión de 2,3 o 4 hilos. La selección se efectúa por medio de un conmutador rotativo situado en el frontal del instrumento. Procedimiento: -Hacer la conexión, en función del número de hilos, según se indica en las figuras 3, 4 o 5 -Seleccionar el valor de temperatura con el conmutador. Advertencias: a) En las conexiones de 2 y 3 hilos no deben hacerse puentes sobre los bornes no utilizados, estos tienen que quedar libres b) Las teclas MODE y RANGE, no tienen ningún efecto sobre la selección de las resistencias. c) El circuito de protección interno limita aproximadamente a 1,2 V la caida sobre las resistencias; esto significa que la corriente máxima medida es del orden de los 20 ma Transmisor activo Salida de tensión Figura 1. Medida de tensión continúa.
9 Transmisor activo Transmisor pasivo Salida de corriente Figura 2. Medida de corriente continúa Figura 3. Control de un transmisor pasivo con entrada Pt 100 Figura 4. Simulador de Pt 100 de 3 hilos Figura 5. Simulador de Pt 100 de 2 hilos
10 CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel Fax DO TRANSMISORES DE SEÑAL PARA SONDA TERMOPAR SERIES HD 778 TR1, HD 978 TR1 Y HD 978 TR2 PARA TERMOPARES J - K - T - N HD 778-TCAL GENERADR DE TEREMOPARES CONTROLADO POR PC Los modelos HD778TR1, HD 978TR1, Y HD 978TR2 son transmisores pasivos de dos hilos 4 20mA con microprocesador, configurables para sensores termopar de tipo K, J, T y N. Convierten el valor de tensión generado por el termopar en una señal lineal de corriente entre mA. El uso de dispositivos digitales permite obtener una excelente precisión y estabilidad. El usuario puede configurar la salida 4 20mA (o 20 4mA) en cualquier rango de temperatura incluida en el campo de medida de cada termopar con un rango mínimo de 50 C. Las configuraciones del rango y del tipo de termopar se realizan mediante una tecla. Un led señala situaciones de alarma (sensor roto o no conectado) y asiste al usuario en las fases de programación. Los transmisores están además protegidos contra las inversiones de polaridad. El HD778TR1 está específicamente proyectado para ser instalado en las cabezas de conexión de tipo DIN B. El HD978TR1 y el HD978TR2 son para montaje en carril DIN de 35 mm. El HD978TR2 además de la salida 4 20mA, tiene un display a 3 1/2 dígitos (altura 10 mm) que permite la visualización de la temperatura medida. CÓDIGOS DE PEDIDO HD778TR1: transmisor de temperatura de dos hilos 4 20mA para termopares K, J, T y N configurable, rango mínimo 50 C, Montaje en cabezal DIN. HD978TR1: transmisor de temperatura de dos hilos 4 20mA para termopares K, J, T y N configurable, rango mínimo 50 C, Montaje en Guía DIN (1módulo) HD978TR2: transmisor de temperatura de dos hilos 4 20mA para termopares K, J, T y N configurable, rango mínimo 50 C Montaje en Guía DIN (2 módulos), con LCD de 3 ½ dígitos, altura 10 mm. HD778-TCAL: generador de tensión en el rango -60mV +60mV, controlado por un PC mediante la puerta serial RS232C del PC, software DELTALOG7 para la configuración de los transmisores a termopar K, J, T y N. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENTRADA HD 778TR1 HD 978 TR1 HD 978 TR2 Sensor Termopar tipo K, J, T y N Conexión 2 hilos - transmisor pasivo Termopar K -200 ºC a 1200 ºC Campo de medida Termopar J -200 ºC a 800 ºC Termopar T -200 ºC a 300 ºC Termopar N -200 ºC a 1200 ºC Linealización EN ASTM E 230 ANSI (MC96-1) Configuración por defecto Termopar K Escala ºC Rango mínimo de medida 50 ºC Velocidad de conversión 2 medidas por segundo Precisión ±0,04% FE±0,4% de la lectura o 0,5 ºC (el mayor de los dos) Rango de temperatura de la soldadura fría -30 a 80 ºC 0 a 70 ºC Temperatura de trabajo -30 a 80 ºC 0 a 70 ºC Temp de almacenamiento -40 a 80 ºC SALIDA Tipo de salida (nota 1) 2 hilos ma (o ma) 22 ma en caso de sensor roto o mal conectado Resolución 4µA 4µA Display :0,1 ºC T<200 ºC 1 ºC T>200 ºC Tensión de alimentación Vcc (protegida contra inversión de polaridad) Sensibilidad a las variaciones de la tensión de alimentación 0,4µA/V Resistencia de carga RLMax = Vcc-9/0,0022 => RLMax = 680 Vcc = 24 Vdc Aislamiento galvánico 50 Vcc (verificada a 250 V) Led rojo Se enciende en fase de programación y cuando la temperatura medida está fuera del rango seleccionado Tiempo de Warm-up 2 minutos Nota 1) En caso de que la temperatura medida T este fuera del rango de configuración T1...T2 (T1<T2) los transmisores regulan linealmente la corriente para un intervalo de 10 ºC para T2<T<T1. (ver diagrama de corriente, Fig. 3)
11 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN La Fig. 1 muestra las dimensiones de los distintos modelos de transmisores descritos en este folleto. Destacan las reducidas dimensiones del HD 978TR1 (solo 17,5 mm de ancho) que permite la instalación de un número mayor de unidades en un menor espacio. Se recomienda al instalar el transmisor, procurar que la temperatura de trabajo esté comprendida entre los C. En la Fig. 2 vemos al esquema de conexión de los modelos HD 778TR1, HD 978TR1 y HD 978TR2, con lazo de corriente. Para obtener la máxima precisión, la conexión al termopar no deberá superar los 3 metros de longitud. Con el símbolo RL (load) se representa cualquier dispositivo inserto en el lazo de corriente, ya sea un indicador, un controlador, un data logger o un registrador. 20,5 mm 43,0 mm 33,0mm Montaje: 2 aguj. Ø 5 mm 33 mm e/c Entrada cables Aguj. Central Ø 5 mm ELECCIÓN DEL TIPO DE TERMOPAR El transmisor acepta 4 tipos de termopar; el número de destellos del led al ser alimentado indica el tipo de termopar configurado. Nº de destellos Tipo de termopar 1 K 2 J 3 T 4 N Los transmisores vienen programados por defecto: Termopar K, rango mA = ºC Se purde modificar el tipo de termopar programado y el rango, siguiendo las instrucciones siguientes: Nota: una vez modificado el tipo de termopar debe programarse el rango de medida deseado. Programación de HD 778TR1 y HD 978TR1 Al alimentar el transmisor, el led en función del tipo de termopar seleccionado, emite un determinado número de destellos. Para modificar la configuración mantener presionada la tecla de programación y quitar y dar la alimentación. Se entra en programación para la elección del tipo de termopar: Si el led destella una vez, está seleccionado el tipo K, Al soltar la tecla y volverla a pulsar en 10 segundos el led emite 2 destellos, está seleccionado el tipo J. Al soltar la tecla y volverla a pulsar en 10 segundos el led emite 3 destellos, está seleccionado el tipo T. Al soltar la tecla y volverla a pulsar en 10 segundos el led emite 4 destellos, está seleccionado el tipo N Al soltar la tecla y volverla a pulsar en 10 segundos el led emite otra vez 1 destello, se reinicia el ciclo y está seleccionado el tipo otra vez el tipo K. Para memorizar el tipo de termopar seleccionado se debe estar 15 segundos sin pulsar la tecla; el transmisor memoriza el tipo de termopar, y sale de programación, el led emite el número de destellos indicativo del tipo de termopar seleccionado. Programación de HD 978TR2 El transmisor incorpora un doble selector para poder programar el tipo de termopar. La selección, cuyos códigos se indican en la figura siguiente, se hace con el instrumento apagado, y es adquirida al encenderlo. Fig. 1 17,5 mm 35,0mm 90 mm 35 mm 58,0mmHD978TR1 69,0mmHD978TR2 46 mm Una modificación con el instrumento encendido, no surte efecto hasta el apagado sucesivo y posterior reencendido. Nota: Siempre que se modifique el tipo de termopar debe reprogramarse el rango de temperatura Fig. 2
12 PROGRAMACIÓN DEL RANGO Los transmisores HD 778TR1, HD 978TR1 y HD 978TR2 Están programados por defecto para termopar tipo K, y con un rango de medida ºC. El usuario puede reprogramar este rango, según sus necesidades, con un span mínimo de 50 ºC. La correspondencia entre la temperatura leída y la corriente de salida puede ser directa (por ej. 4mA = 0 ºC y 20mA = 1000 ºC) o inversa (poe ej. 4mA = 1000 ºC y 20mA = 0 ºC). Para la programación son necesarios: - fuente de alimentación continua Vcc - calibrador de termopares - cables de conexión de cobre - amperímetro de precisión. Campo mínimo mA Fig ma Alimentación Vcc Como sustitución del calibrador de termopares podemos emplear el generador Delta Ohm HD 778TCAL. Este instrumento se conecta a la puerta serial del PC, y mediante un software adecuado, suministrado con el instrumento, automatiza los pasos de programación y las instrucciones aparecen en la pantalla del PC. Si se programa a través de un calibrador de termopares, los pasos a seguir son los siguientes: Primeo debe configurarse el tipo de termopar. (Ver Elección del tipo de termopar ) y tener en cuenta dos premisas: Los valores de tensión generados por el calibrador deben ser no compensados. La configuración debe hacerse con el instrumento alimentado. -Predisponer el calibrador con la salida del tipo de termopar deseado, y conectar el calibrador a la entrada de señal de termopar del transmisor respetando la polaridad. -Configurar el calibrador de modo que genere la tensión que corresponde a la temperatura de 4mA, esperar 30 segundos hasta que la tensión se estabilice. -Pulsar, y mantener pulsada la tecla hasta que el led empiece a destellar. Soltar la tecla. El instrumento ha adquirido el primer valor del rango de trabajo, si el led continua parpadeando. El instrumento está preparado para recibir el segundo punto de calibración. -Configurar el calibrador de modo que genere la tensión que corresponde a la temperatura de 20mA. -Pulsar y mantener pulsada hasta que el led deje de parpadear -Soltar la tecla y esperar 20 segundos sin modificar datos del calibrador, para que el transmisor memorice los datos de calibración y esté a punto para funcionar normalmente. La operación concluye con un destello del led -El instrumento a quedado programado, y está en régimen de funcionamiento normal. El valor mínimo de span que acepta el instrumento es de 50 ºC Si una vez introducido el primer valor T1 se intenta introducir un valor T2 tal que (T2-T1)<50, el instrumento no lo acepta y permanece en estado de espera. El HD778-TCAL está provisto de su software. El operador puede realizar la configuración del transmisor siguiendo las instrucciones en el monitor, unavez conectado el programador a la salida serial de un PC. TABLA INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA TERMOPARES TIPO K (Níquel-Cromo/Níquel-Aluminio) ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,462
13 TABLA INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA TERMOPARES TIPO J (Hierro/Cobre-Niquel) 0 ºC ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,964 TABLA INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA TERMOPARES TIPO T (Cobre/Cobre-Níquel) 0ºC ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,707 TABLA INTERNACIONAL DE REFERENCIA PARA TERMOPARES TIPO N (Níquel-Cromo-Silicio/Níquel-Silicio) 0ºC ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv ºC mv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,474
14 Kkkk CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel Fax DO HD 588 CONVERTIDOR MODULAR DE SEÑALES CONVERTIDOR MODULAR DE SEÑALES HD 588 CON SEPARACION GALVANICA DE 3 DIRECCIONES PARA LA ELABORACION DE SEÑALES ANALOGICAS 0 20mA 4 20Ma 0 10V El transmisor HD 588 está construido en una caja de 2 módulos DIN para guia asimétrica de 35 mm. Además de la conversión de las señales analógicas entre entrada y salida, ofrece una completa separación galvánica entre entrada, salida y alimentación. La configuración de circuito de 3 direcciones garantiza un seguro desacoplamiento del circuito del sensor desde el circuito de mando externo y evita influencias recíprocas en presencia de más circuitos de medición. El módulo convertidor HD 588 está compuesto por las siguientes secciones: - Etapa de entrada universal con conversión de la señal de tensión en frecuencia. - Etapa de salida universal con conversión de la señal de frecuencia en tensión. - Etapa de alimentación. La configuración puede ser modificada por medio de conectores puentes, característica importante es la de poder modificar el tipo de entrada y salida sin tener que recalibrar el convertidor. El HD 588 mediante simples operaciones permite hasta 9 combinaciones diferentes entre entrada y salida. CARACTERISTICAS: ENTRADA CONFIGURACION: Señal de entrada: 0 10 Vc.c ma 4 20 ma Sobrecarga maxima: 11 Vc.c. 22 ma 22 ma Impedancia de entrada: 100 k Ώ 51 Ώ 51 Ώ SALIDA: Señal de salida: 0 10Vcc 0 20 ma 4 20 ma Carga máxima: 5 ma 500 Ώ 500 Ώ Impedancia de salida: 0,1 Ώ 1M Ώ 1M Ώ ALIMENTACION: Tensión de entrada: V ~ ± 10% Consumo: 80 ma PRESTACIONES: Linealidad: 0.2% Cero drift: 0.02%/ C final de escala Full scale drift: 0.02%/ C referente a la señal aplicada Tiempo de respuesta: 0.3 segundos al 63% del valor final 1 segundo al 99.9% del valor final Aislamiento: 3kV a 50 Hz por 1 minuto Temperatura de trabajo: -10 C...50 C (es la temperatura máxima en que la electrónica puede trabajar).
15 Posición de los conectores puentes en función del rango de medida de la salida : DISPOSICION TRIMMER* CONECTORES INICIO FINAL PUENTES ESCALA ESCALA J1 J2 J3 J4 1) Entrada 0 10Vdc A A A A RR1 RR2 0 10Vdc: Salida 0 20mA A A B A RR1 RR2 4 20mA A A B B RR1 RR2 2) Entrada 0 10Vdc B A A A RR1 0 20mA: Salida 0 20mA B A B A RR1 4 20mA B A B B RR1 3) Entrada 0 10Vdc B B A A RR1 4 20mA: Salida 0 20mA B B B A RR1 4 20mA B B B B RR1 * Los trimmer multirrotaciones RR1, RR2 sirven para ligeros retoques de calibrado. A no ser estrictamente necesario, siendo el calibrado ya efectuado en laboratorio, se desaconseja de operar sobre los mismos. ESQUEMAS DE CONEXION Transmisor alimentado separadamente. El convertidor optoaisla la entrada, la salida y la alimentación. Transmisor no alimentado. El convertidor alimenta al transmisor y optoaisla la entrada, la salida y la alimentación. CONFORMIDAD CE Seguridad EN nivel 3 Descargas electrostáticas EN nivel 3 Transitorio eléctrico veloz EN nivel 3 Transitorio alta energía EN nivel 3 Variaciones de tensión EN Susceptibilidad interferencias electromagnéticas IEC oV/m Emisión interferencias electromagnéticas EN55020 clase B
16 CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel Fax DO CONVERTIDORES/AMPLIFICADORES DE SEÑAL SERIES HD 978TR3 HD 978TR4 CONFIGURABLES Los modelos HD 978TR3 y HD 978TR4, son convertidores/amplificadores de señal configurables, con entrada de tensión en mv. El rango de entrada es configurable entre 10 mv y 60 mv. La configuración de la entrada puede hacerse a través de un calibrador de tensión con salida en mv, o utilizando el simulador HD 778-TCAL con su software DELTALOG 7. El rango mínimo es de 2mV El modelo HD 978TR3 tiene una salida de corriente ma. El modelo HD 978TR4 tiene una salida de tensión Vcc. (Bajo pedido puede suministrarse con salidas de Vcc, Vcc o Vcc El instrumento está protegido contra inversiones e polaridad. Un led indica situaciones de alarma y asiste al usuario durante la fase de programación. La entrada y la salida están aisladas galvanicamente. Los instrumentos están preparados para su montaje en un carril DIN normalizado de 35 mm, ocupando 2 módulos. La etapa de salida de corriente ma del HD 978tr3 es de tipo pasivo y precisa alimentación a traves del lazo de corriente CARACTERÍSTICAS 25 ºC y 24 Vcc ENTRADA HD 978TR3 HD 978TR4 Campo de medida Configurable entre mv Rango por defecto mv Rango mínimo de medida 2 mv Impedancia de entrada > 1 MΏ Velocidad de conversión 2 medidas por segundo Precisión ± 0,04 % FE ± 20 µv Temperatura de funcionamiento ºC Temperatura de almacenaje ºC Humedad relativa % HR sin condensación SALIDA HD 978TR3 HD 978TR4 Tipo de salida (nota 1) 2 hilos ma (o ma) 22 ma en caso de entrada no conectada Vcc Bajo pedido Vcc, Vcc, Vcc Resolución 4 µa 20 µv Alimentación Vcc para la salida de corriente ma Vcc (4 ma) para la salida Vcc Vcc (4 ma) para las demás salidas Protección contra las inversiones de polaridad 40 V max Sensibilidad a las variaciones de tensión de alimentación Vcc 0,4 µa/v 2 µv/v Resistencia de carga RL Max = (Vcc-0,9)/0,22 RL Max = 625 Ώ co Vcc = 24 V > 10 MΏ Aislamiento galvanico entrada/salida 50 Vcc (verificada a 250V) Led rojo Se enciende en fase de programación cuando la entrada no está conectada o fuera de la escala programada Tiempo de Warm-up 2 minutos Deriva térmica 0,02 %FE/ºC Nota 1) En el caso de que la tensión medida V salga del rango configurado V1...V2 (V1<V2) los transmisores regulan linealmente la salida para V<V1 y V>V2 para un intervalo de 0,1 mv (Ver los diagramas de las salidas)
17 Instalación y conexión La Fig. 1 nos muestra las dimensiones mecánicas de los dos transmisores. En la Fig. 5 se indica el esquema de conexión del HD 978TR3 con un piranómetro Delta Ohm. La Fig. 6 indica la conexión del HD 978TR4. Para obtener la máxima precisión, la conexión correspondiente a la señal de entrada debe de hacerse con cable apantallado y no debería superar los 3 metros de longitud. Se rwcomienda también alejar el cable de conexión de los cables de potencia, alimentación de motores, hornos de inducción, inversores etc. RL máx Ώ Vcc (V) 90,0 mm 35,0 mm 46,0 mm Fig. 4 HD 9678TR3 Resistencia en función de la alimentación En los esquemas el símbolo RL (Load) representa cualquier dispositivo integrado en el lazo de corriente. Los bornes marcados como tierra (EARTH) están conectados interiormente, y sirven tal como se ve en los esquemas, para conectar el terminal de tierra proveniente del instrumento conectado al transmisor 35,0mm 69,0 mm Fig. 1 Las curvas de respuesta de los transmisores se representan en la curvas de las figuras 2, y 3 Azul - Rojo + 24 ma 20,8 20 I salida ma ,92 0-0, ,1 Entrada tensión mv Fig. 2 Salida de corriente del HD 9678TR3 Led rojo Pulsador de programación V salida Vcc 10,04 10,0 7,5 5,0 2,5 0-0,04-0, ,1 Entrada tensión mv Fig. 5 Conexión del HD 9678TR3 a un piranómetro Delta Ohm La Fig 7 nos indica como conectar el transmisor para realizar una lectura sobre sobre un shunt de corriente continua. El convertidor asegura el aislamiento galvánico entre el dispositivo y la salida de tensión o corriente. Además la configurabilidad nos permite obtener la mejor correlación entre la tensión leída y la salida amplificada. Se aconseja utilizar un cable apantallado, y conectar la malla al borne 9 Fig. 3 Salida de tensión del HD 9678TR4
18 Azul - Rojo + Led rojo Pulsador de programación Fig. 6 Conexión del HD 9678TR4 a un piranómetro Delta Ohm Para la programación son necesarios los siguientes instrumentos: - Fuente de alimentación continua del valor oportuno - Calibrador con salida en mv - Cables de conexión - Amperímetro de precisión con un campo mínimo de ma o Voltímetro Vcc La programación debe efectuarse con el instrumento alimentado. Configurar el calibrador de manera que genere la tensión de entrada correspondiente al inicio de escala del convertidor (4mA o 0V según modelo si trabajamos con correspondencia directa, o 20 ma o 10V si trabajamos con correspondencia inversa). Prestar atención a la polaridad. Esperar 30 segundos hasta que la tensión se estabilice. Pulsar la tecla de programación y mantenerla pulsada hasta que el led empiece a destellar. Soltar entonces la tecla, el led sigue destellando. El instrumento ha memorizado el primer valor y está a la espera del segundo dato de fin de escala. Configurar el calibrador de manera que genere la tensión de entrada que corresponde al final de escala (20mA o 10V según modelo si trabajamos con correspondencia directa, o 4 ma o 0V si trabajamos con correspondencia inversa). Pulsar la tecla de programación y mantenerla pulsada hasta que el led deje de destellar. Soltar la tecla y esperar 20 segundos,sin modificar los datos del calibrador para que el convertidor memorice los datos y quede dispuesto para funcionar normalmente. Un destello del led nos indica el final de la operación de calibrado. El valor mínimo de span aceptado por el instrumento es de 2 mv. Si después de insertar el primer valor de escala V1 se intenta introducir un valor V2 con V2-V1 inferior a 2mV el instrumento no lo acepta, y queda en espera de recibir otro valor de entrada. Nota: El calibrador puede sustituirse por el generador de srñales HD 778-TCAL Delta Ohm. Este instrumento se conecta a la puerta serial del PC y mediante el software DELTALOG7 automatiza todos los pasos descritos para la programación del convertidor El HD 778-TCAL se suministra con el software. Una vez conectado el programador a la salida serial del PC, se puden programar los dos modelos, en corriente o en tensión, siguiendo las instrucciones en la pantalla del PC Fig. 7 Programación del rango y funcionamiento Los convertidores HD 978TR3 y HD 978TR4 vienen programados de fabrica con el rango de entrada mv. El usuario puede configurar un rango de entrada distinto de acuerdo con sus necesidades, pero siempre con un span mínimo de 2 mv. La correspondencia entre tensión leída, y corriente o tensión de salida pude ser directa o inversa.
TRANSMISORES DE PRESIÓN ABSOLUTA, RELATIVA, DIFERENCIAL TRANSMISORES DE PRESIÓN TRANSMISORES DE PRESIÓN RELATIVA Y DIFERENCIAL TRANSMISORES DE MUY BAJA PRESIÓN VISUALIZADOR CONFIGURABLE Kkkk CRN TECNOPART,

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución