Source: https://paperity.org/p/187305024/estrategias-en-el-desarrollo-de-metodos-analiticos-para-la-determinacion-simultanea-de
Timestamp: 2019-07-17 13:28:47+00:00

Document:
Estrategias en el desarrollo de métodos analíticos para la determinación simultánea de compuestos orgánicos por espectrofotometría derivada (pdf) | Paperity
Highly selective transport of mercury(II) ion through a bulk liquid membrane Highly selective transport of mercury(II) ion through a bulk liquid membrane
Composição volátil dos defeitos intrínsecos do café por CG/EM-headspace Composição volátil dos defeitos intrínsecos do café por CG/EM-headspace
Estudo teórico de propriedades ópticas não-lineares de nanotubos de carbono... Estudo teórico de propriedades ópticas não-lineares de nanotubos de carbono de parede única quimicamente modificados
Evaluación de técnicas de cuantificación de nitratos en agua potable para an... Evaluación de técnicas de cuantificación de nitratos en agua potable para análisis en línea
Modelos globales de gravedad GOCE y EGM2008: su utilidad y complementariedad... Modelos globales de gravedad GOCE y EGM2008: su utilidad y complementariedad en la exploración geofísica
Especificidad de la cromatografía líquida de alta eficacia para evaluar... Especificidad de la cromatografía líquida de alta eficacia para evaluar estabilidad química basada en partenina del follaje seco pulverizado de Parthenium hysterophorus L. (escoba amarga)
DESARROLLO DE MÉTODOS DE ANÁLISIS POR INYECCIÓN EN FLUJO A PARTIR DE... DESARROLLO DE MÉTODOS DE ANÁLISIS POR INYECCIÓN EN FLUJO A PARTIR DE PROCEDIMIENTOS CLÁSICOS: Determinación de Pb en agua
Predicción de la Composición Química y Fibra Detergente Neutro de Rye Grass... Predicción de la Composición Química y Fibra Detergente Neutro de Rye Grass Italiano (Lolium multiflorum Lam) mediante Espectroscopía de Reflectancia en Infrarrojo Cercano (NIRS)
Análisis de plasmas inducidos por láser con excitación multipulso para el... Análisis de plasmas inducidos por láser con excitación multipulso para el proceso de ablación de areolas de Tuna
Filtrado de señales en espectrofotometría de absorción mediante wavelets... Filtrado de señales en espectrofotometría de absorción mediante wavelets invariantes a la traslación
Química Nova, Feb 2019
M. Inés Toral, Sandra Orellana, Marta Saldías, César Soto
M. Inés Toral
Marta Saldías
In this work is proposed, a simple experiment for the simultaneous determination of losartan (L) and hydrochlorothiazide (H) in synthetic and real samples by derivative spectrophotometry technique. For the students it is relevant to know this technique for simultaneous determinations of drugs, allowing that the students recognize that this technique is simple, rapid and applicable to quality control. This experimental work, it is proposed in order to being applied to undergraduates into laboratories of analytical chemistry. Furthermore, it is given the integration of the theoretical knowledge with the experimental work; this correlation is of interest for the students.
http://www.scielo.br/pdf/qn/v32n1/v32n1a43.pdf
EDUCAÇÃO Estrategias en el desarrollo de métodos analíticos para la determinación simultánea de compuestos orgánicos por espectrofotometría derivada Strategies used to develop analytical methods for simultaneous determination of organic compounds by derivative spectrophotometry M. Inés ToralI,*; Sandra OrellanaI; Marta SaldíasI; César SotoII IDepartamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago, Chile IIDepartamento de Química Analítica e Inorgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Casilla 160C, Concepción, Chile ABSTRACT In this work is proposed, a simple experiment for the simultaneous determination of losartan (L) and hydrochlorothiazide (H) in synthetic and real samples by derivative spectrophotometry technique. For the students it is relevant to know this technique for simultaneous determinations of drugs, allowing that the students recognize that this technique is simple, rapid and applicable to quality control. This experimental work, it is proposed in order to being applied to undergraduates into laboratories of analytical chemistry. Furthermore, it is given the integration of the theoretical knowledge with the experimental work; this correlation is of interest for the students. Keywords: derivative spectrophotometry; losartan; hydrochlorothiazide. INTRODUCCIÓN Actualmente el mercado farmacéutico tiene alcances mundiales, los progresos en ciencia y tecnología han llevado al desarrollo de numerosas drogas sintéticas de uso masivo. Debido a esto crece la necesidad de disponer de métodos para la determinación de compuestos activos de diversas formulaciones farmacéuticas. Un ejemplo de éstos, lo constituyen los analgésicos y desinflamatorios. Dentro de este tipo de drogas cabe destacar a losartan (L) (2-n-butil-4-cloro-5-hidroximetil-1-((2´-(1H-tetrazol-5-il)(bifenil-4-il)metil)) e hidroclorotiazida (H) (6-cloro-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida-1,1-dióxido) (Figura 1), su uso está ampliamente distribuido en una gran variedad de formulaciones farmacéuticas, fabricadas por laboratorios de diferentes países. L, fármaco utilizado en el tratamiento de hipertensión, fue la primera de una nueva clase de fármacos, no-péptidos antagonistas del receptor angiotensina-II (tipo AT1).1-3 H es un diurético de la clase de las benzotiadiazinas.4 Recientes estudios han mostrado un aumento en la eficacia de L al ser administrado en conjunto con una baja dosis de H. Los efectos de ambas drogas demuestran una acción sinérgica, en especial en pacientes hipertensos.5-7 Se han reportado gran variedad de métodos para la determinación cuantitativa individual de L o en combinación con otras drogas en formulaciones farmacéuticas.8-11 De forma similar se ha llevado a cabo la determinación individual de H, y en combinación con otras drogas utilizando diversas técnicas de análisis.12-19 Los métodos reportados en la determinación simultánea de L y H incluyen, cromatografía líquida de alta resolución (HPLC),20,21 electroforesis capilar (CE), electro-cromatografía capilar (CEC),22,23 espectrofotometría derivada24 y de razón de espectros derivados.21 Los métodos de calibración multivariada, también han sido aplicados en la determinación simultánea en mezclas de drogas farmacéuticas, destacando; regresión de componentes principales (PCR) y regresión parcial de mínimos cuadrados (PLS).25-28 En este trabajo se propone ilustrar el proceso que debe ser llevado a cabo durante una investigación analítica, para la determinación simultánea de drogas en formulaciones farmacéuticas, ejemplificadas con L y H. Esta metodología tiene la finalidad de ser aplicada en la enseñanza universitaria con el fin de fortalecer y enriquecer la formación integral en Química Analítica, ya que en este ejemplo se entregan las herramientas para resolver un problema analítico complejo. Esta práctica experimental puede ser utilizada en cursos de análisis instrumental en carreras del área de la química, tales como licenciatura en química, química y farmacia, bioquímica, etc. Además, por la importancia de utilizar esta técnica, se han incorporado este tipo de prácticas en el área de la educación.29 Espectrofotometría derivada En la década de los 50, se introdujo la técnica de espectrofotometría derivada, para solucionar aquellos sistemas en que diferentes analitos absorben en zonas cercanas, con la finalidad de obtener la estructura fina de las bandas espectrales. Esta técnica consiste en la representación gráfica del cuociente diferencial dA/dλ para la primera derivada, d2A/dλ2 para la segunda derivada, etc., en un intervalo determinado de longitud de onda. Más adelante en la década de los 80, la espectrofotometría derivada intensificó su uso, con la introducción de la diferenciación electrónica. La modalidad digital tuvo un mayor desarrollo, el cual consiste en utilizar los datos del espectro de absorción, almacenándolos en la memoria del microprocesador o en un computador en línea, para luego obtener las diferentes derivadas del espectro. Los espectros de orden cero son transformados en datos mediante un convertidor analógico digital, luego con un software son derivados, los cuales son transformados en un gráfico por un convertidor digital analógico. En espectrofotometría derivada se mantienen todas las leyes de la espectrofotometría clásica, por ejemplo, la dependencia del valor derivado con la concentración de analito y la ley de aditividades. La diferenciación consiste en derivar la expresión de Lambert-Beer, con respecto a λ, obteniéndose la Ecuación 1: donde Dn es el valor de derivada de orden n a una determinada longitud de onda λ (nm), ε es el coeficiente de absortividad molar (L cm-1mol-1), c concentración (mol L-1) y b es el paso de luz óptica (cm). Como la ley de las aditividades se mantiene, los espectros derivados de una mezcla, son la suma de los espectros derivados de cada componente individual, Ecuación 2: donde el valor de derivada de orden n de la mezcla a una longitud de onda analítica, Dn1, Dn2,. .. , Dnx son los valores de derivadas de orden n a una longitud de onda analítica del componente de la mezcla 1, 2,. . ., n. Para utilizar esta técnica se debe tomar en cuenta una diferencia mínima de 3 nm a las longitudes de onda (λ) que corresponden a los máximos de absorción de la mezcla de componentes derivados. También es posible obtener espectros derivados de primer hasta cuarto orden del espectro de absorción, (A en función de λ) (Figura 2). Estas representaciones gráficas generalmente entregan detalles espectrales, los cuales no son observados en un espectro de orden cero o clásico, además permite realizar medidas para determinar simultáneamente la concentración de dos analitos o un analito en presencia de un interferente. En la resolución de espectros solapados por espectrofotometría derivada se debe considerar el orden de la derivada, ancho de las bandas adyacentes y la distancia de separación entre picos. Además, la selección del orden de la derivada, depende de la relación señal/ruido, la cual debe ser alta. Para satisfacer esta condición las derivadas de primer orden se ven privilegiadas frente a las de orden superior, siempre y cuando presenten bajo ruido de fondo. La primera derivadaes una banda de absorción simple, en la cual los puntos de inflexión del espectro clásico dan origen a un máximo y a un mínimo. La distancia vertical entre un máximo y un mínimo se denomina amplitud. El valor cero corresponde a la posición del máximo de absorción del espectro normal, corresponde a un punto llamado cruce-cero conocido como zero crossing. La segunda derivada presenta puntos de inflexión del espectro original, los cuales se convierten en dos máximos, llamados satélites, y el máximo de absorción en un mínimo, el cual coincide con el máximo de absorción del espectro de orden cero. La segunda derivada, generalmente, proporciona mayor información de la estructura fina del espectro, sin embargo, la sensibilidad disminuye. La tercera derivada presenta un mínimo seguido de un máximo, donde el cruce cero coincide con el máximo de absorción del espectro de orden cero. La cuarta derivada presenta un máximo coincidente con la posición del máximo de absorción del espectro de orden cero. Las derivadas de tercer y cuarto orden tienen menor aplicación analítica, debido a que aún cuando son más resueltas presentan un alto ruido de fondo, trayendo consigo una disminución de la relación señal/ruido. En este contexto, éstas serán seleccionadas sólo si las de primer y segundo orden no presentan zonas características para determinar cada analito. Evaluación de la señal analítica: puede realizarse mediante los siguientes métodos: Separación entre picos - utilizado de preferencia en derivadas de primer orden, se realiza midiendo la distancia entre un máximo y un mínimo vecinos. (Figura 3a); de la tangente - utilizado de preferencia en derivadas de segundo orden. Se realiza trazando una tangente entre dos máximos vecinos y midiendo la distancia paralelamente a la ordenada entre la tangente y el mínimo entre ambos máximos, permitiendo eliminar o rebajar la influencia del ruido de fondo (Figura 3b); separación entre la línea base y un máximo de un pico - utilizado en derivadas de diferentes órdenes. Corresponde a la distancia entre un máximo o mínimo y la línea base del espectro, sólo requiere una línea base bien definida (Figura 3c). Métodos de cuantificación: cruce cero - se utiliza el valor absoluto del eje y del espectro derivado del compuesto A, a una longitud de onda donde el compuesto B, o de una especie que se requiera eliminar la interferencia, debe presentar un valor igual a cero en el eje x. En estas condiciones cuando ambos compuestos estén presentes, a tal longitud de onda toda la absorción puede ser atribuida al compuesto A. Para determinar B se utiliza el mismo protocolo a una longitud de onda donde la señal en el eje x de la derivada del compuesto A sea cero. Las medidas realizadas a esa longitud de onda en el espectro de la mezcla, podrán ser función solamente de la concentración del compuesto que se analiza. Cabe destacar que todas estas distancias pueden ser expresadas en unidades de longitud (cm o mm) o en unidades de derivadas (UD) (Figura 4); gráfico - en este método uno de los analitos (A) presenta un rango de longitud de onda en que no presenta señal, pudiendo evaluarse el otro analito (B) en dicho rango, para favorecer lasensibilidad debe seleccionarse la longitud de onda en que la señal de B sea más alta (Figura 4). Debido a que la espectrofotometría derivada utiliza un software (Figura 5), es posible utilizar diferentes formas de obtener las derivadas, sin embargo existen dos principales: las derivadas se obtienen mediante la evaluación de dos columnas (A y λ) y corresponde a ΔA/Δλ. El valor de Δλ puede ser variado, para llevar a cabo la diferenciación del espectro de orden cero. En este tipo de derivada, se puede modular el valor de Δλ y preferentemente, se debería utilizar cuando los espectros son muy solapados. Sin embargo, siempre es necesario tomar en cuenta el ruido de fondo asociado; las derivadas se obtienen mediante la evaluación de una columna (A) y el valor de Δλ es constante y representa al rango de barrido de espectro y la derivada corresponde a A/Δλ. Este tipo de espectrofotometría derivada está basada en el modelo matemático propuesto por Savitzky-Golay, en el cual la diferenciación y el suavizado, se llevan a cabo por la resolución de mínimos cuadrados de un polinomio, lo cual minimiza el ruido de fondo asociado.30 En este trabajo se utilizará esta última modalidad de derivada, para lo cual se deben optimizar las siguientes variables: orden de la derivada - obtención de máxima resolución y sensibilidad, sin sacrificar la relación señal/ruido. A medida que el orden de la derivada aumenta, disminuye la señal, pero la resolución y el ruido aumentan, mientras que la relación señal/ruido decrece; factor de suavizado - corresponde al número de puntos utilizados para la diferenciación. Si su valor aumenta disminuyen la señal analítica, así como el ruido de fondo.Su selección debe comprometer máxima sensibilidad, alta relación señal/ruido y ausencia de efectos de distorsión (deformación de la banda); factor de escala - éste amplifica la señal entre 1 a 1011 veces, aumenta la señal analítica y el ruido de fondo en la misma proporción. Este factor sólo incide en obtener una buena lectura de la señal analítica y no altera los límites de detección y cuantificación, debido a que la pendiente aumenta en la misma medida que la desviación estándar del blanco; longitud de onda analítica (λ) - su selección se lleva a cabo utilizando como criterios, la minimización del ruido de fondo, la proporcionalidad entre las concentraciones y los valores de la ordenada en unidades de derivadas (UD). A partir de estos conceptos, se evidencia que los efectos son contrapuestos, por lo que para lograr una mayor eficiencia en espectrofotometría derivada, es fundamental la experiencia en la optimización de los parámetros asociados a ella. Para seleccionar las condiciones espectrales hay que tomar un compromiso, en donde se favorezca la selectividad y sensibilidad, sin comprometer la calidad de la señal, para lo cual se debe exigir una alta relación señal/ruido. En general, todos los parámetros se interrelacionan entre sí, por lo tanto, deberá buscarse un equilibrio entre ellos. En lo referente a la resolución de los espectros, la espectrofotometría derivada presenta una gran ventaja ya que la estructura fina que normalmente es difícil de observar en un espectro de orden cero, se resuelve mejor en espectros derivados. En la práctica, esto puede presentar utilidad, ya sea, para fines de identificación, criterios de pureza, o bien en el uso de control de calidad. Esta técnica se utiliza tanto en la espectrofotometría UV-visible como también en espectroscopia IR, de absorción atómica, fotometría de llama y en fluorometría.31,32 Los objetivos del presente trabajo son: introducir al alumno en un método de análisis instrumental por medio de la resolución de un problema analítico complejo; conocer y aplicar conceptos, teoría y metodología de la técnica de espectrofotometría derivada; determinar cuantitativamente L y H simultáneamente, en formulaciones farmacéuticas (Tabletas); realizar el siguiente trabajo experimental, siguiendo el protocolo analítico para análisis cuantitativo. PARTE EXPERIMENTAL Aparatos e instrumentos Para realizar las mediciones de absorbancia fue utilizado un espectrofotómetro Shimadzu UV-1603 y celdas de cuarzo de 10 mm de paso óptico. Los espectros fueron registrados entre 190-400 nm y leídos contra disolvente, usando 0,2 y 480 nm min-1 como intervalo de muestreo y velocidad de barrido, respectivamente. El procesamiento de los datos espectrales se realizó por medio del programa Shimadzu versión 3.7 (P/N 206-60570-04). Las muestras sólidas se masaron en una balanza Sartorius R 200D con ± 0,01 mg de incertidumbre. Reactivos Todos los reactivos fueron de calidad analítica. L (98,2%) y H (101,2%) fueron proporcionados por el Laboratorio Chile, Santiago de Chile. Disoluciones stock de concentración 1,0x10-3 mol L-1 de L y H se prepararon disolviendo 14,9 y 23,1 mg de cada compuesto en 50 mL de acetonitrilo. Otros rangos de concentraciones fueron preparados por dilución apropiada usando el mismo disolvente. Para el estudio del efecto del disolvente sobre la conducta espectral de los analitos, se prepararon disoluciones stock 1,0x10-3 mol L-1 de L y H, disolviendo la misma cantidad antes descrita para cada droga en disolventes diferentes. Otros rangos de concentración fueron preparados por dilución apropiada usando el disolvente respectivo. Procedimientos Calibración y determinación de L y H en mezclas Alícuotas de las disoluciones stock de L y H fueron diluidas simultáneamente en acetonitrilo, obteniéndose disoluciones con rango de concentración entre 1,0x10-5 - 5,0x10-5 mol L-1. El procedimiento de calibración se llevó a cabo para cada compuesto en presencia de 1,0x10-5 mol L-1 de L y H, respectivamente. En todos los casos, los valores absolutos correspondientes a los espectros de las primeras derivadas, fueron obtenidos a 244,6 y 332,0 nm para L y H, respectivamente, para luego ser graficados contra las concentraciones correspondientes. Determinación simultánea de L y H en mezclas simuladas con diferentes relaciones en masa Las disoluciones stock para cada compuesto fueron preparadas en acetonitrilo, para posteriormente ser diluidas apropiadamente hasta obtener proporciones en masa entre 1:4 y 4:1, para L:H. Para cada disolución se realizaron cinco repeticiones. Luego se evaluaron los espectros de las primeras derivadas, determinando la concentración de cada compuesto, permitiendo calcular la desviación estándar relativa (DER) y los valores correspondientes a las recuperaciones. Estudios de foto estabilidad para L y H Disoluciones stock de una mezcla de L y H, conteniendo 2,0x10-5 y 4,0x10-5 mol L-1 en acetonitrilo, fueron usadas en el estudio de foto-estabilidad. Las disoluciones fueron expuestas a luz directa, indirecta y oscuridad. Se evaluaron las señales de los espectros derivados de primer orden, cada 30 min durante 5 h y luego a 24 h. Determinación simultánea de L y H en formulaciones farmacéuticas (Tabletas) Diez tabletas de Simperten-D (Laboratorio Chile) fueron masadas y pulverizadas. Se disolvieron 262,4 mg en 100 mL de acetonitrilo. La disolución se agitó 20 min, para luego centrifugar por 3 min, se midieron 200 µL del sobrenadante diluyéndolos en acetonitrilo a 10 mL, para posteriormente ser evaluados por espectrofotometría derivada de primer orden. RESULTADOS Y DISCUSIÓN En síntesis, el desarrollo del método requiere de diferentes etapas. En primer término se llevó a cabo la selección del disolvente, para lo cual se realiza un estudio para verificar la solubilidad de los analitos a concentración 1,0x10-3 mol L-1, a objeto de preparar las disoluciones stock y luego preparar las diluciones necesarias. Además, se estudia el efecto del disolvente sobre las conductas espectrales de L y H. Una vez seleccionado el disolvente, se realiza el estudio de foto-estabilidad de los compuestos. En segundo término corresponde seleccionar las variables espectrales, los valores óptimos de éstas son necesarios para la obtención de los parámetros analíticos, asegurando con esto la calidad de los resultados. En la última etapa se debe verificar el efecto de los probables interferentes. Establecidas todas estas condiciones, el método desarrollado puede ser aplicado en muestras reales, como por ejemplo, en formulaciones farmacéuticas. L y H son compuestos orgánicos con actividad farmacéutica y debido a las diferencias estructurales que presentan, su conducta espectral y solubilidad deberían ser diferentes. La solubilidad de L es favorecida en disolventes orgánicos polares, en cambio H es menos soluble en este tipo de disolventes. En el estudio del efecto del disolvente sobre la conducta espectral, se usaron: acetonitrilo (ACN), etanol (ET), metanol (ME), agua (desionizada), HCl 1,0x10-2 mol L-1 y NaOH 1,0x10-2 mol L-1. En estos disolventes se encontraron bandas espectrales totalmente solapadas, razón por la cual, se usó la técnica de espectrofotometría derivada, debido a que permite resolver exitosamente este tipo de espectros.33,34 Sin embargo, los espectros de absorción obtenidos en ACN y ET son más sensibles y definidos. En la Figura 1S (a,b - material suplementario) se muestran ampliaciones de las primeras derivadas de L y H en ACN y ET. En ACN, L no presenta señal analítica entre 320 y 400 nm, en cambio H presenta señal analítica en dicho rango. Sin embargo en ET, L presenta señal analítica en el mismo rango de longitud de onda, por lo que no es posible la determinación de H, razón por la cual, ACN fue seleccionado para llevar a cabo la determinación simultánea de L y H. Para determinar la foto-estabilidad de L y H en ACN, se utilizaron mezclas de L y H, 2,0x10-5 y 4,0x10-5 mol L-1, respectivamente, dichas disoluciones fueron expuestas a luz directa, indirecta y a la oscuridad. En todos los casos, no se evidenció degradación fotoquímica, ya que las señales espectrales permanecieron constantes. Selección de variables espectrales Orden de la derivada Como se muestra en la Figura 2S (material suplementario), los espectros de orden cero de ambas drogas se encuentran solapados, pudiéndose solamente determinar H en presencia de L por el método gráfico. Debido a que el objetivo es la determinación simultánea de ambas drogas, se utilizó la técnica de espectrofotometría derivativa digital. La optimización del orden de la derivada se llevó a cabo, con disoluciones que contienen a cada droga, registrando las derivadas de primer hasta cuarto orden para cada una de ellas (Figura 3Sa-d, material suplementario). Al comparar los espectros derivados obtenidos, se observa que las derivadas de primer orden presentan la más alta sensibilidad y regiones espectrales definidas para cada droga, por lo cual es factible la determinación simultánea de ambos analitos. Sobre la base de estas características se seleccionó dicho orden de derivada. Los órdenes superiores de derivada no fueron considerados debido a que, presentaban baja sensibilidad y relación señal/ruido. Selección del factor de suavizado y del factor de escala Usando la derivada de primer orden, los valores del factor de suavizado utilizados son definidos por defecto dependiendo del valor de Δλ. Para un Δλ = 210 nm, los valores del factor de suavizado entregado por el software son los siguientes: 2,0x103, 4,0x103, 8,0x103 y 16,0x103. Al aumentar el factor de suavizado, tanto las alturas del espectro derivado como el ruido disminuyen, produciendo un aumento en la razón señal/ruido. Con el objeto de disminuir el error del método se seleccionó 16,0x103 como valor óptimo para el factor de suavizado, aún cuando las sensibilidades disminuyan. Usando la derivada de primer orden y un factor de suavizado de 16,0x103, los factores de amplificación de escala estudiados fueron entre 1,0x102 y 1,0x106. Se seleccionó 1,0x104, ya que favorece la lectura, disminuyendo su error asociado, en este caso las bandas espectrales no presentan efecto de distorsión, ya que mantienen su forma y posición. Selección de la longitud de onda analítica Utilizando la derivada de primer orden, factor de suavizado 16,0x103 y factor de amplificación de escala 1,0x104, la derivada de H presenta tres cruce-cero a 244,6, 268,4 y 297,0 nm (Figura 4S - material suplementario). Cuando ambas drogas están simultáneamente presentes, las señales analíticas en estas longitudes de onda pueden ser atribuidas a L. Se seleccionó 244,6 nm, debido a que, a esta longitud de onda, L presenta una señal analítica alta. Tomando en consideración que L no absorbe en un rango longitudes de onda entre 325,0 a 400,0 nm, la determinación de H se realizó por medio del método gráfico, para lo cual fue seleccionado 332,0 nm, debido a que H presenta la más alta señal analítica. Por otra parte, en la Figura 4S se observa que el cruce-cero a 244,6 nm es independiente de la concentración de H y la señal de L aumenta proporcionalmente con su concentración. A 332,0 nm la señal de L es cero y la de H aumenta proporcionalmente con su concentración. Estos resultados confirman las longitudes de onda analíticas seleccionadas anteriormente. Parámetros analíticos A partir de la derivada de primer orden y utilizando 16,0x104 como factor de suavizado, 1,0x104 como factor de amplificación de escala y Δλ = 210 nm, se construyeron las curvas de calibración graficando el valor de unidades de derivadas (UD) del espectro de primer orden, h1 para L (λ = 244,6 nm) y h2 para H (λ = 332,0 nm) versus las respectivas concentraciones de los analitos (Tabla 1). Los parámetros analíticos fueron obtenidos usando el criterio dado por ICH Harmonized Tripartita35 Para determinar los límites de detección y cuantificación (LD y LC), se utilizaron las siguientes ecuaciones: 3,3 σ/S y 10 σ/S, respectivamente, donde S es la pendiente de la curva de la calibración y σ es la desviación estándar correspondiente al registro de 11 blancos independientes. La repetibilidad expresada como desviación estándar relativa (DER), se obtuvo usando 9 muestras que contenían 1,0x10-5, 2,0x10-5 y 3,0x10-5 mol L-1 de cada droga por triplicado para cada concentración. El rango de determinación se definió entre el LC y la pérdida de linealidad de las curvas de calibración (Tabla 1). Para establecer las proporciones, en las cuales un analito puede ser determinado en presencia de otro, se llevó a cabo la recuperación de muestras que contienen diferente proporción de concentración de L y H (Tabla 2). Es posible determinar la concentración de cada analito, si la proporción de las mezclas está entre 4:1 y 1:4 para L: H, respectivamente. Cabe destacar que, el método desarrollado es aplicable a proporciones similares a las presentes en formulaciones farmacéuticas. En el estudio de interferentes, se utilizaron excipientes de uso común (estereato-gelatina de magnesio 3-5% y lactosa-almidón 95-97%). Las recuperaciones fueron 100,6 ± 1,7 y 97,4 ± 2,0% para L y H, respectivamente. De estos resultados es posible establecer que los excipientes comunes en formulaciones farmacéuticas no interfieren en el método propuesto. Aplicación del método propuesto Finalmente, fue analizado el contenido de L y H en las tabletas Simperten-D (Laboratorio Chile). Esta formulación farmacéutica contiene 50,0 mg de L y 12,5 mg de H. Siguiendo el procedimiento propuesto, L presentó un promedio de masa 50,5 ± 0,2 mg y H 12,4 ± 0,2 mg. Los excipientes presentes en este medicamento son: celulosa microcristalina, lactosa, almidón glicolato sódico, estearato de magnesio y el recubrimiento de las pastillas presenta los siguientes compuestos: hidroxipropilmetilcelulosa, triacetina, óxido de hierro amarillo y dióxido de titanio. Estos compuestos no presentan interferencia sobre la señal analitica, debido a que se mantienen precipitados. Aportes didácticos a considerar Para realizar el informe de este práctico, los estudiantes podrían destacar los siguientes puntos adicionales: explicar como este experimento presenta los efectos empíricos de la teoría de absorción molecular (Ley de Beer); explicar el efecto del disolvente sobre los espectros clásicos de los analitos; ¿cuál es la importancia de desarrollar nuevos métodos para la cuantificación de fármacos?; proponer un espectro clásico y postular cuales serían las derivadas de primer y segundo orden; proyectar la importancia de la química analítica en el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel de políticas mundiales y nacionales; en los trabajos experimentales debe fomentarse el interés del estudiante por el medio ambiente, debido a esto debe tomar conocimiento de los protocolos a seguir para los residuos obtenidos en este trabajo práctico. Para lograr este objetivo, los residuos deberán ser almacenados en diferentes envases debidamente rotulados, para posteriormente ser recuperados por rotavaporación o destilación fraccionada, lo que significa un ahorro económico, además de evitar la agresión al medio ambiente. Esta acción puede conducir a la formación de buenos hábitos en el trabajo experimental; la impresión de los alumnos del presente práctico, es de asombro ya que en el desarrollo de métodos por espectrotrofotometría derivada, no se pueden dar reglas rígidas, sino que se requiere creatividad para las optimizaciones de las variables químicas y propias de la técnica, debido a que se presentan efectos contrapuestos en dicho proceso, por lo cual se necesita un buen criterio en la selección de éstas, lo que se logra con la realización exhaustiva del trabajo experimental. CONCLUSIONES La simbiosis entre los conocimientos teóricos y la aplicación de éstos en la resolución de problemas reales, es presentada en este trabajo. En el trabajo experimental, se resaltó la importancia de la aplicación de la técnica de espectrofotometría derivada en el análisis cuantitativo de formulaciones farmacéuticas, en donde L y H fueron determinados simultáneamente y aplicado en muestras sintéticas y reales. El método desarrollado es rápido, simple, de bajo costo y útil para el control de calidad en trabajos rutinarios de laboratorio. Mediante el desarrollo de este método, resulta posible motivar y dar a conocer a los alumnos que las ciencias básicas no solamente resuelven problemas lejanos, sino que también de la vida cotidiana, de esta forma las ciencias y en particular la química analítica logran este objetivo, para con esto hacer más atractiva esta disciplina. MATERIAL SUPLEMENTARIO Las figuras identificadas con S en el texto, están disponibles en http://quimicanova.sbq.org.br AGRADECIMIENTOS Al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FONDECYT) proyecto Nº1070905 y a la Dirección de Investigación, de la Universidad de Concepción proyecto DIUC Nº 204.021.021-1.0, por el apoyo financiero, y al Laboratorio Chile por proporcionar las drogas puras. REFERENCIAS 1. Schoenberger, J. A.; J. Hypertens. 1995, 13, S43. [ Links ] 2. Timmermans, P.; Wong, P. C.; Chiu, A. T.; Smith, R. D.; J.Hypertens. 1995, 13, S1. [ Links ] 3. Munafo, A.; Christen, Y.; Nussberger, J.; Shum, L. Y.; Borland, R. M.; Lee, R. J.; Waeber, B.; Biollaz, J.; Brunner, H. R.; Clin. Pharmacol. Ther. 1992, 51, 513. [ Links ] 4. Dollery, C.; Therapeutic Drugs, 2nd ed., Churchill Livingstone: London, 1999, H 52. [ Links ] 5. Ruilope, L. M.; Simpson, R. L.; Toh, J.; Arcuri, K. E.; Goldberg, A.; Sweet, C. S.; Blood Press 1996, 5, 32. [ Links ] 6. Soffer, B. A.; Wright, Jr J. T.; Pratt, J. H.; Wiens, B.; Goldberg, A.; Sweet, C. S.; Hypertension 1995, 26, 112. [ Links ] 7. Oparil, S.; Aurup, P.; Snavely, D.; Goldberg, A.; Am. J. Cardiol. 2001, 87, 721. [ Links ] 8. Prabhakar, A. H.; Giridhar, R.; J. Pharm. Biomed. Anal. 2002, 27, 861. [ Links ] 9. Lastra, O. C.; Lemus, I. G.; Sánchez, H. J.; Pérez, R. F.; J. Pharm. Biomed. Anal. 2003, 33, 175. [ Links ] 10. Cagigal, E.; González, L.; Alonso, R. M.; Jiménez, R. M.; Talanta 2001, 54, 1121. [ Links ] 11. Polinko, M.; Riffel, K.; Song, H.; Man-Wai, Lo; J. Pharm. Biomed. Anal. 2003, 33, 73. [ Links ] 12. Takubo, T.; Okada, H.; Ishii, M.; Hara, K.; Ishii, Y.; J. Chromatogr., B: Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 2004, 806, 199. [ Links ] 13. Abdel, R. O.; J. Pharm. Biomed. Anal. 2004, 34, 433. [ Links ] 14. Murillo, J. A.; Alañón, A.; Pérez-Olivares, G.; Anal. Chim. Acta 2004, 518, 37. [ Links ] 15. Huang, T.; He, Z.; Yang, B.; Shao, L.; Zheng, X.; Duan, G.; J. Pharm. Biomed. Anal. 2006, 41, 644. [ Links ] 16. Dinc, E.; Baleanu, D.; J. Pharm. Biomed. Anal. 2002, 30, 715. [ Links ] 17. Hillaert, S.; Van den Bossche, W.; J. Pharm. Biomed. Anal. 2003, 31, 329. [ Links ] 18. Bebawy, L. I.; Abbas, S. S.; Fattah, L. A.; Refaat, H. H.; Farmaco 2005, 60, 859. [ Links ] 19. Vetuschi, C.; Giannandrea, A.; Carlucci, G.; Mazzeo, P.; Farmaco 2005, 60, 665. [ Links ] 20. Hertzog, D. L.; Finnegan, McCafferty J.; Fang, X.; Jeffrey, Tyrrell R.; Reed R. A.; J.Pharm. Biomed. Anal. 2002, 30, 747. [ Links ] 21. Erk, N..; J. Pharm. Biomed. Anal. 2001, 24, 603. [ Links ] 22. Quaglia, M. G.; Donati, E.; Carlucci, G.; Mazzeo, P.; Fanali, S.; J. Pharm. Biomed. Anal. 2002, 29, 981. [ Links ] 23. Balesteros, M.; Faria, A.; Olivveira, M.; J. Braz. Chem. Soc. 2007, 18, 554. [ Links ] 24. Vetushi, C.; Giannandrea, A.; Anal. Lett. 2003, 36, 1051. [ Links ] 25. Contreras, D.; Freer, J.; Rodriguez, J.; Int. Biodeter. Biodegr. 2006, 57, 63. [ Links ] 26. Kalivas, J. H.; Anal. Lett. 2005, 38, 2259. [ Links ] 27. Goicoechea, H. C.; Olivieri, A. C.; Talanta 1998, 47, 103. 28. Lemus, J. M.; Perez, J.; Anal. Chim. Acta 2002, 460, 89. [ Links ] 29. Aberásturi, F.; Jiménez, A. I.; Jiménez, F.; Arias, J. J.; J. Chem. Edu. 2001, 78, 793. [ Links ] 30. Savitzky, A.; Golay, M.; Anal. Chem. 1964, 36, 1627. [ Links ] 31. Pandey, S. N.; Text. Res. J. 1989, 59, 226. [ Links ] 32. Wang, H. Y.; Xiao, Y.; Han, J.; Anal. Sci. 2005, 21, 537. [ Links ] 33. Toral, M. I; Muñoz, M. A.; Orellana, S. L.; J. AOAC Int. 2005, 88, 1173. [ Links ] 34. Toral, M.I .; Tassara, A.; Soto, C.; Richter, P.; J. AOAC Int. 2003, 86, 241. [ Links ] 35. Validation of Analytical Procedures: Methodology; 1997, International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, Geneva, Switzerland. ICH Q2B. [ Links ] Recebido em 1/4/08; aceito em 2/7/08; publicado na web em 10/12/08 * e-mail: Material Suplementar Figura 1S - click to enlarge Figura 3S - click to enlarge
This is a preview of a remote PDF: http://www.scielo.br/pdf/qn/v32n1/v32n1a43.pdf
M. Inés Toral, Sandra Orellana, Marta Saldías, César Soto. Estrategias en el desarrollo de métodos analíticos para la determinación simultánea de compuestos orgánicos por espectrofotometría derivada, Química Nova, 257-262, DOI: 10.1590/S0100-40422009000100043

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución