Source: http://docplayer.es/25674326-Edicion-ordinaria-la-habana-12-10-2011-ano-xi-numero-suscripcion-issn.html
Timestamp: 2018-12-10 01:12:13+00:00

Document:
EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 12/10/2011 AÑO XI NÚMERO SUSCRIPCIÓN: ISSN - PDF
EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 12/10/2011 AÑO XI NÚMERO SUSCRIPCIÓN: ISSN
Download "EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 12/10/2011 AÑO XI NÚMERO SUSCRIPCIÓN: ISSN"
Víctor Alvarado Miranda
1 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 12/10/2011 AÑO XI NÚMERO SUSCRIPCIÓN: ISSN INFORMACIÓN A LOS LECTORES: En esta edición de nuestro Boletín publicamos la siguiente información: Resolución No. 35/2011. Regulación No. 59. Requisitos de los Diagnosticadores utilizados en Inmunohematología. REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS RESOLUCIÓN No. 35/2011 POR CUANTO: Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del.año 2011, del Ministerio de Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, Centro para el Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y Centro de Control Estatal de Equipos Médicos, y la creación de la unidad presupuestada denominada Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en forma abreviada cecmed, todas subordinadas al Ministerio de salud Pública. POR CUANTO: Por Resolución No. 153 de fecha 27 de junio del año 2A11, del Ministerio de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en forma abreviada CECMED, donde se dispuso que los bienes, recursos, derechos y obligaciones de toda índole de las unidades presupuestadas que se autorizaron fusionar se transfieren al CECMED, la cual se subroga en sus lugares y grados a todos los efectos legales según corresponda. POR CUANTO: Por Resolución No. 208 de fecha 24 de agosto del año 2011, del Ministerio de Salud Pública, la que suscribe fue designada como Directora Adjunta del CECMED. POR CUANTO: Mediante la Resolución Ministerial No. 154 de fecha 21 de agosto del año 2003 se puso en vigor el Reglamento para el Registro Sanitario de Diagnosticadores el cual establece en el artículo 9 inciso (a) del capítulo l, que los trámites relacionados con el Registro Sanitario de Diagnosticadores se aprobarán sólo si el solicitante cumple con lo establecido en la Regulación vigente: "Requisitos Generales para el Registro de los Diagnosticadores". POR CUANTO: La Regulación No. 8 del año "Requisitos Generales para el Registro de los Diagnosticadores", aprobada y puesta en vigor por el centro para el control Estatal de calidad de los Medicamentos mediante la Resolución No. 24 de fecha 24 de julio del mismo año, dispone en el apartado 12.1 sobre Requisitos Especiales, que los diagnosticadores utilizados para la determinación de los grupos sanguíneos y el suero antiglobulínico, incluyendo los materiales de referencia asociados, cumplirán adicionalmente con los requisitos establecidos en las Recomendaciones para la Evaluación de los Diagnosticadores para uso en lnmunohematología, las que a su vez fueron aprobadas y puestas en vigor mediante la Resolución No. 5 de fecha I de diciembre del año POR CUANTO: Resulta necesario actualizar los requisitos de los productos usados en lnmunohematología, de modo que estén acorde con el estado del arte de esta especialidad en el ámbito internacional y garantizar así la calidad, seguridad y efectividad de los mismos. POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, RESUELVO: PRIMERO: Aprobar y poner en vigor la Regulación 59 del año 2011 "Requisitos de los diagnosticadores utilizados en lnmunohematología", que se anexa a la presente Resolución y forma parte integrante de la misma. SEGUNDO: Se deroga la Resolución No. 5 de fecha 8 de diciembre del año l gg7 y cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en este acto. TERCERO: La presente Resolución surtirá efectos a partir de la fecha de su firma. COMUNÍQUESE a, Cuantas personas naturales y/o jurídicas proceda. ARCHÍVESE, la presente Resolución quedará archivada en el protocolo de la Asesoría Jurídica del Centro desde el que se emitirán las copias fieles que sean menester. PUBLÍQUESE, en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED, para su general conocimiento. DADA en La Habana a bs 5 días del mes de octubre del año "Año 53 de la Revolución"
2 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 2 MsC. Liana Figueras Ferradás Directora Adjunta 1 Generalidades 1 2 Definiciones 1 3 Requisitos generales para los productos usados en Inmunohematología 3 4 Requisitos específicos de los hemoclasificadores del sistema ABO (anti-a, anti-b, anti-ab) 3 5 Requisitos específicos de los hemoclasificadores del antígeno D del Sistema Rh o (anti-d) 4 6. Requisitos específicos de los sueros hemoclasificadores de otros antígenos del Sistema Rh (anti-c, -c, -E, -e, -C w ) monoclonales, policlonales humanos o de origen animal. 5 7 Requisitos específicos de los sueros hemoclasificadores anti-k, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, - Jk b, -S, -s, -M, -N, -Le a, -Le b, y anti-p 1, monoclonales, policlonales humanos o de origen animal. 6 8 Requisitos específicos de los sueros antiglobulínicos humanos (Suero de Coombs) 8 9 Ensayo de terreno de los sueros hemoclasificadores y antiglobulínicos (anti-a, -B, -AB, -D, -C, -c, -E, -e, -C w, -K, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, -Jk b, -S, -s, -M, -N, -Le a, -Le b, y anti-p 1,) Bibliografía 11 ANEXO 1. Determinación del título promedio por el método del logaritmo de base 2 (log2) 12 ANEXO 2. Cálculo de la especificidad y de sensibilidad clínica Generalidades Internacionalmente se reconoce que los sueros hemoclasificadores y los antiglobulínicos son diagnosticadores que tienen asociado un alto riesgo para el paciente, en caso de producirse una falla en su funcionamiento, pues esto podría provocar un daño importante e incluso la muerte del paciente. En Cuba, estos productos están clasificados en el Categoría III (máximo riesgo), según la Regulación "Clasificación de los Diagnosticadores por Categoría de Riesgo" vigente. Por ello, la Autorización de Comercialización (AC) de estos productos requiere evidenciar que los mismos cumplen determinados requisitos específicos, además de los requisitos generales vigentes para este fin, comunes a la mayoría de los diagnosticadores. El objetivo de este documento es actualizar los requisitos que el CECMED considera necesarios para evaluar los diagnosticadores que se utilizan en Inmunohematología. Es aplicable a los diagnosticadores diseñados para ese fin, que se comercialicen en el territorio nacional, sean fabricados en el país o importados. Esta regulación sustituye al documento "Recomendaciones para la evaluación de los Diagnosticadores para uso en Inmunohematología", puesta en vigor mediante la Resolución no.5 de 1997 del Director del CECMED y complementa lo establecido en la Regulación vigente "Requisitos Generales para el Registro de los Diagnosticadores". Esta Regulación está basada en documentos vigentes de autoridades reguladoras de la Unión Europea y Estados Unidos, así como en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, convenientemente adaptadas. Consta de 10 apartados y dos anexos en sus 17 páginas. 2 Definiciones A los efectos de esta regulación se considera: 2.1 Anticuerpos irregulares. Anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos diferentes al ABO. 2.2 Antígeno B adquirido. Eritrocitos de grupo A^, que expresan el antígeno B por deacetilación del antígeno A; se encuentran en pacientes con antecedentes de carcinoma de colon o de infecciones gastrointestinales. 2.3 Avidez. Es el tiempo que media entre la mezcla del reactivo con los eritrocitos y la aparición de la aglutinación. 2.4 Categorías D. Variantes del antígeno D que carecen de algunos de los epítopes del antígeno. 2.5 Diagnosticadores utilizados en Inmunohematología. Son los reactivos utilizados en el estudio de los antígenos y de los anticuerpos de los grupos sanguíneos humanos. 2.6 Ensayo de Terreno. Evaluación del desempeño con características específicas y muestras seleccionadas para corroborar las características funcionales de los sueros hemoclasificadores y antiglobulínicos. 2.7 Especificidad. La capacidad del producto para identificar correctamente las muestras carentes del antígeno en cuestión. 2.8 Fenómeno Rouleaux. Falsa reacción de aglutinación, donde los eritrocitos se agrupan en formación de "pilas de monedas". 2.9 Fenotipos A, y AiB. Son los eritrocitos de grupo A y AB que reaccionan con anti-a,, y no reaccionan con anti-h Fenotipos A 2 y A 2 B. Son los eritrocitos de grupo A y AB que no reaccionan con anti-a! y reaccionan con anti-h.
3 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág Fenotipo D débil (D u ). Expresión débil del antígeno Rh 0 (D). Grados de la reacción de aglutinación. Valores numéricos que se le asignan a la intensidad de la aglutinación y se expresan de la siguiente forma: 4+ Aglutinación total de los eritrocitos en un sólo cúmulo grande en un fondo claro. 3+ Dos o tres aglutinados grandes en un fondo claro. 2+ Aglutinados pequeños, de igual tamaño, en un fondo rojo. 1+ Aglutinados muy pequeños, pero definidos, en un fondo rojo. ±: Pequeños aglutinados no definidos, que pueden resultar dudosos. Para los propósitos de este documento, esta reacción es negativa. 0 No aglutinación Monoclonales. Son aquellos productos obtenidos a partir de hibridomas secretores de anticuerpos monoclonales Prozona. Es el término usado para definir la ausencia o la presencia de aglutinaciones -débiles en exceso de anticuerpos Salina. A los efectos de este documento es una solución isotónica que contiene de 8,5 a 9 g/l de cloruro de sodio y tiene un ph de 7,0 ± 0,2 a temperatura de 22 ± 1 C Solución de baja fuerza iónica (LISS). Solución que contiene 0,003 M de cloruro de sodio en un tampón fosfato 0,003 M de fosfato dibásico de sodio y fosfato monobásico de sodio y 0,2 M de glicina, de ph 6,7 a 22 ± 1 C Sueros antiglobulínicos. Reactivos obtenidos por inmunización a animales o reactivos monoclonales con anticuerpos contra las inmunoglobulinas humanas o el fragmento C 3 del complemento, conocidos como suero de Coombs Sueros hemoclasificadores. Son los productos utilizados en la determinación de los antígenos de los grupos sanguíneos eritrocitarios. 3 Requisitos generales para los productos usados en Inmunohematología 3.1 Características fisicoquímicas El producto terminado deberá clarificarse mediante filtración; será transparente, estará libre de partículas y contendrá algún preservante antimicrobiano apropiado. 3.2 Envase primario El producto terminado se envasará en frascos gotero de vidrio neutro transparente. 3.3 Estabilidad El producto mantendrá la actividad biológica y las características fisicoquímicas durante el período de validez declarado, a la temperatura de conservación recomendada por el fabricante. El estudio de estabilidad se realizará acorde a las normas y regulaciones vigentes. 3.4 Reproducibilidad a. Se estudiará la reproducibilidad de los 2.14 Policlonales. Son aquellos diagnosticadores obtenidos diagnosticadores utilizados en Inmunohematología considerando el número de muestras y las por inmunización a humanos o a animales con antígenos características de las mismas que se describe en los de los grupos sanguíneos. apartados 4 al 8 de esta regulación Potencia. Es el reciproco de la mayor dilución del reactivo que provoca una reacción de aglutinación de 1+. b. En los estudios se incluirá un material de referencia apropiado, de carácter internacional o, en su defecto, uno que cuente con la AC del CECMED y la trazabilidad con su correspondiente estándar internacional. Los resultados discrepantes entre el producto en estudio y el material de referencia serán analizados para investigar las causas de las discrepancias. 3.5 Rotulado El rotulado de los diagnosticadores utilizados en Inmunohematología cumplirá con lo establecido en la Regulación "Requisitos para el Registro Sanitario de los Diagnosticadores" vigente y con los requisitos específicos descritos en los apartados 4 al 8 de este documento. 3.6 Colorantes Los colorantes utilizados en los sueros hemoclasificadores y antiglobulínicos cumplirán con los requisitos específicos descritos en los apartados 4 al 8 de esta regulación y además: a. No afectarán las características biológicas del producto.
4 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 4 b. Mantendrán la coloración del producto sin cambios significativos durante el período de validez del mismo. c. Permitirán la observación del contenido y la detección de partículas o turbiedad en el producto durante el uso. 3.7 Evaluación del desempeño Los estudios para demostrar la evaluación del desempeño de los sueros hemoclasificadores y antiglobulínicos se realizarán siguiendo la metodología establecida en la Regulación "Requisitos para la Evaluación del Desempeño de los Diagnosticadores" vigente del CECMED Los protocolos correspondientes de las evaluaciones del desempeño descritas en el apartado 3.7 de esta regulación serán aprobados por el CECMED previo a la realización de las mismas Se realizará una evaluación del desempeño in situ de los sueros hemoclasificadores y antiglobulínicos, en la cual se considerarán los requisitos generales y específicos descritos en los apartados 4 al 8 de esta regulación, como requerimiento indispensable para obtener la AC de dichos diagnosticadores Se realizará un Ensayo de Terreno después de haber obtenido la AC de los diagnosticadores correspondientes. Los requerimientos específicos del Ensayo de Terreno se describen en el apartado 9 de esta regulación EL CECMED podría eximir al fabricante de la realización de un Ensayo de Terreno, si durante el proceso de AC se hubieran presentado evidencias que demuestren los resultados satisfactorios de la validación del producto. 3.8 Liberación de lotes por el CECMED Cada lote, fabricado en el país o importado, de cualquiera de los productos contemplados en el alcance de esta regulación será evaluado por el CECMED para verificar que se cumplen los requisitos de potencia, avidez, especificidad, colores, rotulado y el efecto prozona en el caso del anti-d, con posterioridad a la obtención de la AC y previo a la distribución de cada lote hacia las unidades asistenciales del SNS. con centrifugación, incubando 5 minutos a un intervalo de temperatura de 20 a 30 C. El diluente utilizado será salina con albúmina bovina al 2 % y suspensión de los eritrocitos al 2 % La potencia mínima requerida y la cantidad de muestras a ensayar por fenotipo se muestra en la Tabla 1. Tabla 1. Potencia mínima y cantidad de muestras requeridas para el ensayo según el fenotipo ABO. SUEROS Potencia mínima y cantidad de muestras requeridas A, A (X) 2 A,B A 2 B B anti-a > 512 (1) - - >512(3) - anti-b - - >512(3) - > 512(1) anti-ab > 512 (1) >512(2) - - >512(2) El suero que no cumpla con los requerimientos de potencia con alguna muestra en particular será analizado nuevamente con 4 muestras de eritrocitos de diferentes individuos de igual fenotipo al de la muestra discrepante No se aceptará aquel producto que después de repetirse el ensayo no cumpla con los requerimientos de potencia con más de una muestra del total de fenotipos utilizados. 4.2 Avidez La avidez se determinará mezclando un volumen del suero con un volumen de la suspensión al 40% de los eritrocitos en salina a temperatura ambiente Se observarán aglutinados en un intervalo < 30 s. Los aglutinados tendrán un diámetro > 1 mm a los 2 minutos, según inspección visual La cantidad de muestras a ensayar para la avidez será la misma descrita en la Tabla Especificidad La cantidad mínima de muestras requerida por fenotipo para determinar la especificidad será el indicado en la Tabla Requisitos específicos de los hemoclasificadores del sistema ABO (anti-a, anti-b, anti-ab) 4.1 Potencia La potencia se determinará mediante la técnica de tubo
5 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 5 Tabla 2. Cantidad de muestras requeridas para determinar la especificidad según el fenotipo ABO. SUEROS Cantidad de muestras requeridas pa especificidad ra el ensayo de Ai A 2 AiB A 2 B B 0 anti-a anti-b anti-ab Los hemoclasificadores del sistema ABO, cualquiera sea el método de ensayo, cumplirán con los siguientes requisitos: a. Aglutinarán con > 2+ con todas las muestras de eritrocitos que contengan el antígeno específico. b. No aglutinarán con los eritrocitos carentes del antígeno. c. No presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos: H, I Le a Le b K, k, Kp b, Js b P,, D, C, c, E, e, C w, M, N, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy^, Xg a. d. No poseerán actividad hemolítica ni provocarán fenómeno Rouleaux. e. No aglutinarán a eritrocitos de grupo O con prueba de Coombs directa de 3+ a 4+ obtenidos de pacientes con anemia hemolítica autoinmune o preparados in vitro. 4.4 Reproducibilidad a. Se estudiarán no menos de 300 muestras de sangre de donantes en cada uno de los métodos para los que se recomienda el producto. b. El grupo sanguíneo ABO de estas muestras será verificado determinando las isoaglutininas en el plasma o suero del donante. 4.5 Código de colores Se utilizará el indicado en la Tabla 3. Tabla 3. Código de colores requerido para los hemoclasificadores del sistema ABO. PRODUCTO Color del suero Color de las etiquetas Anti-A azul azul Anti-B amarillo amarillo Anti-AB rojo o no coloreado rojo 4.6 Rotulado Debe cumplir con lo descrito en el apartado 3.5 de esta regulación y además, en las etiquetas de los envases primario y secundario y en la literatura interior aparecerá: a. La palabra "Monoclonal", si fuera obtenido en ratones, también la palabra "murino" o "humano" si fuera obtenido en linfocitos humanos inmortalizados. b. La frase 'Para prueba en tubo o en lámina". c. La clase o clases de inmunoglobulinas de los anticuerpos monoclonales En la literatura interior se incluirá, además, el nombre del clon o de los clones de los anticuerpos monoclonales utilizados. 5 Requisitos específicos de los hemoclasificadores del antígeno D del Sistema Rh 0 (anti-d). 5.1 Potencia La potencia se determinará mediante la técnica de tubo con centrifugación, incubando 5 minutos a un intervalo de temperatura 20 a 30 C o 37 C. El diluente utilizado será salina con albúmina bovina al 2 % y suspensión de los eritrocitos al 2 % La potencia requerida será > 512 con eritrocitos del fenotipo Ror (ccdee) El producto que no cumpla el requisito de potencia será analizado nuevamente con eritrocitos de 4 individuos de igual fenotipo No se aceptará aquel producto que después de repetirse el ensayo no cumpla con el requisito de potencia con más de una muestra del total de eritrocitos utilizados. 5.2 Avidez La avidez se determinará mezclando un volumen del suero con dos volúmenes de la suspensión al 50% en salina de eritrocitos de fenotipo Ror (ccdee) e incubarlo a temperatura ambiente sobre una lámpara para facilitar la lectura Se observarán aglutinados en un intervalo < 30 s. Los aglutinados tendrán un diámetro > 1 mm a los 2 minutos, según inspección visual. 5.3 Especificidad Los sueros anti-d cumplirán los siguientes requisitos: a. Aglutinarán con > 2+ con 2 muestras de eritrocitos de fenotipo CcDee^r) y ccdee(ror).
6 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 6 b. No aglutinarán eritrocitos de fenotipo Ccddee(r'r); ccddee(r"r) y A^cddee; Bccddee o ATBccddee y Occddee(rr). c. Aglutinarán con > 2+ con 2 muestras de eritrocitos de fenotipo D débil en la técnica de aglutinación en tubo o en la prueba de antiglobulina indirecta (Coombs), de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. d. No presentarán anticuerpos contra los antígenos H, I, Le a, Le b, K, k, Kp b, Js b P^ C, c, E, e, C w, M, N, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy b, Xg a. e. No poseerán actividad hemolítica ni provocarán fenómeno Rouleaux. 5.4 Reproducibilidad Se estudiarán no menos de 350 muestras de donantes de sangre en cada uno de los métodos para los cuales se recomienda el producto. 5.5 Prozona Los sueros anti-d no mostrarán disminución de la aglutinación con el incremento del tiempo de incubación al estudiarse con eritrocitos de fenotipo Rir en la técnica en tubo y en tiempos de incubación de 15, 30 y 60 minutos. En todos los tiempos la aglutinación será > Código de colores a. Al suero anti-d no se le adicionará ningún colorante. b. La etiqueta de los envases primario y secundario 5.7 Rotulado será de color gris Debe cumplir con lo descrito en el apartado 3.5 de esta regulación y además, en la etiqueta de los envases primario y secundario y en la literatura interior aparecerá: a. La palabra Monoclonal" y, si se tratara de una mezcla de anticuerpos monoclonales, se agregará la palabra 'mezclado". b. La frase "Para prueba en tubo o en lámina". c. La clase o clases de inmunoglobulinas de los anticuerpos monoclonales. 6. Requisitos específicos de los sueros hemociasificadores de otros antígenos del Sistema Rh (anti-c, -c, -E, -e, -C w ) monoclonales, policlonales humanos o de origen animal. 6.1 Potencia La potencia se determinará en la técnica de tubo de acuerdo al método que recomiende el fabricante La potencia requerida será un título no menor de 1:8 con eritrocitos de los fenotipos que se expresan a continuación: Tabla 4. Cantidad de muestras requeridas para el ensayo de potencia. 6.2 Avidez Sueros Fenotipos anti-c CcDEe(1) Ccdee (1) anti-c CcDee(1) anti-e ccdee (1) anti-e ccdee(1) anti-c w C w cdee(1) C w cdee(1) La avidez se le realizará únicamente a los productos recomendados en la técnica de lámina La avidez se determinará mezclando un volumen del suero con un volumen de la suspensión al 40% de los eritrocitos en salina a temperatura ambiente Se observarán signos de aglutinación a la mitad del tiempo que recomienda el fabricante con diámetro > 1 mm en el tiempo recomendado, según inspección visual La cantidad de muestras a ensayar para la avidez será la misma descrita en la Tabla Especificidad La cantidad mínima de muestras requerida por fenotipo para determinar la especificidad será el indicado en la Tabla En la literatura interior se incluirá, además, el nombre del clon o de los clones de los anticuerpos monoclonales utilizados.
7 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 7 Tabla 5. Cantidad de muestras (x) requeridas según fenotipo para el ensayo de especificidad. Sueros Fenotipos (x) reacción + anti- C CcDEe (2), CcDEE (1), Ccdee (1) CcDEe(1), CcDee(2) Fenotipos (x) reacción - ccdee(1), ccdee (1), ccdee (1) CCDee(1), CCDEe (2) antic anti- CcDEe (2), CCDee (1), Ccdee (1), ccdee (1) E CCDEe(1) antie ccdee (2), ccdee(1), CcDEE (2) CcDEe (2) anti- C w C w cdee (2) ccdee (1), ccdee (1) Los sueros hemociasificadores anti-c, -c, -E, -e, -C w en todos los métodos para los cuales se recomienda el producto, deben cumplir con los siguientes requisitos: a. Aglutinarán con > 2+ con todas las muestras que expresen el antígeno específico y reacción negativa con todas las muestras negativas para el antígeno. b. No presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos A,B,H, I, Le a, Le b, K, k, Kp b, Js b P 1f M,N, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy b, Xg a. No poseerán actividad hemolítica ni provocarán fenómeno Rouleaux Los reactivos salinos no aglutinarán eritrocitos de grupo O, carentes del antígeno especifico con prueba de Coombs directa positiva de 3 + a Reproducibilidad Se estudiarán no menos de 50 muestras de sangre de donantes en todos los métodos para los que se recomienda el producto. 6.5 Código de colores 6.6 Rotulado Los sueros anti-c, -c, -E, -e, -C w no tienen requisitos específicos de colores Debe cumplir con lo descrito en el apartado 3.5 de esta regulación y además, en la etiqueta de los envases primario y secundario y en la literatura interior aparecerá: a. La palabra Policlonal humano o Policlonal con el nombre del animal donde se obtuvo, Monoclonal humano o murino" y, si se tratara de una mezcla de anticuerpos monoclonales, se agregará la palabra "mezclado". b. La frase "Para prueba en tubo o en lámina". c. La clase o clases de inmunoglobulinas de los anticuerpos En la literatura interior, además, se indicará el nombre del clon o de los clones de los anticuerpos monoclonales utilizados. 7 Requisitos específicos de los sueros hemoclasificadores anti-k, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, -Jk b, -S, -s, -M, -N, -Le a, - Le b, y anti-p^ monoclonales, policlonales humanos o de origen animal. 7.1 Potencia La potencia se determinará en la técnica de tubo de acuerdo al método que recomiende el fabricante La potencia requerida será un título no menor de 1:8 con eritrocitos de los fenotipos que se presentan en la tabla 6. Tabla 6. Cantidad de muestras (x) requeridas para el ensayo de potencia. 7.2 Avidez Sueros Fenotipos (x) anti-k K+k+ (1) anti-k anti-fy a K+k+(1) Fy(a+b+)(1) anti-fy D Fy(a+b+) (1) anti-jk a Jk(a+b+)(1) anti-jk D Jk(a+b+)(1) anti-s anti-s anti-m anti-n S+s+(1) S+s+(1) M+N+(1) M+N+(1) anti-le a Le(a+b-) (1) anti-le D Le(a-b+)(1) La avidez se le realizará únicamente a los productos recomendados en la técnica de lámina La avidez se determinará mezclando un volumen del suero con un volumen de la suspensión al 40% de los eritrocitos en salina a temperatura ambiente Se observarán signos de aglutinación a la mitad del
8 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 8 tiempo que recomienda el productor y se observarán aglutinados no menores que 1 mm de diámetro en el tiempo recomendado, según inspección visual La cantidad de muestras a ensayar para la avidez será la misma descrita en la Tabla Especificidad La cantidad mínima de muestras requerida por fenotipo para determinar la especificidad será el indicado en la Tabla 7. Tabla 7. Cantidad de muestras (x) requeridas según fenotipo para el ensayo de especificidad. Sueros Fenotipos (x) reacción + Fenotipos (x) reacción - Sueros Fenotipos (x) reacción + Fenotipos (x) reacción - anti-k K+k+ K-k+ anti-s S+s+ S-s+ anti-k K+k+ K+k- anti-s S+s+ S+s- anti- Fy(a+b+) Fy(a-b+) anti-m M+N+ M-N+ Fy a anti- Fy b Fy(a+b+) Fy(a+b-) anti-n M+N+ M+N- anti-jk a Jk(a+b+) Jk(a-b+) anti- Le a Le(a+b-) Le(a-b+) anti-jk D Jk(a+b+) Jk(a+b-) anti- Le D Le(a-b+) Le(a+b-) *< anti-pi Pi+ Pr Los sueros hemoclasificadores anti -K, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, - Jk b, -S, -s, -M, -N, -Le a, -Le b, y anti-pi.en todos los métodos para los cuales se recomienda el producto, deben cumplir con los siguientes requisitos: a. Aglutinarán con > 2+ con todas las muestras que expresen el antígeno específico y reacción negativa con todas las muestras negativas para el antígeno. b. Los reactivos anti-k, -k, no presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos A,B,H, I, D, C, c, E, e, C w Le a, Le b, Kp b, Js b P,, M,N, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy b, Xg a. c. Los reactivos anti-fy a, -Fy b no presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos A,B,H, I, D, C, c, E, e, C w,le a, Le b, K, k, Kp b, Js b P,, M,N, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Xg a. d. Los reactivos anti-jk a, -Jk b no presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos A,B,H, I, D, C, c, E, e, C w,le a, Le b, K, k, Kp b, Js b P,, M,N, S, s, U, Lu b, Fy a Fy b, Xg a. e. Los reactivos anti-s, -s, no presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos A,B,H, I, D, C, c, E, e, C w,le a, Le b, K,k, Kp b, Js b P 1f M,N, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy b, Xg a. f. Los reactivos anti- Le a, Le b, no presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos A,B,H, I, D, C, c, E, e, C w, K,k, Kp b, Js b P 1f M,N, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy b, Xg a. g. Los sueros anti-m y anti-n no presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos H, I, Le a, Le b, K, k, Kp b, Js b P,, D, C, c, E, e, C w, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy b, Xg a. Los sueros anti-p! no presentarán anticuerpos contra los antígenos de los grupos sanguíneos H, I, Le a, Le b, K, k, Kp b, Js b D, C, c, E, e, C w, M, N, S, s, U, Lu b, Jk a Jk b, Fy a, Fy b, Xg a. i. No poseerán actividad hemolítica ni provocarán fenómeno Rouleaux Los reactivos salinos no aglutinarán eritrocitos de grupo O, carentes del antígeno especifico con prueba de Coombs directa positiva de 3 + a Reproducibilidad Se estudiarán no menos de 50 muestras de sangre de donantes en todos los métodos para los que se recomienda el producto. 7.5 Código de colores Los sueros anti -K, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, -Jk b, -S, -s, -M, - N, -Le a, -Le b, y anti-p!, no tienen requisitos específicos de colores. 7.6 Rotulado Debe cumplir con lo descrito en el apartado 3.5 de esta regulación y además, en la etiqueta de los envases primario y secundario y en la literatura interior aparecerá: a. La palabra Policlonal humano o Policlonal con el nombre del animal donde se obtuvo, Monoclonal humano o murino" y, si se tratara de una mezcla de anticuerpos monoclonales, se agregará la palabra 'mezclado".
9 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 9 b. La frase "Para prueba en tubo o en lámina". c. La clase o clases de inmunoglobulinas de los anticuerpos En la literatura interior, además, se indicará el nombre del clon o de los clones de los anticuerpos monoclonales utilizados. 8 Requisitos específicos de los sueros antiglobulínicos humanos (Suero de Coombs). 8.1 Clasificación Para su evaluación los sueros antiglobulínicos se clasifican en los siguientes grupos: a. Grupo I: Suero antiglobulina humano poliespecífico (anti IgG, C 3 ). En ocasiones pueden presentar actividad anti-lga. b. Grupo II: Suero anti-lgg. c. Grupo III: Suero anticomplemento (C 3 ). 8.2 Potencia En el estudio de potencia de los sueros del Grupo I y II se utilizarán sueros anti-d y anti-fy a (de la Clase IgG) con un título > 16 y < 64 en la prueba de antiglobulina indirecta Los sueros del Grupo I y II y la dilución 1:2 y 1:4 de los mismos aglutinarán eritrocitos de grupo O Rh 0 (D) positivos, Fy(a+b+) sensibilizados con la dilución 1:16 o 1:64 (en dependencia del título de los anticuerpos utilizados) de anti-d y anti-fy a Los sueros del Grupo I y III aglutinarán eritrocitos recubiertos con C 3 b en títulos no menor que 4 y con un título no menor que 1:1 y reacción de 2 + de aglutinación con eritrocitos recubiertos con C 3 d Los sueros del Grupo I con actividad anti-lga Especificidad aglutinarán en un título no menor que 4 a eritrocitos recubiertos de IgA Los sueros del Grupo I no aglutinarán a eritrocitos recubiertos con C 4 d Los sueros del Grupo II no aglutinarán a eritrocitos recubiertos con C 3 b, C 3 d, C 4 d Los sueros del Grupo III no aglutinarán eritrocitos recubiertos con IgG y C 4 d Los sueros de los Grupos I, II y III: a. No aglutinarán ni hemolizarán a eritrocitos de los grupos A-,, B y O a temperaturas de 4 C, de 20 a 30 C y 37 C, en un tiempo de incubación de 30 minutos. b. No aglutinarán ni hemolizarán a eritrocitos de los grupos A^ B y O tratados con papaína. Nota: Podrían utilizarse opcionalmente bromelina, ficina o tripsina, además de papaína. c. No aglutinarán ni hemolizarán a suspensiones de eritrocitos en salina y en solución de baja fuerza iónica (LISS), provenientes de 2 donantes de cada uno de los grupos A,, By O. Los eritrocitos serán colectados del segmento de las unidades de sangre que estén almacenadas entre 2 y 8 C por un período entre 10 y 15 días. d. No reaccionarán en la prueba de antiglobulina indirecta con los eritrocitos referidos anteriormente y el suero de 6 donantes. Los sueros de los donantes serán obtenidos antes de las 24 horas de realizar el estudio, estarán libres de anticuerpos irregulares y serán ABO compatibles con las muestras de los eritrocitos colectados. 8.4 Reproducibilidad Se estudiará la reproducibilidad mediante la prueba de Coombs directa e indirecta en no menos de 300 muestras de donantes de sangre, 5 muestras de pacientes con anemia hemolítica autoinmune y 5 muestras de pacientes con anticuerpos irregulares En el grupo de pacientes con anticuerpos irregulares podrán incluirse muestras de donantes Rh 0 (D) negativos inmunizados para la producción de anticuerpos anti-d y de mujeres Rh 0 (D) negativas aloinmunizadas por embarazos De utilizarse muestras provenientes de los grupos señalados en 8.4.2, el estudio comprenderá la determinación del título de anticuerpos anti-d en la prueba de Coombs indirecta y se comparará con los resultados obtenidos con el producto de referencia. Se permitirán diferencias de una dilución inferior en el título con respecto al producto de referencia. 8.5 Código de colores El suero antiglobulínico pol específico puede o no
10 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 10 colorearse de verde. A los demás sueros antiglobulínicos no se les añadirá colorante El color de la etiqueta se corresponderá con el del suero contenido en el envase. 8.6 Rotulado Debe cumplir con lo descrito en el apartado 3.5 de esta regulación y además, en la etiqueta de los envases primario y secundario y en la literatura interior aparecerá: a. Suero antiglobulina humano poliespecífico (para los diagnosticadores que presentan al menos actividad anti IgG y anti C 3 y estén recomendados para la Prueba de Coombs). b. Suero anti IgG o anti C 3 (para los diagnosticadores que presenten una de estas actividades y se recomienden para la Prueba de Coombs). c. La frase 'Para la Prueba de Coombs". La palabra Monoclonal, y, si se tratara de una mezcla de anticuerpos monoclonales, se agregará la palabra 'mezclado". e. La clase o clases de inmunoglobulinas de los anticuerpos monoclonales contenidos en el suero En la literatura interior, además, se indicará el nombre del clon o de los clones de los anticuerpos monoclonales utilizados. 9 Ensayo de terreno de los sueros hemoclasificadores y antiglobulínicos (anti-a, -B, -AB, -D, -C, -c, -E, -e, -C w, - K, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, -Jk b, -S, -s, -M, -N, -Le a, -Le", y anti-p^). 9.1 El Ensayo de Terreno se realizará según lo descrito en el apartado 3.7 de esta regulación. 9.2 Se evaluarán no menos de dos lotes del producto, en paralelo con otro producto similar que haya sido previamente autorizado por el CECMED. 9.3 Se realizará como mínimo en tres sitios diferentes (excluyendo al productor) y que representen áreas geográficas y distribución poblacional diferentes. realizará al menos en un sitio por la técnica de tubo y en uno por la técnica de lámina. Para los sueros antiglobulínicos se realizará únicamente por la técnica de tubo. 9.6 En la evaluación de los sueros hemoclasificadores ABO se realizarán las determinaciones de las isoaglutininas para corroborar el grupo sanguíneo. 9.7 En la evaluación de los sueros antiglobulínicos se realizará la prueba de Coombs directa y la prueba de Coombs indirecta. 9.8 Características de las muestras a estudiar en el ensayo de terreno Las muestras seleccionadas para la evaluación de los sueros hemoclasificadores y antiglobulínicos reunirán las características que se indican en la Tabla En la evaluación de los sueros hemoclasificadores el 10 % de las muestras seleccionadas de cada grupo corresponderán a eritrocitos carentes del antígeno específico para los anticuerpos evaluados Muestras no seleccionadas. a. En la evaluación de los sueros hemoclasificadores ABO y Rh 0 (D) se estudiarán al menos 800 muestras de donantes de sangre, de las cuales a 400 se les determinará el grupo sanguíneo con eritrocitos provenientes del coágulo y a 400 con eritrocitos obtenidos en anticoagulante. b. En la evaluación de los sueros anti-c, -c, -E, -e, -C w, - K, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, -Jk b, -S, -s, -M, -N, -Le a, -Le b, y anti-p^, se estudiarán al menos 50 muestras de donantes de sangre con eritrocitos obtenidos en anticoagulante. c. En la evaluación de los sueros antiglobulínicos se estudiarán al menos 100 muestras de donantes de sangre con eritrocitos obtenidos en anticoagulante para la prueba de Coombs directa y el suero para la prueba de Coombs indirecta. 9.4 De los sitios que se seleccionen, al menos uno debe ser un Banco de Sangre y otro un Servicio de Transfusiones. 9.5 Las determinaciones realizadas comprenderán todos los métodos para los cuales se recomienda el producto. Se
11 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 11 Tabla 8. Características de las muestras seleccionadas. TIPO DE MUESTRA Conservadas en anticoagulantes durante 28 días Eritrocitos conservados en glicerol a -20 C entre una semana y seis meses a De individuos mayores de 70 años ABO, Rh 0 (D) No. de muestras a estudiar anti-c, -c, - E, -e, -C w, - K, -k, -Fy a, -Fy b, -Jk a, -Jk b, - S, -s, -M, -N, -Le a, -Le b, y anti-pi, antiglobulínicos De cordón umbilical De pacientes con anomalías de las proteínas séricas (embarazadas, mieloma múltiple y macroglobulinemia de Waldenstróm) De pacientes con anemia hemolítíca autoinmune De pacientes con linfomas y leucemias Lipémicas Hemolizadas c 10 c Tratadas con enzimas b 20 no aplicable 10 Con antígeno B 3 no aplicable no aplicable adquirido De individuos asiáticos 10 no aplicable no aplicable 10 Bibliografía investigar su causa. Los resultados se compararán en todos los métodos evaluados con los encontrados utilizando el producto de referencia correspondiente. Los resultados se expresarán en especificidad y sensibilidad en todos los procederes analizados (Ver Anexo 2) Especificaciones Técnicas Comunes para productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Diario Oficial de la Unión Europea, 2009/108/CE del 10 de febrero de 2009, modificando a la 2002/364/CE Guidelines forthe Blood Transfusión Service. HMSO, London, UK, Regulación no Requisitos para el Registro Sanitario de los Diagnosticadores Regulación no Requisitos para la Evaluación del Desempeño de los Diagnosticadores Regulación no Clasificación de los Diagnosticadores por Categoría de Riesgo US Food and Drug Administration. Recommended Methods for Blood Grouping Reagents Evaluation. Docket No March, US Food and Drug Administration. Points to Consider in the Design of Field Triáis for Blood Grouping Reagents and Anti-Human Globulin. Docket No. 91N , 1st. Draft, US Food and Drug Administration. Recommended Methods for Evaluating Potency, Specificity and Reactivity of Anti-Human Globulin. Docket No March Debe eliminarse el glicerol antes de usarlos. No se incluirán en el estudio si el fabricante declara que el reactivo no puede utilizarse en técnicas enzimáticas. Un resultado no satisfactorio con estos grupos de muestras no invalida el producto, pero debe aclararse en la Literatura Interior que los reactivos no pueden utilizarse en muestras de estas características. 9.9 Informe del Ensayo de Terreno El informe se elaborará de acuerdo a lo establecido en la Regulación del CECMED y contendrá, además el protocolo utilizado en el estudio Se describirá un análisis de las discrepancias encontradas, las cuales deberán ser analizadas para
12 Fecha: 12/10/2011 ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO Pág. 12 ANEXO 1. Determinación del título promedio por el método del logaritmo de base 2 (log2). Vennes JWet al: Use of Logarithms to the base 2 in recording serological reactions. Nature ; 1957). Cuando sea necesario dar un resultado de los títulos obtenidos en diferentes muestras de un mismo lote con un fenotipo determinado, o de una muestra con iguales fenotipos de diferentes individuos, se utilizará el método del logaritmo de base 2 para promediar las determinaciones. Título Log 2 no diluido Ejemplo Título de 32 con 3 muestras de eritrocitos Título de 64 con 2 muestras de eritrocitos Título de 128 con 1 muestra de eritrocitos No. de fenotipos ^2 3 2 x x 5 6 = 15 = 1 x 7 12 = 7 TOTALES 6 34 Este valor se convierte a título de la siguiente forma: Valor del log 2 = 34/6 = 5,66 log 2 5,66= log log 2 0,66 log 2 5,66 = 32 + (0,66 x 32) log 2 5,66= ,12 log 2 5,66= 53,12 El título promedio es 53. ANEXO 2. Cálculo de la especificidad y de sensibilidad clínica. Cura E, Wendel S y col. Manual de Procedimientos de control de calidad para los laboratorios de serología de los Bancos de Sangre, OPS, Se elaborará una tabla de contingencia de 2 x 2. Reactivo de referencia Reacti Positivos Negativo Total vo a s Positivos l a b (falsos a + b Negativos (verdader c (falsos positivos) d c + d Total negativos a + c (verdader b + d N=a+b+c +d Sensibilidad = a / a + c Especificidad = d / b +d Comité Editorial Presidente Dr.C. Rafael B. Pérez Cristiá Editor Ejecutivo M.C. Lic. Lisette Pérez Ojeda Miembros M.C. Yaquelín Rodríguez Valdés Dra.C. Celeste A. Sánchez González Dra C. Diadelys Rémirez Figueredo Dra. Santa Deybis Orta Hernández Dra. Loida Oruña Sánchez Consejo de Redacción Presidente: M.C. Ing. Aymé Suárez Torra Miembros: Lic. Herminia Díaz Terry Lic. Eloína Amada Pérez Estrada M.C. Ing. Carmen Portuondo Sánchez Tel: (537) , Fax: (537)
EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 17/10/2011 AÑO XI NUMERO: SUSCRIPCIÓN: ISSN
ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 17/10/2011 AÑO XI NUMERO: 00-136 SUSCRIPCIÓN: ambitor@cecmed.sld.cu ISSN 1684-1832 RESOLUCIÓN
Inmunohematología. Dra. Ana Cecilia Haro
Inmunohematología 2016 Dra. Ana Cecilia Haro Sensibilización Aglutinación Ag + Ac Ag-Ac Enzimas LISS SAGH PEG Polibrene Albúmina Potencial zeta Tipo de Ac Densidad antigénica Tiempo de incubación Fuerza
La presente Circular entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.
ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 23/02/09 AÑO X NÚMERO 00-81 SUSCRIPCIÓN: ambitor@cecmed.sld.cu ISSN 1684-1832 INFORMACIÓN A LOS LECTORES: En esta edición de nuestro Boletín publicamos
Fichas de datos de seguridad para productos de banco de sangre
Fichas de datos de seguridad para productos de banco de sangre Estimado cliente: Ortho Clinical Diagnostics (OCD) proporciona fichas de datos de seguridad (FDS) para cualquier producto de OCD que contenga
PROTOCOLO PROGRAMA EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO DIRECTA EN INMUNOHEMATOLOGÍA PARA BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN PEEDD- IH- 2016
PROTOCOLO PROGRAMA EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO DIRECTA EN INMUNOHEMATOLOGÍA PARA BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN PEEDD- IH- 2016 GRUPO RED NACIONAL BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN
PROGRAMA DE PROFICIENCIA EN INMUNOHEMATOLOGIA INFORME 2013
PROGRAMA DE PROFICIENCIA EN INMUNOHEMATOLOGIA INFORME 2013 Este programa de control externo permite verificar el desempeño de los procesos en el área de Inmunohematología, evalúa los reactivos utilizados
TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL
TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL DiaClon ABO/D + Grupo Inverso NOMBRE DiaClon ABO/D + Grupo Inverso DESCRIPCION La tarjeta DiaClon ABO/D + Reverse Grouping contiene anticuerpos monoclonales anti-a,
INSTRUCTIVO REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS NACIONALES. Versión [2.0]
INSTRUCTIVO REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS NACIONALES Versión [2.0] Dirección Técnica de Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria y Autorizaciones
MATERLAB S.L. Pº PONTONES 7 28005 MADRID TLF. 91/4745799 4745623 FAX.
Técnicas de Uso 1 -INDICE- ALBÚMINA BOVINA AL 30%... 13 CONTROL-TEST ANTI-D (ANTI-RH I)... 7 PAPAÍNA LIOFILIZADA... 14 SOLUCIÓN DE BAJA FUERZA IÓNICA LISS DOPE... 12 SUERO ANTIGLOBULINA HUMANA... 10 SUERO-
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2016 ( )
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2016 ( ) Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que debe contener la etiqueta de los reactivos
REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS. REGULACION No.
REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS REGULACION No. 35 2003 REQUISITOS DEL PLASMA HUMANO COMO MATERIA PRIMA FARMACEUTICA CECMED,
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS ( DIGEMID -PERU) PRODUCTOS BIOLOGICOS SITUACION ACTUAL
DIGEMID DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS ( DIGEMID -PERU) PRODUCTOS BIOLOGICOS SITUACION ACTUAL DRA. AMANDA MARTINEZ ROJO EQUIPO DE REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUNIO - 2008 SITUACION
Jueves 13 de septiembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 91
Jueves 13 de septiembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 91 NOTA Aclaratoria a la Primera Actualización de la Edición 2011 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico, publicada el
1. DISPOSITIVOS MÉDICOS
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN PARA DONACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN-VITRO, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS 1. DISPOSITIVOS MÉDICOS a) Descripción
RESOLUCIÓN MINISTERIAL SA-DM Lima 08 de Noviembre de 1999
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 548-99-SA-DM Lima 08 de Noviembre de 999 Visto el Oficio N 359-99-DG-AL-DIGEMID, cursado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas; CONSIDERANDO: Que por Resolución
Anemia Hemolítica Autoinmune Diagnóstico inmunohematológico
Anemia Hemolítica Autoinmune inmunohematológico Dr. Arturo Pereira S. de Hemoterapia y Hemostasia Introducción Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI) Es la causa más frecuente de anemia hemolítica en el adulto.
TECHNOLOGY. CROSSMATCH TEST canino. primer test inmunocromatografico para reaccion cruzada con antiglobulina canina especifica.
CROSSMATCH TEST canino primer test inmunocromatografico para reaccion cruzada con antiglobulina canina especifica 20 minutos TECHNOLOGY - ahorra tiempo - facil manipulacion - resultados fiables - facil
RESPYN Revista Salud Pública y Nutrición Edición Especial 3-2012 23 y 24 de Agosto 2011; Monterrey, N.L., México PRUEBAS Questions?! PRETRANSFUSIONALES Y SU CONTROL DE CALIDAD Pruebas Pre-transfusionales?
HBsAg CONFIRMATORY TEST Para la confirmación de muestras positivas con el UMELISA HBsAg PLUS
HBsAg CONFIRMATORY TEST Para la confirmación de muestras positivas con el UMELISA HBsAg PLUS INTERES CLÍNICO Con el descubrimiento del antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B (1) se crearon
ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA LA FIJACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA LA FIJACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO De conformidad con la Ley No. 2000-12 de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos
Fármaco y Aditivos. Dictaminadores Especializados DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
Fármaco y Aditivos Silvia Reyes Chalico Dictaminadores Especializados Jaime O. Juárez Solís DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS 1 Toda substancia natural, sintética o biotecnológica
NOTA DE SEGURIDAD SOBRE PRÓTESIS MAMARIAS POLY IMPLANT (PIP)
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS SANITARIOS NOTA DE SEGURIDAD SOBRE PRÓTESIS MAMARIAS POLY IMPLANT (PIP) Ref.: 005/Marzo 2010 31 de marzo de 2010 Posible aumento de casos de rotura e inflamaciones locales
1. Solicitud, que tendrá el carácter de declaración jurada, según formato (Anexo 1);
Regulan algunos alcances de los Artículos 10 y 11 de la Ley N 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios DECRETO SUPREMO N 028-2010-SA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 07/11/2011 AÑO XI NÚMERO: 00-138 SUSCRIPCIÓN: ambitor@cecmed.sld.cu ISSN 1684-1832
ÓRGANO OFICIAL REGULATORIO EDICIÓN ORDINARIA, LA HABANA, 07/11/2011 AÑO XI NÚMERO: 00-138 SUSCRIPCIÓN: ambitor@cecmed.sld.cu ISSN 1684-1832 RESOLUCIÓN No. 11 / 2011 Calidad de los Medicamentos, en lo adelante.
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS. RESOLUCION No POR CUANTO: El Decreto Ley No. 147 De la Reorganización de los
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS RESOLUCION No. 63-2011 POR CUANTO: El Decreto Ley No. 147 De la Reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado, de fecha 21 de abril de 1994,
SOLICITUD DE COTIZACIÓN REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Proceso de Compra Menor
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA www.csbp.com.bo REGIONAL Cochabamba SOLICITUD DE COTIZACIÓN REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Proceso de Compra Menor N RL-06/13 N RL-06/13 Cochabamba 5 de Agosto de
Pruebas de compatibilidad, qué técnica emplear?
Pruebas de compatibilidad, qué técnica emplear? XIV Jornadas de Medicina Transfusional Dra. Carmen Buesa García Sº Hematología y Hemoterapia Hospital Universitario Central de Asturias Pruebas pretransfusionales
Prueba de Antiglobulina Indirecta
Procedimiento 1 Prueba de Antiglobulina Indirecta Principio La técnica de inmunoglobulina indirecta fue descrita por primera vez en 1945 por Coombs y colaboradores y permite observar aglutinaciones de
José Antonio Paredes Arrascue
José Antonio Paredes Arrascue Dr. (c), Mg., Lic. en Tecnología Médica Profesor Asociado de la Facultad de Medicina U.N.M.S.M. Tecnólogo Médico del Servicio de Medicina Transfusional H.N.E.R.M. - EsSalud
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Propuesta de REGLAMENTO (UE) Nº /2011 DE LA COMISIÓN
ES ES ES COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Propuesta de Bruselas, XXX C REGLAMENTO (UE) Nº /2011 DE LA COMISIÓN de [ ] por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1702/2003 por el que se establecen
Influencia de la evaluación de los efectos de residuos en flora intestinal sobre el IDA de una droga
Influencia de la evaluación de los efectos de residuos en flora intestinal sobre el IDA de una droga A. Haydée Fernández, DVM, MS, DABT 25 de Septiembre de 2010 Cartagena de Indias, Colombia Como se calcula
RECOMENDACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA ABO
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO RECOMENDACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA ABO Enero 2013 AUTOR TM. Andrés Aburto Almonacid. Encargado Área de Inmunohematología. Sección de Hematología
REGLAMENTO CRT: 1997 REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PROTOTIPO O LOTE DE PRODUCTOS
REGLAMENTO CRT: 1997 Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - INDECOPI Calle la Prosa 138, San Borja (Lima 41) Apartado 145 Lima, Perú REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PROTOTIPO O LOTE DE PRODUCTOS
Fortel PROSTATE (PSA)
Fortel PROSTATE (PSA) Test para Screening Simple, realizable y confidencial [Seleccione la fecha] Un test visual fácil, para detectar niveles anormales del Antígeno Prostático Específico (PSA), sobre rango
No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
No. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Las personas
APÉNDICE B LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN
APÉNDICE B LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV33-MIA - EVALUACIÓN DE SISTEMA DE REGISTROS DE LA AERONAVEGABILIDAD CONTINUA DE LAS AERONAVES 1. Introducción 1.1 El presente formulario de
PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO BOTELLAS DE POLIETILENO TEREFTALATO POST CONSUMO GRADO ALIMENTARIO (PET-PCR)
PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO BOTELLAS DE POLIETILENO TEREFTALATO POST CONSUMO GRADO ALIMENTARIO (PET-PCR) CAPÍTULO I OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN, AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE, DEFINICIONES, SIGLAS Y
1.1.1 El Sistema Nº 5 basado en el ensayo de tipo, seguido de auditorias anuales del sistema de control del calidad utilizado por el fabricante.
Página 1 de 5 1 OBJETO y ALCANCE 1.1 Este Reglamento de Contratación y Uso establece la metodología para el otorgamiento y seguimiento de la Certificación de productos según el Sistema Nº 5 del D.S. Nº
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE INMUNÓGENOS DE SUBUNIDADES OBTENIDOS POR MÉTODOS BIOTECNOLÓGICOS
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE INMUNÓGENOS DE SUBUNIDADES OBTENIDOS POR MÉTODOS BIOTECNOLÓGICOS FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA INMUNÓGENOS DE SUBUNIDADES OBTENIDOS POR VIA BIOTECNOLÓGICA. FECHA: 1.- NOMBRE
TEMA 14. Métodos inmunológicos para la identificación microbiana
TEMA 14 Métodos inmunológicos para la identificación microbiana Tema 14. Métodos inmunológicos para la identificación microbiana 1. Introducción 2. Detección de antígenos 2.1. Obtención de anticuerpos
IMPRESO PARA EL REGISTRO DE RESPONSABLES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO
IMPRESO PARA EL REGISTRO DE RESPONSABLES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO El modelo de impreso que se adjunta para el registro de responsables de la comercialización
Unidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad
PAGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO: Definir los pasos a seguir en la planeación, ejecución, reporte, registro y seguimiento de las Auditorias Internas para. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Auditoria La norma ISO
PROCEDIMIENTO PG 08 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. Adquisición, recepción e identificación de equipos 5.2. Identificación y estado de calibración 5.3.
Guía para la presentación de información ante el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos
Guía para la presentación de información ante el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos 1 RECOMENDACIONES Esta Guía sólo señala la información mínima que deberá incluir el Laboratorio durante
Centro de Control Estatal de Equipos Médicos
Ministerio de Salud Pública Centro de Control Estatal de Equipos Médicos C C E E M GUIA G E - 5 1996-12 12-27 GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES
LEY No SOBRE COMERCIO ELECTRONICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES AGENDA REGULATORIA DEL INDOTEL
LEY No.126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRONICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES AGENDA REGULATORIA DEL INDOTEL Para lograr la correcta implementación de la Infraestructura de Clave Pública de la República Dominicana
El control de la calidad de los análisis inmunohematológicos en la Región de las Américas
Temas de actualidad / Current topics El control de la calidad de los análisis inmunohematológicos en la Región de las Américas Elena Franco 1 Palabras clave: control de calidad, inmunohematología, transfusión
A.- ACTUACIONES INSPECTORAS: RESULTADOS GLOBALES DEL CONTROL DE LA INFORMACION OBLIGATORIA DEL ETIQUETADO.
CAMPAÑAS NACIONALES AÑO: 2015 OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normativa vigente. DENOMINACIÓN: Film transparente de uso alimentario. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ACTIVIDADES INSPECTORAS CONTROL ANALÍTICO
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO DE 2012 ( )
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO DE 2012 ( ) Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección
Grupo sanguíneo Antígenos en glóbulos rojos Anticuerpos en el plasma. A A anti-b B B anti-a AB A + B O anti-a y anti-b
TEMA 6.- LOS GRUPOS SANGUÍNEOS. PROBLEMAS DE GENÉTICA. LOS GRUPOS SANGUÍNEOS Los grupos sanguíneos fueron descubiertos en 1900 por el doctor austriaco Karl Landsteiner. Las transfusiones sanguíneas se
D E L I A R O S A H E R R E R A H E R N Á N D E Z B a c t e r i ó l o g a
D E L I A R O S A H E R R E R A H E R N Á N D E Z B a c t e r i ó l o g a B L A N C A L U Z S A L D A R R I A G A G A V I R I A B a c t e r i ó l o g a REVISADO POR APROBADO POR NOMBRE Delia Rosa Herrera
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha: 01.04.14 Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1 SGSSO Página: 1 al 5 Aprobado: Nombre Firma Fecha Gerente General Lorenzo Massari
Diario Oficial de la Unión Europea L 317/17
30.11.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 317/17 REGLAMENTO (UE) N o 1235/2011 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2011 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1222/2009 del Parlamento Europeo
Regulación de Dispositivos Médicos y proyecciones para reactivos de diagnóstico in vitro
Regulación de Dispositivos Médicos y proyecciones para reactivos de diagnóstico in vitro BQ. María Graciela Rojas Donoso Jefa del Subdepartamento Dispositivos Médicos Agencia Nacional de Medicamentos mrojas@ispch.cl
CUARTA UNIDAD: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL
CUARTA UNIDAD: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL 1 1.-Objetivos de la Auditoría El objetivo es la razón por la cual se realiza la Auditoría Ambiental,
Adjunto se remite a las Delegaciones el documento de la Comisión D027686/02.
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas, 23 de julio de 2013 (OR. en) 12706/13 DENLEG 91 SAN 291 NOTA DE TRANSMISIÓN Emisor: Comisión Europea Fecha de recepción: 22 de julio de 2013 Destinatario: Secretaría
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL) RESOLUCIÓN NO. 065-04 QUE OTORGA LICENCIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD ARINC REPUBLICA DOMINICANA, S.A., PARA LA UTILIZACIÓN DE LA FRECUENCIA 131.550
RECEPCIÓN TECNICA Y VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS
RECEPCIÓN TECNICA Y VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS POR: DIANA P. LONDOÑO RIVERA QUIMICA FARMACEUTICA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Su Apoyo Farmacéutico Integral Es responsabilidad de todos los funcionarios
NOTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN (NE)
NOTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN (NE) SUBDEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO EXTERIOR, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS INSTRUCTIVO AL USUARIO El siguiente instructivo aplica a los productos farmacéuticos que son
Normas para el acceso y el uso de Internet en Cuba.
Normas para el acceso y el uso de Internet en Cub PRIMERO... 2 SEGUNDO... 2 TERCERO... 2 CUARTO... 2 "NORMAS PARA LA CONEXIÓN, EXPLOTACIÓN, ACCESO, USO y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET EN EL TERRITORIO
REGLAMENTO PARTICULAR DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AENOR
REGLAMENTO PARTICULAR DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AENOR DEL SISTEMA HACCP RP B13.01 rev. 02 Reglamento aprobado el 2012-05-17 1 OBJETO Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado
Anexo2 - Niveles de inspección y concierto de calidad
1. OBJETO Describir los niveles de inspección que la CONTRATANTE puede aplicar sobre los suministros de bienes y productos de acuerdo a las Condiciones de evaluación y homologación del proveedor y producto.
RESOLUCIÓN No Registro Oficial No. 459 (lunes 16 de marzo de 2015) SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO:
RESOLUCIÓN No. 15 084 Registro Oficial No. 459 (lunes 16 de marzo de 2015) SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República
SUBCAPÍTULO 5.9. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO. Índice
SUBCAPÍTULO 5.9. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO. Índice Capítulo Titulo No. de Página LPE LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 3 de 12 SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 1. RESPONSABILIDAD
QUE ES? Es la búsqueda de anticuerpos preformados contra los linfocitos de un posible donante en el suero de un paciente.
CROSS MATCH QUE ES? Es la búsqueda de anticuerpos preformados contra los linfocitos de un posible donante en el suero de un paciente. Pueden estar específicamente dirigidos contra los antígenos HLA o contra
TERMINOLOGÍA ANALÍTICA - PROCESO ANALÍTICO - TÉCNICA ANALÍTICA - MÉTODO ANALÍTICO - PROCEDIMIENTO ANALÍTICO - PROTOCOLO ANALÍTICO
TERMINOLOGÍA ANALÍTICA - PROCESO ANALÍTICO - TÉCNICA ANALÍTICA - MÉTODO ANALÍTICO - PROCEDIMIENTO ANALÍTICO - PROTOCOLO ANALÍTICO PROCESO ANALÍTICO Conjunto de operaciones analíticas intercaladas que se
CONSULTAS PROYECTO CSP 10 / Revisión de precios: vigencia normativa.
CONSULTAS PROYECTO CSP 10 / 2015 Revisión de precios: vigencia normativa. CUESTIÓN PLANTEADA: Nos gustaría saber si en el artículo 89 del TRLCSP está consolidada la modificación que establece que "la revisión
Acuerdo Cobay 01/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se regula el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán La Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres
RECOMENDACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA RhD
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO RECOMENDACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA RhD 14 de enero de 2013 AUTOR TM. Andrés Aburto Almonacid. Encargado Área de Inmunohematología. Sección de
Procedimiento para la Aprobación de Sistemas Alternativos de Construcción para la Vivienda Unifamiliar en la República de Panamá
Procedimiento para la Aprobación de Sistemas Alternativos de Construcción para la Vivienda Unifamiliar en la República de Panamá 1. Alcance El propósito del Procedimiento para la Aprobación de Sistemas
Guía Fácil para la Exportación de Productos y Servicios
Guía Fácil para la Exportación de Productos y Servicios Lista de requisitos y criterios de aceptación para el trámite: COFEPRIS-01-007-A Solicitud de Certificado para Apoyo a la Exportación Modalidad A.-
Que por los presentes actuados la finna JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
052 '9'i Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e InstitulDs A.N.M.A. T. "2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo" BUENOS AIRES, O 3 FES 2010 VISTO el expediente W 1-47-15612/09-4
RESOLUCIÓN DE (septiembre 8) Diario Oficial No de 8 de septiembre de Ministerio de Minas y Energía
RESOLUCIÓN 40869 DE 2016 (septiembre 8) Diario Oficial No. 49.990 de 8 de septiembre de 2016 Ministerio de Minas y Energía Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 4 0248 de 2016, mediante la cual
SECRETARÍA: SEDIGAS Dirección Cl Balmes, 357 6º Teléfono (93) Telefax (93) Barcelona
COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS SECRETARÍA: SEDIGAS Dirección Cl Balmes, 357 6º Teléfono (93) 417 28 04 Telefax (93) 418 62 19 08006 Barcelona E-mail:
FARMACOPEA MERCOSUR: MÉTODO GENERAL PARA ESPECTROFOTOMETRIA ULTRAVIOLETA Y VISIBLE
MERCOSUL/XLIII SGT Nº 11/P.RES. Nº FARMACOPEA MERCOSUR: MÉTODO GENERAL PARA ESPECTROFOTOMETRIA ULTRAVIOLETA Y VISIBLE VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones N 31/11
Preguntas de Selectividad sobre inmunología.
Preguntas de Selectividad sobre inmunología. 1. Existen virus que producen en los humanos enfermedades mortales por inmunodeficiencia. Sin embargo, la muerte del individuo no es provocada directamente
RED DISTRITAL DE BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
RED DISTRITAL DE BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DOCUMENTO MARCO PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGIA PARA SERVICIOS DE SANGRE Bogotá D.C., Diciembre de 2007
2.10.2015 ES L 257/19 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1759 DE LA COMISIÓN de 28 de septiembre de 2015 por el que se aprueba el uso del glutaraldehído como sustancia activa en biocidas de los tipos de
Comité de Ética de Experimentación Animal del Hospital Clínico San Carlos (CEEA)
Comité de Ética de Experimentación Animal del Hospital Clínico San Carlos (CEEA) SOLICITUD DE INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS AL COMITÉ DE
Modelos de informe sobre estados financieros intermedios de las entidades cotizadas
Anexo Modelos de informe sobre estados financieros intermedios de las entidades cotizadas Índice Informes de revisión limitada estados financieros intermedios consolidados: - Informe de revisión limitada
Manual de Inmunohematología
Calidad y Seguridad Del Paciente Hospital Regional Rancagua HRR Código: SGC-MIH Página: 1 de 59 INDICE / CONTENIDO Contenidos: Página Clasificación ABO y Rh D en tubo 02 Clasificación ABO y Rh D en lámina
Se define la compatibilidad en transfusión como la falta
Capítulo 4 PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES: COMPATIBILIDAD EN TRANSFUSIÓN L. Barbolla. Hospital de Móstoles, Madrid. E. Contreras. Centre de Transfusió i Banc de Teixits, Tarragona. Se define la compatibilidad
ACUERDO GUBERNATIVO No
ACUERDO GUBERNATIVO No. 297-2006 Guatemala, 8 de junio de 2006. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Que de conformidad con el Código de Salud corresponde al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, a
Capítulo V. Procedimientos relacionados con las Reglas de Origen
Capítulo V Procedimientos relacionados con las Reglas de Origen Artículo 30 Certificado de Origen 1. Para que las mercancías originarias califiquen al tratamiento arancelario preferencial, se enviará el
Entidades de distribución Entidades de intermediación
Entidades de distribución Entidades de intermediación M Luisa Tarno DICM AEMPS 17/12/2013 Índice Requisitos Funciones Obligaciones Marco legal anterior Ley 29/2006,de 26 de julio, de garantías y uso racional
DIRECTIVA 2012/2/UE DE LA COMISIÓN
ES L 37/60 Diario Oficial de la Unión Europea 10.2.2012 DIRECTIVAS DIRECTIVA 2012/2/UE DE LA COMISIÓN de 9 de febrero de 2012 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
-SUMARIO- GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
PÁGINA 2 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., MARTES 26 DE JULIO DE 2016. -SUMARIO- GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SE OTORGA PLAZO PARA CONSULTA PÚBLICA...
Procedimiento de Adquisición de Insumos Clínicos y Médicos en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue
JUNIO 21 Procedimiento de Adquisición de Insumos Clínicos y Médicos en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue Resolución N : 0990 del 24/06/21 Página 1 de 10 JUNIO 21 Indice INTRODUCCION...

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN

 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución

 RESOLUCIÓN 
 Artículo 52
 artículo 25
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Artículo 52
 artículo 89

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Artículo 30
 Resolución