Source: http://docplayer.es/901763-Requisitos-tecnicos-de-seguridad-radiologica-para-el-uso-de-irradiadores-gamma-autoblindados-de-categoria-i-introduccion.html
Timestamp: 2017-07-21 01:31:54+00:00

Document:
REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA EL USO DE IRRADIADORES GAMMA AUTOBLINDADOS DE CATEGORIA I INTRODUCCION - PDF
Download "REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA EL USO DE IRRADIADORES GAMMA AUTOBLINDADOS DE CATEGORIA I INTRODUCCION"
Víctor Manuel Vega Espinoza
1 REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA EL USO DE IRRADIADORES GAMMA AUTOBLINDADOS DE CATEGORIA I IR NORMA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA INTRODUCCION En conformidad con lo establecido en el Reglamento de Seguridad Radiológica vigente, las instalaciones que utilizan fuentes de radiaciones ionizantes deben cumplir con requisitos técnicos de seguridad de modo que las exposiciones ocupacionales, las del público y las exposiciones potenciales se mantengan en valores tan bajos como sean razonables y que no superen los límites establecidos en la normativa. Los irradiadores gamma autoblindados son considerados como fuentes de relevancia significativa, en cuanto al riesgo, por lo que deben cumplirse con requisitos de seguridad y protección acordes con su importancia. La presente norma establece los requisitos técnicos para el diseño, operación y otras actividades relacionadas al uso de irradiadores autoblindados de categoría I, con el fin de cumplirse con los criterios de seguridad expresados en el Reglamento de Seguridad Radiológica.2 IR NORMAS A CONSULTAR Decreto Supremo No EM Resolución de Presidencia No IPEN/AN Norma de Seguridad Radiológica IR Reglamento de Seguridad Radiológica Reglamento del Régimen de Sanciones por Infracción a Normas de Seguridad Radiológica Control de Radiaciones Ionizantes Safety Series No.107 IAEA Radiation Safety of Gamma and Electron Irradiation Facilities I. OBJETO. 1.1 La presente norma establece los criterios y requisitos a cumplirse en el diseño, instalación, uso y mantenimiento de irradiadores autoblindados, para asegurer un alto grado de seguridad radiológica en toda circunstancia. II. ALCANCE. 2.1 Esta norma se aplica a irradiadores autoblindados de Categoría I, que contienen fuentes selladas emisoras gamma. III. DEFINICIONES. 3.1 Para propósitos de la norma se aplican las definiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Radiológica, además de las siguientes. a) Alojamiento. Material que cubre o encierra el blindaje primario. b) Area de alta radiación. Cualquier área, accesible a individuos, en la cual existen niveles de radiación de modo que una gran parte del cuerpo recibe en una hora una dosis mayor a 1 msv. c) Blindaje primario. Material que tiene por función primaria la atenuación de la radiación emitida por las fuentes selladas a niveles aceptables. d) Cápsula. Envoltura protectora usada para prevenir la fuga de material radiactivo. e) Control de calidad. Acciones de Garantía de Calidad que proporcionan un medio para controlar y medir las características de un artículo, proceso o facilidad a requerimientos establecidos. f) Fuente en uso. Estado de un irradiador durante el cual el material o volumen de muestra esta siendo intencionalmente irradiado. g) Fuente fuera de uso. Estado de un irradiador durante el cual ningún volumen o material de muestra está siendo irradiado intencionalmente. h) Garantía de calidad. Acciones planeadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la adecuada confianza de que un artículo o una facilidad se desempeñará satisfactoriamente en servicio. i) Indicación visible. Señal visual provista como indicación del estado de un componente del irradiador. j) Indicación visible positiva. Indicación visible que es tan distintiva y definida que no admite preguntas sobre la certidumbre del estado indicado. k) Instalación del irradiador. Ubicación en su posición y puesta en servicio de un irradiador, en un área destinada a su uso. l) Interseguro (enclave de seguridad). Dispositivo para evitar la exposición de un individuo al peligro ya sea previniendo la entrada al área de peligro o por remoción automática de la fuente de peligro. m) Irradiador autoblindado de Categoría I. Irradiador en el cual las fuentes selladas están completamente contenidas en un envase seco construido de materiales sólidos, están blindadas todo el tiempo, y el acceso humano a la fuente sellada y al voluman de irradiación es físicamente imposible en su configuración de diseño. 23 n) Irradiador operado manualmente. Tipo de irradiador en el cual la fuente, el obturador, o los objetos o materiales que están siendo irradiados, se mueven mediante la fuerza humana para alcanzar la irradiación. o) Irradiador semi-automático. Irradiador en el cual la fuente, el obturador, o los objetos o materiales a ser irradiados, son movidos por otro medio diferente a la fuerza humana para alcanzar la irradiación aún cuando se pueda requerir la fuerza humana para iniciar o terminar la secuencia de irradiación. p) Oficial de Protección Radiológica. Persona competente en asuntos de protección radiológica de un irradiador. q) Personal autorizado. Individuos autorizados específicamente por la Autoridad Nacional para operar y controlar el acceso al irradiador, efectuar pruebas periódicas de la contaminación, instalar, mantener y prestar servicio al irradiador. r) Portafuente. Componente del irradiador en el cual se posiciona la fuente, incluyendo cualquier tornillo, clavija, grapa de retención, etc. s) Superficie accesible. Superficie del irradiador a la cual es posibe el acceso humano sin necesidad de utilizar herramientas sin remover ninguna parte del dispositivo. t) Uranio empobrecido. Material de Uranio en el cual el isótopo de U 235 se encuentra en una proporción menor al 0,711% del peso total de uranio presente. IV. CONSIDERACIONES GENERALES. 4.1 Las dosis efectivas están limitadas de acuerdo a lo siguiente: a) El trabajador expuesto no excederá de 20 msv por año. b) La dosis efectiva anual para individuos del público estará limitada a 1 msv. c) Los estudiantes expuestos a la radiación no recibirán una dosis efectiva mayor a 6 msv por año, por sus actividades educativas. d) La dosis en mujeres embarazadas no excederá de 2 msv en el abdomen durante todo el período de embarazo. 4.2 La seguridad de cualquier irradiador depende de su diseño, construcción, instalación y operación apropiada. La responsabilidad del diseño seguro y construcción del irradiador corresponde al fabricante. 4.3 La responsabilidad de la posesión y operación segura del irradiador es de la organización o individuo especificamente designado y reconocido como responsable por la Autoridad Nacional. 4.4 La responsabilidad funcional de la operación segura del irradiador es del operador. El entrenamiento, experiencia, actitud y competencia del operador establecerá el grado de seguridad asociado con la operación del irradiador. 4.5 La responsabilidad de la seguridad es compartida por todos los individuos que de alguna forma usan o hacen mantenimiento del irradiador. V. REQUISITOS PARA LAS FUENTES SELLADAS. 5.1 Las fuentes selladas deben satisfacer la norma ISO/FDIS En adición a los requerimientos generales, el fabricante y el usuario considerarán los posibles efectos de fuego, explosión, corrosión y uso continuo de la fuente sellada, en relación a: - consecuencias de falla de la integridad de la fuente influenciada por:.cantidad de material radiactivo contenido en la fuente sellada..radiotoxicidad..forma física y química del material radiactivo. - ambiente en el cual la fuente es almacenada, movida y usada. 34 - protección provista a la fuente sellada por el irradiador. - cualquier protección adicional provista por el irradiador. VI. REQUISITOS PARA LA VIGILANCIA RADIOLOGICA. 6.1 La persona que efectúa la vigilancia radiológica debe tener el conocimiento y entrenamiento necesario para seleccionar y utilizar instrumentos adecuados para medir radiación ionizante. 6.2 Debe seleccionarse y utilizarse un medidor adecuado para la vigilancia, considerando su dependencia energética, sensitividad, calibración y factores de corrección, tiempo de respuesta, dependencia direccional, y los efectos ambientales. 6.3 La persona que efectúa el monitorje debe registrar los datos del monitoraje por escrito, e indicar si el irradiador cumple o no con esta norma. El reporte debe incluir la siguiente información: - marca, modelo y No. de serie del irradiador. - ubicación del irradiador. - especificaciones de la fuente sellada (marca, modelo y No. de serie, arreglo de la fuente, tipo de material radiactivo, actividad calculada a la fecha de monitoraje). - fecha del monitoraje. - niveles de radiación medidos con el irradiador en la condición donde se produzcan las lecturas de radiación externas más altas, mostrándolas en un diagrama. - identificación del monitor (marca, modelo y No.serie). - factores de corrección usados para compensar las variaciones instrumentales y condiciones ambientales. - identificación del individuo responsable de elaborar el reporte. VII. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Y SUMINISTRADOR 7.1 El fabricante debe proporcionar junto con el irradiador todas las instrucciones escritas para la operación y mantenimiento seguros del irradiador y procedimientos a seguir en caso de una emergencia. 7.2 Las instrucciones de operación deberán incluir una descripción general del irradiador y procedimientos detallados de operación. 7.3 Se debe proporcionar instrucciones para la inspección y mantenimiento periódico del irradiador y deberá incluir procedimientos de prueba para detección de la contaminación y para las pruebas de interseguros. 7.4 Se proporcionarán instrucciones específicas a seguirse en una situación de emergencia que haya causado o pueda causar riesgo radiológico a cualquier individuo. 7.5 El fabricante debe asegurar que el irradiador ha sido construido siguiendo un programa de garantía de calidad, el cual deberá ser documentado o certificado. 7.6 El suministrador del irradiador debe asegurar que mantiene registros del diseño y fabricación del irradiador así como que dispone de un servicio de reparación, puede actuar ante emergencias y pueda advertir a la Autoridad Nacional sobre condiciones que podrían deteriorar la seguridad del mismo. VIII. NIVELES DE RADIACION PERMITIDOS 8.1 Cuando los irradiadores semi-automáticos u operados manualmente estén con la fuente en la condición de "en uso" o en "no uso" deberán tener blindaje suficiente de modo que la tasa de dosis de la radiación de fuga, medida en cualquier posición a 1 metro de la superficie accesible de irradiador, no exceda 200 µgy/h y en cualquier posición ubicada a 5 cm de la superficie accesible del irradiador, no 45 exceda 0,2 mgy/h. Durante la carga o descarga de muestras con la fuente en "no uso", los niveles de radiación aplicables son aquellos establecidos en el punto Cuando los irradiadores semi-automáticos u operados manualmente se encuentren en condición temporal de carga/descarga de muestras, deben tener suficiente blindaje de manera que la tasa de exposición debido a radiación de fuga, medida a 1 m de la superficie accesible al irradiador, no excederá de 0,1 mgy/h y, en cualquier posición a 5 cm de la superficie accesible, la tasa de exposición no excederá de 2 mgy/h Los irradiadores semi-automáticos deberán estar diseñados de tal manera que, durante el paso de la condición "fuente en uso" a "fuente no en uso" o viceversa, tengan blindaje suficiente para que el nivel de radiación de fuga no exceda de 0,1 mgy/h a 1 m de la superficie ni 2 mgy/h en cualquier posición a 5 cm de la superficie del irradiador. 8.4 Los irradiadores operados manualmente deberán estar diseñados de modo que, durante el paso de la condición "fuente en uso" a "fuente en no uso" o viceversa, el blindaje sea suficiente para que el nivel de radiación a 1 m del irradiador no sea mayor a 200 µgy/h y a 5 cm de la superficie no sea mayor a 0,2 mgy/h. 8.5 Toda radiación de fuga transitoria debe ser determinada a partir de mediciones hechas bajo condiciones fijas, es decir sin movimiento ya sea de la fuente o del blindaje durante la medición. IX. VERIFICACION DE IRRADIADORES NUEVOS. 9.1 Todo nuevo irradiador debe haber sido verificado por el fabricante mediante un monitoraje de radiación, antes del embarque para establecer que cumple con los requerimientos indicados en el Reglamento de Seguridad Radiológica. Esta verificación debe estar documentada. 9.2 En el caso de la verificación de condiciones transitorias, todos los irradiadores de un determinado tipo deben ser verificados para este tipo de condición a fin de demostrar que cumplen con los requisitos de la sección anterior. X. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA El irradiador no debe poder operarse hasta que todo el blindaje esté en su lugar y todos los otros dispositivos de seguridad estén actuados El blindaje móvil debe estar enclavado de modo tal que no pueda ser desplazado de manera que resulte en niveles de radiación en exceso a los establecidos en la sección VIII El irradiador debe funcionar de forma tal que, en el evento de operarse más de un control al mismo tiempo o en una secuencia incorrecta, no se cree peligro de irradiación a ninguna persona y no ocurra ningún daño al irradiador Para los irradiadores operados mediante suministro eléctrico, no debe haber peligro de irradiación a ningún individuo debido a pérdida de suministro en cualquier ocasión. Debe existir la provisión para el retorno manual del irradiador al modo de "no uso" en el evento de falla de suministro. XI. INTEGRIDAD DEL BLINDAJE Todo el blindaje primario debe tener un punto de fusión mayor a 700 o C o estar completamente encerrado y sellado con soldadura del mismo material. Todo el uranio empobrecido usado como blindaje debe estar totalmente encerrado y sellado con soldadura en materiales que tengan un punto de 56 fusión mayor a 700 o C. Los agujeros hechos en el encerramiento no deben penetrar en ella a menos que estén taponados y tapados con tornillos Cualquier blindaje no encerrado debe estar dispuesto de tal manera que su integridad como blindaje de radiación, no será reducida por alteración de su configuración como, por ejemplo, pandeo, deslizamiento o flexión Cuando el plomo está encerrado en acero, cualquier agujero practicado en el alojamiento no debe penetrar más de la mitad del alojamiento Los tubos de acceso o tubos de drenaje que pasan a través del alojamiento del blindaje deben estar sellados con soldadura en el encerramiento y deben tener un espesor de pared al menos de 5% del diámetro exterior del tubo del alojamiento. XII. PORTAFUENTES La fuente y el portafuentes deben estar retenidas dentro del irradiador siempre durante el uso normal Para los irradiadores con fuente fija, en el evento de falla del retén de la fuente sellada, no deberá ser posible que la fuente se mueva a una posición que durante el uso normal del irradiador pueda causar peligro de irradiación a cualquier individuo Para los irradiadores de fuente móvil, adicionalmente a 12.2 y 12.3, las fuentes deben estar enclavados como se describe en la sección X. El enclave puede ser completamente mecánico o un actuador mecánico conectado directamente al portafuentes que opera un interruptor de enclavamiento. XIII. CONTROLES E INDICADORES Cada uno de los controles debe estar claramente marcado así como la función que desempeñan Los indicadores deben utilizar los siguientes colores: CONDICION Emergencia (luces o botones de parada) Advertencia-Peligro Información Crítica (fuente en uso o malfunción) Precaución (no es emergencia, pero tiene lugar alguna función que requiere estar alerta) Normal (fuente no está en uso o función segura) Información COLOR Rojo Símbolo internacional o Rojo. Rojo Amarillo o Naranja Verde Azul 13.3 La información sobre el estado del irradiador siempre debe ser clara al operador Todo irradiador debe poseer un control maestro que se usará para prevenir una operación no autorizada Deben existir medios disponibles para terminar la irradiación y retornar el irradiador al modo de "apagado" en cualquier momento. XIV. MARCAS Y ROTULOS 67 14.1 Todo irradiador debe tener un rótulo claramente visible que identifique el radioisótopo, actividad y la fecha de medición. Debe llevar siempre el símbolo internacional de las radiaciones Adicionalmente debe llevar un rótulo donde se especifique el Nombre y Dirección del Fabricante, Modelo y Número de Serie del Irradiador, Capacidad Máxima de Fuentes en el Irradiador Si el fabricante no ha establecido la capacidad máxima del irradiador, debe establecerse una garantía de cumplir con este requisito Si se utiliza un panel de control separado del irradiador, este debe ser facilmente identificable como parte del irradiador Al asegurar los rótulos al irradiador, debe tenerse cuidado de no taladrar el metal del contenedor hasta el blindaje de plomo Cuando se utilice uranio empobrecido como blindaje del irradiador, cada una de las piezas debe estar grabada o estampada con las palabras PRECAUCION - BLINDAJE RADIACTIVO - URANIO En adición, también deberá grabarse o estamparse cualquier parte o componente del irradiador que contenga uranio empobrecido como blindaje, con las palabras PRECAUCION - ESTE COMPONENTE CONTIENE BLINDAJE RADIACTIVO DE URANIO. XV. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA 15.1 El Titular de la Licencia debe obtener de la Autoridad Nacional, las autorizaciones o licencias para la posesión, almacenamiento y uso del irradiador. Este es responsable de almacenar y operar el irradiador de conformidad con las autorizaciones o licencias concedidas El Titular de la Licencia debe notificar a la Autoridad Nacional y obtener su aprobación previa a cualquier modificación que pueda causar un peligro de irradiación, en los siguientes casos: a) Modificación de procedimientos de operación. b) Modificación del sistema de control de seguridad. c) Modificaciones mayores del irradiador. d) Carga, recarga, remoción o redistribución de las fuentes El traslado o manipulación del irradiador debe ser efectuado sin originar riesgos de irradiación y sin comprometer su seguridad, en conformidad con las instrucciones del fabricante No se requiere notificar a la Autoridad Nacional cuando se efectúe el mantenimiento rutinario, incluyendo el cambio de componentes, siempre que no cause un peligro de irradiación o comprometa la seguridad, y no se violen las condiciones de licencia. XVI. INSTALACION Y SERVICIOS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL IRRADIADOR 16.1 La instalación y los servicios relacionados a la seguridad de un irradiador que contenga fuentes radiactivas, debe efectuarse solo por personas o entidades autorizadas por la Autoridad Nacional. Estos servicios incluyen operaciones de carga, recarga, remoción o redistribución de fuentes, o mantenimiento del irradiador El personal autorizado debe tener el entrenamiento y experiencia necesarios para actuar responsablemente en el evento de contingencias que se puedan originar durante la instalación o servicio del irradiador Las personas autorizadas son responsables de la seguridad radiológica del personal interviniente durante 78 las operaciones de instalación o servicio, debiendo contar con la cooperación de las diversas áreas involucradas Las personas autorizadas deben tener en su poder toda la documentación conforme lo requiere la Autoridad Nacional Las personas autorizadas deben cumplir con todas las regulaciones y normas de seguridad relativas a todas las operaciones, así como aegurar que las personas asociadas a las operaciones cumplan con las normas pertinentes (p.ej. uso de dosímetros, etc.) La organización representada por las personas autorizadas deben mantener los registros relativos a la instalación o servicio efectuados, debiendo estar disponibles cuando lo requiera la Autoridad Nacional. XVII. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 17.1 Debe proporcionarse al personal autorizado, instrucciones administrativas escritas que gobiernen el uso o responsabilidad sobre el uso del irradiador y el programa de seguridad radiológica asociada. Estos instructivos deben ser completamente conocidos y comprendidos por el personal autorizado y deben incluir como mínimo lo siguiente: a) Una descripción de la organización de la seguridad incluyendo funciones, obligaciones y responsabilidades del: - Oficial de Protección Radiológica - Operador b) La implementación de las instrucciones de operación para aegurar que la instalación se utiliza en forma segura debe incluir: - Una descripción y plan de trabajo de las revisiones y procedimientos de chequeo para asegurar que todos las interconexiones de seguridad, dispositivos y componentes del irradiador funcionan apropiadamente. Para cada parte deben especificarse los chequeos de prueba y las inspecciones apropiadas a realizarse. - Los requerimientos de que los procedimientos de operación sean mantenidos en la estación de control y que los procedimientos de emergencia estén claramente marcados en el área. c) El método de asegurar que los operadores utilicen dispositivos apropiados de vigilancia radiológica y que sus resultados estén registrados. d) El método de asegurar que solo las personas autorizadas utilicen el irradiador o tengan acceso al área. Esto puede incluir el control de llaves de la puerta del recinto del irradiador, control de llaves de la consola de operación, u otros métodos positivos de exclusión de accesos Se debe mantener un diario o archivo donde se tengan los registros de todas las pruebas, mantenimientos, modificaciones o cambios en el irradiador. Cualquier utilización del irradiador debe ser también registrada. XVIII. REQUISITOS DE CALIFICACION DEL OPERADOR 18.1 Las calificaciones de cada operador deberán estar documentadas y aceptadas por la Autoridad Nacional Cada operador debe estar familiarizado con: - el diseño básico, la operación y el mantenimiento preventivo del irradiador, - los principios y prácticas de protección radiológica 89 - efectos biológicos de la radiación - los procedimientos escritos para la operación rutinaria y para emergencias del irradiador - las regulaciones pertinentes de la Autoridad Nacional 18.3 Cada operador debe estar familiarizado con el irradiador de manera que conozca la ubicación aproximada de la fuente y los niveles de radiación de fuga alrededor del irradiador. Debe estar familiarizado con las salvaguardias de seguridad del área tales como cerraduras, signos de advertencia, luces de advertencia, y sistemas de interseguros Todos los operadores deben conocer y poder manejar la instrumentación de detección de radiaciones que se usa, así como con los requerimientos para la dosimetría personal, según lo especifica la Autoridad Nacional Cada operador debe demostrar competencia para usar la fuente de radiación y sus componentes relacionados, así como para mantener los registros y diarios de operación. Debe estar familiarizado con la estructura global de la organización en relación al manejo del irradiador, incluyendo las delegaciones específicas de autoridad y responsabilidad para la operación del programa. XIX. DETECCION DE LA CONTAMINACION 19.1 La prueba de detección de la contaminación debe ser efectuada por una persona con el conocimiento y entrenamiento necesario para este fin, y debidamente autorizado por la Autoridad Nacional Para la prueba de contaminación debe utilizarse un instrumento adecuado al rango de energía de la radiación de interés Cuando se seleccione un instrumento adecuado para el chequeo de la contaminación, deben considerarse la sensitividad, calibración de instrumento, los factores de conversión, la geometría de medición, y el nivel de la prueba de contaminación. La prueba debe ser capaz de detectar la presencia de 185 Bq de contaminación removible El método de prueba aceptable de contaminación es efectuar un frotamiento en húmedo sobre las superficies del irradiador donde se espera que la contaminación se acumule en el evento de fuga El frotamiento en húmedo puede efectuarse con un pedazo de papel filtro u otro material adecuado de alta capacidad absorbente y resistencia a la humedad, humedecerlo con agua y frotar completamente las superficies apropiadas del irradiador. Se deja secar la muestra de prueba y luego debe medirse en un área de bajo fondo de radiación con un instrumento adecuado El resultado se considera negativo si se detecta una actividad igual o menor a 185 Bq en la muestra. En este caso no se requiere ninguna acción posterior sino solamente mantener el resultado como un registro Si los resultados revelan la presencia de más de 185 Bq en la muestra, se considera que existe fuga de material radiactivo de las fuentes. En este caso, el irradiador debe ser retirado inmediatamente del servicio y tomarse acciones secuentes apropiadas para prevenir la exposición de personas y dispersión del material radiactivo. El usuario responsable debe notificar inmediatamente a la Autoridad Nacional así como al fabricante sobre el evento ocurrido, que ha causado o ha amenazado causar un peligro de radiación. No debe permitirse, bajo ninguna circunstancia, que personas no autorizadas traten de examinar o decontaminar el irradiador El propietario o persona encargada del irradiador debe mantener los reportes de las pruebas de contaminación, a fin de ser revisadas o inspeccionadas por la Autoridad Nacional Los resultados deben registrarse en unidades de Bequerelios (Bq) y el reporte debe incluir: 910 a) Identificación de irradiador (Marca, Modelo, No. Serie y tipo de material radiactivo. b) Ubicación del irradiador c) Fecha de la prueba. d) Método de colección de la muestra de prueba. e) Identificación del instrumento de medición (Marca, modelo y No.Serie) f) Fecha de calibración más reciente del instrumento. g) Factor de corrección de calibración apropiado del instrumento. h) Factor de conversión utilizado para convertir la lectura a Bequerelios para el tipo de material analizado. i) Lectura del instrumento para la muestra analizada. j) Lectura del instrumento para el fondo natural. k) Cálculo de la actividad detectada. l) Evaluación de los resultados de la prueba. m) Acción tomada. n) Identidad de la persona responsable de la prueba EN LA INSTALACION DEL IRRADIADOR XX. PRUEBAS DE SEGURIDAD a. Después de la instalación del irradiador debe efetuarse una prueba de contaminación, conforme a lo indicado en la sección XIX de esta norma, antes de iniciar las operaciones rutinarias. b. Inmediatamente después de la instalación, debe efectuarse una inspección de los niveles de radiación del irradiador, para verificar que cumple con lo indicado en la sección VIII de esta norma. Esta inspección debe efectuarse con la cámara de muestras vacía PRUEBAS DE RUTINA a. Todos los interseguros deben probarse a intervalos no mayores a 3 meses para verificar que funcionan apropiadamente. Si estas interconexiones no funcionan apropiadamente, no debe usarse el irradiador hasta que sean reparadas. b. Las pruebas de contaminación del irradiador deben efectuarse a intervalos no mayores a 6 meses. Estas pruebas deben efectuarse también cuando se carguen, recarguen, remuevan o redistribuyan las fuentes, o cuando se sospeche de una contaminación, antes de reiniciar la operación del irradiador. c. La verificación de los niveles de radiación del irradiador deben efectuarse cuando hayan cambios en la cantidad de actividad, arreglo de las fuentes, blindaje, ubicación, o cualquier otro cambio que pueda incrementar los niveles de radiación, para confirmar que se continúa cumpliendo las especificaciones de la sección VIII de esta norma. Si la verificación muestra la necesidad de acciones correctivas, debe efectuarse otra medición después de haber efectuado las modificaciones apropiadas. XXI. DISPOSICION DE LAS FUENTES Las fuentes a disponerse debido a diferentes circunstancias (fuga de material, falla irreparable de dispositivo, fin de la vida útil de irradiador), deben cumplir con los criterios específicos que dictamine la Autoridad Nacional Preferiblemente debe establecerse en el contrato de compra del equipo, que este retorne al fabricante cuando se presenten circunstancias que ameriten su disposición. Si esto no es factible, el irradiador debe ser trasladado a la Planta de Residuos Radiactivos autorizada, bajo condiciones específicamente indicadas por la Autoridad Nacional. 1011 21.3 Los irradiadores que no se utilicen o cuyo uso ya no se prevé o que sean declarados en desuso, deben ser gestionados en un plazo no mayor a 60 días luego de su última operación. XXII. RESPUESTA A EMERGENCIAS 22.1 Debe disponerse de instrucciones escritas que abarquen las acciones a tomarse ante eventos de falla del equipo, debiendo incluir un perfil general de la acción que deben ejecutar las personas que son notificadas sobre el mal funcionamiento, cuya corrección puede involucrar la fuente. Debe establecerse claramente que las acciones de remedio en situaciones que involucren trabajos alrededor del irradiador, deben ser efectuadas solo por personas entrenadas especialmente en seguridad radiológica debidamente autorizadas para este efecto Cada tipo de emergencia que pueda ocurrir debe contar con los respectivos procedimientos de emergencia escritos. Estas deben ser instrucciones concisas y de fácil ejecución. Los procedimientos deben identificar las señales indicativas de la situación que requiere una acción de emergencia, especificar la acción inmediata a tomarse para minimizar la exposición de personas en la vecindad del irradiador, así como incluir el nombre y número telefónico de las personas a ser notificadas para dirigir las acciones de remedio Las medidas de control de la emergencia deben estar destinadas a limitar las dosis individuales y colectivas, a restaurar la situación a su condición normal y al tratamiento de accidentados y/o sobreexpuestos Los eventos accidentales que ocurran deben ser notificados a la Autoridad Nacional del siguiente modo: a. Inmediatamente, si las dosis han sido o han podido o pudieran ser mayores a 1 Gy. b. En no más de 24 horas luego de la ocurrencia, si las dosis han sido o pudieron ser mayores a 500 mgy. c. En no más de 5 días luego de la ocurrencia, si las dosis han sido mayores de 20 mgy El usuario debe investigar el evento ocurrido y remitir un informe escrito a la Autoridad Nacional donde se detalle el suceso, las causas de su ocurrencia, las consecuencias y las medidas correctivas puestas en práctica para el control de la situación. Este informe debe ser remitido en nomás de 20 días calendarios luego de ocurrido el evento. INDICE INTRODUCCION 1 0. NORMAS A CONSULTAR 2 1112 I. OBJETO 2 II. ALCANCE 2 III. DEFINICIONES 2 IV. CONSIDERACIONES GENERALES 3 V. REQUISITOS PARA LAS FUENTES SELLADAS 3 VI. REQUISITOS PARA LA VIGILANCIA RADIOLOGICA 4 VII. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Y SUMINISTRADOR 4 VIII. NIVELES DE RADIACION PERMITIDOS 4 IX. VERIFICACION DE IRRADIADORES NUEVOS 5 X. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA 5 XI. INTEGRIDAD DEL BLINDAJE 5 XII. PORTAFUENTES 6 XIII. CONTROLES E INDICADORES 6 XIV. MARCAS Y ROTULOS 6 XV. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA 7 XVI. INSTALACION Y SERVICIOS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD RADIOLOGICA 7 XVII. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 8 XVIII. REQUISITOS DE CALIFICACION DEL OPERADOR 8 XIX. DETECCION DE LA CONTAMINACION 9 XX. PRUEBAS DE SEGURIDAD EN LA INSTALACION DEL IRRADIADOR PRUEBAS DE RUTINA 10 XXI. DISPOSICION DE LAS FUENTES 10 XXII. EMERGENCIAS 11 12 Mostrar más
REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA IRRADIADORES GAMMA PANORAMICOS DE CATEGORIA II Y IV NORMA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA INTRODUCCION En conformidad con lo establecido en el Reglamento de Seguridad Más detalles MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Lunes 11 de septiembre de 2000 DIARIO OFICIAL 25 Secretaría de Energía NORMA Oficial Mexicana NOM-025/1-NUCL-2000, Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 1: requisitos generales. Al margen Más detalles GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA INSTALACIONES DE RAYOS X DE USO INDUSTRIAL Y DE INVESTIGACIÓN.
GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA INSTALACIONES DE RAYOS X DE USO INDUSTRIAL Y DE INVESTIGACIÓN. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS - MÉXICO, D. F. Más detalles REQUISITOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL
Página: 1/20 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REQUERIMIENTOS GENERALES 5. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 6. REQUISITOS DE SEGURIDAD Requisitos de diseño Requisitos Operacionales Más detalles REQUISITOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN TELETERAPIA
Página: 1/24 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REQUISITOS GENERALES Anexo III Funciones y responsabilidades del personal Anexo IV Verificación de parámetros y tolerancias Más detalles RESOLUCIÓN NÚMERO 18-1304
RESOLUCIÓN NÚMERO 18-1304 (8 de octubre de 2004) Por la cual se reglamenta la expedición de la Licencia de Manejo de Materiales Radiactivos. El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades constitucionales Más detalles PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE EMISORES POSITRÓNICOS Y DURANTE LA SINTESIS DE LOS RADIOFÁRMACOS PET.
1. OBJETIVO 1.1 La presente norma tiene por objeto establecer requisitos técnicos de seguridad radiológica y física para el diseño y operación segura de instalaciones radiactivas para uso en radioterapia. Más detalles Operación de aceleradores lineales de uso médico
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 8.2.2. Operación de aceleradores lineales de uso médico REVISIÓN 1 Aprobada por Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Más detalles Norma básica de seguridad radiológica
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 10.1.1. Norma básica de seguridad radiológica REVISIÓN 3 Aprobada por Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear Más detalles CURSO DE RADIOPROTECCION. Msc. Gerardo Lázaro Moreyra 2008. Instituto Peruano de Energía Nuclear. IPEN : Trabajando en las fronteras de la ciencia
Instituto Peruano de Energía Nuclear CURSO DE RADIOPROTECCION Msc. Gerardo Lázaro Moreyra 2008 Diapositiva 1 IPEN, Noviembre 2003 De donde viene las radiaciones? Las propiedades químicas de un átomo son Más detalles SECRETARIA DE ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA NORMA Oficial Mexicana NOM-025/2-NUCL-2015, Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 2: Operación. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Más detalles LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M
No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un S.G.C y mejorar continuamente Más detalles Gestión de la Calidad en Aplicaciones Médicas con Fuentes Selladas
Energía Nuclear y Seguridad Radiológica: Nuevos Retos y Perspectivas XIV Congreso Anual de la SNM/XXI Reunión Anual de la SMSR Guadalajara, Jalisco, México, 10-13 de Septiembre, (2003), Memorias en CDROM Más detalles Guía de Seguridad 5.9
Aplicaciones industriales de las radiaciones: equipos, instalaciones, prácticas y seguridad Álvaro Vázquez* 1. Introducción El uso de fuentes de radiación en aplicaciones industriales es una práctica usual Más detalles Protección Radiológica Equipos medidores de densidad y humedad en suelos
Protección Radiológica Equipos medidores de densidad y humedad en suelos Protección Radiológica en equipos medidores de densidad y humedad en suelos Descripción de los equipos y fuentes Principio de medida Más detalles CSN. Guía de Seguridad 1.16. Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares
Guía de Seguridad 1.16 Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares Colección Guías de Seguridad del 1 Reactores de Potencia y Centrales Nucleares 2 Reactores Más detalles Sistemas de gestión de la calidad Requisitos
Sistemas de gestión de la calidad Requisitos 1 Objeto y campo de aplicación 1.1 Generalidades Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización Más detalles Modelo: 400E-2M. Válvula de diluvio de operación eléctrica de Bermad con mecanismo local de rearme manual EasyLock
Modelo: 400E-2M Válvula de diluvio de operación eléctrica de Bermad con mecanismo local de rearme manual EasyLock Instalación Operación Mantenimiento Ingeniería de aplicaciones Bermad 1. Antes que nada, Más detalles ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
Madrid, 24 de julio de 2008 UNIVERSIDAD DE BARCELONA Unidad Técnica de protección radiológica C/... 08007 Barcelona Atn: Vicerrector de Investigación ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN Más detalles Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 8.2.4. Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear REVISIÓN 1 Aprobada por Resolución del Directorio Más detalles cumple y hay evidencias objetivas
Lista de Verificación ISO :2008 LISTA DE VERIFICACIÓN ISO :2008 Sistemas de Gestión de la Calidad Pliego Objeto y campo de aplicación Esta lista de verificación tiene como objetivo conocer con mayor detalle Más detalles MANUAL OPERATIVO DEL UT-201
INTRODUCCION Este manual de operación contiene información de seguridad y precauciones. Por favor lea la información relevante cuidadosamente y observe todas las advertencias y notas estrictamente. Precaución Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292 Lunes 5 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 129389 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 19172 Instrucción IS-32, de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, Más detalles Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas
Portal de Proveedores GRUPO DANONE Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Introducción El presente es un documento que pretende abarcar, de una manera clara y concisa, las acciones a Más detalles GE Security. Paneles de control de detección de incendios convencionales NKB650 y FP200 Manual de usuario
GE Security Paneles de control de detección de incendios convencionales NKB650 y FP200 2 Paneles de control de detección de incendios convencionales NKB650 y FP200 Copyright Renuncia Marcas comerciales Más detalles DECRETO Nº133 MINISTERIO DE SALUD
DECRETO Nº133 MINISTERIO DE SALUD REGLAMENTO SOBRE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES RADIACTIVAS O EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES, PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN ELLAS, U OPERE TALES EQUIPOS Más detalles ~UERPO D,Ei30MBEROS 6/2015 RTO REGLA TÉCNICA METROPOLITANA. Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios.
REGLA TÉCNICA METROPOLITANA RTO 6/2015 Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios ~UERPO D,Ei30MBEROS ~6a.OISTlllWNETIlOPOl1IAHOOECMlO - Al CAL OíA Vigente desde: Código: RTO Más detalles CSN. Instrucción IS-32, sobre Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de centrales nucleares
Instrucción IS-32, sobre Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de centrales nucleares CSN Instrucción IS-32, sobre Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de centrales nucleares Instrucción IS-32, Más detalles BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS TRABAJO CON AGENTES CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN
Página 1 de 10 REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES 0 Noviembre Elaboración borrador inicial Servicio de Prevención ELABORADO POR: RATIFICADO POR: Comité de Seguridad y Salud UCLM Fecha: 24 noviembre Página 2 Más detalles REV. 0 NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS EDICIÓN 1 CONTRATADAS POR ANCAP FECHA: 5.10.2009
SECCIÓN 1 ÍNDICE PÁG.: 1/1 1. INDICE 2. ACTUALIZACIÓN 3. DISTRIBUCIÓN 4. OBJETO Y ALCANCE 5. CONDICIONES GENERALES 6. NORMATIVA LEGAL APLICABLE 7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 8. GESTIÓN DE RESIDUOS Más detalles Aseguramiento de la Calidad en Equipos de Laboratorio. Temas Selectos de Calidad en Serología BIO-RAD
Aseguramiento de la Calidad en Equipos de Laboratorio Temas Selectos de Calidad en Serología BIO-RAD México, DF. 09-dic-2009 Enfoque Integral de un Sistema de Gestión n de Calidad. SGC PLANEAR el SGC mediante: Más detalles NORMA TÉCNICA NTC- ISO COLOMBIANA 9001
TEMA ÍNDICE PÁGINA 1 Objeto y campo de aplicación 3 1.1 Generalidades 3 1.2 Aplicación. 3 2 Referencias normativas. 3 3 Términos y definiciones.. 3 4 Sistema de gestión de la calidad. 4 4.1 Requisitos Más detalles SEGURIDAD Y SALVAGUARDIAS. Ing. Hugo Cárdenas cardenas@cnea.gov.ar
SEGURIDAD Y SALVAGUARDIAS Ing. Hugo Cárdenas cardenas@cnea.gov.ar C N E A M E M O R I A A N U A L 2 0 0 1 69 SEGURIDAD PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD NUCLEAR La manipulación de material radiactivo Más detalles Análisis probabilístico de seguridad en plantas industriales de irradiación. Alderete, F. y Elechosa, C.
Análisis probabilístico de seguridad en plantas industriales de irradiación Alderete, F. y Elechosa, C. Presentado en: Primer Congreso Americano del IRPA (International Radiation Protection Association). Más detalles SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA. Página2 PRESENTACIÓN La Organización Internacional del Trabajo (OIT) Más detalles MANUAL GENERAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
MANUAL GENERAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA VERSIÓN FINAL 10 JUNIO 2002 0 Manual General de Protección Radiológica Índice 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Objeto del Manual 1.2. Ámbito de aplicación del Manual 1.3. Disponibilidad Más detalles ANEXO 26. RESOLUCIÓN MSC.188(79) (adoptada el 3 de diciembre de 2004)
RESOLUCIÓN MSC.188(79) (adoptada el 3 de diciembre de 2004) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS DETECTORES DEL NIVEL DE AGUA DE LOS GRANELEROS Y DE LOS BUQUES DE CARGA CON UNA ÚNICA BODEGA QUE NO SEAN GRANELEROS Más detalles NORMA UY 100 REGLAMENTO BASICO DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA Revisión I
NORMA UY 100 REGLAMENTO BASICO DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA Revisión I Aprobado por Resolución de la del 12/04/05 INDICE Página: CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 4 Objetivo 4 Alcance 4 CAPITULO Más detalles GUÍA PARA SOLICITUD DE CURSOS EN
GUÍA PARA SOLICITUD DE CURSOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA LA PRESENTE ES UNA GUÍA QUE TODO SOLICITANTE DEBE SEGUIR PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CURSOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Más detalles MANUAL DE USUARIO SILLAS SUBE ESCALERAS ALPHA
MANUAL DE USUARIO SILLAS SUBE ESCALERAS ALPHA Contenidos: Introducción...3 Esquema de la instalación...4 Parámetros Técnicos...5 Resumen de la función del asiento...6 Controles...7 Puesta en marcha de Más detalles Líderes en Ensayos No Destructivos
Líderes en Ensayos No Destructivos MR Misión Visión Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el mercado de Ensayos No Destructivos a través de productos reconocidos internacionalmente por su Más detalles Miércoles 26 de octubre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
NORMA Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-2011, Requisitos para el entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Más detalles MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO DECRETO 1400 04/05/2005
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO DECRETO 1400 04/05/2005 Por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de pago de bajo valor y se dictan otras Más detalles SECRETARIA DE ENERGIA
46 DIARIO OFICIAL Miércoles 19 de junio de 2002 SECRETARIA DE ENERGIA NORMA Oficial Mexicana NOM-012-NUCL-2002, Requerimientos y calibración de monitores de radiación ionizante. Al margen un sello con Más detalles CSN. Instrucción IS-19, sobre los requisitos del sistema de gestión de las instalaciones nucleares
Instrucción IS-19, sobre los requisitos del sistema de gestión de las instalaciones nucleares CSN Instrucción IS-19, sobre los requisitos del sistema de gestión de las instalaciones nucleares Instrucción Más detalles Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión n de la Calidad - Requisitos UNE - EN ISO 9001:2008 ISO 9001 CUATRO CAPÍTULOS BÁSICOS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN P D GESTIÓN DE RECURSOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO A C MEDICIÓN Más detalles CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA
CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 y 40, fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523, fracción Más detalles Importante: 1.-- Lea las indicaciones en la hoja adjunta antes de llenar la presente solicitud.
SOLICITUD DE LICENCIA INSTITUCIONAL PARA EL USO DE FUENTES RADIACTIVAS ABIERTAS SUBSECRETARIA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES --- SCAN DIRECCIÓN DE LICENCIAMIENTO Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Importante: Más detalles BLOQUEO DE VARILLAS ELECTRÓNICO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 49.130... DE SOBREPONER 49.120... PARA PUERTAS ACORAZADAS
BLOQUEO DE VARILLAS ELECTRÓNICO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 49.130... DE SOBREPONER 49.120... PARA PUERTAS ACORAZADAS 1 - INSTRUCCIONES GENERALES Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. Más detalles Manual de Protección Radiológica
Manual de Protección Radiológica Área de Protección Radiológica Servicio de Prevención y Medio Ambiente Universitat de València Revisión: 1.3 [Octubre 2011] Fechas Realizado por: Emilio Casal Zamorano Más detalles CAPÍTULO XII DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN PRIMERA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
CAPÍTULO XII DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN PRIMERA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA ARTÍCULO 95.- La Secretaría de Administración es una dependencia de la Administración Pública Municipal, encargada Más detalles REGLAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I DEL OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE
REGLAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I DEL OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE Artículo 1. El objeto del presente reglamento es establecer los requisitos fundamentales Más detalles INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS MANUAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS MANUAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA FEBRERO, 2008 Manual de Protección y Seguridad Radiológica Hoja: 1 De: 209 ÍNDICE HOJA Más detalles SECRETARIA DE ENERGIA
Jueves 2 de septiembre de 2004 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 35 SECRETARIA DE ENERGIA NORMA Oficial Mexicana NOM-002-NUCL-2004, Pruebas de fuga y hermeticidad de fuentes selladas. Al margen un sello Más detalles INDICE. CAPITULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. CAPITULO II Obligaciones del empresario
REAL DECRETO 12-5-1997, NÚM. 665/1997 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CAN- CERÍGENOS DURANTE ELTRABAJO. CAPITULO I Disposiciones generales Artículo Más detalles LISTA DE CONTROL DE LA AMENAZA/RIESGO DEL NARCOTRAFICO EN PUERTOS
LISTA DE CONTROL DE LA AMENAZA/RIESGO DEL NARCOTRAFICO EN PUERTOS LISTA DE CONTROL DE LA AMENAZA/RIESGO DEL NARCOTRAFICO EN PUERTOS A. Desempeño de tareas de seguridad en instalaciones portuarias (Marque Más detalles Norma Internacional ISO 9001:2000
Norma Internacional ISO 9001:2000 Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Group" del Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que han Más detalles Política S y SO documentada Saber quien o quienes es la alta gerencia, organigrama) Evidencia de autorización por la alta gerencia
SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fuentes Probables Evidencia Requisitos OHSAS 18001 Preguntas de Auditoría Objetiva 4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Conclusiones Debe existir Más detalles La visión de la Aduana
Retos de la seguridad física en el sector nuclear y radiológico en las fronteras de España La visión de la Aduana Origen del control radiológico en fronteras Actividad de reciente desarrollo (año 2003) Más detalles SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN NORMA CAB-IS-SS 10402:2006
INTERNATIONAL STANDARD SAFETY AND SECURITY CAB Spanish Version SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN NORMA NO COPYING WITHOUT PERMISSION OF AMERICAN CERTIFICATION Más detalles Quedando a su disposición, saluda atentamente a usted,
DIRECCIÓN EJECUTIVA CCHEN (0) Nº 5.2/124 / Santiago, 27 de diciembre de 2013 Doctor Rodrigo Jaimovich Fernández Vicepresidente Sociedad Chilena de Medicina Nuclear Santiago Estimado Dr. Jaimovich: Tengo Más detalles 2013-2016. Manual de Organización de la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente de Gómez Palacio, Dgo.
2013-2016 Manual de Organización de la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente de Gómez Palacio, Dgo. R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo. Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. Más detalles SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE INTRODUCCIÓN El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Más detalles Sistemas de gestión de la calidad Requisitos
Sistemas de gestión de la calidad Requisitos 0 Introducción Generalidades La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación Más detalles 5.1 Becquerel (Bq): Unidad de medida del decaimiento o declinación de los niveles radiactivos.
1.0 PROPÓSITO El propósito de la presente norma es establecer requisitos uniformes de higiene y de seguridad para proteger a los empleados de los peligros de radiaciones ionizantes y para la preservación Más detalles Programa de Formación de Auditores
Programa de Formación de Auditores Sistemas de Gestión de la Calidad Módulo 2 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Objetivo del módulo Comprender: Los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para el Más detalles ANEXO IV. Procedimiento Específico
ANEXO IV Procedimiento Específico 1. Objetivo Establecer el procedimiento para la verificación de medidores de Agua potable fría para la provincia de Salta 2. Alcance Aplicable a todas aquellos medidores Más detalles AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID (SPR/M-0014)
CSN//AUT/01/SPR/M-0014/11 Madrid, 28 de julio de 2011 Versión web Hospital Universitario Quirón Madrid C/ ::::::::::::::::::::::: (MADRID) Atn.::::::::::::::::: Directora Gerente ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL Más detalles ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA).
CSN/MO-1/UTPR/M-0011/11 RA Madrid, 28 de julio de 2011 Version web Geotecnia y Cimientos, S.A. GEOCISA (UTPR) C/ ::::::::::::::: 28820- Coslada (MADRID) Att. D. ::::::::::::::::::::: Director Técnico ASUNTO: Más detalles CSN. Guía de Seguridad 5.3 (Rev. 1) Control de la hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas. Colección Guías de Seguridad del CSN
Guía de Seguridad 5.3 (Rev. 1) Control de la hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas Colección Guías de Seguridad del 1 Reactores de Potencia y Centrales Nucleares 2 Reactores de Investigación Más detalles Las Normas ISO 9000. Puede ser un producto material, un producto informático, servicio, información, etc.
Las Normas ISO 9000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como deben funcionar Más detalles Pauta del Departamento de Salud & Seguridad PAUTAS DE TRABAJO EN CALIENTE Y PERMISO
Pauta del Departamento de Salud & Seguridad PAUTAS DE TRABAJO EN CALIENTE Y PERMISO PAUTA N FCX -06 REVISION N REEMPLAZA NAOM 002-01 CLASIFICACION DE TAREA FECHA DE APROBACION FECHA ORIGINAL 22 DE JULIO, Más detalles Medidas de Nivel Medio
Capítulo 6 Medidas de Nivel Medio Medidas de seguridad especiales Para los sistemas de información que traten, almacenen o transmitan datos de carácter personal clasificados dentro de los datos de nivel Más detalles I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente?
ANEXO 1. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION (DOCUMENTO PUENTE) I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente? 1. Una Más detalles [CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS UE DE LOS SISTEMAS DE ENSAYO MTS]
Página 1 de 12 (Traducción del original) A efectos de este documento, la maquinaria suministrada por MTS (Sistemas de ensayo) recae en las siguientes categorías: 1. Producto estándar (no exhaustivo) a. Más detalles NORMA TÉCNICA DGNTI- COPANIT ISO/IEC 17025
Norma Técnica DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17025-2006 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración 1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TERMINOS Más detalles Seguridad en el Transporte. Ann-Margreth Eriksson Eklund Oficina de Seguridad Nuclear
Seguridad en el Transporte Ann-Margreth Eriksson Eklund Oficina de Seguridad Nuclear Transporte Seguro de Material Radiactivo La preparación apropiada del bulto a transportar puede proveer información Más detalles SECRETARIA DE ENERGIA NORMA
SECRETARIA DE ENERGIA NORMA Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-1996, Especificaciones para el diseño de las instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que Más detalles Procedimiento para Realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en la Profeco
Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 1de Más detalles REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA.
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el Martes 22 de Noviembre de 1988 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Más detalles La Empresa. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Norma OHSAS 18001:2007
5.2 Modelo de Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo Capítulo 0.1 Portada Manual Página X de Y La Empresa Manual del Sistema de Más detalles LABORATORIO DE CÓMPUTO
REGLAMENTO Nº Página Página 1 de 12 LABORATORIO DE CÓMPUTO PREPARANDO EL CAMINO. REGLAMENTO Nº Página Página 2 de 12 REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO CAPITULO I - PROCESOS Y FUNCIONES... 3 CAPITULO Más detalles Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre Más detalles REQUISITOS DE SEGURIDAD FISICA DE FUENTES RADIACTIVAS
Página 1/17 INDICE 0. INTRODUCCION 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REQUISITOS GENERALES 5. REQUISITOS ESPECIFICOS 5.1 Responsabilidades en la de las fuentes 5.2 Medidas de durante el uso y almacenamiento Más detalles SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. Convenio IPEN UNI
SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Convenio IPEN UNI INTRODUCCIÓN La Universidad Nacional de Ingeniería, ofrece a través de la Facultad de Ciencias, la Segunda Especialización Más detalles CAPÍTULO I. Generalidades
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AP5 EXTINTORES DE INCENDIOS. (O. 31-5-1982. BOE 23-6-1982) (O. 26-10-1983. BOE 7-11- 1983) (O. 31-5-1985. BOE 20-6-1985) (O. 15-11-1989. BOE 28-11-1989) (O. 10-3-1998. Más detalles OBJETIVO MODALIDAD. Online. A distancia. Presencial
OBJETIVO El objetivo principal del curso es el de proporcionar una información clara y de fácil comprensión que permita a las personas que manipulan alimentos afrontar el día a día de su trabajo con las Más detalles NORMA VENEZOLANA COVENIN 218-2:2002
NORMA VENEZOLANA COVENIN 218-2:2002 PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES PROVENIENTES DE FUENTES EXTERNAS USADAS EN MEDICINA. PARTE 2: RADIOTERAPIA (1 ra Revisión) FONDONORMA PRÓLOGO La presente Más detalles Algunos autores delinean la administración del Medio Ambiente en cinco estadios:
Sistema de Gestión Medioambiental Algunos autores delinean la administración del Medio Ambiente en cinco estadios: Beginner. Considera innecesario implementar una administración ambiental. Bombero. La Más detalles NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2008 Traducción Certificada Sistemas de gestión de la calidad Requisitos
Norma Internacional ISO 9001:2008 Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Group" del Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que han Más detalles PROTOCOLO DE EMERGENCIAS E INCENDIOS
1.- Generalidades PROTOCOLO DE EMERGENCIAS E INCENDIOS La prevención es una de las bases fundamentales del sistema de seguridad del Sistema DIF Jalisco, mediante la cual se busca garantizar la integridad Más detalles INSTRUCTIVO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO Y OPERATIVO PARA REGULAR EL USO DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO
INSTRUCTIVO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO Y OPERATIVO PARA REGULAR EL USO DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN LA SESIÓN NÚMERO Más detalles ESPECIFICACIÓN DE LA MARCA FISIOTERAPIA EXCELENTE PRIVADA
ESPECIFICACIÓN DE LA MARCA FISIOTERAPIA EXCELENTE PRIVADA Especificación de la marca FEP Contenido 1.- Introducción general... 3 2.- Objetivo de la marca FEP... 3 3.- Significado de la marca FEP... 3 4.- Más detalles Administración Pública Estatal, que debe rendir anualmente el Gobernador del Estado;
CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Más detalles Manual de instrucciones
Manual de instrucciones Caja de conversión Nº de modelo WV-TC312/WV-TC312E (En esta ilustración, el soporte está extraído de la caja de conversión.) Antes de conectar o de poner en funcionamiento este Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 ARTÍCULO 95
 Artículo 1
 Artículo 1

REAL DECRETO