Source: https://latam.hach.com/medidor-de-ph-portatil-hq30d-con-electrodo-de-ph-de-gel-cable-de-1-m/product-details?id=54617078194
Timestamp: 2020-02-28 08:14:20+00:00

Document:
Medidor de pH portátil HQ30D con electrodo de pH de gel, cable de 1 m | Hach Mexico - Detalles | Hach
Medidor de pH portátil HQ30D con electrodo de pH de gel, cable de 1 m
# de producto: HQ30D53101000
Medidor de pH resistente para la realización de tests de aguas flexibles y eficientes in situ.
Un solo canal de entrada para mediciones flexibles sin necesidad de utilizar varios instrumentos, para pH, conductividad, resistividad, sólidos disueltos totales (TDS), oxígeno disuelto (OD) óptico, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), potencial de oxidorreducción (ORP), amoniaco, amonio, fluoruro, cloruro, sodio y temperatura; se conecta a cualquier electrodo, sensor o sonda inteligente Intellical™.
La calibración guiada y las rutinas de comprobación de patrones reducen los errores de calibración. Por otro lado, las alertas de estabilización y el bloqueo de medición visual garantizan que pueda confiar en la exactitud de los resultados. Indicador de estado de calibración y alertas de calibración personalizada que garantizan unos resultados exactos.
El historial de calibración permite cambiar las sondas de manera rápida y simple sin tener que recalibrar. El sistema inteligente HQD™ registra los números de serie, los datos de calibración actuales, el ID del usuario, el ID de la muestra, la hora y la fecha de manera automática en el registro de datos para garantizar una completa trazabilidad de las buenas prácticas de laboratorio (GLP). Resultados de O2 sin errores, sin calibración ni reemplazo del electrolito.
El diseño robusto y estanco del medidor permite utilizarlo sin preocupaciones en entornos de campo Todas las conexiones entre el medidor y la sonda son seguras. Los conectores pueden estar codificados por colores para agilizar la identificación. La información se muestra claramente en una pantalla con retroiluminación para condiciones de poca luz. Los resultados que se representan se puede ampliar.
El paquete contiene todo lo necesario para comenzar a realizar tests. Detalles a continuación
El paquete del medidor incluye el medidor portátil HQ30D; 4 pilas AA; electrodo de pH de gel para laboratorio PHC101; cable de 1 m, guía de inicio rápido y manuales de usuario.
Alcance del suministro: Meter package includes HQ30D Portable Meter; 4 AA batteries, PHC101 Laboratory Gel pH Electrode, 1 m cable; quick-start guide and user manuals.
Almacenamiento de datos: 500 records/FIFO
Datos de lectura conformes con GLP/ISO almacenados con detalles de calibración.
Lecturas del patrón de comprobación y detalles de la calibración documentados en el registro de datos.
Almacena automáticamente en modo "pulsar para leer" y en el modo de medición de intervalos.
Almacena manualmente en el modo "lectura continua".
Calibración de Conductividad: Demal (1D/ 0.1D/ 0.01D);
Calibración de electrodo ISE: 2 - 5 Points
Calibración electrodo de pH: 0,002
Calibración electrodo ORP: Predefined ORP standards (including Zobell's solution)
Calibración sensor OD: * 100% (water-saturated air (100%) calibration
Características BPL: Date; Time; Sample ID; Operator ID
Certificaciones de conformidad: CE.WEEE
Compatibilidad con impresoras: Yes, Optional
Compensación de la temperatura: Automatic Temperature compensation for pH
Compensación de temperatura: Automatic Temperature compensation for pH
Condiciones ambientales: humedad relativa: 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Condiciones ambientales: temperatura: 5 - 45 °C
Contenido: Medidor + Sonda(s)
Entradas electrodos digitales (inteligentes): 1 canal
Estándares de calibración personalizados: Yes
Exactitud de la Conductividad: ± 0,5 % a partir de 1 µS/cm - 200 mS/cm
Función de bloqueo: Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Grado de protección IP de la carcasa: IP67
Idiomas interfaz de usuario: English, French, German, Italian, Spanish, Danish, Dutch, Polish, Portuguese, Turkish, Swedish, Czech, Russian
Instrumento: Portable
Interfaz de operación: Soft Touch Keypad
Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración: Off, Selectable from 2 hours to 7 days
Medición de la Conductividad: corrección de la Temperatura: None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.
Medición de la Conductividad en una lectura estable: Yes
Medición de pH: pH 0 - 14
Medición de presión barométrica: Automatic compensation of DO when using an LDO or LBOD probe
Medición directa ISE: Yes
Mediciones simultáneas: 2 canales
Medición mV con lectura estable: Yes
Mensajes de error de operación: Clear text error messages displayed
Método de medición: Probe specific programmed method settings
Modelo: HQ30D – Multi/1 Channel
Pantalla: Lecturas en pantalla de una o dos sondas
Lecturas simultáneas de dos sondas (solo HQ440d)
pH: pH, mV y temperatura
Conductividad: conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura
LDO: oxígeno disuelto, presión y temperatura
LBOD: oxígeno disuelto, presión y temperatura
ORP/Redox: mV y temperatura
Sodio: sodio, mV y temperatura
Parámetro: pH, mV, ISE, OD, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, ORP, temperatura
Rango de medición: De -1500 a 1500 mV
Rango de medición de la Conductividad: De 0,01 µS/cm a 200 mS/cm
Rango de medición de la temperatura: °C or °F
Rango de medición de salinidad: 0 - 42 (ppt) (‰)
Rango de medición de TDS: 0.00 mg/L - 50.0 g/L NaCl
Rango de Medición mV: De -1500 a 1500 mV
Rango medición OD: 0,01 - 20 mg/L
Reconocimiento automático del Buffer: Yes
Registrador de datos: Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken.
Resolución: 0,1/ 0,01/ 0,001
0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range
Resolución DBO5/CDBO: Available when used with Hach WIMS BOD Manager software
Resolución de la Conductividad: 0,01 µS/cm con 2 dígitos
Resolución de la salinidad: 0,01 ‰
Resolución de pH: pH 0,001 - 0,1
Resolución de temperatura: 0.1
Resolución mV: 0,1 mV
Resolución OD: 0,01 mg/l
Selección de buffer fijo: Color-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
Sensors: Sensor A: PHC10101
Sodium resolution: 0,001 mg/L (ppm)
Software PC Data Transfer : HQD Series Meter Data Transfer Utility
Sondas incluidas: Estándar
Tipo de pantalla: 240 x 160 píxeles. Lecturas en pantalla de una o dos sondas
Lecturas simultáneas de dos sondas
Tipo de sonda: PHC10101
Uso de CA y USB: Optional

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución