Source: http://docplayer.it/2794032-Redazionale-tecnico-la-prova-di-sicurezza-intrinseca-per-i-trasmettitori-di-pressione.html
Timestamp: 2016-12-07 12:59:07+00:00

Document:
⭐Redazionale tecnico. La prova di sicurezza intrinseca per i trasmettitori di pressione
Download "Redazionale tecnico. La prova di sicurezza intrinseca per i trasmettitori di pressione"
Miranda Susanna Quarta
1 La prova di sicurezza intrinseca per i trasmettitori di pressione Nell industria dei costruttori di macchine, oltre alle macchine stesse, i produttori esportano verso i mercati globali anche gli standard di sicurezza. Per questo motivo, il tipo di protezione a sicurezza intrinseca (Ex i), che è predominante in Europa, sta aumentando la sua presenza in tutto il mondo. In caso di manutenzione o sostituzione, gli strumenti di misura di questa categoria non hanno bisogno di nessun altra misura protettiva. Questo è molto conveniente per l utilizzatore. C è comunque un altra sfida che non può essere sottostimata: la prova di sicurezza intrinseca. Perché avvenga un esplosione, in una miniera o in un impianto industriale, tre fattori devono essere presenti insieme: ossigeno, gas o polveri infiammabili e una scintilla di innesco. Tutti i metodi fondamentali per la protezione contro le esplosioni sono derivati da questi tre fattori. Essi sono suddivisi in tre tipologie principali: la protezione primaria è quella di impedire la formazione di un'atmosfera esplosiva pericolosa, per esempio tramite la ventilazione o l estrazione. La protezione secondaria esclude la possibilità che una scintilla possa causare l esplosione di una miscela gas-aria potenzialmente pericolosa. La protezione terziaria limita solo gli effetti causati da una potenziale esplosione. Per tutte le apparecchiature elettroniche esiste generalmente il rischio di generare scintille all'interno dei dispositivi. I tipi di protezione esistenti inibiscono la generazione di scintille oppure impediscono loro di entrare in contatto con l'atmosfera esplosiva oppure ne limitano l energia. Le possibilità costruttive per i trasmettitori di pressione sono, ad esempio, l'incapsulamento dei componenti elettronici con olio o sabbia (tipo di protezione "Ex m") o la custodia antideflagrante ("Ex d"). Per "Sicurezza intrinseca (Ex i) s intende invece una soluzione elettronica. Essa si basa sulla riduzione dell'energia in un componente, in questo caso nel trasmettitore, in modo che sia sempre sotto l energia minima di innesco di un'atmosfera esplosiva. Ex i" e gli altri tipi di protezione sono soggetti in tutto il mondo a varie normative. In Europa è vigente la direttiva ATEX 94/9/CE. La marchiatura dello strumento conforme agli standard indica per quali2 aree Ex il prodotto specifico è approvato. Il trasmettitore di pressione WIKA mostrato qui è uno strumento a sicurezza intrinseca che può essere utilizzato in atmosfere permanentemente esplosive (tipo di protezione "Ex ia"). La classe dello strumento "1/2G" indica che può essere installato ad esempio nella parete laterale di un serbatoio con contenuto esplosivo, ma con l'elettronica all'esterno e quindi in una zona meno pericolosa (vedi Fig. 1). Come funziona la protezione "Ex i" in dettaglio? Fondamentalmente, maggiore è la potenza elettrica, maggiore è la possibilità che l energia (di innesco) sia rilasciata tramite una scintilla. Con i condensatori, le scintille avvengono sulla chiusura di un circuito elettrico, mentre con le induttanze durante l'apertura. Il metodo di protezione a sicurezza intrinseca significa quindi limitare l'energia delle scintille. In un trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca come l IS-3 di WIKA, si garantisce che, durante il funzionamento normale e in caso di guasto, l'energia minima d innesco della zona pericolosa per la quale è approvato lo strumento non sia mai superata. Inoltre, la temperatura di superficie non supera mai il valore definito e quindi nemmeno il valore di innesco della miscela di gas o polvere definito nello standard. Questo avviene principalmente attraverso la limitazione di tensione e corrente. Condensatori e induttanze sono inoltre ridotti per limitare l'energia delle scintille di apertura e chiusura. Il design del sensore è stato adattato a questi bassi valori di corrente e tensione. Inoltre, per alimentare in modo sicuro il trasmettitore, è sempre necessaria una barriera aggiuntiva come ad esempio una barriera Zener o una barriera isolata a sicurezza intrinseca. Una barriera Zener è costituita da un diodo Zener e da un fusibile. Quando si opera sul circuito, come ad esempio durante l'installazione o la manutenzione, c è il rischio che avvenga un corto circuito. In tal caso, il fusibile nella barriera potrebbe essere distrutto e l'intero dispositivo potrebbe quindi dover essere sostituito. Per questo motivo, si consiglia l'uso di una barriera isolata a sicurezza intrinseca. Utilizzando un accoppiatore ottico (un'interconnessione integrata di un LED e un fotodiodo), la barriera isola galvanicamente il circuito a sicurezza intrinseca dal circuito non a sicurezza intrinseca. In questo modo, il circuito è privo di potenziale di terra e consente di ottenere il pieno isolamento sia in area sicura sia in area pericolosa. In alcuni casi, la barriera può essere già3 integrata nel PLC. Il PLC si trova fuori dalla zona Ex, mentre il trasmettitore di pressione (per rimanere con questo esempio) è montato nella zona pericolosa. I cavi di collegamento tra i due dispositivi devono essere installati correttamente e specificamente contrassegnati. Le norme ATEX non solo definiscono i parametri per la sicurezza intrinseca, ma stabiliscono anche la prova nel caso un dispositivo "Ex i" sia collegato a delle attrezzature associate (nel nostro esempio, un trasmettitore di pressione e una barriera). La prova di sicurezza intrinseca mette di fronte gli operatori a un compito complesso e non privo d insidie. Prima di tutto devono tenersi aggiornati sulle normative. Inoltre l'acquisto di singoli componenti ATEX richiede delle verifiche dettagliate: per quali zone e gruppi sono approvati i singoli componenti? La barriera si abbina con il trasmettitore? I cavi sono dimensionati per assicurare il necessario flusso di energia? A causa delle moltissime varianti dei prodotti, a volte può essere difficile fare la scelta giusta. Per la prova di sicurezza intrinseca, i singoli dati di approvazione e di sicurezza di tutti i componenti devono essere raccolti e registrati in modo completo. Non tutti i produttori rendono disponibili per il download i certificati di approvazione ATEX, ad esempio. Con l eccezione delle società petrolchimiche, le aree Ex non appartengono alla routine quotidiana della maggior parte dei progettisti di macchine e impianti. Per questo motivo, l'esperienza ci dimostra che sono necessarie da due a tre ore d ingegneria per la prova di sicurezza intrinseca di ogni punto di misura. In alternativa, l'operatore può rivolgersi a fornitori esperti in questo settore e conseguentemente eliminare potenziali errori e risparmiare tempo. A questo scopo, WIKA ha sviluppato una soluzione all-inclusive : il trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca è fornito insieme alla barriera e a tutti i dati per la prova "Ex i". Questo semplifica notevolmente la realizzazione di un punto di misura ATEX e anche la relativa documentazione tecnica. Da un punto di vista tecnico, per la prova di sicurezza intrinseca è necessaria realizzare un analisi completa del circuito: i parametri elettrici del trasmettitore, della barriera e dei cavi devono essere verificati e registrati (vedi Fig. 2). Se sono soddisfatte le condizioni specificate nella norma, il circuito di misura è considerato4 intrinsecamente sicuro e può essere installato. Nella documentazione per la sicurezza intrinseca, i collegamenti elettrici dell'intero sistema sono anche presentati sotto forma di disegno (vedi Fig. 3). La prova "Ex i" fa parte del capitolo "protezione contro le esplosioni" nella documentazione dell'impianto. In questo modo, gli operatori assicurano che i loro impianti o macchinari non costituiscono un rischio per la vita o l'incolumità delle persone. Numero caratteri: Fig. 1: Marchiatura di un trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca Fig. 2: Condizioni della prova di sicurezza intrinseca5 Fig. 3: Prova di sicurezza intrinseca Fig. 4: Trasmettitore di pressione WIKA modello IS-3 per applicazioni in aree pericolose6 Fig. 5: Foto dal nostro comunicato stampa Fig. 6: Foto applicativa istockphoto.com Contatto: WIKA Italia Srl & C. Sas Massimo Beatrice Marketing Specialist Via Marconi, Arese (MI) Internet Documenti analoghi
www.rechner-sensors.com Catalogo Prodotti certificati atex Gas: Zona 0, 1 e 2 Polvere: Zona 20, 21 e 22 Per tutte le transizioni vengono applicate le più aggiornate Condizioni generali di vendita e di Dettagli Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso (parte rilevante per la protezione antideflagrante) per trasmettitori di pressione Profibus PA ai sensi della direttiva europea 94/9/CE Appendice VIII (ATEX) Gruppo II, categoria di Dettagli ATEX. Corso di Formazione. Modulo 3. Patrocinio. Docenza: Gonzato Ing. Stefano
Corso di Formazione ATEX Modulo 3 Docenza: Gonzato Ing. Stefano Patrocinio Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza Associazione dei Periti Industriali della Dettagli Trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca Per applicazioni in aree pericolose Modelli IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F
Misura di pressione elettronica Trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca Per applicazioni in aree pericolose Modelli IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Scheda tecnica WIKA PE 81.50 Ulteriori omologazioni Dettagli Sensore reed Per indicatori di livello bypass Modello BLR
Misura di livello Sensore reed Per indicatori di livello bypass Modello BLR Scheda tecnica WIKA LM 10.04 Applicazioni Sensore per la misura di livello continua di liquidi montato su indicatore di livello Dettagli Trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi Modelli IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F
Misura di Pressione Elettronica Trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi Modelli IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Scheda tecnica WIKA PE Dettagli SENSORE DI TEMPERATURA Tipo ETEX
SENSORE DI TEMPERATURA Tipo ETEX Manuale delle istruzioni di sicurezza La riproduzione parziale o totale di questo documento è proibita. Per ottenere copia di tale documento si prega di contattare ETEA Dettagli Distributori di gas naturale compresso (metano) per autotrazione
Distributori di gas naturale compresso (metano) per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Dettagli 9.15 Protezione da fulmini e sovratensioni per circuiti a sicurezza intrinseca
9.15 Protezione da fulmini e sovratensioni per circuiti a sicurezza intrinseca Negli impianti industriali chimici e petrolchimici durante la produzione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto di Dettagli OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 MANUALE ISTRUZIONI sensori MAGNETICI per strumenti serie 2000
OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 MANUALE ISTRUZIONI sensori MAGNETICI per strumenti serie 2000 1. DESCRIZIONE STRUMENTO Gli interruttori magnetici sono utilizzati per essere montati sui lati esterni degli Dettagli PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE. I modi di protezione negli impianti elettrici antideflagranti
PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE I modi di protezione negli impianti elettrici antideflagranti LA COMBUSTIONE Combustibile Energia di innesco Comburente Un po di storia Inghilterra 1913: esplosione per cause Dettagli Note sulla protezione degli strumenti secondo DIN EN 60529 e NEMA
Informazioni tecniche Note sulla protezione degli strumenti secondo DIN EN 60529 e NEMA Scheda tecnica WIKA IN 00.18 Informazioni generali Le presenti informazioni tecniche descrivoano le misure per impedire Dettagli Sonda di livello immergibile a sicurezza intrinseca Per applicazioni in aree pericolose Modello IL-10
Misura di pressione elettronica Sonda di livello immergibile a sicurezza intrinseca Per applicazioni in aree pericolose Modello IL-10 Scheda tecnica WIKA PE 81.23 per ulteriori omologazioni vedi pagina Dettagli (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) OEN ( 1 ) CEN EN 1010-1:2004 Sicurezza del macchinario Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione Dettagli CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO
CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO APPALTO DI : SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA DELLA CITTA DI MONDOVI. PERIODO 2004 2010 (EVENTUALMENTE Dettagli Termostato a gas Cassa in acciaio inox Modello TWG
Misura di temperatura meccatronica elettrica Termostato a gas Cassa in acciaio inox Modello TWG Scheda tecnica WIKA TV 31.60 Process Performance Series Applicazioni Monitoraggio della temperatura e commutazione Dettagli LA PNEUMATICA E LE ZONE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE: LA DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC (ATEX)
LA PNEUMATICA E LE ZONE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE: LA IRETTIVA EUROPEA 94/9/EC (ATEX) al 1 Luglio 2003, tutti i prodotti messi in commercio nell Unione Europea e destinati ad essere utilizzati in zone potenzialmente Dettagli Elettrovalvole a sicurezza intrinseca a comando on/off - a norme ATEX
www.atos.com Tabella E0-6/I Elettrovalvole a sicurezza intrinseca a comando on/off - a norme ATEX corpo cursore solenoide a sicurezza intrinseca connettore elettrico comando manuale -06/6 Valvole on/off Dettagli 706292 / 00 11 / 2012
Istruzioni per l uso (parte rilevante per la protezione antideflagrante) per sensori di temperatura ai sensi della direttiva europea 94/9/CE Appendice VIII (ATEX) gruppo II, categoria di apparecchi 3D/3G Dettagli Termocoppie per alta pressione Modello TC90
Misura di temperatura elettrica Termocoppie per alta pressione Modello TC90 Scheda tecnica WIKA TE 65.90 per ulteriori omologazioni vedi pagina 6 Applicazioni Industria di produzione delle materie plastiche Dettagli o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
Distributori di GPL per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata Dettagli Le direttive Europee di Prodotto
. Le direttive Europee di Prodotto Ing. Giorgio Zerboni Roma, 19 aprile 2011 1 Le Direttive Europee Le Direttive europee sono le regole generali che l Unione Europea si è data in ogni settore e, quindi, Dettagli Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2006/C 306/02)
C 306/2 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni Dettagli SGL-Ex NOTIFIER ITALIA. Rilevatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca. Manuale di istallazione e uso. a Pittway Company. Documento: M-670.
Documento: M70.1SGLITA Edizione: 10/1998 Rev. : B.1 Rilevatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca SGLEx Manuale di istallazione e uso NOTIFIER ITALIA a Pittway Company INDICE Scopo 1 Costruzione 1 Funzionamento Dettagli Applicazione delle direttive Atex al settore della verniciatura: esempi di classificazione delle zone e scelta della apparecchiature.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA PER LE COSTRUZIONI, L AMBIENTE, LA SICUREZZA Applicazione delle direttive Atex al settore della verniciatura: esempi di classificazione delle zone e scelta della apparecchiature. Dettagli Termoresistenza Modello TR10-L, Ex d, per pozzetto aggiuntivo
Misura di temperatura elettrica Termoresistenza Modello TR10-L, Ex d, per pozzetto aggiuntivo Scheda tecnica WIKA TE 60.12 per ulteriori omologazioni vedi pagina 6 Applicazioni Industria chimica Industria Dettagli Sistema 6000 Convertitori elettropneumatici (valvole proporzionali) Regolatori elettronici Convertitori di segnale
Sistema 6000 Convertitori elettropneumatici (valvole proporzionali) Regolatori elettronici Convertitori di segnale Edizione Febbraio 2009 Foglio riassuntivo T 6000 IT Valvole proporzionali Convertitori Dettagli ACCESSORIES Generatore d Impulsi V2.0-Ex Bollettino Tecnico
03.22 Caratteristiche: Applicazione: 50 impulsi per rivoluzione del tamburo di misura Per uso con TG05 a TG50, BG4 a BG100 Uni-direzionale Utilizzabile in zone ex-proof 3 Il generatore di impulsi per contatori Dettagli GUIDA alla ATEX (PRIMA EDIZIONE)
GUIDA alla ATEX (PRIMA EDIZIONE) GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 MARZO 1994, CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI Dettagli Barriera da campo Ex d/ex i Tipo 3770
Barriera da campo Ex d/ Tipo 770 Figura 1 Tipo 770 montato su posizionatore HART Tipo 780 Edizione Gennaio 1999 Istruzioni operative e di montaggio EB 879 it 1. Costruzione e funzionamento La barriera Dettagli Sensore Intrinsecamente Sicuro Flo-Dar
DOC026.57.00817 Sensore Intrinsecamente Sicuro Flo-Dar Sensore radar senza contatto a canale aperto con sensore della velocità di sovraccarico opzionale MANUALE UTENTE Marzo 2011, Edizione 2 Sommario Dettagli Sonda di livello immergibile ad alte prestazioni Per misura di livello Modello LH-20
Misura di pressione elettronica Sonda di livello immergibile ad alte prestazioni Per misura di livello Modello LH-20 Scheda tecnica WIKA PE 81.56 Applicazioni Misure in pozzi profondi e pozzi trivellati Dettagli Monitor automatico Spiratec R16C per scaricatore di condensa Istruzioni per l'operatore
...0 IM-P0- MI Ed. IT - 00 Monitor automatico Spiratec RC per scaricatore di condensa Istruzioni per l'operatore RC 0. Introduzione. Descrizione. Descrizione della tastiera. Funzionamento normale. Modo Dettagli Trasmettitore di temperatura analogico per sensori Pt100, configurabili via PC, con montaggio in testina Modello T24.10
Misura di temperatura elettrica Trasmettitore di temperatura analogico per sensori Pt100, configurabili via PC, con montaggio in testina Modello T24.10 Scheda tecnica WIKA TE 24.01 per ulteriori omologazioni Dettagli Verifica di adeguatezza delle attrezzature (apparecchi e impianti) presenti all interno delle aree con pericolo di esplosione
Verifica di adeguatezza delle attrezzature (apparecchi e impianti) presenti all interno delle aree con pericolo di esplosione Salvatore Iannello 30 giugno 2003 Ex Attrezzature esistenti Devono risultare Dettagli Strumenti meccanici di misura della pressione nell industria di processo. Redazionale tecnico
Convenienza e sicurezza allo stesso tempo Strumenti meccanici di misura della pressione nell industria di processo Al lavoro o a casa, la nostra vita è o diventerà sempre più digitale. Ciò nonostante, Dettagli SISTEMI DI FILTRAZIONE PER POLVERI E GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI. Relatore Ing. Andrea Doardo
SISTEMI DI FILTRAZIONE PER POLVERI E GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI Relatore Ing. Andrea Doardo SOSTANZE PERICOLOSE PER LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIAMENTE ESPLOSIVE GAS, VAPORI E NEBBIE sprigionate Dettagli IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS
IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS ESEMPI DI INSTALLAZIONE Il presente documento è stato redatto con l obiettivo di fornire delle informazioni che possano aiutare l utente a comprendere le problematiche relative Dettagli In accordo alla Direttiva ATEX, gli equipaggiamenti sono progettati in funzione del tipo d atmosfera nella quale possono essere utilizzati.
Atmosfere potenzialmente esplosive sono presenti in diverse aree industriali: dalle miniere all industria chimica e farmacautica, all industria petrolifera, agli impianti di stoccaggio di cereali, alla Dettagli Guida: impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione - seconda parte -
Guida: impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione - seconda parte - Pubblicato il: 21/09/2003 Aggiornato al: 27/10/2003 di Gianfranco Ceresini Seconda parte della Guida sugli impianti elettrici Dettagli Manometro per pressione assoluta con contatti elettrici Versione in acciaio inox Modello 532.53
Misura di pressione meccatronica Manometro per pressione assoluta con contatti elettrici Versione in acciaio inox Modello 532.53 Scheda tecnica WIKA PV 25.02 per ulteriori omologazioni vedi pagina 3 Applicazioni Dettagli Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17
Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17 Fabio Olivieri ATEX DAY Desenzano del Garda, 26 giugno 2015 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI. Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI)
CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI) Committente PROTEKNO S.r.l. Via Pavia n.10 MUGGIO (MB) Milano, Dettagli DESCRIZIONE. REGOLATORE DI LIVELLO ATEX EX II 1G EEx ia IIC T6 CON CAVO 5 M. REGOLATORE DI LIVELLO ATEX EX II 1G EEx ia IIC T6 CON CAVO 10 M
Accessori Regolatore di livello ATEX EX II 1G EEx ia IIC T6 Regolazione di gasolio, miscele di acqua e idrocarburi, olii motore, olio lavorazione macchine, ecc. Il regolatore è omologato EX secondo la Dettagli La certificazione di prodotto nell ambito della direttiva ATEX
Direttiva 94/9/CE ATEX 95 (ex art. 100) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Marzo 1994. Concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di Dettagli Rapidamente al grado esatto Tarature di temperatura con strumenti portatili: una soluzione ideale per il risparmio dei costi
Rapidamente al grado esatto Tarature di temperatura con strumenti portatili: una soluzione ideale per il risparmio dei costi Gli strumenti per la misura di temperatura negli impianti industriali sono soggetti Dettagli «IBC: la dissipazione delle cariche elettrostatiche»
6 Workshop della Logistica Chimica: "Uno strumento di supporto alle Imprese per la scelta più idonea delle unità di confezionamento". «IBC: la dissipazione delle cariche elettrostatiche» Massimo Vitali Dettagli OM3 - EPI 2 Modulo Interfaccia Locale Manuale di istruzione e manutenzione. Importante. Importante. Avvertenza. Avvertenza. Avvertenza.
KEYSTONE Il presente manuale è parte integrante del Manuale di istruzioni e funzionamento dell attuatore EPI 2 base (riferimento documento EBPRM-0091-IT). Indice 1 Modulo Opzionale OM3: Modulo Interfaccia Dettagli IL RISCHIO DI ESPLOSIONE
IL RISCHIO DI ESPLOSIONE DIRETTIVE ATEX Dott. Carmineraffaele ROSELLI Dott. Nicola Carriero U.O. Medicina del Lavoro P. P. I. L. L. ASP - Potenza - Cosa si intende per atmosfera esplosiva? E una miscela Dettagli Sicurezza in aree pericolose
Sicurezza in aree pericolose Indice 1.1 Caratteristiche di Sicurezza... 3 1.2 Rischio esplosioni... 4 1.3 La combustione... 4 1.4 Campo di infiammabilità... 5 1.5 Metodi di protezione... 10 1.6 Enti Formatori... Dettagli [Tab.1 Elenco settori a maggiore rischio esplosiosione]
PERICOLO ESPLOSIONE: IL GIUSTO APPROCCIO PER NON CORRERE RISCHI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE Due direttive europee, la 94/9/CE (ATEX 100a) e la 99/92/CE (ATEX 137), hanno modificato radicalmente Dettagli Valutazione del rischio per la presenza di miscele esplosive aria/polveri: l approccio metodologico
Valutazione del rischio per la presenza di miscele esplosive aria/polveri: l approccio metodologico Francesca Bellamino D.Lgs. 81/2008 TITOLO XI: protezione da atmosfere esplosive Capo II: obblighi del Dettagli Indicatori a sicurezza intrinseca EZ-LIGHT K30L e K50L
Indicatori a sicurezza intrinseca EZ-LIGHT K30L e K50L Per l'uso in aree pericolose con isolatori galvanici o barriere zener adatti Certificazioni ATEX, CSA c/us e IECEx Tenuta stagna e grado di protezione Dettagli Misura di temperatura elettrica. Applicazioni. Caratteristiche distintive. Descrizione
Misura di temperatura elettrica Termoelemento multipoint in esecuzione a fascia (band design) Modelli TR95-A-B, TC95-A-B, con pozzetto termometrico Modelli TR95-B-B, TC95-B-B, senza pozzetto termometrico Dettagli Indicatore di pressione di precisione Versione a 1 o 2 canali Modello CPG2500
Calibrazione Indicatore di pressione di precisione Versione a 1 o 2 canali Modello CPG2500 Scheda tecnica WIKA CT 25.02 Applicazioni Laboratori di calibrazione di fabbrica Società di calibrazione ed assistenza Dettagli DIRETTIVA EUROPEA 94/9/CE
Introduzione Dal 1 Luglio 2003, tutti i prodotti messi in commercio nell'unione Europea e destinati ad essere utilizzati in zone potenzialmente esplosive, devono essere approvati secondo la direttiva 94/9/CE Dettagli Termoresistenza con attacco flangiato Modello TR10-F, con pozzetto ricavato da tubo modello TW40
Misura di temperatura elettrica Termoresistenza con attacco flangiato Modello TR10-F, con pozzetto ricavato da tubo modello TW40 Scheda tecnica WIKA TE 60.06 NAMUR per ulteriori omologazioni vedi pagina Dettagli Trasmettitore di pressione differenziale Con indicazione della pressione differenziale e della pressione di lavoro integrata, modello DPGT40
Misura di pressione temperatura meccatronica elettrica Trasmettitore di pressione differenziale Con indicazione della pressione differenziale e della pressione di lavoro integrata, modello DPGT40 Scheda Dettagli Misure di temperatura nei processi biotecnologici
Misure di temperatura nei processi biotecnologici L industria chimica sta mostrando una tendenza verso la fabbricazione di elementi chimici di base tramite processi biotecnologici. Questi elementi sono Dettagli Inserto di misura per termoresistenza Modello TR10-K, per sonde di temperatura con custodia antideflagrante modello TR10-L
Misura di temperatura elettrica Inserto di misura per termoresistenza Modello TR10-K, per sonde di temperatura con custodia antideflagrante modello TR10-L Scheda tecnica WIKA TE 60.11 per ulteriori omologazioni Dettagli S050 Raccolta di Norme base per impianti elettrici 6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 2910 CEI 0-3 0 36.15 Legge 46/90 Guida per la compilazione Dettagli Tema di ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED APPLICAZIONI
ESAME DI STATO Istituto Professionale Industriale Anno 2004 Indirizzo TECNICO INDUSTRIE ELETTRICHE Tema di ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED APPLICAZIONI Un impianto funicolare è alimentato, oltre che dalla Dettagli Sicurezza per la produzione Sistemi di rilevazione ed estinzione scintille per l'industria realizzati in Finlandia
Sicurezza per la produzione Sistemi di rilevazione ed estinzione scintille per l'industria realizzati in Finlandia Gli incendi e le esplosioni di polveri possono essere prevenuti in modo affidabile usando Dettagli Concetti base per la protezione dalle esplosioni
Concetti base per la protezione dalle esplosioni 1 2 Direttiva 94/9/CE del 23/3/1994 Direttiva ATEX 95 detta anche nuovo approccio 3 Entrata in vigore l 1/3/1996 facoltativamente. Recepita in Italia con Dettagli Dimensioni. Dati tecnici. Dati generali Funzione di un elemento di commutazione Contatto NC NAMUR Distanza di comando misura s n 2 mm
Dimensioni M12x1 4 17 32 35 0102 LED Codifica PEPPERL+FUCHS NCB2-12GM35-N0 Caratteristiche Linea comfort 2 mm allineato Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508 Allacciamento Schema elettrico N / N0 Dettagli Tubo di Pitot Modello FLC-APT-E, versione estraibile Modello FLC-APT-F, versione fissa
Misura di portata Tubo di Pitot Modello FLC-APT-E, versione estraibile Modello FLC-APT-F, versione fissa Scheda tecnica WIKA FL 10.05 FloTec Applicazioni Produzione di petrolio e raffinazione Trattamento Dettagli Presenza di polveri combustibili o esplodenti base della classificazione dei luoghi pericolosi
Presenza di polveri combustibili o esplodenti base della classificazione dei luoghi pericolosi di Gianluca Saputi, Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL Il pericolo di esplosioni dovute a polveri Dettagli Unità di controllo 4 20 ma compatibile HART serie 3490 Rosemount
00825-0202-4841, Rev. AA Unità di controllo 4 20 ma compatibile HART serie 3490 Rosemount AVVERTENZA La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza per l'installazione può causare infortuni gravi Dettagli SELEZIONI CEI. Punto UNI CEI di Treviso
Punto UNI CEI di Treviso SELEZIONI CEI S001 Raccolta Totale Norme CEI S002 Raccolta per l Elettrotecnica generale e materiali per uso elettrico S003 Raccolta per Impianti e Sicurezza di esercizio S004 Dettagli Termometri elettrici e meccanici con certificazione ATEX
Termometri elettrici e meccanici con certificazione ATEX Nessun problema grazie alla produzione propria e al Quick Shop SOMMARIO Editoriale 2 Vincitori dell edizione 3/2007 del concorso 2 Noi siamo certificati Dettagli CF CHILLER FRIGORIFERI
CF CHILLER FRIGORIFERI srl La CF Chiller Frigoriferi srl è una società che nasce per soddisfare in modo ampiamente collaborativo e nel totale rispetto dei valori umani e dell ambiente la domanda di soluzioni Dettagli Impianti elettrici sicuri nelle stazioni di distribuzione di carburante
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ESTI n. 606 versione 0113 i Direttiva Impianti elettrici sicuri nelle stazioni di distribuzione di carburante Autori ESTI Valido dal 1 gennaio Dettagli APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLE DIRETTIVE 97/23/CE (PED), 2006/42/CE (MD) E 94/9/CE (ATEX) AGLI IMPIANTI DI PROCESSO. ing.
Seminario tecnico - 25 novembre 2011 - MILANO APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLE DIRETTIVE 97/23/CE (PED), 2006/42/CE (MD) E 94/9/CE (ATEX) AGLI IMPIANTI DI PROCESSO ing. Matteo Pettenuzzo UNICO riferimento, Dettagli La nostra competenza a servizio della Vostra sicurezza Per una pesatura versatile nelle aree a rischio di esplosione
La nostra competenza a servizio della Vostra sicurezza Per una pesatura versatile nelle aree a rischio di esplosione La nostra competenza a servizio della Vostra sicurezza Una tradizione di sicurezza Sartorius Dettagli Il fusibile nella protezione contro le sovracorrenti in bassa tensione
Il fusibile nella protezione contro le sovracorrenti in bassa tensione di Saveri Gianluigi 1. Generalità Un apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento (condizioni specificate dai Dettagli CONDIZIONATORE D ARIA PRIMARIA CAP 700-1000
CONDIZIONATORE D ARIA PRIMARIA CAP 700-1000 1 Indice 1. Generalità 4 1.1 Descrizione della macchina e componenti principali 4 1.2 Descrizione del funzionamento 5 2. Caratteristiche tecniche 6 2.1 Caratteristiche Dettagli Building Automation. Inquinamento e risparmio energetico
Building Automation Il concetto edificio intelligente o meglio conosciuto come Building Automation, identifica quelle costruzioni progettate e costruite in modo da consentire la gestione integrata e computerizzata Dettagli SEMINARIO ATI IL SISTEMA FIACCOLA: esigenza operativa, sicurezza ed impatto ambientale. MEMORIA
MEMORIA Relatore: Vincenzo Di Giovine Societa Combustion and Energy srl 1. Sommario L articolo contiene una panoramica sulla evoluzione dei sistemi di accensione piloti di torce. Si fa riferimento ai vari Dettagli PER L'USO E LA MANUTENZIONE
MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE DI QUADRI ELETTRICI SECONDARI DI DISTRIBUZIONE INDICE: 1) AVVERTENZE 2) CARATTERISTICHE TECNICHE 3) INSTALLAZIONE 4) ACCESSO AL QUADRO 5) MESSA IN SERVIZIO 6) OPERAZIONI Dettagli PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Indicazioni per la stesura del documento standardizzato Dettagli consulenza industriale integrata nuove marcature Ex ed il coordinamento tra gli aspetti tecnici e gli acquisti relatore: Massimo E.
S T U D I O P I C A consulenza industriale integrata nuove marcature Ex ed il coordinamento tra gli aspetti tecnici e gli acquisti relatore: Massimo E. PICA 21 giugno 2013 Termoli (CB) 1 I PERSONAGGI EX Dettagli Manometro differenziale con contatti elettrici Costruzione completamente saldata Modelli DPGS43.1x0, versione in acciaio inox
Misura di pressione meccatronica Manometro differenziale con contatti elettrici Costruzione completamente saldata Modelli DPGS43.1x0, versione in acciaio inox Scheda tecnica WIKA PV 27.05 Applicazioni Dettagli Mezzi Soccorso Bremach Eex
Mezzi Soccorso Bremach Eex Presidi DPI Eliminazione Innesco Cause Innesco Contatto Fiamma Libera Contatto Scariche Elettriche Contatto Superfici Calde Contatto Scintille Zona Avanzamento Eliminazione Innesco Dettagli Dimensioni. Allacciamento elettrico
Dimensioni 55 27 Altezza del campo protettivo Lunghezza alloggiamento 85 28 52 Codifica d'ordine Barriera luminosa di sicurezza con 2 uscite semiconduttore separate e a prova di errore Allacciamento elettrico Dettagli Pannello di controllo con sensore ambiente integrato Modello A2G-200
Speciale Pannello di controllo con sensore ambiente integrato Modello A2G-200 Scheda tecnica WIKA SP 69.12 Applicazioni Per la misura della temperatura, dell'anidride carbonica (CO 2 ) e dell'umidità relativa Dettagli Dispositivo di protezione per evitare l'avviamento inatteso
Campo d attività: principi generali L'interruttore per la revisione (interruttore di sicurezza) Dispositivo di protezione per evitare l'avviamento inatteso Ente di certificazione SCESp 0008 Codice CE93-9.i Dettagli .10 Sistemi sospesi Allacciamenti e connessioni dei conduttori devono essere eseguiti con morsetti con serraggio a vite o senza vite.
SEZIONE NORMATIVA 7.15 Impianti d illuminazione a bassissima tensione.10 Sistemi sospesi Allacciamenti e connessioni dei conduttori devono essere eseguiti con morsetti con serraggio a vite o senza vite. Dettagli 154 ATEX - ATmosphere EXplosive
154 ATEX - ATmosphere EXplosive DIRETTIVA 94/9/CE (ATEX= ATMOSPHERE EXPLOSIVE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (23-03 - 1994). Impatto sugli apparecchi per illuminazione APPLICAZIONI Le armature Dettagli BOLOGNA 12 giugno 2009 Dott.Ing. Gianfranco Tripi
DIRETTIVA ATEX 94/9/CE PER ATMOSFERE ESPLOSIVE - Obblighi di legge per le aziende con zone a rischio di esplosione. BOLOGNA 12 giugno 2009 Dott.Ing. Gianfranco Tripi ATMOSFERE ESPLOSIVE DIRETTIVE ATEX Dettagli Il neutro, un conduttore molto "attivo" (3)
1 Il neutro, un conduttore molto "attivo" (3) 3. I sistemi elettrici in relazione al modo di collegamento a terra del neutro e delle masse In funzione della messa a terra del neutro e delle masse, un sistema Dettagli Protezione dai Pericoli di Esplosione (D.Lgs 233/03) Proposta di una metodologia di analisi
Protezione dai Pericoli di Esplosione (D.Lgs 233/03) Proposta di una metodologia di analisi Ing. Pinetti G.1, Ing. MULÈ G.2, Ing. GIOÈ F.3 1. TRR S.r.l., Piazza Giovanni XXIII, 2, Osio Sotto (BG), 24046, Dettagli Signalpoint Pro. Tipico applicazioni Impianti di refrigerazione Depositi di sostanze chimiche Spazi confinati Laboratori Parcheggi
Signalpoint Pro Signalpoint Pro è un rivelatore di gas tossici e ossigeno a Sicurezza Intrinseca, conveniente ed adatto all utilizzo nelle condizioni ambientali più difficili Signalpoint Pro Funzionamento Dettagli IL RISCHIO INCENDIO IL RISCHIO INCENDIO CAUSE DI INCENDI
IL RISCHIO INCENDIO Dopo aver affrontato (in parte) i temi della sicurezza trattati nel Decreto Legislativo 81/2008 affrontiamo adesso uno dei rischi più frequenti e pericolosi che potremmo trovarci di Dettagli Le direttive ATEX e la direttiva macchine
Seminario tecnico - 25 novembre 2011 - MILANO Le direttive ATEX e la direttiva macchine ing. Matteo Pettenuzzo UNICO riferimento, TANTE specializzazioni Un team di oltre 100 tecnici 5 sedi operative Friuli, Dettagli Linee guida per l emissione dei permessi di lavoro
Permessi Linee guida per l emissione dei permessi Nella redazione dei permessi e nell assegnazione delle prescrizioni di sicurezza, occorre tenere conto delle varie tipologie di lavori descritte nella Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art. Dettagli articolo tecnico Misura della temperatura invasiva nei processi farmaceutici
Misura della temperatura invasiva nei processi farmaceutici La temperatura è uno dei parametri di processo più importanti nella produzione farmaceutica. Essa gioca un ruolo importante sia nei processi Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 100
 ART. 29
 ART. 29
 art. 69
 art. 69
 art. 87