Source: http://www.ocean-net.es/catalogo/?product=wqa-615
Timestamp: 2020-05-31 07:25:55+00:00

Document:
WQA 615 - OceanNet
Home>Características y calidad del agua>WQA 615
El sistema Analizador de Calidad del Agua 615 es un instrumento multiparamétrico robusto para campo. La unidad permite al operador medir ocho parámetros más otros calculados. La unidad de lectura dispone de dos memorias de almacenamiento para registro en tiempo real (store) y guardado automático. Dispone también de GPS integrado.
La comunicación Bluetooth permite la transferencia de datos inalámbrica. Esta transferencia funciona hasta una distancia de 30m con el instrumento a la vista y permite una capacidad de despliegue inalámbrico.
SKU: 14681 Categoría: Características y calidad del agua Etiqueta: Sistemas multiparamétricos
Sensores estándar: temperatura, turbidez, conductividad, salinidad, ph, orp (REDOX), y DO – calculados: Sólidos Disueltos Totales/TDS (g/L) (a partir de conductividad) y gravedad específica (a partir de salinidad).
La conversión entre conductividad y salinidad se lleva a cabo mediante la Escala Práctica de Salinidad (Practical Salinity Scale). UNESCO Technical Papers in Marine Science 1983.
La unidad lectora muestra cuatro parámetros simultáneamente, y se puede accender a los otros cambiando la página con una tecla.
El versátil display permite descargar, cargar archivos de configuración y constantes de calibración.
Bluetooth interno para comunicaciones inalámbricas.
Comunicaciones USB y RS232.
Marcas en los datos.
GPS Interno GPS para localizar la muestra.
Software de comunicación (compatible con Windows XP, Vista y 7).
Temperatura: Rango -2 – 50ºC, Precisión +/- 0.05ºC, Resolución 0.01ºC
Conductividad: Rango 0 – 80ms/cm 0 – 8000us/cm, Precisión +/- 0.05ms/cm +/- 5us/cm, Resolución 0.02ms/cm 3us/cm
Salinidad: Rango 0 – 60ppt , Precisión +/- 0.05ppt, Resolución 0.01
Oxígeno disuelto: Rango 0 – 200% saturación 0 – 20mg/l, Precisión +/- 0.5%, Resolución 0.1%
pH Rango 0 – 14, Precisión +/- 0.03, Resolución 0.01
ORP (REDOX): Rango -700 mV – +1100mV, Precisión +/- 3mV, Resolución 0.1mV
Turbidez: Rango 0 – 600NTU, Precisión +/- 0.5 hasta 300 +/- 5% desde 300, Resolución 0.2 NTU 0.3NTU
Profundidad (Opcional): Rango 0-100m Precisión +/-0.5% del fondo de escala, Resolución 0.1m
Calculado: Sólidos Disueltos Totales/TDS: Calculados a partir de conductividad en rango ms/cm con precisión del 10% utilizando un factor de 0.65
Entrada para sensor: Rango 0-5 volts
Módem 3G en modo transparente
Opciones de telemetría:
El modo auto loggging envía los datos vía bluetooth. Los datos continúan enviándose aún cuando la memoria está completa.
Envío de datos almacenados por bluetooth.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución