Source: http://microbeam.es/es/representadas-microbeam/elysia-raytest
Timestamp: 2019-11-17 20:34:35+00:00

Document:
Elysia-Raytest - Microbeam
Desarrollo y fabricación de instrumentos y soluciones para el mercado de las ciencias de la vida
Elysia-Raytest GmbH desarrolla y produce instrumentación y resolución de problemas relacionados con el mercado de las ciencias Biológicas en Straubenhardt, Alemania. Raytest fue fundado en 1980 y se unió al grupo Elysia en 2015. Nuestra gama de productos central giraba en torno a la detección de radioactividad para diversas aplicaciones, desde investigación del metabolismo en farmacia y agroquímica a medicina nuclear y PET, Elysia-Raytest suministra instrumentación de última generación y resolución de problemas integrales GMP.
A día de hoy, Elysia-Raytest es un socio competente y fiable para la comunidad global en medicina nuclear y PET. La reputación de Elysia-Raytest se basa en nuestra capacidad para proveer hardware de alta calidad servicios para laboratorios de control de calidad y sintetizadores de producción de trazadores PET. Para el desarrollo de nuevos productos, Elysia-Raytest tiene un equipo in situ de experimentados físicos, biólogos, ingenieros y técnicos. El desarrollo se orienta a las necesidades de nuestros clientes. El desarrollo exitoso de nuevos instrumentos en cooperación con nuestros clientes tiene una larga tradición en nuestra compañía. Todos los productos Eysia-Raytest se producen en Alemania y Bélgica.
ISO 9001 Elysia-Raytest GmbH fue galardonada con la certificación ISO 9001, que es la más alta calificación en el sistema global de las series de estándares de calidad ISO 9000, desarrollados por la organización internacional de la estandarización (ISO). Con la certificación ISO 9001, Elysia-Raytest estableció un proceso de calidad definitivo que asegura su fiabilidad y consistencia desde la idea inicial hasta el lanzamiento de nuevos productos innovadores, para afianzar nuestra posición dentro de la comunidad científica internacional.
Radio Cromatografía: Radio TLC
La radiocromatografía se enfrenta a una serie de retos. Dependiendo de la aplicación, los isótopos, la sensibilidad requerida, el alcance dinámico, los requerimientos de resolución y radioprotección pueden ser diferentes
GITA* es un aparato de escaneo que mueve el detector de radiación a lo largo de una muestra desde el principio hasta el final y va hasta la siguiente muestra preprogramada y la escanea con ajustes de nucleídos individuales.
Para ɣ-nucleídos, GITA* usa una sonda centelleante con un cristal BGO. Debido a su densidad, el BGO tiene un poder de detención de radiación y una razonable resolución de energía. El BGO es mecánicamente estable y no higroscópico. Su tamaño relativamente pequeño y forma especial facilitan un diseño sofisticado de la sonda.
Existen 5 colimadores mecánicos diseñados para diferentes rangos de energía 0-60, 60-150, 150-250, 250-450, > 450 en keV. Dependiendo de la radiación de energía del compuesto, el colimador apropiado es insertado dentro del detector. Herramientas simples ayudan a mantener la distancia siempre constante entre la superficie de muestra y la ventana del detector.
GITA* ofrece un sistema de calibrado y sensibilidad con una fuente de referencia. Después de que toda la muestra de la primera place 200 x 200 mm TLC sean completadas, una segunda placa TLC puede ser escaneada. Un único cromatógrafo puede ser puede ser mostrado en la pantalla del ordenador. Múltiples muestras pueden visualizarse en formato tridimensional.
La integración y evaluación puede desarrollarse manualmente o automáticamente. La medición y el manejo de datos es digital (contando cada evento) y el límite de detección puede determinarse por cada pequeño pico.
MARITA* – el detector de cromatografía de muestra única de capas delgadas- funciona como un detector de análisis de línea, que es sensitivo durante toda la muestra de la cromatografía desde el inicio hasta el final y una línea de TLC al completo es visualizado. La ventana de entrada puede ser abierta por aplicaciones H-3 o cerrada para C-14 u otros nucleídos emisores de radiación beta- o beta+. El escáner de imágenes usa un contador proporcional relleno de gas, que detecta todos los isótopos emisores de beta y gamma. El sistema está equipado con tecnología LGC (baja consumición de gas). Controlando el flujo de gas y el consumo para alcanzar las mejores mediciones con el menor consumo de gas posible.
Los núclidos Beta+(PET) emitidos son detectados de manera muy eficiente. Muchos nucleídos de emisión de gamma emiten radiación beta también. Los nucleídos de emisión gamma pura pueden ser detectados porque producen electrones de Compton.
MARITA* tiene dos sensores de electrones simultáneos la línea de retraso determina la localización del evento, la altura del pulso del cable contador es usada para la colimación electrónica. Por ello la energía beta de alta radiación puede ser detectada con gran resolución usando una ventana estrecha de colimación.
MARITA*puede medir una muestra cada vez. El detector MARITA* es elevado después del fin de la medición y una nueva placa de cromatografía puede ser usada para la siguiente medida. El gas contante es una mezcla no inflamable de 90% argón y 10% metano, que es tratado como gas P10.El consumo de gas es muy bajo.
Placas de 1 TLC 50 x 200 mm hasta a 200 x 200 mm se pueden usar con MARITA*.
Un instrumento fiable, fácil de usar, que cumpla los actuales estándares de GMP y normas documentales es imprescindible para un trabajo óptimo.
El doble detector combinado con diferentes colimadores y técnicas de detección permite escaneados TLC de alta definición y análisis multicanal en un solo equipo.
Por naturaleza; la medición, resolución de escaneado, sensibilidad, límite de detección, rango dinámico y análisis espectral, necesitan soluciones con técnicas diametralmente opuestas, Para evitar el error humano y para cumplir plenamente las GMP, todos los ajustes y configuraciones son detectados automáticamente y almacenados en un informe electrónico; tipo de sonda, distancia de sonda inclusive el tipo de colimador es registrado.
Una línea completa de sondas utilizando diferente material centelleante, y diferentes tecnologías de de-tección, como tubos fotomultiplicadores o tecnologías digitales de detección totalmente novedosas, asegu-ran la mejor detección para cada aplicación.
Con nuestro protocolo de Comunicación Elysia, simplemente cambie el detector/sonda y el sistema reco-nocerá el tipo y el número de serie del detector. Esto le permitirá una perfecta documentación de su configuración y mejorar sus protocolos GXP.
El nuevo ECP permite un avanzado control y diagnóstico de sus sondas para asegurar un mejor desempeño y una capacidad remota de diagnóstico.
MiniGita dual es controlado directamente por nuestro software Gina. El mismo software puede ser actuali-zado para controlar el radio-HPLC, el GC o el analizador multicanal, permitiendo gran flexibilidad, mayor rapidez de adaptación y una corta curva de aprendizaje.
Mini Gita OFA (One fits all) probe
One Fits All (“Una para todos”) está basado en nuestra tecnología BGO con forma de “V”. El cristal permite detectar isótopos SPECT y PET. La forma especial en “V” proporciona la mejor resolución sin comprometer la sensibilidad.
Un amplio rango de colimadores le permite adaptar la sonda a una amplia banda de energías. El detector tiene también una función multicanal y es apto para escaneados básicos de espectros.
La nueva sonda PET Probe está basada en la sonda BGO con forma de “V”; asegurando una óptima resolución con una alta sensibilidad de los isótopos SPECT y PET. La sonda utiliza nuevos sistemas electrónicos con un incremento del rango dinámico permitiendo utilizar actividades más altas sin saturación de señal. Un am-plio rango de colimadores permite a la sonda que sea aplicada a un amplio rango de energías.
La Sonda tiene montado un cristal de Nal de 2x2” combinado con un fotomultiplicador de 2”. Todas las sondas del miniGita usan nuestro ECP y pueden ser instaladas en el equipo Gabi Nova para detección del flujo radioactivo. El cristal y la alta calidad del PMT son la mejor elección para el análisis de espectros y la identificación de nucleídos.
Proporcionamos diferentes detectores y colimadores para lograr el mejor rendimiento de acuerdo con las necesidades y la aplicación del cliente.
Para los ß-nucleidos utilizamos un detector de positrones basado en una pequeña sonda de centelleo de plástico. Con este detector, el instrumento puede medir isótopos beta de media y alta energía como 14 [C], 90 [Y], 18 [F] 11 [C], etc. El tamaño relativamente pequeño y el tiempo de respuesta rápido del centelleador de plástico permiten medir las tasas de recuento muy altas alcanzan hasta 500 000 cps y proporcionan una alta sensibilidad a los emisores de positrones, al tiempo que reducen significativamente los recuentos de fondo de los isótopos que no emiten positrones.
Para y-nucleidos de baja energía como 99m [Tc], el detector de positrones también se puede usar para medir muestras de alta actividad desde 20 KBq hasta 20 MBq.
Para los ɣ-nucleidos, proponemos una sonda de centelleo con un cristal BGO. Debido a su densidad, BGO tiene una potencia de frenado bastante alta para la radiación y una resolución de energía razonable. BGO es mecánicamente estable y no hidroscópico. El tamaño pequeño relativo y la forma especial permiten un diseño sofisticado de la sonda de centelleo.
Hay 5 colimadores mecánicos diseñados para los rangos de energía de 0-60, 60-150, 150-250, 250-450,> 450 in keV. Dependiendo de la energía de radiación del compuesto radioactivo, el colimador adecuado se inserta en el detector. Las herramientas simples ayudan a mantener la distancia exactamente igual entre la superficie de muestra y la ventana de entrada del detector.
El miniGITA * ofrece una autocalibración y un control de sensibilidad. Insertar un estándar de referencia adecuado y ejecutar el programa de calibración resultará en la producción de un informe de prueba de calibración.
Después de un escaneo, la placa de TLC se puede mover manualmente a la siguiente traza y se puede examinar el siguiente TLC.
El cromatograma se muestra en la pantalla de la PC conectada. La integración y evaluación máximas se pueden realizar de forma manual o automática.
La medición y el manejo de los datos son digitales (conteo de un solo evento) y el límite de detección se puede determinar para cada pico pequeño.
RITA* – El detector de radioactividad de cromatografía de capa fina RITA* - usa un detector analítico linear-, que es sensible oara toda la muestra cromatográfica desde el principio hasta el final. La ventana de entrada puede ser abierta para aplicaciones H-3 o cerrada para aplicaciones C-14 o cualquier otros nucleidos emisores de radiación beta- o beta+. Muchos nucleidos de emisión de radiación gamma pueden ser detectados porque producen electrones de compton.
RITA* tiene dos electrodos detectores simultáneos: la línea de pulso del cable contador se usa para la colimación electrónica. De tal forma que, la radiación beta puede detectarse con alta resolución usando una ventana estrecha de colimación.
RITA* es una versión extendida de MARITA que puede medir automáticamente diferentes muestras individuales una después de otra- El detector RITA* se eleva después de cada medición y movido automáticamente a la siguiente posición de muestra. Muchas muestras se pueden exponer como una presentación tridimensional o bidimensional a través de la placa 200 x 200 mm TLC.
El gas de cuenta es no inflamable, mezcla de 90% argón y 10% metano, que es considerado gas P10. El consume de gas se mantiene muy bajo.2 placas TLC de 200 x 200 mm pueden ser usadas con RITA* al mismo tiempo.
Una cubierta de metal/cristal cierra RITA* completamente y protege de emisiones al mismo tiempo que se protege a sí mismo de emisiones de frecuencia electrónica (CE).
Radio Cromatografía: Analizadores Multicanal
El analizador multicanal (MCA) para espectroscopia ɣ- puede ser destinado a diferentes aplicaciones. Nosotros nos hemos enfocado principalmente en los aspectos de control de calidad y la determinación de la pureza de radio nucléidos, sin embargo, también puede ser destinado para la determinación de aguas con baja actividad y muestras residuales.
Como el tamaño de muestras en el laboratorio son muy pequeñas hemos elegido un detector de pozo de Germanio de Alta Pureza (HPGe) que consigue una altísima eficiencia gracias a que las muestras están rodeadas virtualmente del material activo del detector.
El detector de pozo se fabrica con un agujero ciego, dejando al menos 15mm de espesor de detector activo en al final del pozo y aproximándose a una geometría de cuenta de 4π.
La inserción de la tapa del contador de pozo está hecha de aluminio con una anchura de pared de 0.5mm y 1 mm de anchura en el fondo. El contacto implantado de iones en el elemento detector es desdeñablemente pequeño comparado con los 0.5mm del aluminio así que estos detectores tienen una respuesta de baja energía intrínsecamente muy buena, permitiendo espectroscopia de hasta 20 KeV.
Al tener el germanio una relativa baja brecha energética, éstos detectores deben enfriarse para reducir la generación térmica de los portadores de carga.
Mucha es nuestro analizador multicanal para espectroscopia ɣ-.
El sistema de medida de radiación gamma se diseña para la determinación de pureza radio-nucleica en laboratorios, para el análisis de muestras ambientales o para la determinación de bajas actividades en comida, agua o muestras residuales.
Diferentes sondas centelleantes de diferentes tamaños, con el adecuado blindaje de plomo están disponibles para el matraz de Marinelli, cubriendo el volumen total del cristal o para un vial de muestra instalado en el recipiente central.
La operación del analizador de multicanal es simple y se explica por sí misma. El usuario se guía por el diálogo con la pantalla. La selección de parámetros y las operaciones se realizan por medio de la pantalla táctil.
Cada pantalla ofrece todas las funciones operacionales necesarias para que el análisis se lleve a término.
Se muestra en continuo el espectro que se está midiendo.
La calibración periódica de la energía se obtiene usando una fuente de calibración Cs-137 apropiada.
También permite la calibración extendida a través de una fuente apropiada de multi-nucleídos.
Las regiones de energía seleccionadas están resaltadas.
Los nucleídos seleccionados se nombran con la unidad de actividad. Los espectros del ruido de fondo (Background) se pueden acumular y son automáticamente sustraídos para el tiempo de medida en las regiones establecidas.
Para poder ofrecer una adecuada visualización, se puede seleccionar el rango de baja, media y alta energía.
Al final de la determinación, el espectro puede ser impreso o transferido para posteriores análisis o almacenamiento en el ordenador.
El Mucha se usa para la identificación de radionucleídos durante el control de calidad radiofarmacéutico (la verificación del pico de energía de radioisótopos) y la determinación cuantitativa de radio-contaminantes procedentes del “target” del ciclotrón o de los generadores de radio-isótopos.
Radio Cromatografía: Radio Detectores
Elysia-raytest ofrece diferentes radiodetectores para PET y SPECT y tiene soluciones para determinaciones de β and γ. Proveemos Beta y gamma radiodetectores con diferentes tecnologías de detección y blindajes que cubren una amplia gama de métodos de radio-HPLC.
Los monitores de flujo de radio de Elysia pueden ser conectados a cualquier sistema HPLC existente incluyendo sistemas preparativos LC, o bien usando transferencia digital de datos o conversores análogos a digital.
GABI* es nuestro monitor de flujo de radiactividad HPLC basado en nuestro fiable espectrómetro de tecnología gamma. GABI* se monta en módulos de 19 pulgadas, que hacen que su modificación y soporte técnico sea rápido y sencillo.
GABI* tiene una unidad de alto voltaje para la selección manual o automática de la operación de detección requerida. Al insertar una fuente de calibración y usar el programa automático de calibración, GABI* ajusta los parámetros a una escala de energía calibrada. La recalibración de compensación de cualquier deriva es fácil, rápida y totalmente automática. GABI* tiene dos canales de cuenta simultánea con dos umbrales de energía seleccionable cada uno para ajustar una ventana de cuenta para un particular nucleído. GABI* cuenta los eventos de radiación en un canal de energía por intervalos de tiempo señalado. La información de cuentas por tiempo se transfiere al programa GINA*. El cromatograma se refleja en directo en pantalla. Los rangos no pueden anularse entre ellos. La integración de picos, sustracción de fondo, corrección de flujo, cálculo de actividad absoluta, etc, pueden realizarse de manera manual o automática.
El límite de la detección está determinado por cada ROI, mostrado e impreso. Los programas GINA* y Clarity pueden controlar múltiples módulos de Agilent, de Shimadzu o de otros proveedores de HPLC. Todos los datos y parámetros se almacenan bajo un código identificativo. GINA* puede quedar instalado en el ordenador del cromatógrafo, al tiempo que no interfiere con el programa original del proveedor de cromatografía, pudiendo el usuario ejecutar uno u otro indistintamente, consiguiendo las mejores prestaciones y ventajas del programa GINA*.
El Gabi Nova es un monitor de flujo versátil de última generación, adecuado para medidas de flujo de ra-dioactividad en medicina nuclear, laboratorios SPECT o PET.
Un amplio rango de sondas de detección y celdas de flujo permiten al sistema ser utilizado para todo tipo de actividades e isótopos. La correcta combinación asegura la más alta capacidad de detección con la mejor relación señal/ruido para cada aplicación.
Para asegurar una amplia versatilidad, una completa integración en su radio-HPLC y para ganar espacio en el Laboratorio, proponemos 3 diferentes alojamientos. El alojamiento general está construido para trans-portar completamente el castillo de plomo y está colocado directamente bajo del blindaje de plomo.
Otros dos alojamientos han sido diseñados para alojar el Gabi directamente en las torres HPLC de Agilent o Shimadzu.
Para conseguir el mejor rendimiento para todo tipo de actividades e isótopos, es imprescindible ajustar la combinación de la tecnología del detector, el centelleador, el volumen de la celda y el blindaje a su aplica-ción.
Con el GabiNova introducimos el protocolo de comunicación Elysia, un protocolo de comunicación totalmente nuevo. Simplemente cambiando el detector/sonda el sistema reconocerá el tipo y el número de serie de su detector. Esto le permitirá una perfecta documentación de su configuración y mejorar sus protocolos GXP.
Control directo con una de nuestras soluciones de software asegura una transferencia de la señal digital y una solución integrada completa según estándares GMP/GLP.
Gabi Nova puede ser controlado por nuestro software Gina, así como con el software Clarity. Ambos softwares de evaluación dan un completo control del Gabi, la transferencia digital y almacenamiento de datos, así como la posibilidad de controlar el HPLC al completo.
Gabi Nova puede ser añadido también como equipo independiente a un radio-HPLC en combinación con otros softwares de otros suministradores.
MIRA * es un detector de flujo radioactivo μ-HPLC de alta sensibilidad. En aplicaciones μ-HPLC, el flujo de elución es muy pequeño y por lo tanto, requiere de celdas muy pequeñas de volumen muerto casi inexistente. Los detectores de flujo radioactivo convencionales han sido optimizados para estas celdas y volúmenes muertos pequeños. Consecuentemente, la radioactividad que se cuenta en las celdas es muy baja y usualmente imposible de detectar debido a la radiación de fondo. Por lo tanto, MIRA* ha sido desarrollado usando pequeños fotomultiplicadores con muy poco ruido. Los pequeños fotomultiplicadores están situados en coincidencia para obtener la mejor sensibilidad posible. Los 4 detectores coincidentes se colocan uno tras otro. La pequeña fracción radioactiva pasa de un detector a otro, cada detector de flujo cuenta separadamente durante el intervalo de tiempo óptimo. Los 4 radiocromatogramas son grabados digitalmente y mostrados en el PC. La diferencia de tiempo en función del flujo desde una celda hasta la siguiente se determina automáticamente. Cuando el retraso de los 4 detectores de flujo se compensa digitalmente, los 4 radiocromatógrafos se pueden promediar. Esto mejora la sensibilidad drásticamente y las fracciones que no eran detectables por un sólo detector de flujo pueden ser obtenidas por el sistema Mira. En sistemas HPLC controlados por ordenador la ganancia de sensibilidad puede ser monitorizada al momento y es incluso más sorprendente.
MIRA* puede ser suministrado con centelleadores sólidos internos o con una mezcla centelleadora líquida.
El equipo Pomo está especialmente diseñado para la monitorización de flujo por los marcadores PET. El detector representa los últimos avances en detección de flujo para radio HPLC.
Nuestras celdas de flujo de alta eficiencia positrón con baja respuesta gamma lo dotan de capacidades únicas de detección de isótopos PET y asegura un bajo nivel de sonido de trasfondo. El POMO está perfectamente diseñado para el control de calidad de los marcadores PET.
Ramona* es nuestro monitor de flujo HPLC de coincidencias. Los equipos RAMONA* con salida analógica, es un nuevo detector de flujo radioactivo de HPLC basado en nuestra historia de más de 2000 unidades instaladas desde 1983. Los fotomultiplicadores con fotocátodo de 2 pulgadas de diámetro han sido seleccionados para proporcionar la más alta sensibilidad y poco trasfondo. La mezcla centelleadora líquida es el método más sensible de detección para nucleídos con muy poca energía beta, como el H-3.
Alternativamente, los centelleadores sólidos internos de materiales y tamaño de partícula apropiado ofrecen la misma eficiencia con C-14 que los basados en centelleadores de ingredientes líquidos.
Potenciales contaminantes de los centelleadores sólidos han sido analizados y evitados. Varios centelleadores externos se recomiendan para aplicaciones de alta energía β. Elysia-raytest ha inventado la identificación de cada celda de flujo con varios centelleadores internos o externos, tamaños de partícula, volúmenes de celdas, etc. para aplicaciones GLP mediante la lectura de un circuito electrónico contenido en las celdas, con lo que el tiempo de coincidencia se adapta rápida y automáticamente al material centelleador.
La suma total del pulso se aplica para lograr alta resolución espectral. Los dos canales simultáneos de cuentas idénticos s están disponibles. Cada canal tiene discriminadores individuales tanto superiores como inferiores para diferentes aplicaciones y calibraciones. Los microprocesadores integrados cuentan sucesos individuales en cada canal. El número de cuentas por intervalo de tiempo se transfiere a un ordenador que opera con GINA* o Clarity. No es posible que los rangos se sobrescriban.
La integración de ROI y sus picos son digitales. La precisión estadística y el límite de detección son calculados, mostrados y documentados.
Ramona HPLC-LS
La bomba RAMONA HPLC-LS es nuestra bomba para la mezcla del líquido de centelleo usada para la mezcla continua de éste, que se añade al medio de elución de marcaje radioactivo del sistema HPLC.
La bomba RAMONA* HLPC-LS es una bomba de pistón apropiada para aplicaciones HPLC. El cuerpo de la bomba está fabricado en acero inoxidable o alternativamente de material “peek”
El pistón es anticorrosivo hecho de zafiro de alta precisión.
Las válvulas de entrada y salida están hechas de Rubín, ya que muchos de cocteles centelleantes son abrasivos y provocan gran desgaste en las piezas.
El índice de flujo del líquido centelleante se puede ajustar manualmente o por medio del programa GINA*
2 rangos de flujo están disponibles: 2 – 10 ml/min para aplicaciones estándar o 0,1 – 2 ml/min para rangos de microflujos.
El pistón de la bomba crea una pequeña pulsación, que se compensa en la pieza en T y la espiral de mezcla.
La presión y la presión máxima son lo suficientemente altas para añadir y mezclar todos los eluyentes posibles.
Nuestro detector β-HPLC de ultra alta sensibilidad es el RAMONA* quattro.
RAMONA* quattro contiene 4 detectores de coincidencia de flujo de radioactividad beta en un sólo instrumento. RAMONA* quattro aplica 4 pares de fotomultiplicadores 2x1 1/8'' en coincidencia con 4 células de flujo, una tras otra.
4 detectores de coincidencia miden la actividad beta en el flujo del HPLC individualmente.
El ordenador muestra en pantalla los 4 cromatogramas individuales de los detectores de flujo HPLC. Cada gráfica muestra el mismo cromatograma con un ligero retardo. La fracción individual fluye del primero al segundo, al tercero y cuarto detectores de coincidencia y son obtenidos individualmente. El flujo de tiempo del primero al segundo, tercero y cuarto detector de coincidencia pueden ser determinados individualmente. Introduciendo el retardo individual de flujo del primero al segundo, al tercero y cuarto en el programa que lo registra, 4 cromatogramas pueden obtenerse simultáneamente, y cada pequeño retraso se ajustará individualmente. Los 4 cromatogramas individuales se pueden sumar y en la quinta gráfica se muestra la suma de los mismos. El resultado de los 4 cromatogramas individuales se puede suprimir, mostrándose únicamente el resultado definitivo. La integración de picos se puede llevar a término durante la adquisición, mostrándose en tiempo real. Este procedimiento mejora la sensibilidad del sistema detector de flujo de radioactividad. Mientras los picos crecen linealmente por 4, el trasfondo añade hasta 2 = raíz de 4 solamente.
Cubículos para QC
Un gran SAI asegura que el control de calidad no se interrumpe, incluso en el caso de que se vaya la electricidad.
Existen diferentes extensiones para configurar los cubiculos a su medida.
Radiosíntesis (Synchrom)
Con la producción del sistema SynChrom R&D, Elysia-Raytest ha obtenido una significante experiencia en el desarrollo y producción de módulos de síntesis complejos.
Elysia-Raytest ha decidido usar este conocimiento para la producción de sistemas de síntesis totalmente automáticos basados en casetes.
Gaia es una unidad de síntesis para el marcado de péptidos como el DOTATOC o PSMA con metales radioactivos (por. ej. 68Ga). El software y operaciones han sido optimizadas para una producción rápida, simple e intuitiva de radio-marcadores comunes. Una larga lista de métodos específicos y kits de síntesis están disponibles y nuevos métodos son fácilmente adaptables.
Con su diseño compacto, el mínimo número de conexiones eléctricas y superficies lisas, hacen a Gaia de fácil manejo y limpieza. Todos los componentes en contacto con reactivos son parte de un kit de un sólo uso para evitar la contaminación de muestras por mezcla o por bacterias, y para satisfacer las demandas GMP. Gracias a la aplicación economizada de materiales de un sólo uso de fácil disponibilidad, los costes para el usuario se minimizan.
- corto tiempo de síntesis para menor pérdida rendimiento por decaimiento.
- No necesita gases
- Módulos termo-eléctricos de alto rendimiento para una mayor y más rápido marcaje y determinación del rendimiento
- Múltiple radio detectores para mejorar el proceso y eficiencia del marcaje.
- Test de integridad de filtros para reducir costes QC.
- Mecánicas simples y robustas para reducir tiempos de inactividad y coses de mantenimiento.
- Set completo de kits GMP validados.
- De conformidad con la producción GMP con control de acceso y registro de auditoría.
- Métodos predefinidos
- Lector de código de barras y conexiones de códigos de color
son sólo algunas de las características de las herramientas Gaia-GMP.
Gaia V2
Gaia v2 es la segunda generación de nuestra unidad de síntesis Gaia. Gaia v2 es una unidad de síntesis para el etiquetado de péptidos tales como DOTATOC o PSMA con metales radioactivos (ejem.: 68Ga). El softwa-re y las operaciones están optimizados para proveer la más rápida, simple e intuitiva producción de radio trazadores comunes.
Gaia v2 es compatible con los kits de etiquetado y métodos de Gaia.
Esta mejora ha sido diseñada para reducir el tamaño de los instrumentos y ahorrar y optimizar espacio en las celdas calientes.
La puerta ha sido reemplazada por una placa de salpicaduras extraíble para facilitar el manejo y limpieza. Todos los componentes en contacto con los reactivos son parte de un kit de un solo uso para evitar cruces o contaminaciones bacterianas y para cumplir con las exigencias de GMP. Gracias a la fácil disponibilidad de materiales de un solo uso dedicados, los costes de funcionamiento están minimizados.
El módulo Luna es un módulo de extensión del Gaia que permite el catalogado automático de péptidos con Lu177.
Luna fue desarrollada de acuerdo a las siguientes pautas:
Reducción de las conexiones eléctricas requeridas al mínimo absoluto.
Completa abdicación de gases comprimidos.
Aplicación económica de los materiales de un solo uso para minimizar los costos de funcionamiento.
Adición totalmente automatizada de precursor y sistema de amortiguación
Fácil manejo de software y hardware.
Los materiales de los kits de síntesis están ampliamente disponibles, se pueden esterilizar y configurar como un sistema modular.
Safira: Prueba de filtro de esterilidad
SAFIRA es nuestro test de esterilidad de filtros. El sistema SAFIRA se usa para verificar la integridad de filtros estériles. Realiza un test de integridad en línea del filtro en la línea de distribución libre de la intervención del usuario Nosotros hemos desarrollado un método que hace posible poner a prueba la integridad de filtros inmediatamente después de una síntesis radiofarmacéutica sin exponer al operador a la radiación. El sistema SAFIRA se puede incorporar en instalaciones de radiofarmacia ya existentes.
Puede controlar hasta 3 estaciones satélites de detección por un único interfaz. La versión independiente se puede adaptar a cualquier sintetizador PET.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución