Source: https://diagnostics.roche.com/ch/de/products/instruments/coaguchek-pro-ii.html
Timestamp: 2020-07-10 19:14:55+00:00

Document:
Unmittelbare und zuverlässige Ergebnisse des Gerinnungsstatus auf allen Abteilungen
Das CoaguChek® Pro II System ist als Gerät zur POC-Messung von Gerinnungsparametern klinisch unverzichtbar.
Neben der Überwachung einer Antikoagulationstherapie, z. B. mit Warfarin, ermöglicht die Bestimmung des PT sowie der aktivierten partiellen Thromoplastinzeit (aPTT) die Bestimmug des aktuellen Gerinnungsstatus auf allen Abteilungen.
Die erweiterte Konnektivität ermöglicht die automatische Echtzeit-Übertragung der Ergebnisse in die elektronisch Krankenakte. Dadurch wird die Verfügbarkeit der Ergebnisse für jede an der Behandlung beteiligte Abteilung gewährleistet, menschliche Fehlerquellen reduziert und die Sicherheit erhöht, sowie der Arbeitsablauf optimiert.
Technische Daten des CoaguChek Pro II Systems:
Detektionssystem: Elektrochemische Messung des PT und der aPTT nach Aktivierung der Blutgerinnung
Anwendungsoberfläche: grosser TFT-Farb-Touchscreen; Bildschirmsymbole ermöglichen eine intuitive Bedienung
Speicherkapazität: 2’000 Messergebnisse mit Datum und Uhrzeit
Integrierter 2D-Barcode Scanner zur Identifikation von Patienten-, Anwender- und Kontrollinformationen
Datenübertragung per WLAN mit QR-Code und Smartphone ohne Middleware
Universal-Akku-Pack zum Aufladen über einen Netzadapter und/oder eine Base Unit* (HBU)
Probenauftrag: seitlich oder von oben
Probenmenge: Ein Tropfen venöses, kapillares oder arterielles Vollblut (mind. 8 µl)
Klinisch unverzichtbar
Die aPTT- und PT-Ergebnisse sind unabhängig von ihrem Standort - auf den Gängen, im OP, in der Notaufnahme, in der Intensivstation - für Sie in Echzeit verfügbar.
Sofortige Verfügbarkeit kritischer Messergebnisse, wann und wo sie am dringendsten benötigt werden
Anschliessbar an cobas® infinity POC (die Point of Care Datenverwaltungslösung von Roche), PC und Netzwerk über separate Docking-Station
WLAN Anbindung und integrierter Barcodeleser für eine sicherer Dateneingabe und einen sicheren Transfer
Die QR-Code-Funktionalität ermöglicht einen effizienteren Workflow durch direkte Datenübertragung an jedes Datenverwaltungssystem mittels Smartphone ohne den Bedarf einer Middleware
Verfügbarkeit von zwei verschiedenen Tests auf dem CoaguChek Pro II Messgerät:
Aktivierte partielle Thromoplastinzeit (aPTT) mit Ergebnissen in weniger als 5 Minuten und
Prothrombin-Zeit (PT) (mit erweiterten Claims) mit Ergebnissen innerhalb von ca. 1 Minute
{"chartData":[{"labelData":"Ca. 1 Min.","labelValue":"2","label":"PT"},{"labelData":"Weniger als 5 Min.","labelValue":"5","label":"aPTT"}],"graphType":"ringchart","ringType":"dualringchart","chartSummary":"\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cp\u003eAktivierte partielle Thromoplastinzeit (aPTT) mit Ergebnissen in weniger als 5 Minuten und \u003c/p\u003e\r\n\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003e\u003cp\u003eProthrombin-Zeit (PT) (mit erweiterten Claims) mit Ergebnissen innerhalb von ca. 1 Minute\u003c/p\u003e\r\n\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e\r\n","chartHeadline":"Verfügbarkeit von zwei verschiedenen Tests auf dem CoaguChek Pro II Messgerät:"}
Verwendung des CoaguChek Pro II
1 CoaguChek Pro II System
1 Handbuch in englischer Sprache
1 Mehrsprachige CD-ROM: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch und Niederländisch
Basiskit für Handgerät: Docking-Station (zum Aufladen des Akkus und zur Übertragung von Daten auf einen Computer)
CoaguChek PT Test Packung mit 2 x 24 Teststreifen (inkl. Code-Chip)
CoaguChek aPTT Test Packung mit 2 x 24 Teststreifen (inkl. Code-Chip)
CoaguChek PT Controls 4 Fläschchen Level 1 Kontrollen, 4 Fläschchen Level 2 Kontrollen, 8 Tropfpipetten mit Verdünnungsmittel, 1 Code-Chip
CoaguChek aPTT Controls 4 Fläschchen Level 1 Kontrollen, 4 Fläschchen Level 2 Kontrollen, 8 Tropfpipetten mit Verdünnungsmittel, 1 Code-Chip
Messung und Probenentnahme
PT: Amperometrische (elektrochemische) Bestimmung nach Aktivierung der Blutgerinnung mit humanem rekombinantem Thromboplastin
aPTT: Amperometrische (elektrochemische) Bestimmung nach Aktivierung der Blutgerinnung mit Celite
Vollständig grafisch (TFT)
Support- und Sicherheitsfunktionen
QC-Sperre, Patienten- und Benutzer-ID, Schutz durch Administrator-ID, 2D-Barcode-Scanner
Ausserhalb des Messgeräts mit Probenaufgabeoptionen oben und auf 2 Seiten (links oder rechts)
+12 °C bis +32 °C
Betriebsfeuchtigkeit und Höhe über NN
10 – 85 %, 4300 m
Das Messgerät auf eine ebene, erschütterungsfreie Fläche stellen oder so halten, dass es ungefähr waagrecht ist.
Q: 120-5;
SEK.: 9,6-96
aPTT: Plasmaäquivalente 20-130 Sekunden
200 Patienten- und 500 QC-Ergebnisse mit Datum und Uhrzeit.
120 Code-Chip-Datensätze (60 Strip-Codes und 60 Kontrollcodes)
Bedienerliste mit bis zu 5‘000 Bediener-IDs mit zugehörigen zweiten IDs, z. B. Bedienername
Patientenliste mit bis zu 4‘000 Patienten-IDs mit zugehörigen zweiten und dritten Patienten-IDs, z. B. Name, Geburtsdatum
Universal-Akku-Pack für den CoaguChek Pro II
Netzteiladapter: Eingang: 100-240 V/50-60 Hz/350-150 mA; Ausgang: 12 V DC/1,25 A
Anzahl an Tests mit voll geladenem Akku-Pack
Ca. 60 Tests – PT/INR
Mindestens 20 Tests – aPTT/Messdauer 5 Minuten
Auf 1 bis 60 Minuten programmierbar
Kapillares, venöses oder arterielles frisches Vollblut
PT/INR: Unempfindlich gegenüber unfraktioniertem und fraktioniertem Heparin in Konzentrationen bis zu 3 IE/ml Blut
aPTT: Unempfindlich gegenüber niedermolekularen Heparinen (LMWH) in Konzentrationen bis zu 0,5 IE/ml Blut
Auf jedem Teststreifen, durch denselben Kanal wie das Blut
Bei +2 °C bis + 30 °C lagern. Die Teststreifen können bis zu dem auf der Schachtel und auf der Teststreifendose aufgedruckten Haltbarkeitsdatum verwendet werden.
Broschüren zum CoaguChek Pro II System
Systembroschüre CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07896689001)
Kurzanleitung PT CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07955332001)
Kurzanleitung aPTT CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07955251001)
Systembroschüre CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07896972001)
Kurzanleitung PT CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07955359001)
Kurzanleitung aPTT CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07955278001)
Systembroschüre CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07897006001)
Kurzanleitung PT CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07955367001)
Kurzanleitung aPTT CoaguChek Pro II System (PDF, Art. 07955308001)

References: Art. 07896689001
 Art. 07955332001
 Art. 07955251001
 Art. 07896972001
 Art. 07955359001
 Art. 07955278001
 Art. 07897006001
 Art. 07955367001
 Art. 07955308001