Source: https://www.keyence.com.mx/products/vision/vision-sys/ca-l/lineups/lineup-11.jsp
Timestamp: 2017-12-16 20:39:24+00:00

Document:
Lente macro telecéntrico, de alta resolución : Serie CA-L | KEYENCE México
tcm:83-1431671-64
Lentes (para sistema de visión)
Lente de ultra alta resolución y baja distorsión compatible con detectores de 4/3"
Lente de alta resolución y baja distorsión
Lente de baja distorsión
Lente de alta resolución, resistente a la vibración
Lentes de alta resolución para cámaras de línea
Lente macro telecéntrico sin distorsiones, equipado con VPR
Lente macro telecéntrico con aumento variable compatible con detectores de 4/3"
Lente macro telecéntrico con aumento variable compatible con detectores de 2/3"
Lente macro telecéntrico, de alta resolución
Lente dedicado para cámara súper pequeña
Guía de selección de LENTES
Serie CA-LMH
Alta resolución y larga distancia de trabajo
Se han añadido a la línea modelos con una distancia de trabajo de 110 mm 4.33",que facilitan su instalación en cualquier lugar. Este lente soporta tanto imágenes de 2/3" como un diseño compacto y ligero. También están disponibles modelos con soporte para iluminación coaxial en todas las variantes.
La instalación en espacios estrechos es posible gracias al espejo de ángulo recto
El espejo de ángulo recto (OP-87895) hace posible doblar el eje óptico 90 grados. Esto permite instalaciones en espacios estrechos. El espejo de ángulo recto también se puede utilizar con lentes distintos a la Serie CA-LMH.*
* Compruebe de antemano si se producen problemas tales como el “vignetting”.
Libre de distorsiones
Todos los modelos tienen una distorsión de TV de 0.01% o inferior. Estos lentes permiten una amplia gama de mediciones de alta precisión, desde la medición de dimensiones hasta la alineación.
Aumento óptico
Sensor de imagen compatible
Campo de visión (a aumento de referencia)
1/3": 7.2 x 9.6 mm 0.28" x 0.38"
1/2": 9.6 x 12.8 mm 0.38" x 0.50"
2/3": 13.2 x 17.6 mm 0.52" x 0.69"
1/3": 3.6 x 4.8 mm 0.14" x 0.19"
1/2": 4.8 x 6.4 mm 0.19" x 0.25"
2/3": 6.6 x 8.8 mm 0.26" x 0.35"
1/3": 1.8 x 2.4 mm 0.07" x 0.09"
1/2": 2.4 x 3.2 mm 0.09" x 0.13"
2/3": 3.3 x 4.4 mm 0.13" x 0.17"
Rango de número F (apertura)
Rango de temperatura/humedad ambiente
0 a +50 °C 32 a 122 °F, 35 a 80 % HR (Sin condensación)
110.2 mm 4.34"*2
110.1 mm 4.33"*2
Distorsión de TV
0.00 % (2/3")
0.01 % (2/3")
3.1 mm 0.12"*3
0.9 mm 0.04"*3
0.3 mm 0.01"*3
Montaje C
12.9 µm 0.51 Mil*4
7.5 µm 0.51 Mil*4
4.5 µm 0.51 Mil*4
Aprox. 95 g
Aprox. 105 g
*1 Dependiendo de factores tales como la orientación de la instalación y las vibraciones del entorno, considere reforzar la instalación mediante la aplicación de contramedidas para mantener el lente en su lugar. Para obtener información sobre la posición para mantener el lente en su lugar, vea los ejemplos de instalación.
Los valores anteriores se calcularon de acuerdo a valores de diseño óptico. Los valores reales de los lentes individuales variarán de acuerdo a la precisión de montaje.
*2 WD indica la distancia desde la punta del lente hasta la pieza de trabajo.
*3 La profundidad de campo es un valor teórico calculado con un círculo de confusión mínima de 40 µm.
*4 Característica resoluble más pequeña detectable bajo luz de longitud de onda de 550 nm.
CA-LMH05
CA-LMH10
CA-LMH15
CA-LMHA05
CA-LMHA10
CA-LMHA15
CA-LMHA20
Espejo de ángulo recto OP-87895
Alineación de serigrafía alineación
Se pueden instalar las cámaras en espacios estrechos
{"bottomHierarchy":"4","bottomObjectId":"WS_124007","bottomModelId":"","bottomAssetType":"Other document","bottomAdLocal":"recoassetbottomsuz","thumbnailFilePath":"/img/asset/","recommendDownloadUrl":"/download/download/confirmation?"}

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución