Source: http://docplayer.es/2687301-Guia-de-controles-de-calidad-minimos-para-equipos-digitalizados-cr-susana-blanco.html
Timestamp: 2017-12-18 04:07:07+00:00

Document:
GUÍA DE CONTROLES DE CALIDAD MÍNIMOS PARA EQUIPOS DIGITALIZADOS (CR ) Susana Blanco - PDF
Download "GUÍA DE CONTROLES DE CALIDAD MÍNIMOS PARA EQUIPOS DIGITALIZADOS (CR ) Susana Blanco"
Juan Luis Méndez Agüero
1 GUÍA DE CONTROLES DE CALIDAD MÍNIMOS PARA EQUIPOS DIGITALIZADOS (CR ) Susana Blanco
2 INDICE Qué es un equipo digitalizado y cuál es su diferencia con un equipo analógico? Qué es digitalizar? Cuáles son las partes de un equipo digitalizado? Tubo de Rayos X, Bucky y rejilla CAE Pantallas de fósforo Digitalizador Imágenes for processing y for presentation Monitores Impresoras Sala de informes Controles de calidad mínimos que debe realizar el técnico Controles de calidad diarios Controles de calidad semanales Controles de calidad mensuales
3 Qué es un equipo digitalizado y cuál es su diferencia con un equipo analógico? Cuando hablamos de tecnología digital lo hacemos habitualmente en contraposición a aquella que llamamos analógica. Una señal analógica es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de su rango posible. En el caso de una imagen analógica, su densidad óptica puede tomar cualquier valor dentro del rango de densidades ópticas permitidas por la película Una imagen analógica adquirida no se puede mejorar de ningún modo, ya sea si algún elemento se nos ha pasado por alto en los parámetros de exposición o si el film no responde como esperábamos. También se puede arruinar durante el proceso de revelado. Todas estas situaciones implican automáticamente una repetición del estudio. En la era de las computadoras surge la posibilidad de digitalizar las imágenes. Al hacer esto ellas pueden ser tratadas con una computadora, pueden ser mejoradas por software, pueden ser almacenadas en un disco rígido y enviadas a cualquier parte a través de internet. Además pueden imprimirse en impresoras especiales. Sin embargo esto no es tan sencillo como decirlo y deberemos aprender algunos conceptos básicos para entender las ventajas, desventajas y cuidados que deberemos asumir cuando utilizamos la tecnología digital. Actualmente existen en el país dos tipos de sistemas mamográficos digitales, aunque solamente debería llamarse así aquél que tiene detectores digitales. Los otros sistemas son los digitalizados, esto es: el bucky es remplazado por otro que porta un nuevo tipo de chasis que lleva en su interior una pantalla de fósforo solamente. Esta pantalla de fósforo se impresiona con los rayos X formando una imagen latente que luego de ser leída en la unidad digitalizadora es borrada. En algunos casos también se remplaza el CAE, en otros este es recalibrado. Estos equipos son llamados equipos CR (por Computed radiography). El agregado de la unidad digitalizadora permite la lectura de las pantallas de fósforo, la digitalización de la imagen y su inmediato borrado de la placa. Un software llamado PACS
4 se ocupa de almacenar y transmitir las imágenes a los monitores de adquisición y de informe y a las impresoras. En el sistema se instala además un software específico para el tratamiento y modificación de las imágenes (cambios en el contraste, ampliación de regiones, cuantificación de intensidades, etc). El esquema de un sistema CR aparece en la Fig 1, haciéndose su comparación con un sistema analógico tradicional. Fig 1: Esquema de los componentes de un sistema analógico y uno digitalizado CR Qué es digitalizar Digitalizar es traducir la información que nos suministra un hecho físico (en nuestro caso, exposición a los RX) a un lenguaje que pueda ser leído e interpretado por una computadora. La computadora solamente lee información escrita en sistema binario. Por lo tanto los datos que interpreta deberán estar escritos en ese lenguaje.
5 Según como se haga la conversión al sistema binario podremos obtener mejores o peores imágenes. Los números que nosotros conocemos están escritos en sistema decimal o sea aquel que dispone de 10 números (0-9). La computadora está formada por elementos electrónicos que detectan, y transforman tensiones. Solamente detecta Tensión si: 1 Tensión no: 0 Por lo tanto solamente existen dos números con los que podemos contar para escribir cualquier otro en una computadora: 0 y 1. La computadora entiende la base 2, o sea el sistema binario. Veamos un ejemplo de cómo se escribe un número usando solamente las potencias de 2: 55 = 1x x x x2 3 +1x2 4 +1x2 5 = Decimos que 55 puede escribirse con 5 bits (máximo exponente de 2 n ). Qué es un bit? ; es la mínima unidad de información empleada por la computador a.un bit representa solamente 2 valores 0 y 1. O sea prendido y apagado. Con 2 bits en cambio tenemos 4 combinaciones posibles (0,0) (0,1) (1,0) (1,1).En general con n valores de bits se pueden representar 2 n valores diferentes (Ej 1024 se puede representar con 10 bits porque 1024 = 2 10 ). Una imagen digital será entonces una especie de grilla rectangular compuesta de pixels (Picture element o PEL) individuales. Una buena analogía puede ser un arreglo de mosaicos cada uno con su color propio. Cada pixel en una imagen digital tiene una profundidad de bits que informa a la computadora el número de niveles de gris que usa para definir su color. El color combinado de cada pixel en su posición determinada constituye la imagen. Esto queda más claro visto en la Figura 2
6 Figura 2 Cada Pixel tiene un color propio que depende de la profundidad de color con el que hemos digitalizado la imagen, esto es RX el número de niveles de gris que decidimos usar. En la Figura 3 podemos ver las diferentes posibilidades entre profundidades de color de 1 a 8 bits. Figura 3
7 Según el número de bits o sea la profundidad del color será también el tamaño de la imagen. Esto tendrá peso en el momento de pensar en el espacio de almacenamiento y en la velocidad de trasmisión a través de la red. En la Tabla 1 aparecen indicados estos datos. Profundidad de Bits Número de colores Tamaño aprox. del archivo MB MB MB MB , MB ,777, MB La mayoría de los monitores color tiene un máximo de 24 bits o lo que se llama color verdadero (true color). El ojo humano detecta de 16 a 32 niveles de gris ( 4-5 bits) y de colores. La información adicional de bits de las imágenes digitales es la que nos permite ampliar por software con buena definición y compensar colores. El mayor número de pixels en cambio nos provee de un detalle mayor en la imagen y es imprescindible en el caso de mamografía. Un equipo digital puede alcanzar una resolución de 3540 x 4740 pixels (16 Mega pixels aproximadamente ) y con una profundidad de color de 14 bits. Imágenes DICOM y sistema PACS En los años 70 el Colegio Americano de Radiología y la Asociación Nacional de Fabricantes de Material Eléctrico (NEMA) motivados por la introducción de la tomografía computada y el uso de nuevas modalidades de diagnóstico digital crearon un método estándar de transferencia de imágenes e información asociada entre los distintos dispositivos del mercado, ya que antes, cada fabricante disponía de su propio sistema.. En 1985 se establece el estándar ACR-NEMA.
8 Con el lanzamiento de la versión 3.0 se cambió el nombre a Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) y se añadieron numerosas mejoras para las comunicaciones estandarizadas. DICOM no es solo un formato de fichero para imágenes médicas. Es un estándar completo que cubre todas las necesidades de un PACS (Picture Archiving and communication system): almacenamiento, transmisión, comunicaciones en general e impresión. El estándar DICOM especifica Para las comunicaciones de red: Un conjunto de protocolos que deben ser seguidos por los dispositivos conformes al estándar. Sintaxis y semántica de los comandos y la información asociada que puede ser intercambiada usando estos protocolos. Para la comunicación de datos: Un conjunto de servicios para el almacenamiento de datos, así como un formato de fichero y una estructura de directorio para facilitar el acceso a las imágenes. La información que debe suministrarse con una implementación conforme al estándar El formato de fichero DICOM es muy complejo, debido a la gran cantidad de campos que se especifican en la cabecera, así como los varios tipos de cabecera que permite y la multitud de formatos en los que puede estar grabada la imagen Picture archiving and communications system (PACS): Como su nombre lo indica es una base de datos que permite el almacenamiento de las imágenes en forma estandarizada. Se debe comunicar desde del equipo y a las demás terminales lo que determina el ancho de banda. Permite el acceso a las imágenes desde distintas locaciones. Al estandarizar la forma de almacenamiento asegura que no se pierda la información. El PACS se complementa con el Sistema de información de gestión (RIS/HIS): Estos son los sistemas informáticos de gestión del departamento radiológico, o el centro hospitalario.
9 Gestionan aspectos como las agendas de las salas, de los médicos, los pacientes programados, etc. Pero sobretodo, gestionan la historia clínica del paciente. Cuáles son las partes de un equipo digitalizado Tubo de RX, bucky y rejilla Son los mismos que ya teníamos en los equipos analógicos, puesto que en general el mismo equipo analógico es el que se digitaliza. CAE Así como la curva de respuesta de una película convencional es limitada Figura 4 A B En el caso de un sistema digital, la respuesta del detector es lineal y por lo tanto nos permite trabajar en un rango más extendido. Esto es bueno en cuanto a la imagen pero no
10 con respecto a la dosis entregada al paciente. No será lo mismo trabajar en el área A que en el área B. Por esa misma razón el CAE en la tecnología digital no tiene la misión de ceñirnos a la zona de la mejor respuesta de una película como en el caso analógico sino minimizar el ruido en la imagen. Es obvio que al usar el mismo CAE de nuestro equipo sin digitalizar al digitalizarlo este deberá estar propiamente calibrado. Pantalla de fósforo La tecnología CR utiliza el principio de luminiscencia de una placa fósforo fotoestimulable. La placa de imagen está hecha de un material fosforescente adecuado y se expone a los rayos X dentro de un chasis. Suplanta a la película. A diferencia de una pantalla radiográfica normal, que libera luz espontáneamente al exponerla a los rayos X, la placa de imagen CR retiene la mayor parte de la energía absorbida de los rayos X y coloca electrones en trampas de energía, formando una imagen latente. Digitalizador La placa de fósforo es colocada en la máquina digitalizadora. Allí un láser muestrea la placa, liberando durante el barrido la energía almacenada en las trampas de energía en forma de luz. La luz emitida, linealmente proporcional a la intensidad de rayos X incidentes localmente, es detectada por una configuración fotomultiplicador/conversor analógico-digital (ADC) y convertida en imagen digital. La imagen es entonces borrada de la placa de fosforo y cargada en la computadora en forma de una imagen DICOM. Los digitalizadores también permiten hacer una limpieza más profunda de las placas. Este tema de mucha importancia será retomado al hablar de control de calidad. Imágenes crudas, for processing y for presentation Imágenes crudas y for processing Llamamos imagen cruda a la adquirida por el sistema, no es la imagen que observamos en el monitor de adquisición. La imagen que observamos en el monitor de adquisiciones es corregida automáticamente por el software de digitalización por uniformidad (Efecto especial en CR) y se eliminan los pixeles defectuosos. La imagen que vemos entonces en el monitor es la imagen llamada for processing, que tiene un muy básico y automático tratamiento por software. Para tener la imagen cruda (sin ninguna corrección por software) se debe habilitar esa opción en el software del equipo ya que será necesaria para realizar a posteriori los controles de calidad.
11 El software permite hacer más modificaciones en la imagen antes de enviarla a imprimir o a los monitores de informes. Imágenes for presentation Estas imágenes son las que el médico retoca con el software especializado para observar de la mejor manera posible según su propia visión lo que aparece en el monitor de informes. Ambas imágenes, las for processing and for presentation deben ser siempre almacenadas en el sistema y nunca borradas. Monitores No cualquier monitor puede ser utilizado en mamografía. Existe una serie de parámetros que van a definir las prestaciones de un monitor. Varios de ellos son fundamentales a la hora de distinguir un monitor de grado médico a uno estándar doméstico. Resolución. Luminancia. LUT, GSDF. Contraste. La resolución es el número total de píxeles con que cuenta el monitor calculado de la misma forma que en las imágenes. (N de pixels a lo alto x N de pixels a lo largo) La luminancia es la densidad angular y superficial de flujo luminoso que emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Su unidad es cd/m2 = nit. El LUT es la tabla que en la plaqueta del monitor define los colores que se verán en el mismo. Estos colores deben ser compatibles con aquellos de la imagen digitalizada. En general los monitores de uso médico utilizan una curva de calibración de grises llamada GSDF que es aceptada por las normas DICOM. El contraste es la diferencia de luminancia mas pequeña que el ojo humano promedio puede percibir en ciertas condiciones visualización y niveles de iluminación. La mayoría de los monitores usados en mamografía tienen 256 niveles de gris. Esto es lo máximo que detecta el ojo humano. Un servicio de mamografía digitalizada debe tener dos tipos de monitores. Los de adquisición que son aquellos donde vemos las imágenes for processing que debería tener al menos 3 Mp, y los de informe que se encuentran en la sala de informes y que deben tener no menos de 5Mp para mamografía. Un monitor de menos de 3 Mp para el monitor de adquisición no permitirá una fácil compatibilización de este y la impresora. No olvidemos que es desde allí donde el técnico acepta o rechaza una imagen.
12 Impresoras Las impresoras de mamografía son impresoras laser secas o húmedas. Esta últimas ya han caído en desusa por sus dificultades de mantenimiento. La calidad de una impresora se mide por al número de Pixels por pulgada (PPI) o por el DPI que es el acrónimo de Dots Per Inch o Puntos por pulgada PPP es el equivalente de DPI, es una medida que utilizan las impresoras para definir su habilidad (en realidad es una de sus propiedades fundamentales) para dejar caer gotitas de tinta con la separación mínima posible sin que deriven en manchas. Por eso cuantos más PPP mayor es el precio de la impresora. PPI es la resolución de la imagen que se imprimirá y es el resultado de dividir los píxeles de la imagen por el tamaño (en pulgadas) al que deseamos imprimir por lo que la imagen se hace más pequeña cuanto más alto sea su valor PPI. Lo utilizado en mamo es >650 ppi Las imagenes mamográficas se imprimen en un film apropiado recomendado por el fabricante. Usualmete los ajustes de la imagen se hacen desde el monitor de adquisición donde el técnico ajusta uniformidad y contraste, por lo tanto ambos (monitor e impresora) deben estar calibrados según la curva GSDF. La resolución de la Impresora debe ser al menos la del monitor. Con baja resolución o mala calibración entre monitor e impresora la imagen aparece pixelada. Si la impresora tiene más resolución que el equipo mamográfico la impresión se retarda. La mayoría de los printers de mamografía tienen posibilidad de cambiar entre dos tamaños de pixels 100 μm and 50 μm o menores (600 dots per inch) con una profundidad de color de pixel entre 12 o 14 bits. Sala de Informes Si bien en todos los casos de visualización de placas la luminosidad del ambiente es fundamental, en mamografía y especialmente en mamografía digital esto se vuelve más crítico. No es lo mismo ver una placa en un negatoscopio que en un monitor. También es importante tener en cuenta que cuanto más baja es la luminosidad ambiente más sensible a los niveles de gris se vuelve el ojo humano. Una sala de informes mamográficos debe tener luz regulable, que pueda adaptarse a la comodidad de diferentes observadores. Esto es diferentes posibilidades de iluminación (Varios interruptores). Nunca luz natural. Los negatoscopios, que por un tiempo se seguirán usando para comparar placas con las imágenes digitales deben ser de calidad, con luminosidad regulable y pareja. Siempre debe tenerse a la mano algún material oscuro (Placas veladas, papel negro) que sirva para enmascarar la parte del negatoscopio que no esté cubierto por la placa de mamografía.
13 En todo sala de informes debe haber siempre a la mano líquido de limpieza y paño apropiado para la limpieza de las pantallas de los monitores y el negatoscopio. Este último puede limpiarse con limpiavidrios común, alcohol o agua. La pantalla de los monitores con líquidos especiales para ello.
14 Controles de calidad En este manual explicaremos aquellos controles que se agregan a los habituales del equipo radiográfico. Estos, tales como integridad física, conexiones, movimientos suaves de las partes, estado del compresor, fuerza de compresión, etc, son los mismos que se describen en la guía de equipos analógicos. Esta propuesta de controles de calidad es una serie mínima y posible durante el trabajo diario que estamos adaptando de las recomendaciones vertidas en el documento del OIEA (Organismo Internacional de energía Atómica) 1. Este documento se encuentra en la página web del OIEA solamente en idioma inglés. Todos los esfuerzos que antes concentrábamos en el cuarto oscuro ahora los tendremos que volcar en la sala de informes, los monitores y las impresoras. Las placas de fósforo requerirán también un cuidado muy especial. Controles de calidad diarios 1. Inspección del monitor, limpieza y condiciones de visión 2. Imagen diaria de una placa de acrílico 3. Observación de la imagen en el monitor de adquisición para observar artificios en la imagen 4. Sensitometría de la impresora Laser 5. Borrado intensivo de las placa 1) El monitor deberá revisarse y limpiarse todas las mañanas antes de comenzar el trabajo. También deberán implemantarse las condiciones de visión acordadas. En general habrá un papel con la lista de interruptores que deberán permanecer prendidos y aquellos que deberán permanecer apagados según qué monitor se esté utilizando (Esto se aclara porque en general la sala de informes no es exclusiva de mamografía). 2) Una placa de acrílico debe ser radiografiada, siempre con los mismos parámetros de exposición y observarse si la imagen no presenta artificios, rayas, marcas de los rodillos de las lectoras o pixeles dañados. La imagen deberá ser guardada para comparación. Cualquier cambio observado puede deberse a mal borrado, limpieza insuficiente de los chasis y placas de fósforo (Ver control semanal), deterioro de la placa o mal funcionamiento de la digitalizadora.
15 3) Normalmente una impresora Laser de mamografía arroja una tira sensitométrica con su calibración de los niveles de gris cuando es encendida por primera vez en la mañana. Si no preguntar al servicio técnico como sacar esta calibración. Las placas deben guardarse con fecha para su comparación en un negatoscopio e informar ante cualquier cambio en las intensidades de los niveles. Esto podría significar una pérdida de calibración entre el monitor y la impresora. Lo mismo sensitometrías deberá obtenerse y compararse si hay algún cambio en el equipo y en las placas que usan para imprimir. 4) Las placas de fósforo deberán borrarse cuando dejan de usarse por más de 8 horas. Preguntar al servicio técnico la forma de hacerlo. Esto lo realiza la misma máquina digitalizadora. Controles semanales 1) Control de calidad del monitor 2) Control de calidad de imagen con un fantoma mamográfico. Este debe solicitarse a la empresa que realizó la digitalización del equipo. 3) Limpieza de los chasis y las pantallas de fósforo 1) Para realizar el control de calidad del monitor, deberá observarse en él, una imagen especial para este propósito. Esta imagen en formato DICOM puede ser cargada en el sistema y observada con el monitor de análisis de imágenes que usa el médico. Estas imágenes deberán ser solicitadas al servicio técnico o al físico médico. Se conocen como los fantoma TG-18 para control de calidad de imagen de monitores. También pueden ser bajadas de internet. Tener cuidado de bajarlas en formato DICOM, si no, no podrán se usadas con el software del sistema. (Figura 5) Figura 5: Imagen TG-18
16 Sobre esta imagen mostrada en el monitor correspondiente y utilizando el software que se utiliza para informar mamografías, el técnico debe poder observar siempre los mismos detalles y contrastes, magnificando las diferentes zonas de la misma. 2) Semanalmente deben compararse las imágenes de un fantoma ACR y registrar el número de objetos que pueden visualizarse. Ante cualquier cambio, signo de pérdida de la calidad de imagen, notificar inmediatamente. En la Figura 6 1 se observan todos los objetos de un fantoma ACR de calidad de imagen. Puede utilizarse el mismo que se utiliza en mamografía analógica. Figura 6: FAntoma de control de calidad de imagen en mamografía (ACR)
17 3) Las pantallas de fósforo de los equipos CR son muy delicadas. Para su limpieza seguir estrictamente las instrucciones del proveedor. Los chasis deben abrirse limpiarse semanalmente quitando muy delicadamente la tierra que pueda estar depositada en los contornos del chasis. Nunca tocar ni limpiar la pantalla con algún material no recomendado por el fabricante. 4) Controles Mensuales 1. Control de la impresora: Debe cuidarse que no aparezcan artificios de marcas en las placas impresas. Para ello puede utilizarse la imagen diaria que se obtiene de la placa de acrílico plana, haciéndola imprimir además de mirarla por el monitor. Controles trimestrales o cuando haga falta 1. Determinación de la uniformidad de los chasis Se trata de un control que debe realizarse para asegurarse que los chasis tengan un fondo uniforme en forma individual y comparativa entre los componentes del juego de chasis que se
18 utiliza en el trabajo diario (4 en general). Ante la aparición de imágenes fantasmas debe hacerse después de intentar un borrado intenso. Para ello el técnico deberá conocer el funcionamiento más básico del software de análisis de imágenes ya que esta prueba se realizará usando la imagen visualizada desde el monitor de informes (5Mp). Se debe obtener una imagen de la placa de acrílico plana con cada chasis y medir en 5 zonas diferentes el valor medio de los pixeles para un ROI (región de interés) del mismo tamaño. La diferencia entre los valores medios de los ROI de un mismo chasis y entre chasis no debe exceder el 5%. Figura 7 La Figura 7 muestra la imagen de un acrílico plano con dos ROI con los valores medios de los pixeles indicados por el software de análisis de imágenes 1. Se deberá elegir un ROI central y otro en las 4 esquinas en los 4 chasis involucrados para hacer las comparaciones. La comparación de cada chasis se hace usando los ROI de a pares. La comparación entre chasis se hace usando el promedio de los valores medios de los 5 ROIs de cada uno de los chasis.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución