Source: https://www.scribd.com/doc/51759417/VerificadorRljComp
Timestamp: 2017-07-25 21:48:32+00:00

Document:
VerificadorRljCompUploaded by rufuruRelated InterestsClockScientific ObservationMeasurementMeasuring InstrumentToolsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPosicionamiento de verificadores de interiores, de precisiónDado que las agujas de medición de los verificadores de precisión de interiores de Mitutoyo tienen radios de palpado muy grandes, pueden ser posicionados sin fatiga, de modo que se puede medir el diámetro real (en sentido a – a’) de un agujero. Los verificadores de interiores de precisión de Mitutoyo (excepto los dedicados a agujeros pequeños) tienen un centrado que facilita la alineación del eje de medición respecto del diámetro a medir.
Verificadores de interiores de precisión
Datos técnicos Capadidad: 0,95–18 mm Se sirve inclusive reloj comparador, protector de plástico para reloj comparador y caja Accesorios opcionales N° 215–120 M Soporte para reloj comparador
• Estos verificadores de interiores de precisión hacen posible una medición rápida y precisa de agujeros pequeños.
21DZA000 Protector para reloj comparador
526–153–1
Capadidad Capadidad 0,95–7,30 mm 7,00–18,00 mm
Aguja de medición
Cabeza Reloj comparador N° 2109 SB–10 Reloj comparador N° 2046 SB
Resolución mm 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01
Número de cabezas de medición
mm Con reloj comparador N° 2109 SB–10 0,95– 1,55 526–172–1* 1,50– 4,00 526–162–1* 3,70– 7,30 526–152–1* 7,00–10,00 526–124 10,00–18,00 526–125 Con reloj comparador N° 2046 SB 0,95– 1,55 526–173–1* 1,50– 4,00 526–163–1*
Profundidad del agujero mm 11,5 17,5 (para 1,50–2,25) 22,5 (para 2,25–4,00) 32 56 62 11,5 17,5 (para 1,50–2,25) 22,5 (para 2,25–4,00) 32 56 62
5 9 7 6 8 5 9 7 6 8
Reloj comparador N° 543–264 B
3,70– 7,30 526–153–1* 0,01 7,00–10,00 526–126 0,01 10,00–18,00 526–127 0,01 * Cabezas de medición 0,95–7,30 mm de capacidad, cromado duro
0 32.0 10.0
A mm 1.7 2.15 1.7 2.0 5.30 4.95 Z 1.30 6.5 22.5 22.75 Z 3. M3.7
B mm 40 40 40 40 40 40 46 46 46 46 46 46 46 46
C mm 29.0 16.5 2.0 12.0 32.7 2.75 2.8 1.0 1.17 Z 1.20 Z 5.5 6.25 3.0 Z 18.00 3.0 38.5 Z 9.0 Z 11.20 Z 6.0 9.00 2.8 1.0 38.1 2.1 1.45 2.0 Capacidad mm 0.0 3.7 2.7 2. • Se pueden memorizar 3 valores reales: M1.35 1.2 29.0 Z 8.20 Z 4.07 Z 1.0 Z 9.5 7.5 9.5 22.0 Z 16.0 2.50 3.80 4.0 Z 15.0 13.25 2.5 8.2 29.25 1.0 15.2 1.0 Z 13. • Cuando se utilice el reloj comparador con verificadores de interiores (ALEXOMETROS).30 A mm 11.0 14.90 1.0 38.0 32.5 3.80 Z 2.Verificadores de interiores de precisión Acotación
( ) Medida nominal 4–7 mm
Identificación en el contacto de medición (grabada) 1.25 Z 3.75 3.8 1.25 3.7 2.70 Z 4.0
Identificación en el contacto de medición (grabada)) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8
Capacidad mm 7.8 1.3 1.0 32.5 22.0 6.5 17.37 Z 1.0 Z 17.0 8.75 2.4 1.55 1.0 38.0
Para medición con un ALEXOMETRO Serie 526 y un reloj comparador digital Serie 543.70 Z 5.75 3.30 5. el “punto de inversión” (diámetro en cuestión) se puede detectar fácilmente durante la “oscilación”.5 11.0 Z 14.5 11.5 Z 10.5 Z 8.80 5.0 38.5 17.5 5.5 22.0 11.2 29.50 Z 1.0 Z 12.27 Z 1.5 11.70 Z 7.8 1.50 Z 4.20 2.00 Z 3.0 17.5 11.0 38.2 29.0 32. M2. • El valor real es retenido y visualizado mediante la función Peakhold (retención de pico).45 1.5 22.5 7.2 29.8 2.75 4.0 32.5 17.0 38.0 Z 7.50 Z 3.2 38.05 Z 2.25 Z 2.70 Z 6.5 32.80 6.0 4.
Serie 526 con reloj comparador 543–264 B
5 518.2 mm 0.5
268. Artículos de consumo N° 938882 Batería SR-44
La indicación puede ser girada 320° e inclinada 90°. 1 m N° 905409 Cable de señales DIGIMATIC. ya que la transferencia de valores de medición se realiza de forma electrónica al hacer los empalmes. 9 meses a servicio normal Clase de protección: IP-53 Duración de la batería: 5° C a 40° C Accesorios standard N° 938882 Batería SR-44 (2 unidades) Accesorios opcionales N° 21DZA089 Alargadera 250 mm N° 21DZA081 Alargadera 500 mm N° 905338 Cable de señales DIGIMATIC.2 90° l61
320° l28 16.004 mm ± 1 dígito 5N LCD de 7 digitos.
Hasta tres valores de referencia pueden ser preajustados.
Ver números de patente en página 464
511–501
Los cuatro alargaderas (500 mm cada una) pueden ser unidas entre sí.
También para mediciones con el prolongador de 2 m está garantizada la precisión. sin pérdida de la precisión.001 mm 0.003 mm / 0.5 l22 20 l28 150 1. indicación analógica
Captación del valor mínimo
Alimentación de corriente: Batería SR-44 (2 unidades) Duración de la batería: aprox.
Verificadores de interiores BORE GAGE A DIGIMATIC
• Verificador de precisión de interiores “BORE GAGE” para la medición de diámetros de orificios profundos.5 232
2000 mm = 500 mm x 4 150 mm .5 16. incluidos los límites de tolerancia superior / inferior.2150 mm
1. no se mostrará correctamente el diámetro. indicación de valoración de tolerancia.Funciones Serie 511 ON / OFF PRESET (preselección) Introducción de la tolerancia DATA / HOLD Bloqueo de teclado Salida de datos Si la velocidad es 50 mm/sg. El mango puede ser girado 320°.
Serie 511 con salida de datos
Capadidad mm 45–100 100–160 N° 511–501 511–502 Número vástagos de medición intercambiables 12 13 Peso g 500 570
Datos técnicos Amplitud de medición del pitón: Lectura: Límites de error: Repetibilidad: Fuerza de medición: Indicación:
29.5 482 250 l28
l30 339. 2 m
Detiene el valor
Este micrómetro de DIGIMATIC capta el valor mínimo (diámetro) y mantiene el valor automáticamente.
Verificadores de interiores
• Con pernos de medición fijos por un lado. • Centrador pivotante (desde 160 mm de capacidad). protector de plástico para reloj comparador y caja
511–170
160–250 mm
Ver dispositivos de reglaje no 515–590 en página 239
. en acero ó con piezas de metal duro.
Datos técnicos Capadidad: 6–400 mm Se sirve inclusive reloj comparador. • Vástagos palpadores móviles con bola de metal duro.
01 35– 60 511–172–05 0.01 Número de cabezas de medición 9 9 9 6 11 13 6 5 9 9 9 6 11 13 6 5 Profundidad de medición mm 47 100 100 150 150 150 250 250 47 100 100 150 150 150 250 250
543–264 B
Capacidad N° Resolución mm mm Con reloj comparador N° 2109 SB–10 pernos de medición fijos.01 250–400 511–177–05 0. de acero 6– 10 511–211 0.01 mm (datos técnicos ver página 189) N° 2900 SB–10 Reloj comparador analógico. de metal duro 18– 35 511–167–05 0.01 160–250 511–176 0.001 50–150 511–170 0.001 160–250 511–179 0.001 Con reloj comparador N° 2046 SB pernos de medición fijos.001 250–400 511–180 0.001 10– 18 511–203 0.01
Profundidad de medición mm 100 150 150 150 250 250 100 150 150 150 250 250
Ver dispositivos de reglaje no 515–590 en página 239 2972 2900 SB–10
Accesorios opcionales Vástagos de medición con metal duro en juegos N° 951266 para capacidad 18– 35 mm 9 unidades N° 952239 para capacidad 35– 60 mm 6 unidades N° 952240 para capacidad 50–150 mm 11 unidades N° 952241 para capacidad 100–160 mm 13 unidades N° 951274 para capacidad 160–250 mm 6 unidades N° 902349 para capacidad 250–400 mm 5 unidades
Alargaderas para serie 511
Capadidad mm 18– 35 35–160 160–400
125 mm 953549 953552 953557
250 mm 953550 953553 952361
Longitud 500 mm 953551 953554 953558
750 mm — 953555 953559
1000 mm — 953556 953560
.01 160–250 511–176–05 0. valor división de escala: 0.01 35– 60 511–172 0.001 100–160 511–178–05 0. valor división de escala: 0.001 18– 35 511–167 0.001 250–400 511–180–05 0.Verificadores de interiores Instrumentos individuales
Accesorios opcionales N° 543–264 B Reloj comparador digital (datos técnicos ver página 171) N° 2972 Reloj comparador analógico. de acero 6– 10 511–210 0.001 35– 60 511–168 0.001 mm (datos técnicos ver página 192)
Capacidad N° Resolución mm mm Con reloj comparador N° 2109 SB–10 pernos de medición fijos.01 18– 35 511–171 0.01 50–150 511–174 0.01 100–160 511–175 0. de metal duro 18– 35 511–171–05 0.01 100–160 511–175–05 0.001 50–150 511–170–05 0.001 Con reloj comparador N° 2046 SB pernos de medición fijos.001 35– 60 511–168–05 0.01 250–400 511–177 0.01 50–150 511–174–05 0.01 10– 18 511–204 0.001 100–160 511–178 0.001 160–250 511–179–05 0.
511–902
Con reloj comparador N° 2109 SB–10
Con reloj comparador digital. 183. valor división de escala 0. lectura 0.Verificadores de interiores Juegos
Serie 511 Con reloj comparador analógico.01 mm
Datos técnicos Capadidad: 18–150 mm Peso: 954 g
511–901
Con reloj comparador N° 2046 SB
Con reloj comparador analógico.001 mm
511–905 Vea datos técnicos de relojes comparadores en las páginas 171. valor división de escala 0. 185
Con reloj comparador N° 543–264 B Ver ejemplos de utilización en página 239
8 37.8 46.5 26.0 26.0
B mm – 37.0 39.Verificadores de interiores Acotación
Capadidad 6–10 mm
Capadidad 10–18 mm
Capadidad 18–35 mm
Capadidad 35–60 mm
Capadidad mm 35– 60 50–100 50–150 100–160
A mm 17.4
Capadidad 160–400 mm
protector de plástico para reloj comparador y caja Accesorios opcionales N° 543–264 B Reloj comparador digital (datos técnicos ver página 171) N° 2972 Reloj comparador analógico. 100 50.01 150–250 511–314 0. 15.01 mm (datos técnicos ver página 189) N° 2900 SB–10 Reloj comparador analógico. valor división de escala: 0. 20 10. 100 50. • El vástago palpador con bola de metal duro garantiza una larga duración.01 60–100 511–334 0. 10.001 50 600–800 511–327 0.01 250–400 511–316 0. 50 50. 20.001 5 60–100 511–333 0. 10. 20 10. gracias a la cabeza micrométrica montada. 50 50.01 400–600 511–318 0.01 600–800 511–328 0. 20 25. 20 25. 20.001 50
Alargaderas mm 5.001 mm (datos técnicos ver página 192)
511–344
511–314
Curso de cabeza micrométrica mm mm mm Con reloj comparador N° 2109 SB–10 35– 60 511–343 0.001 10 100–160 511–311 0. 100
2900 SB–10
Ver dispositivos de reglaje no 515–590 en páginae 239
Capadidad mm 18– 35 35–160 160–800 125 mm 953549 953552 953557 250 mm 953550 953553 952361 Longitud 500 mm 953551 953554 953558 750 mm — 953555 953559 1000 mm — 953556 953560
. 50 50. 50 50.001 50 400–600 511–317 0. 15.001 25 250–400 511–315 0.Verificadores de interiores
• Con estos verificadores de interiores se evita el cambio continuo de los vástagos de medición. 100
mm mm Con reloj comparador N° 2046 SB 35– 60 511–344 0. 20 10.001 13 150–250 511–313 0. 20 10.
Serie 511 Con cabeza micrométrica
Datos técnicos Capadidad: 35–800 mm Se sirve inclusive reloj comparador.01 100–160 511–312 0.01
Curso Alargaderas de cabeza micrométrica mm mm 5 10 13 25 50 50 50 5. valor división de escala: 0.
001 35– 60 511–422 0.01 0. protector de plástico para reloj comparador y caja
511–412
mm mm Con reloj comparador N° 2109 SB–10 15– 35 511–421 0.Verificadores de interiores
• Diseñados especialmente para las mediciones en agujeros ciegos.001
Profundidad de medición mm 150 150 150
Resolución mm 0. con profundidad de medición 2.5 mm
Datos técnicos Capadidad: 15–150 mm Se sirve inclusive reloj comparador.01 0.001 50–150 511–424 0.01
mm Con reloj comparador N° 2046 SB 15– 35 511–411 35– 60 511–412 50–150 511–414
Para agujeros ciegos.
.01 0. protector de plástico para reloj comparador y caja Accesorios opcionales N° 543–264 B Reloj comparador digital (datos técnicos ver página 171) N° 2972 Reloj comparador analógico.01 0.01 mm (datos técnicos ver página 189) N° 2900 SB–10 Reloj comparador analógico. valor división de escala: 0.01
mm Con reloj comparador N° 2046 SB 18– 35 511–461 35– 60 511–462 50–150 511–464
Profundidad de medición mm 50 50 50
..001 35– 60 511–472 0.001
Resolución mm 0.001 mm (datos técnicos ver página 192)
511–474
mm mm Con reloj comparador N° 2109 SB–10 18– 35 511–471 0.Verificadores de interiores
• Ejecución manejable.001 50–150 511–474 0. • Diseñados especialmente para las mediciones en agujeros ciegos.
Datos técnicos Capadidad: 18–150 mm Se sirve inclusive reloj comparador. valor división de escala: 0.
el “punto de inversión” (diámetro en cuestión) se puede detectar fácilmente durante la “oscilación”.
Datos técnicos N° 515–590 Dispositivo de reglaje para verificadores de interiores Se sirve completo con caja
N° 515–590
se compone de: 1 soporte N° 940088 1 dispositivo tipo A para capacidad 18– 35 mm.Calibrador para el reglaje de instrumentos para verificadores de interiores
• Para el ajuste de instrumentos para la medición de interiores de 2 puntos de la serie 511 (Alexómetros).
Movimiento pendular Resultado (min. 35– 60 mm N° 940089 1 dispositivo tipo B para capacidad 50–100 mm. M2. • El valor real es retenido y visualizado mediante la función Peakhold (retención de pico). • Se pueden memorizar 3 valores reales: M1. 100–160 mm N° 940090 1 dispositivo tipo C para capacidad 100–250 mm. M3. valor)
. 250–400 mm N° 630030 2 apoyos especiales
515–590 + Calas patrón paralelas (accesorios opcionales)
Datos técnicos ver página 171
Para medición con un ALEXOMETRO Serie 511 y un reloj comparador digital Serie 543 • Cuando se utilice el reloj comparador con verificadores de interiores (ALEXOMETROS).
Juego de calibres telescópicos
• Autocentrantes.5 7.5 5.
Serie 154 para medir agujeros pequeños
Datos técnicos Peso: 125 g Se sirve inclusive caja
154–902 Juego 154–902:
Capadidad mm 3 – 5 5 – 7.0 7. • Presión constante del resorte sobre la superficie de medición.5 8.0 5.0 Ød mm 5.6 102.5 7.0 40.5 8.8 7.5 7.8– 5.8– 7.5 30. Bloqueo por tornillo de fijación. • Bloqueo por tornillo de fijación. Medición con el micrómetro de exteriores por los dos puntos más altos.Juego de calibres
• Ejecución extra larga para medir agujeros ciegos.3 9.5 6.0 97.8–13.0
Calibres para verificar agujeros ver página 319
.2 4.8 108.5 l mm 22.0 5.0 35.5–10 10 –13 ØD mm 2.7– 19 19 – 32 32 – 54 54 – 90 90 –150 N° suelto 155–127 155–128 155–129 155–130 155–131 155–132 a mm 105 110 110 150 150 150 b mm 4.0 3.3–10.0 6.5 c mm 3.2 L mm 90.
Datos técnicos Se sirve inclusive caja
155–905
Satz 155–905:
Capadidad mm 8 – 12.0 6.5 3.7 12.
06–0. así como para verificar la presión de medición de relojes comparadores y el ajuste de resortes de tracción y compresión.5 N 546–135 0.05 N 0.05 N 0.3 – 3 N 546–118 0. resortes de relés y válvulas.3 – 3 N 546–138 0.2 N 5 mN 10 mN 0.05 N 0.
Datos técnicos Precisión: Norma de taller Límites de error: 1/2 del valor de la división de escala Peso: 56 g Esfera dividida para medir en ambas direcciones.6 – 5 N 546–139
Resolución 2 mN 5 mN 10 mN 0.15– 1.2 N
Las medidas entre paréntesis se refieren al N° 546–112 / –113 / –133
.5 N 546–137 0.02 N 0.1 N 0.1 N 0.5 N 546–115 0.02 N 0.6 – 5 N 546–119 Modelo con aguja de arrastre 10–100 mN 546–133 30–300 mN 546–134 0.15– 1.Balanza de resorte
• Para el reglaje de microinterruptores.1 – 1 N 546–136 0.06–0.05 N 0. Se sirve en caja
546–133
Capacidad N° Modelo normal 6– 50 mN 546–112 10–100 mN 546–113 30–300 mN 546–114 0.1 – 1 N 546–116 0.5 N 546–117 0.
Serie 170 para relojes comparadores.01 mm
Datos técnicos Capadidad: 0–25 mm Valor división de escala: 0. aparato medidor con palpador y verificadores de interiores. aparato medidor con palpador y verificadores de interiores con resolución hasta 0. • Estos últimos se pueden colocar tanto horizontal como verticalmente.9 kg Inclusive soporte para verificador de interiores 953419 Accesorios opcionales N° 951498 M Soporte horizontal
170–102 M–2 con soporte horizontal N° 951498 M
170–102 M–2
.Verificador para relojes comparadores
• Con este instrumento de medición se pueden verficar de relojes comparadores.001 mm Límites de error: 2 mm Contactos de medición: de metal duro Peso: 6.
8 mm 0. comparadores sensitivos.Verificador para relojes comparadores
• Para el calibrado de relojes comparadores digitales y analógicos. indicadores de precisión y palpadores de medición con rango máximo de 5 mm.9 kg
Serie 521 Para relojes comparadores.0002 mm 0.
Datos técnicos Capadidad: Valor división de escala: Límites de error: Presión repetición: Peso:
0–5 mm 0.2 mm 6.001 mm
521–105
. palpadores y aparato medidor con palpador con resolución hasta 0.
L (0.3 +2 100 ) mm L = Longitud de medición
máx.2 + 100 ) mm. x P) Peso: 100 mm 0. • Caras de medición equipadas con metal duro.
Datos técnicos Capacidad: Lectura: Límites de error: Vertikal: Horizontal: Velocidad de desplazamiento: Método de desplazamiento: Coeficiente de dilatación: Dimensiones (A x Alt. L = Longitud de medición L (0. palpadores finos y aparatos de medición de interiores. para control y documentación. 4 mm/s Regla de vidrio motorizada (8 ± 1) x 10-6/K 184 x 225 x 532 mm 20 kg
170–302 D–01 Ejemplo de aplicación Ejemplo de aplicación Ejemplo de aplicación
¡Solicite nuestro prospecto detallado! Ejemplo de aplicación
.Máquina para calibración “i-Checker”
• Con este aparato de medición se puede verificar todo tipo de relojes comparadores. • Equipado con el software de verificación y análisis i-Pak.
Recommended DocumentsDocuments Similar To VerificadorRljCompSkip carouselSistema de Encendido DisMotores Hidrulicos y Motores Electricos en Sistemas HidraulicosTRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO A LAS RUEDAS Y AJUSTE DE DIFERENCIALwerkzeugkatalog_eshidraulica_neumaticaEUI 1Motor Repair (Russian)tecnologias_inyeccion6406(ES)Historia de Los Camiones y OmnibusesLIBRO-DE-HIDRAULICAMotores Diesel Marinos LIBROINSPECCION Y MONTAJE CULATAFundamentos Del Aire AcondicionadoElectronica BasicaCaja de Cambios VwGrupo Reductor y Diferencialesbasico de transmisionManual de teoria y práctica electroneumática avanzadatransision DSG 02EAlineacion de Maquinas RotativasMecanica-AutomotrizManual Inventor 2011 - Nivel 3 - 1 Chapas -SoldaduraDatos Tecnicos Del MotorClasificación de los instrumentos de medicióntimex-100930093013-phpapp01Motores de Combustión Interna Alternativos. F. Payri. UPV.More From rufuruSkip carousel1kz-teBosch Seditec Sistema de Inyeccion DieselElectronica Del AutomovilChasis de MotocicletasNuevo Billete TodosSport AgePeru Ley 27314aceros arequipa4 RUNER 1985pluma hidraulica automotrizCalibración de VálvulasCapacitorBarrancaFuentes i Metric AArranque sFichaACTITUDESTransductor EsdiodoSemana 2resistencia electricaManual Ttl EspPlanos Bomba de LimpiaparabrisaElectronica1 Terminada Andromina Carretons SoapboxPrensa Movil Para BulonesVigas H AbinsurVigas H AbinsurBujiasBosch Seditec Bujias

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución