Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3747-2006-itc.html
Timestamp: 2019-10-23 18:51:06+00:00

Document:
Artículo 4 Sujetos obligados y solicitudes
Artículo 5 Ensayos y ejecución
Artículo 6 Errores máximos permitidos
Artículo 7 Conformidad
Artículo 8 No superación de la verificación
Artículo 11 Verificación por muestreo
Artículo 12 Intervenciones arbítrales de la Administración pública competente
Artículo 17 Verificación en el lugar de instalación
Disposición transitoria única Constitución de los lotes
ANEXO II . Boletín de identificación de contadores estáticos y de muestras de lote
3. El consumidor, que sea propietario de un contador estático que deba ser retirado y que no haya justificado la superación de los ensayos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, deberá asumir el coste de instalación de uno nuevo o bien solicitar al distribuidor la instalación de un contador en régimen de alquiler.
2.1. Los patrones de referencia, así como los instrumentos de medida establecidos en el punto 2.3 de este anexo, utilizados por los reparadores autorizados de contadores estáticos deberán estar trazados a patrones nacionales.
2.2. Los patrones, equipos de medida y demás medios utilizados para los ensayos serán tales que la incertidumbre de la medida no supere los valores establecidos en la siguiente tabla I.
2.4. El equipo de verificación de contadores estáticos constará, al menos, de los siguientes instrumentos:
Boletín de identificación de contadores estáticos y de muestras de lote
Selección de lotes y muestras de contadores estáticos
1.1 Definición de lotes de contadores estáticos.-
Un lote es un conjunto de contadores estáticos homogéneos y agrupados, del que se extraerá la muestra sobre la que se efectuarán los ensayos de verificación periódica. La homogeneidad del lote vendrá dada por los siguientes datos, que serán comunes a todos los elementos del lote:
Una muestra de contadores estáticos es un subconjunto de un lote, sobre la cual se efectuarán los ensayos de verificación periódica.
La Administración pública competente efectuará la elección de dos muestras, 1.ª y 2.ª, por cada lote, comunicando el resultado al distribuidor, con indicación de los números de serie de fabricación de los contadores estáticos seleccionados, así como los datos identificativos del servicio u organismo oficialmente autorizado que deba realizar los ensayos.
El examen administrativo consistirá en la identificación completa del contador estático ya sea realizada de forma unitaria o por lote, en cuanto a que reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. Este examen será realizado tomando como base la información contenida en el Boletín de Identificación establecido en el anexo II.
Antes de comenzar los ensayos, los contadores estáticos, tanto para la modalidad unitaria como por lotes, serán inspeccionados a fin de eliminar aquellos que presenten evidencias de manipulación o que tengan daños mecánicos o eléctricos importantes o que puedan considerarse averiados. Serán también eliminados los contadores estáticos cuyo sistema de medida sea accesible por estar dañado su precinto.
Los ensayos de verificación periódica, tanto para la modalidad unitaria como por lotes, salvo que se realice en aplicación del artículo 17, se realizarán en las condiciones de referencia establecidas en la Norma española UNE EN o CEI de aplicación.
Temperaturas de funcionamiento Temperaturas de funcionamiento Temperaturas de funcionamiento
Clase A B C A B C A B C
eItr ± 4 % ± 2 % ± 1 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,3 % ± 7,5 % ± 3,5 % ± 1,6 %
eImáx ± 4 % ± 2 % ± 1 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,3 % ± 7,5 % ± 3,5 % ± 1,6 %
2.2.3 Aceptación o rechazo del lote de contadores estáticos.-
Las muestras de contadores estáticos serán elegidas conforme se indica en el apartado 1.2 de este anexo.
Acciones sobre contadores estáticos tanto para la modalidad unitaria como por lotes

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 17
 artículo 17