Source: https://es.scribd.com/doc/38864027/GACETA-OFICIAL-MEDICA-Normas-de-Arquitectura-y-equipamiento-para-establecimientos-de-Salud-Medico-asistenciales
Timestamp: 2017-10-19 15:04:23+00:00

Document:
Cargado por Jesús Velazco
Descripción: Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales, Equipos, Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas GACETA OFICIAL D...
Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales, Equipos, Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 36.090 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1996 MINISTERIO DE SANIDAD Y ASITENCIA SOCIAL NÚMERO 465-96 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1998 188° y 139°
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 36.090 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1996 MINISTERIO DE SANIDAD Y ASITENCIA SOCIAL NÚMERO 465-96 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1998 188° y 139° RESUELTO
De acuerdo con los numerales 1º, 3ª, y 4ª del articulo 30 de la ley Orgánica de la Administración central y la Resolución conjunta de los Ministerio de Desarrollo Urbano. Dirección General N° 245 y de Sanidad y Asistencia Social, Dirección General N° G-433, de fecha 04 de Junio de 1990, por disposición del Ciudadano Presidente de la Republica, se dictan las siguientes Normas que establecen los requisitos Arquitectónicos y de Equipamiento para Establecimientos de Salud Medico – Asistenciales. RESUELVE CAITULO I DEL SERVICIO DE EMERGENCIA: ARTICULO 1º.- Es el área del establecimiento medico asistencial, destinado a la atención medica inmediata de pacientes procedentes del medio externo durante 24 horas del día. CAPITULO II ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: ARTICULO 2º.- el servicio de emergencia estará conformado según lo establecido en la Gaceta Oficial N° 35.216 del 21-05-93, por las siguientes unidades funcionales: a) b) c) d) Atención prehospitalaria Emergencia de adultos Emergencia Pediátrica Trauma y Shock
ARTICULO 8º. el acceso a la emergencia deberá ubicarse en un sector diferente a la de adultos. Proyecto construcción y adaptación de uso de edificaciones de uso publico.El servicio de emergencia deberá tener una relación directa de transito con los servicios de terapia intensiva y área quirúrgica.El acceso vehicular deberá ser exclusivo.En relación al acceso para discapacitados se deberá cumplir lo dispuesto en las normas Covenin – Mindur N° 2.El servicio de emergencia deberá estar situado a nivel calle.ve 2 .gov. ACCESOS Y RELACIONES FUNCIONALES ARTICULO 3º.La entrada principal deberá ser de uso exclusivo del servicio... áreas publicas transitables y cualquier elemento de trayecto peatonal. tener un servicio apropiado para descarga momentánea de pacientes con capacidad de dos (2) vehículos que no entorpezcan el libre acceso en hospitales tipo III y IV clínicas mayores de cuarenta (40) camas.. ARTICULO 4º . ARICULO 9º.. CAPITULO IV REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS CON RELACION AL PEATON COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur. accesibles a personas con impedimento físico”. no tener escalones y estar techada.05.. ARTICULO 6º. al mismo nivel con aceras publicas. accesos vehiculares. Equipos. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas CAPITULO III CONDICIONES DE UBICACIÓN.38-39 www.Deberá existir una vía peatonal desde la acera o vía publica hasta la entrada al servicio.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales. ARTICULO 5º. Venezuela. Caracas.733-90.msds.. oficina 340. la capacidad será no menor de cuatro(4) vehículos. ARTICULO 7 º. dotado de un sistema de señalización para orientación usuario y no se permitirá la instalación de kioscos o puestos comerciales. Centro Simón Bolívar. aceras de estacionamientos internos. El Silencio. piso 3. Telf: 408..En los hospitales tipo III y IV y clínicas mayores a camas donde se oferte emergencia.
00mts²) y un ancho mínimo de tres (3.Los establecimientos deberán contar con una sala de curas e inyecciones cuyo tamaño dependerá de la complejidad del mismo y.El trayecto peatonal desde la vía pública hasta el acceso al servicio deberá tener un ancho mínimo de un metro con veinte centímetros (1.Deberá existir un área de sala de espera cuya capacidad será calculada en base al numero de pacientes a atender con un índice de cero setenta metros cuadrados (0.70 mts²) por persona.-Todas las puertas del servicio para libre transito de accidentes deberá ser de dos hojas.gov. Equipos.El número de consultorios no deberá ser menor de: a. ARTÍCULO 17....En los establecimientos de salud publica deberá existir un área con sala de descanso y sanitario para las autoridades policiales en relación directa con la entrada principal.msds.Cuatro(4) en clínicas con capacidad entre once (11) y cuarenta camas y hospitales tipo II y III c. identificación.00mts). Caracas.Los consultorios de emergencia deberán tener un área única que permita la separación del ambiente de examen. con una superficie de doce metros cuadrados (12.En la entrada principal del servicio deberá existir un área para control.Seis (6) en clínicas mayores a cuarenta (40) camas y hospitales tipo IV COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur.38-39 www. ARTÍCULO 19. tipo vaivén con un ancho mínimo de dos metros (2. ARTÍCULO 13. ARTICULO 14..Los pasillos de circulación de pacientes deberán tener un ancho mínimo de dos metros (2. ARTICULO 11. Telf: 408. oficina 340.50mts). en todo caso. piso 3.. Centro Simón Bolívar. El Silencio.733-90 para personas con impedimentos físicos. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas ARTÍCULO 10. ARTICULO 12.ve 3 ... ARTICULO 16. no será menor de doce metros cuadrados (12. ARTICULO 15.05. registro e información de pacientes en relación con la espera de publico .00 metros ) con lavamanos incorporados y facilidad d acceso a sanitarios para pacientes desde el ambiente de examen..00mts 2) con un ancho mínimo de tres metros con cincuenta centímetros (3. Venezuela. b..Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales. ARTICULO 18.20mts) sin interrupciones o cambios bruscos de nivel con un acabado anti-resbalante. con espacio adicional para teléfono publico y dispensador de agua.00mts).la pendiente de la vía peatonal deberá cumplir con lo indicado en la norma covenin-mindur N° 2.Dos (2) en clínicas de diez (10) camas y hospitales tipo 1.
deberán tener un ambiente para sala de yeso con un área mínima de doce (12) metros cuadrados y un ancho mínimo de tres (3.Contara con un espacio físico para puesto de enfermeras no menor de tres(3. Venezuela.El área mínima deberá ser de quince metros cuadrados (15mts²) con un ancho mínimo de tres metros con setenta centímetros (3.10mts) que permitirá la circulación a ambos lados y la separación por sexo. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas ARTÍCULO 20. ARTÍCULO 25.40 mts) y visualización directa a todas las camas ARTÍCULO 21.. y permitir la circulación alrededor del paciente. que incluya: trampa de yeso y mueble con fregadero así como un ambiente para depósito de materiales..ve 4 .Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales.El numero de camas de trauma y shock.05. 3.El área de trauma y shock deberá tener un acceso directo y expedito a la entrada de emergencia. 4. Hospitales I Y II situados en zonas aisladas geográficamente (mas de tres horas de distancia por vía terrestre o acuática) de otro establecimiento que ofrezca este servicio.00 metros) y contar con los dispositivos necesarios para colocación de mecanismos de fijación articular externa (yeso).Deberá existir un ambiente para depósito de materiales y equipos con un área mínima de seis (6.gov. Centro Simón Bolívar. El Silencio. c. ARTÍCULO 24.. ARTÍCULO 26.00mts²). Caracas. Hospitales I Y II situados en zonas estratégicas 2.Por cada consultorio de emergencia existirán por lo menos dos (2) camas de observación. ARTÍCULO 22.Los establecimientos que tengan alguna de las siguientes características: 1. Equipos. oficina 340.Deberá existir una sala de observación para adultos y/o pediátrica con los siguientes requisitos: a.. Establecimientos con servicio de medicina critica. 5.El espacio físico por cada cama será no menor de seis metros cuadrados (6mts²) con un ancho mínimo de dos metros con diez centímetros (2. Clínicas con capacidad mayor a noventa (90) camas. b.60mts). una de las cuales contara con posibilidades de aislamiento.. Telf: 408. Hospitales tipo III y IV deberá tener un área para trauma y shock con los equipos de soporte avanzados de vida. COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur.. piso 3. ARTICULO 23.00) mts² con un ancho mínimo de un metro cuarenta centímetros (1.Los establecimientos que oferten traumatología.38-39 www.msds. deberá ser no menor de dos (2) para hospitales tipo I Y II que se encuentran en las condiciones a y b del articulo 22..
que consiste en una dotación conformada por: ventilación mecánica. ARTICULO 29.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales.ve 5 .Deberá existir un ambiente para reposo del personal masculino y otro para el femenino con vestuario y sanitario con ducha. rayos x portátil de trescientos mA (300ª).Deberá existir un ambiente para deposito de materiales equipos con área mínima de diez metros cuadrados (10... camilla de transporte...00mts 2) y cuyo número dependerá de su ubicación con respecto al resto de las ambientes y a una distancia mayor de diez metros (10.Deberán existir ambientes diferenciados para sanitarios de pacientes. Caracas. extractor de cuerpos extraños en vías aéreas de traqueostomia. lámpara cialitica de tres focos de pedestal. centrífuga para microhematocritos.00mts) de los ambientes mencionados en el punto contemplado en el artículo 29. con luz alógena recargable. CAPITULO VI EQUIPOS FIJOS Y SANITARIOS: ARTICULO 32.. observación y consultorios de emergencia. Venezuela. público y personal en el número según lo establecido en las normas sanitarias de construcción.gov..camilla con baranda y rueda de diámetro mínimo de doce (12) centímetros y freno riel. piso 3. laringoscopio de tres hojas con luz alógena de ORL.Ventilador portátil de presión con modo ventilatorio y asistido. COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur. oficina 340. presión inspiratoria y positiva y frecuencia graduable.05. ARTICULO 33. ARTÍCULO 30. de gases y electrolitos en sangre y para glicemia capilar. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas ARTÍCULO 27.. según lo establecido en las normas sanitarias de construcción. b. ARTÍCULO 34.El área trauma y shock deberá ser dotado como mínimo de los siguientes equipos: laringoscopio. volumen controlado portátil.. desfibrilador portátil con marcapaso no invasivo. Centro Simón Bolívar.00 mts²). El Silencio. laringoscopio y balón de insuflación manual tipo ambu. porta soluciones y porta chasis de rayos x.los establecimientos de salud deberán tener un equipamiento de soporte básico de vida. Equipos.38-39 www.Deberá existir una faena sucia con un área mínima de cuatro metros cuadrados (4mts²) y cuyo numero dependerá de su ubicación con respecto al resto de los ambientes y una distancia no mayor de diez metros (10 mts) de los ambientes de trauma y shock. ARTÍCULO 31.msds. posiciones trendelenburg y fouller.Cada cama de trauma y shock deberá estar dotada como mínimo de: a.Deberá existir un ambiente para faena limpia con un área mínima de tres metros cuadrados (3. Telf: 408. ARTICULO 28.
Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas c. d..Instalación de oxigeno y succión: deberá colocarse en la forma siguiente: un punto / cama de observación y 2 puntos / cama de trauma y shock. b.38-39 www. ARTÍCULO 37.En el área de trauma y shock la temperatura deberá oscilar entre 18°C y 24°C. CAPITULO VII CONDICIONES DE AMBIENTE ARTICULO 35..Equipo de succión o intermitente g.. Venezuela. e. b. piso 3.Flujometro de oxigeno f. presión arterial no invasiva.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales.En aquellos sanitarios donde sea posible deberá colocarse ventilación e iluminación natural..Instalaciones sanitarias: deberá tener un tanque de agua potable con una capacidad de reserva para un mínimo de tres (3) días de suministro.Bomba de infusión que permita la administración de cristaloides y coloide. a.Balón de insuflación manual (tipo ambu o similar). Centro Simón Bolívar. se deberá colocar ascensores tipo monta-camilla para camilla para traslado de pacientes.El área de observación deberá tener iluminación y ventilación natural. El Silencio. ARTÍCULO 39. Telf: 408. ARTICULO 38. ARTICULO 40.05.Instalación eléctrica deberá dotarse de corriente de 110v y 220v. Caracas.Instalaciones mecánicas: de ser necesario. CAPITULO VIII OTRAS INSTALACIONES ARTÍCULO 36.110v 2 tomas / consultorio 2 tomas/ camas de observación y 4 tomas/ cama de trauma y shock.ve 6 .Lo no contemplado en esta norma se regirá por lo dispuesto en las normas especificas de construcción para cada una de los tipos de instalaciones. saturación de oxigeno. oficina 340.gov. conectada al sistema preferencial de emergencia en la forma siguiente: a... COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur. Equipos.220v 1 toma cama de observación y 2 tomas/ cama de trauma y shock.msds.Monitor portátil de signos vitales electrocardiografías.
oficina 340. Venezuela. cirugía cardiovascular.. Telf: 408. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas ARTICULO 41.. altamente especializada con control constante de sus funciones vitales a objeto de aumentar sus posibilidades de sobrevivir. piso 3.Los que oferten algunas de las siguientes especialidades : Neurología. críticamente enfermo y de alto riesgo. COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur.ve 7 . niños post – quirúrgicos y neonatología. Centro Simón Bolívar.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales.. en terapia intensiva de: adultos. de fecha 21-10-93 y por las unidades funcionales siguientes: Unidad de atención al paciente: la cual de acuerdo a su clasificación (polivalente y/o especializada) podrá ser: abcdefghTerapia intensiva de adultos Terapia intensiva de niños Cuidados coronarios Caumatologia Terapia intensiva post – quirúrgica Neonatología intensiva Unidad de apoyo administrativo Unidad de servicios auxiliares CAPITULO XI CONDICIONES DE NESECIDAD. CAPITULO X ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ARTÍCULO 42.38-39 www.En los hospitales tipo IV de la unidad de atención a pacientes deberá separase..Todo establecimiento que tenga alguna de las siguientes características: a.Hospitales y clínicas aislados geográficamente (mas de tres (3) horas de distancia por vía terrestre o acuática) de otro establecimiento que ofrezca este servicio d. Equipos. Caracas. ARTICULO 44. e. transplante de órganos.gov. cirugía y traumatología de alta complejidad.216. El Silencio. ACCESO Y RELACIONES FUNCIONALES ARTÍCULO 43. dándosele el máximo de atención.05.El servicio de medicina critica esta conformado según lo establecido en la gaceta oficial N° 35.Que oferten cirugías de emergencias c. como mínimo.msds.Es la unidad donde se presta atención al paciente.Deberá tener un servicio de medicina crítica.Hospitales generales tipo III Y IV b.
gov. Telf: 408. Centro Simón Bolívar. En el área de hospitalización de pacientes no debe colocarse a nivel de piso ningún objeto que dificulte la libre circulación alrededor del paciente.00 mts) para permitir el libre paso de camillas.. con un índice de cero setenta (0.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales.38-39 www. c) Áreas semi.msds. con espacio adicional para teléfono publico y dispensador de agua b) Sanitario publico para ambos sexos de acuerdo a las normas sanitarias de construcción. a) Área publica conformada por sala de espera para la familiares con capacidad de dos (2) familiares /cama. sala de reuniones para discusión de casos. Todas las puertas de entradas y salidas de pacientes deberán ser tipo vaivén de dos hojas con visor y un ancho mínimo de dos (2) metros todo los ambientes de hospitalización de pacientes deberán utilizar techos de plafond conjunta invisible tipo “drywall” o similar. que no permitan la acumulación de polvos.Los establecimientos que oferten servicios obstétricos deberán tener una unidad de cuidados intensivos neonatales con capacidad mínima de dos cunas. ARTÍCULO 48. oficina 340. Los pisos deberán incluir en su composición aditivos bacteriostáticos.. d) Área de descanso de personal con espacio para pequeño pantry e) Sanitarios para personal de ambos sexos de acuerdo a las normas sanitarias de construcción COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur. El Silencio.con relación a los espacios físicos: deberá existir una clara diferenciación entre áreas públicas semi-restringidas.El artículo deberá estar ubicado en relación directa con el área quirúrgica y con fácil transito desde la emergencia CAPITULO XII REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS ARTICULO 47. Venezuela. Caracas.05. en donde se ubicaran los diversos ambientes de acuerdo a sus características de accesibilidad.ve 8 . oficina para la coordinación de enfermería. ARTÍCULO 46. piso 3. Los acabados a utilizar a nivel de piso y paredes debe ser completamente liso sin juntas o ranuras.70) metros cuadrados/ persona . Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas ARTÍCULO 45. Equipos..restringidas conformada por: Oficina para jefatura del servicio con espacio para secretaria..Con relación a aspectos generales de infraestructura: Todos los pasillos de circulación de pacientes deberán tener un ancho mínimo de dos (2. con bordes redondos.
COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur. Venezuela. peso.El área restringida corresponde al área de atención al paciente Y tendrá las siguientes características: a) Debe permitir la circulación de camillas. Centro Simón Bolívar.ve 9 . e) Faena limpia con una área mínima de tres (3. Equipos.00mts²) y un ancho mínimo de dos con setenta (2. ARTÍCULO 51. fregaderos. talla y otros con un área mínima de ocho (8. Telf: 408.00mts²) y un ancho mínimo de tres (3. baño de infantes.00 mts²) y un ancho mínimo de (2.00mts²) con un ancho mínimo de cuatro (4.00 mts). El Silencio.En el caso de neonatología intensiva se varía los siguientes aspectos: a) Deberá existir un área de técnicas asépticas y procedimientos terapéuticos de ingreso.msds.05.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales. esterilizador portátil y estantería de pared con área mínima de seis (6. piso 3.70mts)...gov. Caracas.00 mts²) y un ancho mínimo de dos con cincuenta (2.50mts) g) Laboratorio clínico para exámenes de urgencia con espacio para mesón de laboratorio pequeña nevera. ubicados en el área semi restringida con salida ubicada en el área restringida de atención al paciente. las camas pueden estar separadas por tabiques divisorios transparentes o cortinas plegables c) El área mínima por cama deberá ser de doce (12. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas f) Faena sucia con área mínima de cinco metros cuadrados (5. Artículo 49. dotada con muebles. estantería de pared.00 mts) y su numero no deberá ser menor de diez por ciento (10%) del total de camas de hospitalización. distribuidas de acuerdo al punto 2.La unidad de terapia pediátrica deberá tener las mismas características descritas en los puntos anteriores.1 en hospitales tipo IV y clínicas mayores de cien(100) camas deberán estar separadas las unidades para coronarios y post-quirúrgicos d) Deberá existir un puesto de enfermeras con un espacio para preparación de formulas con campanas de flujo y muebles con fregadero con un área mínima de (6. con un área mínima de diez (10mts²) ARTÍCULO 50. Rx portátil y otros equipos en forma simultanea b) Debe permitir la visualización directa de los pacientes desde cualquier punto del ambiente. b) El área mínima por cama deberá ser de nueva (9) mts con un ancho mínimo de tres(3)mts.00mts²) y un ancho e dos con cincuenta metros(2.. oficina 340.00 mts ) f) Deposito de materiales y equipos. con espacio para equipos rodantes.38-39 www.50 mts). camas clínicas.
Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales..Un (1) ventilador neonatal con presión controlada y frecuencia que pueda ser mayor de ciento veinte (120) por minuto. El Silencio. ARTICULO 54.. oficina 340. Lámpara articulada de pared 2. 8.ve 10 . Un balón de insuflación manual.La terapia neonatal deberá tener: a. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas CAPITULO XIII EQUIPOS FIJOS Y MOBILIARIOS ARTÍCULO 52. Un monitor electrocardiograma.circuito de pacientes universal pediátricos: 1.msds. Centro Simón Bolívar. Dos (2) lámparas articuladas 2. Modulo de aspiración central. Una bomba de infusión. saturación de oxigeno capilar.Una (1) lámpara con luz roja y blanca b. piso 3. Una (1) bomba de infusión 3. ARTICULO 56. Un nebulizador de oxigeno. 7. Venezuela. 4. Un (1) monitor de presión invasivo y no invasivo 3...05.38-39 www. Riel porta soluciones con gancho en numero de seis 3. Un (1) balón de insuflación manual ARTÍCULO 55. ARTÍCULO 53.. Un (1) monitor de electrocardiograma 2. capnografia COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur. Un monitor de presión invasiva.gov. Un (1) electrocardiógrafo 4. 9.Una (1) incubadora de transporte.Sistema regulador con capacidad de monitorizar: a. Equipos. 12. Caracas.La cama pediátrica debería estar dotada de: 1.cada cama de adultos deberá estar dotada de: 1. Telf: 408. Un flujometro de oxigeno 10. 11. Un estante porta monitores con capacidad de soporte no menor de treinta (30) Kg. c. Un monitor de tensión arterial no invasivo 5. Un ventilador de volumen 6. Un ventilador pediátrico.Electrocardiografía.
instalaciones eléctricas: deberá dotarse de corriente 110v y 120v. Venezuela.Equipo para determinar electrolitos en sangre y orina.Un (1) electro bisturí con corte y coagulación f. Ñ. h.110v 4 tomas/ camas b.Equipo para determinar gases arteriales. d.. oficina 340.temperatura controlada entre 18°C y 24°C. El Silencio.. Equipos.msds. Telf: 408.Un (1) laringoscopio con hojas de intercambio.. i.Bomba de infusión enteral m.gov. Caracas.Desfibrilador. CAPITULO XV OTRAS INSTALACIONES ARTICULO 59. presión arterial frecuencia respiratoria Equipo de succión continua o intermitente. Centro Simón Bolívar.220v 1 toma /cama COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur. piso 3. n. conectada al sistema preferencial de emergencia en la forma siguiente: a. o.Oximetro digital uno por cada dos cama p.05.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales. Es recomendable que el área de atención al paciente posea iluminación natural.Capnografo: uno por cada tres camas ll.Una computadora de gastos cardiacos. g.RX portátil b.Monitor de fusión respiratoria y oxigenación con programa de calculo por cada unidad CAPITULO XIV CONDICIONES AMBIENTALES ARTICULO 58. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas bcdef- Presión arterial no invasiva .Espirómetro l.Electrocardiógrafo.38-39 www. ARTÍCULO 57.Generador de marcapaso externo. Fototerapia. Estetoscopio.El servicio deberá tener los siguientes equipos: a.Un (1) equipo de ORL e.Equipo para determinar glicemia capilar k.ve 11 .Negatoscopio no menor de cuatro cuerpos c.Mesa rodante. Balón de insuflación manual con presión controlada. j.
con ducha tipo teléfono mayor de dos metros de extensión para atención de quemados y/o baño de pacientes. Establecimientos y Profesiones de Salud Comité de Programas ARTICULO 62. oficina 340.. ARTICULO 61.gov..instalaciones de gases medicinales: deberán colocarse de la forma siguiente: una toma de 02/ cama dos tomas de succión/cama y 2 tomas aire comprimido / cama no menor de 60 PSI.instalaciones sanitarias: por lo menos una de las camas deberá tener un drenaje de piso y una toma de agua fría y otra de agua caliente. piso 3. ARTÍCULO 63.ve 12 . Telf: 408.38-39 www.lo no contemplado en estas normas se regirá por lo dispuesto en las normas especificas de construcción para cada uno de los tipos de instalaciones.. Centro Simón Bolívar. Caracas. Comuníquese y Publíquese PEDRO RINCÓN GUTIERREZ MINISTRO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL COMITE DE PROGRAMAS Edificio Sur.msds. ARTICULO 62.05.Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Regulación y Control de Materiales. Venezuela.. Equipos.estas normas se actualizaran de acuerdo a los avances tecnológicos y experiencia de campo. El Silencio.
Documents Similar To GACETA OFICIAL MEDICA_Normas de Arquitectura y equipamiento para establecimientos de Salud Medico asistenciales

References: Resolución 
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 19
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 10
 ARTÍCULO 20
 ARTÍCULO 25
 ARTÍCULO 21
 ARTÍCULO 24
 ARTÍCULO 26
 ARTÍCULO 22
 artículo 29
 ARTÍCULO 30
 ARTÍCULO 27
 ARTÍCULO 34
 ARTÍCULO 31
 ARTÍCULO 37
 ARTÍCULO 39
 ARTÍCULO 36
 ARTÍCULO 42
 ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 48
 ARTÍCULO 46
 ARTÍCULO 45
 ARTÍCULO 51
 Artículo 49
 ARTÍCULO 50
 ARTÍCULO 52
 ARTÍCULO 55
 ARTÍCULO 53
 ARTÍCULO 57
 ARTÍCULO 63