Source: http://docplayer.cz/12954561-R-o-c-n-i-k-2002-v-e-s-t-n-i-k-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republiky-castka-11-vydano-rijen-2002-kc-obsah.html
Timestamp: 2019-09-22 17:12:24+00:00

Document:
R o č n í k V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: ŘÍJEN 2002 Kč OBSAH - PDF
R o č n í k V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: ŘÍJEN 2002 Kč OBSAH
Download "R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: ŘÍJEN 2002 Kč OBSAH"
1 R o č n í k 2002 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: ŘÍJEN 2002 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 12. Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice str. 2
2 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 12. Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice Č.j. OZP/255652/02 Ref.: MUDr. Lenka Krejčová čl. 1 Obecná ustvení 1. Screeningem nádorů prsu se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním preventivních vyšetření prsů u populace žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu. 2. Záměrem screeningu je zaručit ženám v České republice kvalifikovaná preventivní (screeningová) vyšetření prsu na pracovištích naplňujících kriteria moderní specializované a integrované mamární diagnostiky. 3. Cílem screeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů prsů a přednádorových stavů a zvýšení podílu časných stadií rakoviny prsu na úkor stadií pokročilých, což povede ke snížení úmrtnosti na toto onemocnění. Dalšími cíly jsou redukce ablačních operací, dosažení vyššího podílu operací prsů zachovávajících, širší uplatnění cílených operací na lymfatických uzlinách umožňujících lymfatickou drenáž horní končetiny, redukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoterapie. 4. Screening nádorů prsu se provádí v souvislosti s ostatními komplexními preventivními prohlídkami žen. čl.2 Vstup pracovišť do programu screeningu nádorů prsu 1. Pravidla pro vstup a účast radiodiagnostických pracovišť do screeningového programu jsou stvena v konsensu členů Komise pro screening nádorů prsu MZ a Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti ČLS JEP a Sdružení nestátních ambulantních radiologů (dále jen KOMD). 2. Screening nádorů prsu se soustřeďuje na specializovaná pracoviště, splňující podmínky kvality, kontinuity a hodnotitelnosti dosahovaných výsledků. 3. Žádost o zařazení do screeningového programu, k provádění mamárního screeningu, podává na formuláři (viz příloha č 1) statutární zástupce zdravotnického zařízení Ministerstvu zdravotnictví ČR. Elektronické formuláře, které jsou součástí žádosti, jsou k dispozici na webovských stránkách mamární sekce Radiologické společnosti ČLS JEP ( 4. Výsledek projednání bude oznámen písemnou formou nejpozději do 2 kalendářních měsíců od podání žádosti.
3 5. Plnění stvených podmínek a jejich další udržování (reakreditace) posuzuje v jednoletých intervalech KOMD, která předkládá výsledky Komisi pro screening nádorů prsu MZ k definitivnímu rozhodnutí. 6. Seznam pracovišť splňující podmínky mamografického screeningového programu je průběžně aktualizován na webovských stránkách Ministerstva zdravotnictví. KOMD uděluje při splnění podmínek Osvědčení Radiologické společnosti ČLS JEP. čl. 3 Podmínky pro vstup pracoviště do programu screeningu nádorů prsu 1. Integrace diagnostického procesu Screeningové mamodiagnostické pracoviště musí být schopno provést tyto výkony: mamografii, duktografii, ultrasonografii prsů, cílené intervenční výkony pod ultrasonografickou kontrolou (tenkojehlovou aspiraci, core-cut biopsii), cílené klinické vyšetření (palpaci, aspekci) a diagnostický pohovor s klientkou screeningového programu. Pokud neprovádí pracoviště samo stereotaktickou lokalizaci a punkci, vyšetření prsů magnetickou rezonancí či scintimamografii, uvede v žádosti, na které specializované pracoviště bude k těmto výkonům pacientky referovat. 2. Trvání diagnostického procesu Diagnostika negativního nálezu má být provedena v jednom dnu, nejpozději do 3 pracovních dnů, aby se předešlo zbytečné nejistotě a psychickému stresu žen, u nichž nelze prokázat žádné známky nádorového onemocnění. I při podezřelých a pozitivních nálezech vyžadujících předoperační bioptické ověření, musí být zaručen co nejrychlejší postup, jehož výsledkem je oznámení pracovní diagnózy nemocné nejpozději do 15 dnů. Pokud bude zapotřebí diagnostiku pozitivního nálezu zcela výjimečně doplnit počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo dalšími specializovanými diagnostickými metodami provozovanými mimo pracoviště, odpovídá čas k určení diagnózy možnostem provedení těchto specializovaných vyšetřovacích metod. 3. Kvalifikace diagnostiků Lékař provádějící screeningové vyšetření prsu musí být atestován v oboru radiodiagnostika (radiologie) a musí prokázat specializaci v mamární diagnostice prokazatelnou dosavadní praxí a počtem provedených mamodiagnostických vyšetření, mamografických i ultrasonografických. Za minimální počet zhodnocených mamografických vyšetření se považuje pro jednoho lékaře 2 000/rok v posledních 3 letech. Pro radiologickou laborantku či asistentku provádějící screeningovou mamografii je požadováno absolvování specializačního studia (atestace), případně jiné ekvivalentní vzdělání. Při procesu opětovného posuzování pracoviště bude KOMD požadováno, aby v průběhu účasti ve screeningu lékaři a laborantky absolvovali specializované kurzy zaměřené na diagnostické a organizační aspekty preventivního vyšetřování prsu a problematiku radiační ochrany. 4. Počty provedených vyšetření Pracoviště může provádět mamografický screening, pokud se mamografickou diagnostikou zabývá alespoň 3 roky a v minulém roce mamograficky vyšetřilo nejméně žen. Toto kriterium se bude považovat za splněné i u pracoviště, které zaměstnává v mamodiagnostice mimořádně zkušeného lékaře, který prokazatelně zhodnotil mamogramy u minimálně žen ročně v posledních 3 letech. Podáním přihlášky se pracoviště stvrzuje vyšetřit ve screeningovém programu nejméně 5000 žen ročně a zachovat objednací doby na screeningové vyšetření nepřesahující dlouhodobě 1 měsíc.
4 5. Požadavky na technické vybavení pracoviště Pracoviště zabezpečí, aby používané zdravotnické prostředky odpovídaly ustvením zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na přístrojové vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí vybavení pracoviště pro screening nádorů prsu jsou také nástroje pro duktografii a zařízení a pomůcky pro biopsii prováděnou pod ultrazvukovou kontrolou. Stereotaktické zařízení není nezbytným vybavením pracoviště, předpokládá se však dostupnost této metody v indikovaných případech přímým odesláním klientky na jiné, stereotaxí vybavené pracoviště. 6. Požadavky radiační ochrany ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. Pracoviště provádějící mamografický screening musí a) mít platné povolení SÚJB ve smyslu ust. 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. včetně schválené dokumentace vnitřní havarijní plán, monitorovací plán a program zabezpečování jakosti b) být vybaveno mamografickým zařízením, které odpovídá v příloze č. 3 (testované parametry, doporučené a požadované tolerance) uvedeným požadavkům na jeho kvalitu pro screeningové mamografické pracoviště, du požadavky pro přejímací zkoušku, c) splňovat další podmínky, dané citovaným zákonem a jeho prováděcími předpisy, tj. zejména - mít pracovníka s oprávněním SÚJB k vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochru. Výhodou je, vykonává-li tuto funkci nebo je alespoň k dispozici pro kontrolu naplňování programu zabezpečování jakosti radiologický fyzik v souladu s připravovu harmonizací podmínek lékařského ozáření s CD 97/43/Euratom (čl. 6), - v souladu se schváleným programem zabezpečování jakosti zajistit pravidelné provádění zkoušek dlouhodobé stability (testované parametry, doporučené a požadované tolerance viz příloha č. 3) a provozní stálosti (příloha č. 1 a č. 4) a provádět mamografický screening pouze v případě, že testované parametry nepřekračují požadované tolerance, uvedené v příloze č. 3 a č Návaznost péče při zjištění nádoru prsu Součástí podmínek pro provádění mamografického screeningu je jasně definovaná návaznost pracoviště na konkrétní chirurgické, gynekologické a onkologické ambulance a mamární komise, aby zjištěný či podezřelý zhoubný nádor mohl být bez zbytečného prodlení ověřen a terapeuticky řešen v rámci nezbytné interdisciplinární spolupráce. Musí být zajištěna také zpětná informační vazba mezi lékaři provádějícími chirurgickou léčbu, onkology a screeningovým pracovištěm, které je povinno průběžně vyhodnocovat validitu a efektivitu screeningových vyšetření, která provádí. 8. Kontinuita screeningu nádorů prsu Pracoviště provádějící screening vede záznam každé klientky o provedeném preventivním vyšetření a jeho výsledku v písemné, filmové, případně elektronické podobě, přičemž doba archivace se řídí platnými předpisy. Je nezbytné, aby mamogramy předchozích screeningových vyšetření byly k dispozici na jednom pracovišti, protože o časnosti záchytu nádoru prsu může rozhodnout dynamika změn v čase. Pracoviště je proto povinno zajistit na vyžádání předání (se souhlasem pacientky) celé dokumentace o dosavadním screeningovém vyšetření novému pracovišti, které preventivní mamodiagnostickou péči o ženu přebírá (například z důvodu změny bydliště nebo na přání ženy). 9. Sledování a vyhodnocování činnosti screeningového programu (datový audit) Screeningové mamodiagnostické pracoviště sleduje a vyhodnocuje výsledky své činnosti a vyhovění doporučeným tolerancím jednotlivých parametrů. Minimálně sleduje tyto údaje: datum auditu a sledovací období, celkový počet jednotlivých vyšetření v tomto období počet screeningových mamografických vyšetření podle věkových kategorií (po 5 letech od 40. roku věku), bydliště (region) vyšetřených žen
5 počet vyžádaných diagnostických mamografických vyšetření (statistika by měla být provedena odděleně pro screeningová a diagnostická vyšetření) celkový počet žen doporučených k dalšímu vyšetření (např. k ultrasonografii, cílenému snímku, biopsii) počet provedených doplňujících ultrasonografií počet doporučení k biopsii (otevřené a core-cut odděleně) výsledky bioptických vyšetření: počet benigních nádorů a maligních, oddělené vedení pro punkční biopsii (aspirační biopsii tenkou jehlou a core-cut biopsii) a chirurgickou ( otevřenou ) biopsii údaje o zjištěných karcinomech: histologický typ, velikost, stav lymfatických uzlin a grade dle definitivní histologie počet intervalových karcinomů (tyto případy je třeba archivovat zvlášť) Ze sledovaných údajů se doporučuje vypočítat procento zúčastněných žen v určitém regionu (ze všech žen v dané věkové skupině v tomto regionu) správně pozitivní výsledky (TP) falešně pozitivní výsledky (FP 1. FP 2, FP 3 ), přičemž FP 1 je založena na abnormálních nálezech ve screeningu, t.j. doporučení k dalšímu vyšetření či biopsii, FP 2 je založena na doporučení k biopsii a FP 3 na výsledku biopsie pozitivní prediktivní hodnoty (PPV 1, PPV 2, PPV 3 ), přičemž PPV 1 je opět založena na abnormálních nálezech ve sscreeningu, t.j. doporučení k dalšímu vyšetření či biopsii, PPV 2 je založena na doporučení k biopsii a PPV 3 na výsledku biopsie (tolerance PPV %, PPV %) detekční poměr pro karcinom (angl. cancer detection rate) u screeningových případů, tj. počet zjištěných karcinomů na 1000 ve screeningu mamograficky vyšetřených žen (tolerance 2 10/1000 ve screeningu mamografických žen) procento minimálních karcinomů ze všech nalezených karcinomů (minimální karcinom je definován jako invazivní karcinom 1 cm nebo duktální karcinom in situ (tolerance minimálně 30%) procento karcinomů s pozitivními lymfatickými uzlinami ze všech nalezených (tolerance maximálně do 25%) procento znovu pozvaných žen k doplňujícímu vyšetření ze všech ve screeningu mamograficky vyšetřených žen (angl. recall rate) Pracoviště mamárního screeningu poskytuje KOMD, případně Komisi, výsledky datového auditu nejméně jedenkrát ročně. čl. 4 Vstup a účast žen v programu screeningu nádorů prsu. 1. Na preventivní vyšetření prsů na pracovišti s zařazeném do programu screeningu nádorů prsu má právo každá dospělá žena. 2. Podmínkou úhrady ze všeobecného zdravotního pojištění je odeslání k vyšetření gynekologem nebo praktickým lékařem. 3. Vyšetření hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění se provádí ve dvouletých intervalech od 45. do 69. roku věku ženy. 4. Kromě indikace na základě věku ženy, může být screeningové vyšetření prsu doporučeno lékařem také z důvodu vysokého rizika vzniku karcinomu prsu při výskytu alespoň jednoho případu karcinomu prsu u ženských příbuzných klientky v přímé linii, u klientek, jimž byly
6 diagnostikovány mutace genů BRCA1 a BRCA2 na specializovaných pracovištích nebo na základě jiného specifického doporučení pracoviště nádorové genetiky. 5. Dále může být toto screeningové vyšetření doporučeno psychiatrem v případě těžké neurotizující kancerofobie vyslovené psychiatrem. Také v těchto případech je vyšetření hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 6. Screeningové vyšetření prsu lze provést také ženám bez doporučení praktika či gynekologa a všem ostatním dospělým ženám, které nenaplňují podmínky výše uvedené, a to od 40. roku věku maximálně v jednoročních intervalech. V těchto případech si však žena hradí vyšetření přímo sama. 7. Žena si sama hradí také opakování vyšetření v případě, že nález jednoho pracoviště hodlá konzultovat či ověřit na pracovišti stejného typu jinde v intervalu kratším než byl doporučen lékařem nebo screeningovým programem. Vhodnost takovýchto opakovaných vyšetření určuje nově navštívený diagnostik pracoviště splňující podmínky mamografického screeningu. Opakování či rozšiřování vyšetření není nárokovatelné. čl. 5 Vyšetřovací metody a jejich kombinace 1. Screeningové vyšetření prsu tvoří sběr anamnestických údajů nutných pro správné provedení a vyhodnocení vyšetření a mamografie ve dvou projekcích (v projekci mediolaterální šikmé a kraniokaudální). 2. V případě nejednoznačného, podezřelého či pozitivního nálezu zahrnuje diagnostický proces další metody, zejména ultrasonografii, cílené klinické vyšetření, cílenou mamografii s bodovou kompresí, mamografii se zvětšením, cílenou punkční či otevřenou (operační) biopsií. 3. Vhodnost provedení jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich kombinace s ohledem na nález a věk ženy určuje radiodiagnostik, který plně zodpovídá za kvalitu provedených vyšetření i diagnostického závěru screeningového vyšetření prsu. 4. Radiodiagnostik vedoucí lékař pracoviště úzce spolupracuje s ostatními lékaři dalších odborností, zajišťujících návaznou péči a interdisciplinární spolupráci, s regionálními zdravotními orgány, zdravotními pojišťovnami a členy KOMD.
7 Příloha č. 1: Přehled sledovaných parametrů ZPS a nezbytné materiální vybavení k jejich realizaci Sledovaný parametr Potřebné materiální vybavení Orientační cena Četnost 1. Kontrola nastavení centrální optické hustoty a její dlouhodobé reprodukovatelnosti 2. Přítomnost artefaktů 3. Vizuální kontrola stavu kazet a zesilujících fólií, suché čištění 4. Senzitometrie sledovat: D -min, D -max, C -ind, AvGrad. (event. S ind.), měření teploty 5. Vyvolávací automat (artefakty způsobené vyvolávacím procesem) 6. Doba zpracování filmu Stopky 7. Krátkodobá reprodukovatelnost centrální optické hustoty 8. Kompenzace tloušťky Zeslabovací 40 mm PMMA vrstva Bodový denzitometr ,- Speciální štětec z velbloudí srsti 700,- Senzitometr Motorizovaný denzitometr Vyhodnocovací software - doporučeno PC Digitální teploměr Zeslabovací 40 mm PMMA vrstva Zeslabovací PMMA vrstvy 20 mm 3 ks Bodový denzitometr ,- až , , ,- až , , ,- až , ,- 9. Rozlišení při nízkém kontrastu Mamografický fantom ,- až ,- 10. Fyzikální kontrast Mamografický Al klín 3.000,- 11. Vizuální kontrola negatoskopu Denně Týdně 12. Přesnost síly komprese Analogové nebo digitální váhy ,- až ,- Měsíčně 13. Homogenita komprese Blok pěnového plastu formátu kazety tloušťky 10 cm 14. Přesnost tloušťky komprese Zeslabovací PMMA vrstvy 20 mm 3 ks 15. Analýza opakování snímků 16. Rozlišení při vysokém Fantom (čárový) ,- Čtvrtletně kontrastu Lupa 17. Retence ustalovače na filmu Speciální roztok 500,- 18. Kompenzace napětí Zeslabovací 40 mm PMMA vrstva Bodový denzitometr 19. Kontakt mezi zesilující fólií Testovací mřížka pro kontrolu kontaktu a filmem fólie-film ,- Pololetně 20. Ochranné osvětlení temné komory Zeslabovací PMMA vrstva 40 mm Bodový denzitometr 21. Světlotěsnost kazet Zeslabovací PMMA vrstva 20 mm 22. Relativní citlivost systému Zeslabovací PMMA vrstva 40 mm kazeta zesilující fólie Bodový denzitometr 23. Světlotěsnost temné Zeslabovací PMMA vrstva 40 mm komory Bodový denzitometr 24. Jas negatoskopu Přístroj pro měření jasu - Candelametr 25. Homogenita jasu negatoskopu Přístroj pro měření jasu - Candelametr 26. Osvětlení místnosti Přístroj pro měření osvětlení - Luxmetr ,- až ,- Ročně Vzhledem k frekvenci 1x ročně vhodné domluvit v rámci ZDS Celkové pořizovací náklady ,- až ,-
8 1. Mamografické pracoviště a) Mamografické zařízení Příloha č. 2: Požadavky na technické vybavení pro mamografii, UZ Generátor Rentgenka části mamografu parametr požadavky Expoziční automat Vyšetřovací nářadí napájecí napětí rentgenky minimální rozsah napětí (kv) typ dy materiál dy velikost ohniska (mm) přídavná filtrace přídavný filtr (materiál) max. proud rentgenky I (ma) volitelná poloha a nastavení senzorů počet stupňů zčernání odečtení Q (mas) automatika nastavení vysokého napětí podle tloušťky a složení prsu minimální vzdálenost ohnisko-film (cm) motorizovaný vertikální pohyb indikace úhlu rotace motorizovaná komprese indikace kompresní síly i během komprese automatická dekomprese po expozici indikace tloušťky prsu značení expozičních parametrů na film Bucky clona; velikost (cm) zařízení pro mamografii se zvětšením vysokofrekvenční rotační Mo 0,1/0,3 (/0,4) *) dva filtry Mo (Al,Rh) ** ; 18x24, 24x30 *) velikost ohniska při vzdálenosti 0,15/0,4 70 cm **) lze zajistit i zařízením pro tento účel konstruovaný nebo organizačním opatřením provozu pracoviště b) Negatoskopy : Vysokofrekvenční negatoskop se svítivostí minimálně 4000 cd.m -2 s regulací a pohyblivými clonami. Negatoskop musí být dostatečně velký, aby se mohlo současně kontrolovat 8 snímků o velikosti 18x24 cm. c) Bodové světlo s irisovou clonou. d) Vyvolávací automat: Samostatný vyvolávací automat filmů vhodný pro mamografii s možností regulace teploty vývojky a času vyvolávacího procesu. e) Kazety se zesilující fólií pro mamografiije požadováno minimálně 8 kazet pro rozměr 18 x 24 cm a 4 kazety pro rozměr 24 x 30 cm. 2. Ultrazvukové pracoviště Ultrazvukový přístroj musí odpovídat nárokům na moderní UZ techniku pro vyšetřování měkkých tkání. Minimální střední frekvence lineární sondy pro vyšetření prsu je 7,5 MHz.
9 Příloha č. 3: Testované parametry, doporučené a požadované tolerance při přejímacích zkouškách a zkouškách dlouhodobé stability (určené pro screeningová mamografická pracoviště) kontrolovaný parametr/ověřovaná skutečnost ČSN EN požadavek doporučení poznámka generátor 5.2 rozsah napětí rentgenky 23 až 34 přesnost napětí rentgenky < ± 1,0 kv EU Guidelines for Assurance in Mammography Screening (dále jen EUG) reprodukovatelnost < ± 1,0 kv EUG napětí rentgenky celková filtrace 5.3 materiál 2 filtry současné požadavky celková filtrace vyjádřená jako polotloušťka > 0.3 mm Al EUG ohnisko rentgenky 5.4 velikost ohniska ,1/0,3 ČSN EN ohnisková vzdálenost > 600 mm EUG ohnisko-receptor obrazu vymezení rtg pole 5.5 ČSN EN vymezení rtg svazku světelným polem < ± 2 % ze vzdálenosti ohnisko film
10 vymezení rtg svazku na velikost filmu přesah radiačního pole v rovině podpěry směrem od hrudní stěny, na ostatních stranách přesah 2% ze vzdálenosti ohnisko-film < 5 mm < 3 mm ČSN EN doporučení - současné požadavky linearita a reprodukovatelnost výtěžnosti 5.6 záření výtěžnost záření > 30 μgy/masm 2 > 40 μgy/masm 2 EUG linearita výtěžnosti záření < ČSN EN doporučení současné požadavky reprodukovatelnost kermy < ± 2 % kermový příkon standardního snímku u klinicky používané vzdálenosti > 7,5 mgy.s mgy.s -1 EUG při 28 kv expoziční automat 5.7 kontrola nastavení centrální optické hustoty ,3 1,8 OD EUG variace se změnou polohy senzorů < ± 0.1 OD současné požadavky reprodukovatelnost standardního nastavení expozice 5 % EUG OD EUG rozdíl optické hustoty sousedních regulačních stupňů minimálně 7 volitelných stupňů na jeden stupeň pro>1.0 OD Q pro ukončení expozice mas současné požadavky odchylky OD pro různé tloušťky a složení tkáně < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD EUG odchylky OD pro změnu kombinace film folie < ± 0,15 OD < ± 0,10 jsou li používány současné požadavky odchylky OD pro změny napětí < ± 0,15 OD < ± 0,10 EUG
11 poměr zeslabení 5.8 poměr zeslabení prvků ve svazku rentgenového záření < 0,3 mm Al < 0,3 mm Al ČSN EN lze měřit velice obtížně, nahradit jiným způsobem kompresní zařízení 5.9 kompresní deska ČSN EN vizuální kontrola kompresní síla < 200 N ČSN EN blokace pohybu ramene při kompresi přesnost indikátoru tloušťky komprese < ± 5 mm < ± 5 mm současné požadavky omezení síly N současné požadavky nastavit méně než 70 přesnost indikátoru síly komprese < ± 20 N < ± 10 N ČSN EN současné požadavky stálost komprese v čase po dobu 30 s uložení kompresní desky poloha přední hrany kompresní desky a filmu homogenita komprese 15 mm pro asymetrickou zátěž 10 mm pro symetrickou zátěž nehomogenita radiačního pole změna OD ve vzdálenosti 10 a 120 mm od okraje filmu < ± 10 N současné požadavky < ± 2 mm současné požadavky EUG < 30 % současné požadavky strukturální artefakty žádné EUG vlastnosti systému vstupní povrchová kerma ve vzduchu platí 10 mgy (pro 40 mm PMMA) EUG 12 mgy (pro 45 mmpmma) pro optickou hustotu 1,40 OD (± 0,15) 20 mgy (pro 50 mm PMMA) rozmazání mřížky nesmí být vidět lamely EUG
12 faktor mřížky < 3 EUG expoziční čas < 2 s < 1,5 s EUG negatoskop jas světelného pole s možností regulace maximální jas má být > 4000 cd.m cd.m -2 doporučení EUG homogenita jasu < ± 30% cd.m -2 < ± 30% cd.m -2 EUG vyclonění pole EUG > cd.m -2 > cd.m -2 současné požadavky bodové světlo s regulací jasu a irisovou clonou lupa zvětšení 2-4x osvětlené místnosti lze zatemnit na uvedenou úroveň EUG < 50 lx EUG
13 Příloha č. 4: Testované parametry, frekvence, doporučené a požadované tolerance při zkouškách provozní stálosti (pro screeningová mamografická pracoviště) kontrolovaný parametr, ověřovaná skutečnost nastavení centrální optické hustoty reprodukovatelnost standardního nastavení expozice ( centrální optické hustoty ) krátkodobá reprodukovatelnost ( centrální optické hustoty ) - dlouhodobá odchylky OD pro různé tloušťky kompenzace tloušťky odchylky OD pro změnu napětí kompenzace napětí frekvence požadavky doporučení test. pomůcka denně, ZDS v rozmezí 1,3 1,8 OD včetně optické hustoty podložky a minimální optické hustoty Dmin týdně < ± 10 % z Q (mas) < ± 5 % z Q (mas) požadovky na test. pomůcky/přístroje test. přístroj přesnost reprodukovatel nost denzitometr ±2% v 1,0 OD ± 1% denně < ± 0,15 OD < ± 0,15 OD denzitometr ±2% v 1,0 OD ± 1% týdně < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitometr fantom PMMA 6 měsíců < ± 0,15 OD < ± 0,10 OD denzitometr fantom PMMA vizuální kontrola kompresní průběžně nepoškozená desky homogenita komprese čtvrtletně < ± 10 mm měřítko ±2% v 1,0 OD ± 2% ±2% v 1,0 OD ± 2% ± 1% - ± 1% - přesnost indikátoru tloušťky komprese přesnost tloušťky komprese čtvrtletně < ± 5 mm měřítko
14 přesnost indikátoru síly komprese měsíčně < ± 10 N váha přesnost síly komprese artefakty denně bez přítomnosti artefaktů rozlišení při vysokém kontrastu týdně 15 lp/mm pomůcka na rozlišení rozlišení při nízkém kontrastu týdně < 1.3 % (kontrast 6 mm detailu se 45 mm PMMA) podle návodu k pomůcce vizuální kontrola stavu kazet a fólií denně nesmí být poškozené uzávěry a závěsy; fólie nesmí být znečistěné, poškrábané, či jinak poškozené světlotěsnost kazet ročně na filmu nejsou pozorovaná žádná osvětlená místa kontakt mezi zesilující fólií a filmem relativní citlivost systému kazeta zesilující fólie 3 měsíců optická hustota snímku je v celé ploše homogenní pomůcka na nízký kontrast (mamo fantom) mřížka ročně < ± 0,15 OD denzitometr ±2% v 1,0 OD ± 1% světlotěsnost temné komory ročně nárůst závoje za 4 min < 0,05 OD ochranné osvětlení temné komory senzitometrie referenční hodnoty Dmin index citlivosti index kontrastu Dmax denzitometr ±2% v 1,0 OD ± 1% 6 měsíců nárůst závoje za 4 min < 0,10 OD denzitometr ±2% v 1,0 OD ± 1% < 0,20 OD > 2,8 OD 3,6 OD < 0,18 OD 2,8 3,2 OD senzitometr denzitometr ±2% v 1,0 OD ± 2% ± 1%
15 senzitometrie denní kontrola Dmin index citlivosti změna indexu kontrastu Dmax denně denně denně denně retence ustalovače filmu čtvrtletně dl < + 0,03 OD nad referenční hodnotu < ± 0,10 OD od referenční hodnoty < ± 0,10 OD od referenční hodnoty 3,6 OD 0,02 < ± 5 % OD < ± 5 % OD e návodu podle délky archivace vizuální kontrola negatoskopu týdně povrch čelního panelu musí být čistý; clony negatoskopu se musí snadno pohybovat negatoskop jas světelného pole ročně s regulací jasu, při čemž maximální jas má být > 4000 senzitometr denzitometr ±2% v 1,0 OD cdm -2 homogenita jasu ročně < ± 30 % měřič jasu ± 10% ± 5% ± 2% ± 1% měřič jasu ± 10% ± 5% bodové světlo ročně > cd.m- 2 měřič jasu ± 10% ± 5% osvětlení místnosti ročně 50 lx měřič osvětlení vyvolávací automat denně bez artefaktů ± 10% ± 5% doba zpracování filmu denně dle doporučení výrobce optimalizace vyvolávacího procesu soulad skutečné teploty s teplotou uvedenou na displeji teplota vyvolávací lázně (na displeji) denně ± 1 0 C ± 0,5 0 C stopky teploměr ± 0,3 ± 0,1 denně C teploměr ± 0,3 ± 0,1
16 Ministerstvo zdravotnictví ČR. Komise pro screening nádorů prsu Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti ČLS JEP Žádost o zařazení do programu screeningu nádorů prsu Zdravotnické zařízení... Pracoviště Úplná adresa IČZ.. DIČ Statutární zástupce.... Žádám o zařazení do Programu pro screening nádorů prsu ČR. Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené v žádosti a na akreditačních formulářích jsou pravdivé. Dále se zavazuji, že umožním na vyžádání zástupcům Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) a Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR uvedené údaje zkontrolovat, zajistím dodržování všech podmínek a kriterií, v případě zařazení do programu pro screening nádorů prsu umožním zpřístupnění údajů datového auditu pracoviště v rozsahu uvedeném v Podmínkách pro vyhotovení souhrnného ročního datového auditu všech screeningových pracovišť v České republice. Podpis statutárního zástupce a razítko ZZ V.dne. Vyplněnou a podepsu žádost zašlete na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, OZP, Komise pro screening nádorů prsu (dr. Krejčová), Palackého nám. 4, Praha 2. MZ zašle kopii automaticky KOMD K přijetí žádosti je třeba odeslat elektronickou formou v daném termínu i řádně vyplněné formuláře.
Radiační zátěž novorozenců v ČR
Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah (1) Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry
Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah () Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry
Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření
Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Název Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Oblasti LO radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie,
STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ
1 STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ I. Úvod Nádoové onemocnění psu je v naší ženské populaci nejčastější zhoubné nádoové onemocnění, jehož incidence má stoupající tendenci. V ČR se podílí
Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Citace: 410/2012 Sb. Částka: 150/2012 Sb. Na straně (od-do): 5212-5215
radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII
Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII ZOBRAZOVACÍ PROCES PANORAMATICKÉ RENTGENY ZKOUŠKY PROVOZNÍ
Externí klinické audity ve zdravotnictví. Mgr. Petr Borek Mgr. Radim Kříž Bc. Jiří Hlavička Ing. Denisa Holasová
Externí klinické audity ve zdravotnictví Mgr. Petr Borek Mgr. Radim Kříž Bc. Jiří Hlavička Ing. Denisa Holasová REALIZACE EKA V JEDNOTLIVÝCH LETECH Radiodiagnostika Nukleární medicína Radioterapie 2014
Pravidla procesu hodnocení
Pravidla procesu hodnocení Obsah Vysvětlení pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 1) Povinnost zajistit provedení externího klinického auditu... 3 2) Cíl externího klinického auditu... 3 3) Povolení
Hodnocení a ověřování vlastností ZIZ. Mgr. Petr Papírník
Hodnocení a ověřování vlastností ZIZ Mgr. Petr Papírník 1 Typy autorizace Povolení vizte ostatní prezentace Registrace novinka Používání zubních, veterinárních rtg zařízení a kostních denzitometrů + dovoz,
ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI
Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI PRACOVIŠTĚ S ZUBNÍMI PANORAMATICKÝMI RENTGENOVÝMI ZAŘÍZENÍMI Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2011 Účelová publikace bez jazykové
Název IČO QUATTROMEDICA, spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE
IČO 4 7 9 0 1 8 5 3 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 7 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 X 0 1 6 Název IČO QUATTROMEDICA, spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ
Zákon č. 263/2016. Sb., atomový zákon, a prováděcí právní předpisy Zkoušky zdrojů Optimalizace lékařského ozáření Radiologické události
Zákon č. 263/2016. Sb., atomový zákon, a prováděcí právní předpisy Zkoušky zdrojů Optimalizace lékařského ozáření Radiologické události Seminář IR, 9.2.2017 Ing. J. Nožičková 1 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový
Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP
Radioterapie Radiační onkologie v nové legislativě. Seminář SÚJB pro lektory odborné přípravy Čestmír Berčík
Radioterapie Radiační onkologie v nové legislativě Seminář SÚJB pro lektory odborné přípravy 8.3.2017 Čestmír Berčík 1 Specifika radiační onkologie Kategorizace ZIZ pro účely zabezpečení : 1. kat. = Radionuklidový
NAZ zavádí nový pojem registrace. Používat výše uvedená rentgenová zařízení po lze pouze po provedení registrace této činnosti ( 10 NAZ).
Používání zubních rentgenových zařízení, veterinárních rentgenových zařízení a kostních denzitometrů po 1.1.2017, podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon Dnem 1. 1. 2017 vstupuje v platnost zákon č.
Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav biofyziky a informatiky Institute of Biophysics and informatics, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Martin Večeřa Návrh digitalizace
3x mamo poznámky k všeobecně rozšiřovaným omylům. gama křivka moderní metoda hodnocení filmů a vyvolávacího procesu. D min musí být menší než 0,20 OD
Jarní sympózium SRLA ČR, Karlovy Vary....00 D min musí být menší než 0,0 OD x mamo poznámky k všeobecně rozšiřovaným omylům gama křivka moderní metoda hodnocení filmů a vyvolávacího procesu Otokar Vojtíšek,
Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře. Libor Judas
Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře Libor Judas Státn tní ústav radiační ochrany, v.v.i. Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře Týká se diagnostických
Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů. R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP
Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP Základní předpoklady úspěšného screeningu Cíl screeningu: Snížení mortality Zachování QoL vyjádřené
Používání zubních rentgenových zařízení po , podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Od tedy mohou nastat následující situace:
Používání zubních rentgenových zařízení po 1.1.2017, podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon Ing. Karla Petrová, ředitelka Sekce radiační ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ing. Eva Jursíková,

References: čl. 1
 čl.2
 čl. 3
 zákona č. 123
 zákona č. 18
 zákona č. 18
 čl. 4
 čl. 5
 zákona č. 263
 zákona č. 263
 zákona č. 263