Source: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-pales-pce-sd-u-sst.htm
Timestamp: 2017-04-29 17:25:16+00:00

Document:
Balanza para palés en acero inoxidable serie PCE-SD ... U SST
Transductores Sonómetro Reguladores de pH Termómetro Indicadores de procesos Termómetro para fiebre Convertidores de señal Videoscopio Regulador temperatura Balanza para palés en acero inoxidable serie PCE-SD ... U SST
balanza para pales en acero inoxidable verificada / incluye ruedas de transporte / IP68 - IP65 / cómputo de piezas / función suma / salida analógica 4-20 mA o 0-10 V opcional
La balanza para palés en acero inoxidable es una balanza sencilla que se suministra calibrada. Las mediciones de la balanza para pales en acero inoxidable con forma de U corresponden exactamente con las dimensiones de un palé EU. La balanza para palés en acero inoxidable con forma de U permite una colocación rápida y sencilla, colocando la carretilla justo entre ambos largueros para dejar el palé sobre éstos. Las cuatro células de la balanza para pales en acero inoxidable tienen protección IP68 y se encuentran en las esquinas del marco. La carcasa es de un acero inoxidable macizo anticorrosivo y antiácidos. La pantalla de la balanza para palés en acero inoxidable tiene una protección IP65 y puede colocarse sobre una la mesa o fijarse a la pared. Existe la posibilidad de suministrar la balanza para pales en acero inoxidable con interfaces opcionales, como por ejemplo, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, etc.; se entiende que esto modificará el tipo de protección. Para un transporte cómodo de la balanza para palés en acero inoxidable, los largueros de pesaje disponen de ruedas. Las funciones de la balanza para palés en acero inoxidable son auto tara, cómputo de piezas, memoria de tara, pesaje de bruto/neto, pesaje en porcentaje, pesaje de valores límite, etc. Si tiene más preguntas acerca de la balanza para palés en acero inoxidable, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro
para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca de la balanza para pales en acero inoxidable o cualquier producto de nuestros
sistemas de regulación y control, tecnología de laboratorio, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L.
- Verificable (verificación incluida en el envío) - Totalmente de acero inoxidable IP68 - IP65 - Función cómputo de piezas - Función de suma - Indicación MAX / MIN - Pesaje en porcentaje - Pesaje para recetas
- Función de estadística - Función para pesar animales - Indicación bruto / neto - Memoria de taraje - Pesaje de valores límite MIN / MAX / OK
- Opcional: tres contactos libres de potencial - Opcional: salida analógica (4-20 mA / 0-10V)
Clase M III (se envía verificada)
Cómputo por referencia
Opcional:RS-232 / LAN / USB
Descripción de interfaz(por favor, observe el tipo de protección IP)
Células de carga IP 68 / pantalla IP65
1 x balanza para palés en forma de U serie PCE-SD U SST, verificación incluida, instrucciones de uso
Interfaz Como la balanza para palés en acero inoxidable dispone de un alto grado de protección IP, no se incluye ninguna interfaz. Sin embargo, es posible añadirlo opcionalmente. Tenga en cuenta que posteriormente no es posible añadir esta opción. Nº-Art. AF-RS232-PCE Interfaz RS-232
Software Procell El software permite simular la entrada del teclado y enviar los datos de la balanza para palés en acero inoxidable directamente a Excel con hora y fecha. También existe la posibilidad de almacenar los datos al fondo como datos txt. Nº-Art. PCE-SOFT-Procell
Adaptador de memoria USB Si no hay ningún ordenador o impresora conectada a la balanza para palés , los datos de pesado pueden almacenarse, con hora y fecha, como datos txt en un lápiz USB. La conexión se hace mediante la interfaz RS-232 y el adaptador requiere una fuente de alimentación externa (adaptador de red incluido). Nº-Art. PCE-USM
Salida analógica 4-20 mA o 0-10 V La salida analógica de 16 bits convierte el peso en mA o V, lo que permite, realizr un control a través del PLC. Ejemplo con salida 4-20 mA: Cuando la balanza para palés en acero inoxidable indica 0 kg, la interfaz analógica envía 4 mA y en la carga máxima de la balanza, 20 mA. El límite de 20 mA / 10 V puede ajustarse de forma individual. Nº-Art. AF-4-20mA-PCE Nº-Art. AF-0-10V-PCE
Contacto libre de potencialEsta salida también es conocida como salida OC o como salida con separación galvánica. Esto significa que en los límites de peso preestablecidos, por ejemplo MIN / OK / MAX, la balanza para palés en acero inoxidble puede conmutar hasta tres contactos. La conexión puede ajustarse como pulso o señal continua. Nº-Art. AF-TSD Impresora Para imprimir directamente los valores de la balanza para palés en acero inoxidable (p.e. documentación). La impresora se envía con un cable RS-232 y un adaptador a la red de 240 V; el ancho del papel es de 112 mm. Nº-Art. PCE-BP 1
El cable de serie RS-232 mide aprox. 1 m e incluye las correspondientes asignaciones de pines 2-3 / 3-2 / 5-5 necesarias para la comunicación bidireccional entre la balanza para palés en acero inoxidable y el ordenador. Nº-Art. PCE-BDM-RS232
Adaptador USBSe trata de un adaptador de interfaz RS-232 Sub D 9 a USB. Además, se necesita un cable de serie donde la polaridad esté conectada correctamente. Nº-Art. RS232-USB Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza pesa palés":
Balanza para palés serie serie PCE-EP
(económica, no verificable, rango hasta 1,5 t, resolución 0,5 kg, RS-232, forma de U)
(balanza con forma de U, verificada, rango hasta 3 t, resolución desde 0,5 kg)
- Balanza para palés serie PCE-SW ... N
(no verificable, rango hasta 5 t, resolución desde 0,5 kg, longitud de la barra hasta 2 m)
(barras pesadoras, verificada, rango hasta 6 t, resolución desde 0,1 kg, interfaz RS-232)
(barras pesadoras, verificada, acero inox IP68/65, hasta 6 t, resolución desde 0,1 kg)
- Balanza para palés serie PCE-EP TP SST
(rango hasta 600 kg, acero inox, superficie útil 1200 x 1200 mm, incluye rampa)
(verificada, IP68/65, rango hasta 2 t, resolución desde 0,1 kg, con rampa)
(verificada, acero inox, IP68/65, rango de pesaje hasta 6 t, resolución desde 0,1 kg)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución