Source: https://www.alphaomega-electronics.com/es/analizadores-de-redes-electricas/2166-upm3100-analizador-de-potencia-con-lcd-din-144x144.html
Timestamp: 2020-02-21 16:03:42+00:00

Document:
UPM3100 Analizador de Potencia con LCD (DIN 144x144) - Maranata-Madrid SL - NIF B-85746204
> PRODUCTOS> ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS>UPM3100 Analizador de Potencia con LCD (DIN 144x144)
Referencia: UPM3100
Estudios actuales de arranque motor
Altamente sofisticado medidor de potencia proporcionando características de funcionalidad avanzada
Hasta cuatro opciones de plug-in
Hasta 10 grabaciones programables con diferentes iniciar y detener el tiempo
Evento y alarma de grabación, cede y se hincha, captura de forma de onda, visualización de forma de onda, diagramas de fasores, histórico de tendencias, TOU y mucho más...
Precisión según EN62053 (ex EN61036)
Funcionamiento trifásico 3 hilos o 4 hilos carga desequilibrada, bifásico y monofásico.
Lecturas cuatro cuadrantes completamente bidireccional. 10 contadores de energía están disponibles, la powerenergy aparente está dividido en cuatro contadores: revestimiento de importación, líder en la importación, exportación rezagadas, líder en la exportación.
Los valores de voltios, amperios, potencia, PF, frecuencia, energía, MinMax, demanda, armónicos, etc.. El instrumento de la versión completa ofrece más de 600 measuredcalculated parámetros y muestra en la pantalla LCD más de 30 páginas de gráficos.
Opción CPU2 - el coprocesador tablero constituye el muestreo simultáneo de alta resolución de voltaje y corriente, lo que permite el análisis de ciclo de energía líneas de 5060 Hz. La Junta de la CPU2 compatible con diferentes aplicaciones como: VDROP, VMAX, márketing... (véase abajo). El instrumento con el tablero de la CPU2 realiza al mismo tiempo las funciones vatímetro, el análisis armónico, la función básica y la función de análisis de ciclo de potencia.
Opción de VDROP - holguras se hincha detección de sobre voltajes L-N con medio ciclo de resolución (10 ms 50Hz). Registro de pre- y post-trigger (100100 mitad ciclos valores RMS). Se registran los eventos detectados. Estos datos se ve en el PC según estándar EN50160.
Opción de VMAX - dos funciones son seleccionables: VDROP (párrafo anterior) y MinAvgMax valores de cálculo y grabar con una resolución de ciclo (20ms 50Hz). Esta función permite para grabar hasta 10 parámetros seleccionados entre voltaje, corriente, potencia, PF y la frecuencia. Los datos se ve en el PC según estándar EN50160.
Opción de márketing - avanzado L-N tensiones y corrientes de o de la función de captura de forma de onda. En caso de disparo único el modo umbral es programable como voltaje o corriente; en doble gatillo que el modo umbral se fija entre ambos parámetros (voltage¤t), que permite la forma de onda, captura en el umbral del caso superación tanto para voltaje y corriente.
El instrumento puede almacenar hasta 10 200 formas de onda antes y después de un umbral superado, con una resolución de 8 a 32 muestras (dependiendo del número de formas de onda). La opción de márketing incluye una segunda función seleccionable: MinAvgMax valores de cálculo y registro (ver párrafo anterior).
2 MB de memoria no volátil para almacenamiento de datos.
Hasta 10 grabaciones programables con diferentes iniciar y detener el tiempo. Pueden elegir diferentes tipos de grabaciones:
-demanda de potencia activa, reactiva y aparente canalizados con tiempo promedio programable.
-valores instantáneos de lectura seleccionados entre los principales parámetros. El intervalo de grabación es programable de 1 a 9999 segundos.
-instantánea minmax valores medidos durante el intervalo de grabación. El intervalo de grabación es programable entre 1 y 9999 minutos.
-valores de tensión y corriente armónicos medición durante el intervalo de grabación. El intervalo de grabación es programable desde 1 a 60 minutos.
Registro de datos programable de tiempo de uso (TOU). La función TOU almacena el consumo de energía en los diferentes registros según el esquema de tiempo programado. Un grupo de 120 registros dan la situación del día anterior y el presente y del mes anterior y el presente. Esta función está diseñada para adaptarse a las estructuras arancelarias diferentes. Es posible programar hasta 10 horarios de tarifa diaria que contiene hasta 8 cambios de tarifa y 3 tarifas. Cada programa se puede asignar a los días de la semana y meses requerimiento. Hasta 20 días de fiesta puede asignarse a la tarifa más baja. Un algoritmo de diagnóstico comprueba y notifica cualquier superposición de configuración.
Evento, alarma y grabación de ONOFF de salidas digitales. El instrumento registra el cambio de estado de 8 puntos de ajuste programables, digital salidas que OnOff y el instrumento fuente ONOFF. Todos los eventos están integrados por referencia fecha y hora.
La opción CPU2 incluye 1 MB de memoria de datos no volátil. Dependiendo de la configuración de la CPU2 puede grabarse la siguiente información (ya descrita en el apartado de 'Calidad de la energía'):
-Combe y se hincha a eventos (opción VDROP). Se detectan las caídas que ocurren y sobretensión sobre un umbral programable y el instrumento registra la fecha y hora del evento, la longitud y el valor RMS de 100100 medio-ciclos antes y después del evento.
-min avg valores máximos de los principales parámetros medidos con muestreo continuo y 1 ciclo de resolución mínima para el cálculo del RMS. La resolución es programable entre 1 y 99 ciclos para simular el tiempo de respuesta del registrador según sea necesario. El tiempo promedio programable define el intervalo de tiempo entre las grabaciones.
-más de 200 formas de onda cuando un programable--umbral es superado (márketing). El instrumento registra ondas hasta 10 200 antes y después de la trig
Wibeee-Tri...
MRJ385...
MRJ4M-SL...
MRJ4M -...
RI-F300...
EG4130...
EG4115...

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución