Source: http://med.se-todo.com/doc/51911/index.html
Timestamp: 2018-06-23 17:41:28+00:00

Document:
Pliego de prescripciones tecnicas para el suministro e instalacion de un microscopio kerr destinado al centro de investigación en nanomateriales y nanotecnologíA (cinn), centro mixto (csic, universidad de oviedo, principado de asturias)
descargar 45.41 Kb.
título Pliego de prescripciones tecnicas para el suministro e instalacion de un microscopio kerr destinado al centro de investigación en nanomateriales y nanotecnologíA (cinn), centro mixto (csic, universidad de oviedo, principado de asturias)
tamaño 45.41 Kb.
El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales de un Microscopio Kerr. Esta técnica es imprescindible para complementar las actualmente existentes en varios grupos de investigación del CINN (adscritos en particular a las sublíneas primera y segunda), cuyo objetivo es el estudio experimental, y la modelización, de los efectos de las anisotropías y del acoplamiento magnético en láminas delgadas, multicapas y nanoestructuras, así como en el estudio del anclaje (pinning) de paredes magnéticas en defectos con potencial asimétrico (efecto Rachet), estos últimos, realizados mediante técnicas de litografía ( UV y de haz de electrones). El microscopio Kerr de alta resolución viene a cubrir el hueco actualmente existente entre nuestras técnicas de medida de propiedades magnéticas macroscópicas (magnetometría, efecto Kerr Transversal macroscópico, etc.) y las de escala nanométrica ( MFM, MO-SNOM). Con dicho equipo se puede obtener información de la estructura magnética local en la escala de las micras, lo que, conjuntamente con nuestras modelizaciones micromagnéticas, nos permitirá obtener información acerca de la magnitud de las anisotropías magnéticas ( en el plano y perpendicular) y de las interacciones magnéticas en multicapas ( Exchange-bias, etc.), así como de los mecanismos de anclaje de paredes magnéticas en redes de defectos; sumando a todo lo anterior el estudio de su evolución térmica.
Código CPA: 26.51.61
Código CPV: 38515100-9
El precio máximo de licitación, incluidos IVA e impuestos, será de 193.391,62 Euros,
Importe sin IVA…….. 166.716,91 €
Importe de IVA…….. 26.674,71 €
El plazo máximo para la ejecución del presente contrato será de 6 meses
LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION:
Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología.
33428-Llanera (Asturias)
Microscopio Polarizador de reflexión ( polarizador, analizador y compensador), con ángulo de incidencia variable que permita la determinación de las tres componentes locales de la imanación ( las dos del plano y la perpendicular), mediante la utilización de los efectos Kerr Longitudinal ( dos configuraciones) y Kerr Polar. Campo de visión: desde varios milímetros hasta el límite de la resolución óptica.
Termostato/criostato óptico que permita la variación de la temperatura de la muestra entre 10K y 800K.
Campos aplicados variables y rotatorios (360º) en el plano. Intensidad máxima: 1T. Resolución del orden de 0,01 mT
Cámara CCD de alta resolución y procesador de imágenes que permita la homogeneización de brillo, la sustracción de imágenes en tiempo real y la visualización de su evolución bajo campos o temperatura.
Ordenador, pantalla y teclado
Curso de formación en el manejo del equipo realizados en el Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanomateriales (CINN).
Microscopio óptico de polarización adaptado para Efectos Kerr Longitudinal y Polar
Microscopio polarizador con estativo sobre plataforma de granito
Objetivos estándar 20x,50x y 100x (inmersión)
Dispositivo con ángulo de incidencia variable para elegir entre incidencias normal y oblicua respecto al eje del microscopio, con objeto de poder elegir entre configuraciones Kerr Longitudinal (determinación de las componentes de la imanación en el plano de la muestra según dos direcciones ortogonales) y Kerr Polar (determinación de la componente de la imanación perpendicular a dicho plano).
Campo de visión: desde varios milímetros hasta el límite de la resolución óptica.
Polarizador, analizador y compensador de la elipticidad Kerr
Zoom óptico 1x-4x
Sistema de lentes correctoras de iluminación para conseguir la máxima homogeneidad en el contraste magneto-óptico con todos los objetivos.
Tubo binocular y posibilidad de intercambiar fácilmente entre la observación mediante oculares y cámara CCD
Carrusel de filtros ( hasta 4 filtros)
Lámpara de Xenon de gran estabilidad con la posibilidad de alineación manual y filtro de calor
Pletina para muestras de hasta 30 mm de diámetro con desplazamiento XY (de al menos ±14 mm) y giro en el plano (360º). Aislada mecánicamente de la plataforma del electroimán. Giro del electroimán (360º) independiente del giro de la muestra.
Termostato/criostato óptico que permita la variación de la temperatura de la muestra entre 10K y 800K
Criostato y termostato ópticos que cubran el rango de temperaturas de la muestra entre 10K y 800K
Muestra en atmósfera de vacío
Bomba turbomolecular y dispositivo que mantenga la muestra aislada de vibraciones
Portamuestras que permita diámetros de hasta 10mm
Objetivos con larga distancia de trabajo de 20x y 63x
Diseño del criostato y del electroimán que permita aplicar campos en el plano de hasta 0.3T
Caña de transferencia para helio líquido de doble pared, con sus válvulas correspondientes y control de flujo de He.
Campos aplicados variables y rotatorios (360º) en el plano de la muestra.
Electroimán sobre plataforma aislada mecánicamente de la que soporta el microscopio
Posibilidad de giro (360º) para aplicar campos magnéticos en cualquier dirección dentro del plano de la muestra.
Campo aplicado en el plano de hasta 1T (sin criostato) y de hasta 0.3T (con criostato)
Fuente de alimentación para el electroimán con control por software y manual
Posibili8dad de aplicar campos DC (bipolar) y AC ( de 0.1 a 500Hz),con resolución de 0.01 mT
Cámara CCD de alta resolución y Software (procesador de imágenes)
Cámara CCD de bajo ruido controlable por software
Resolución del orden de 1344x1024
Función anti-saturación
Rango dinámico de 2100:1
Montura C para adaptar al microscopio
Procesador de imágenes que incluya al menos funciones de homogeneización de brillo de imagen, substracción de imágenes en tiempo real, promediado de imagen, grabación de imágenes y realización de secuencias.
Posibilidad de obtener los ciclos de histéresis correspondientes a la componente de la imanación en el plano de la muestra mediante el efecto Kerr
Ordenador basado en microprocesador con capacidad suficiente, de alto rendimiento, que soporte el software de tratamiento de imágenes a tiempo real, el control de la fuente de alimentación del campo aplicado y el termostato/criostato.
Manuales completos de todo el equipamiento, incluyendo los del microscopio Kerr, Criostato y producción de campos magnéticos.
Curso de formación: La oferta que resulte adjudicataria impartirá un curso de entrenamiento y formación mínimo de tres días, en las instalaciones del centro, que permita el máximo aprovechamiento del equipo tras su instalación.
Garantía mínima de 2 años a todo riesgo.
Se valorará la ampliación de plazo de garantía o periodos de mantenimiento a todo riesgo gratuitos. Tanto la garantía como los periodos de mantenimiento ofertados, serán sobre el equipo completo. Garantías condicionadas no se considerarán.
9.1. Cuando el licitador no incluya en su oferta el documento correspondiente a la asistencia técnica posterior al periodo de garantía, que se indica en el Anexo 5, apartado 2, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para este procedimiento, o el coste indicado en la oferta no permita una valoración objetiva, se aplicarán en la valoración de la oferta y posterior exigencia al adjudicatario; los siguientes costes y tiempos:
Coste hombre/hora: 150 €/h.
Coste de desplazamiento: 150 €.
Tiempo de respuesta: 1 día.
Tiempo de entrega de repuestos: 3 días.
El adjudicatario prestará asistencia técnica para la reparación y, en su caso, mantenimiento del suministro durante el periodo de garantía del contrato. Asimismo, se compromete a prestar asistencia técnica y proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante los cinco años posteriores a la terminación del plazo de garantía.
El lugar desde el que se prestará la asistencia técnica, salvo que en la oferta se indique lo contrario, será desde la misma ciudad en que se entrega este suministro.
El pago se hará efectivo en un único plazo, una vez recibida y facturada la totalidad del suministro. La factura deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias. Los plazos previstos en el artículo 200 de la LCSP se computarán a partir de la entrega por el contratista de la respectiva factura y debidamente recepcionado el objeto del contrato.
En el sobre de documentación técnica, además de las dos copias solicitadas, se incluirá una copia de dicha documentación en CD. Los ficheros tendrán el formato PDF ó WORD. La inclusión de este CD, no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
PLIEGO 74/10. MICROSCOPIO KERR. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA
sgoi@csic.es

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 artículo 200