Source: https://es.scribd.com/doc/120718335/mama-1
Timestamp: 2019-04-25 11:59:33+00:00

Document:
Rx Convenc y Rx Digital
PROPEDEUTICA EN GINECOBSTETRICIA
Conceptos Fundamentales_clase 1_clase _clase 3
Tecnica Radiografia Rayos x
DX-M_(ES)
RAYOS X DE TORAX.doc
IN105813 Informe Final 2013
Las 3 Pruebas admisión UNI 2014-1 Lun17/Mier 19/Vier21
RADIOAGRAFIA_INDUSTRIAL4_00
ULTIMA TESIS CON TODO NAELA 04-04-2018.docx
EL MAMÓGRAFO BASES DE LA MAMOGRAFIA.
PRINCIPIOS DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES
Ninguna región anatómica requiere una técnica radiográfica tan altamente especializada como la mama. Sus tejidos (glandular, conjuntivo, epitelial, graso...) presentan muy pocas diferencias de absorción fotoeléctrica al haz de radiación; y el resto de las estructuras mamarias, como vasos sanguíneos o conductos galactóforos, son de muy pequeño tamaño. Ambas circunstancias obligan a extremar el control de calidad de todos los componentes del equipo para mamografía, especialmente del tubo de rayos X. El estudio radiológico de la mama precisa desde el primer momento de un aparato de radiodiagnóstico especialmente dedicado a su estudio y que tiene unas características diferentes a la radiología convencional. Las diferencias más importantes se pueden encuadrar en los siguientes apartados (Fig.6.1.): 1. Generador. 2.Miliamperaje. 3.Tubo de rayos. 4.Filtros. 5.Colimación. 6.Compresión. 7.Parrilla antidifusora. 8.Receptor de imagen. 9.Exposimetría automática. 10. Imagen radiológica. 11. Elementos para otras técnicas complementarias.
Fig. 6.1. Mamógrafo.
Existen diferentes procedimientos para ello. pero puede llegar a ser un problema cuando se alcanzan 2 segundos. lo que conlleva una falta de variación cíclica de voltaje. por tanto se evita al máximo la borrosidad cinética. una menor dosis de radiación al paciente.2. el menor tiempo de exposición posible y. Fig. menos compresibles. Todo lo anterior comporta un incremento de miliamperaje por segundo (I x t) (mAs). más fibroglandulares.1. así como cuando se emplea parrilla antidifusora. puede apreciarse con exposiciones incluso de 0'2 segundos La borrosidad cinética es más fácil apreciarla en mamas de mayor tamaño.Características del mA del mamógrafo. Fig. o la necesidad de un mayor tiempo de exposición. con éstos últimos se consigue prácticamente una corriente contínua y constante. Miliamperaje. el mamógrafo debe rectificar la corriente alterna de uso generalizado en corriente contínua. Con una compresión insuficiente. sobretodo los movimientos involuntarios de la mama izquierda producidos por el latido cardíaco. Necesariamente es muy elevado. Al igual que en otros aparatos modernos de rayos X. 2 . 6. Hoy día todos los mamógrafos deben ser equipos con convertidores de alta frecuencia. La borrosidad cinética de algunas mamografías comienza a hacerse manifiesta en la imagen cuando el tiempo de exposición excede de 1 segundo. 6. una máxima homogeneidad de las longitudes de onda .Características del generador del mamógrafo. El Generador. desde la forma más sencilla de la autorectificación de los aparatos dentales hasta los convertidores de alta frecuencia. 2.3. Las mamografías magnificadas son más susceptibles de presentar borrosidad cinética porque se utiliza el foco fino.
El material habitualmente empleado es el Molibdeno por su radiación característica de pico a 27 kV (en el rango útil mamográfico). al menos. ya que en el empleo de unidades hoja de refuerzo/película no se cumple la ley de reciprocidad. DIEZ pacientes por hora. Sin embargo. 3 . Es decir. Dos aparatos con un mA idéntico pueden precisar dos tiempos de exposición diferentes. El mA depende del tiempo de exposición y puede decrecer durante la mísma. el generador ha de tener potencia suficiente para poder disminuir el tiempo de exposición al mínimo posible. los tiempos largos de exposición pueden disminuir relativamente el ennegrecimiento de la película o pueden hacer preciso el empleo de mayores dosis de radiación. El aspecto más importante en el diseño de un tubo de mamógrafo es el ánodo. Diseñar y producir tubos de las especificaciones deseadas es un procedimiento altamente complejo. sino siempre algo menos. sin duda. El mismo número de fotones liberados en tiempos cortos produce un mayor ennegrecimiento que ese mismo número de fotones liberados en tiempos largos. Lo que para una sesión de 3 horas supone al menos 120 exposiciones. debe ser capaz de producir un elevado miliamperaje. el máximo mA es menor para el foco fino. con potencia en corriente contínua a partir de 100 mA. Por lo tanto. el factor limitante más importante en todos los mamógrafos. así como puede disminuir en exposiciones repetidas. El tubo de rayos X es. Tubo de rayos X. Si el mamógrafo se emplea para la detección precoz ("screening"). mayor para la unidad que mayor distancia foco/placa posea. Un potencial constante se consigue con los generadores de mediana o alta potencia que suelen incorporar en la actualidad todos los mamógrafos. para permitir una intensidad de corriente elevada y por tanto un tiempo corto de exposición. Es importante que el tubo de rayos X tenga buenas características de disipación de calor (la corriente electrónica se transforma en un 99% en calor y sólo un 1% en rayos X). la película expuesta a la luz que emite la hoja de refuerzo no se ennegrece proporcionalmente a la cantidad de luz que recibe. Un mamógrafo con mayor distancia foco/placa precisa mayor mA para obtener el mismo ennegrecimiento. En estos momentos también existen aparatos con generadores trifásicos y seis pulsos con potencias de hasta 800 mA. no se puede obviamente emplear un generador con mayor potencia de la que se puede aplicar en el tubo de rayos X. Dicho de otra forma. como contrapartida al amplio espectro de emisión del wolframio (empleado en la xeromamografía).Pero además de la posibilidad de borrosidad cinética. la dispersión térmica debe ser suficiente para radiografiar. la película pierde velocidad a medida que se aumenta el tiempo de exposición. 3. para así reducir el movimiento y la borrosidad cinética a la que da lugar y acortar el tiempo durante el cuál la paciente debe soportar la compresión. Para una unidad con dos o más tamaño de foco. En definitiva.
5 kW) para minimizar el tiempo de exposición. se ha discutido mucho respecto de cuál debe ser el ángulo óptimo del ánodo. Recientemente se han incorporado filtros de tierras raras con una "K edge" en el rango apropiado. 4.Fig. Desde hace algunos años se están comercializando tubos de rayos X para mamografía con ánodo de Rodio/Paladio que mejoran ligeramente la imagen mamografía obtenida disminuyendo la irradiación de la paciente explorada. 6. La utilización de estos filtros produce sin embargo una ligera disminución del contraste pero en un grado tal que resulta aceptable cuando se emplean combinaciones pantalla/películas contrastadas. Como material de ventana se utiliza el Berilio por su baja absorción en el rango de energía. según el cual. la dosis de radiación o la cantidad de radiación va disminuyendo a medida que aumenta la distancia a la pared torácica si el cátodo está junto a ésta y el ánodo enfrentado al pezón. y el 0'3 a 100 mA (5. El foco requerido depende entre la selección de mamografía normal y la magnificada. La orientación del tubo debe aprovechar el efecto anódico o talón (heel efect). Filtración. Se emplean filtros de Molibdeno (0.5 mm).03 mm) o de Aluminio (0. Esto puede además ser determinante en la calidad de imagen Fig. Generalmente en los tubos de rayos X de Rodio/Paladio cabe también la posibilidad de seleccionar la filtración también de Rodio/Paladio Fig. La carga del tubo es también importante. que reducen al 50% la dosis administrada a la paciente por eliminación de la porción espectral del haz no válida para la mamografía. Para eliminar o reducir al máximo la radiación extrafocal. 4 . 6. Selección de la filtración en Mamografía.6. El foco de 0'1 debe ser capaz de operar a 25 mA (1kW). 6.Espectro de radiación característica en Mamografía.4. Se recomienda para la primera 0'3-0'5 mm. Tamaño del foco en Mamografía.5. pero en el caso de la magnificación el tamaño del foco debe oscilar entre 0'1 y 0'15 mm.
5. Detalle de la compresión en Mamografía. En mamografía es imprescindible. Existen compresores de diferentes formas y tamaños. 6. 5 . Por tanto. Fig. La compresión del volumen orgánico irradiado es siempre importante en cualquier exploración ya que mejora de forma importante la imagen radiológica obtenida.7. la colimación es fija y adecuada al tamaño de la película. en mamografía se mejora la percepción si la zona de la película que rodea a la mama esta ennegrecida.8. Detalle de la colimación en Mamografía. Colimación La colimación es esencial para reducir la dosis de la paciente y del operador así como para reducir la radiación dispersa que empeora la imagen radiológica. 6. salvo en la mamografía localizada. Sin embargo. incluyendo los utilizados en las mamografías localizadas. Estos compresores deben ser rígidos y con esquinas y cantos redondeados y con lados suficientemente altos como para evitar la superposición de estructuras. 6. Fig. Esto supone que en mamografía la colimación permita el ennegrecimiento de la porción de película no cubierta por la mama. La compresión de las mamas de más de 4-5 cm de espesor es un escalón fundamental en la obtención de una buena mamografía. El uso tradicional de la colimación consiste en limitar el haz de rayos al área estudiada. Compresión. como pueden ser la grasa supramamaria en la proyección cráneo-caudal y la mama contralateral en la proyección lateral u oblicua.
Parrilla antidifusora No es una exageración afirmar que la introducción de la parrilla antidifusora ha supuesto una revolución en la técnica mamográfica. pueden montarse en el chasis. 6. con relación 5:1. Desde el punto de vista radiológico. la compresión con pedal es grosera.5:1 de relación. 7. Sin embargo. como son muy finas (alrededor de 1 cm de espesor). averías y precio.9. estos pequeños cánceres se diagnosticaron sobre la base de pequeñas masas estrelladas o alteraciones de la estructura del tejido mamario. permite conocer la tolerancia de la mama y evita la aprensión de la paciente ante un compresor que continúa su descenso de forma irresistible. colocándolas en un túnel o. lo que. Las parrillas móviles. Se pueden emplear parrillas fijas. requieren mayor dosis de radiación (aproximadamente el doble) que las parrillas móviles. Este aumento ha sido fundamentalmente para los cánceres de 6-10 mm. Fig. por otra parte. 6 . El resultado de una mala compresión es radiográficamente evidente en la imagen obtenida. debiéndose realizar la compresión fina con la mano. se instalan actualmente como parte integral de los mamógrafos actuales. El incremento de la dosis que se requiera por el empleo de una parrilla por el uso de los filtros "k edge" (paladio y rodio) junto con las combinaciones rápidas pantallapelícula reducen la dosis a valores aceptables. De esta forma el operador tiene las manos libres para la adecuada colocación de la mama. estas últimas parrillas. alternativamente.La compresión se aplica más adecuadamente empleando un sistema neumático o electromecánico controlado a través de un pedal. Características de la rejilla antidifusora en Mamografía. ha habido un aumento en la tasa de detección de cáncer de un tercio desde la introducción de la parrilla antidifusora. Sin embargo. además de problemas de colocación. las ventajas de la compresión son: a) reducción de la radiación dispersa (mejora el contraste) b) reducción de la superposición de imágenes c) reducción de la borrosidad geométrica d) reducción de la borrosidad cinética e) reducción de la dosis de radiación f) homogeneiza la densidad radiológica de la imagen El compresor debe comprimir toda la mama por igual. Se ha descrito que comparado con los screnning previos. con 80 líneas/cm y 3. La eliminación de la radiación dispersa con el uso de parrillas ha hecho posible la identificación de lesiones de pequeño tamaño y ha facilitado enormemente la detección de signos diagnósticos de cáncer precoz.
6). sino también unos con otros. en principio. sobretodo en las microcalcificaciones mamarias. las películas ideales para conseguir con la menor dosis posible la imagen de mayor calidad. originando entonces mamografías sobre o subexpuestas. los espesores de los chasis deben ser uniformes no sólo entre sí. pero provocan una ligera distorsión de la imagen y poseen menor resolución. 6.8. el volumen de aire interpuesto al alejar la mama de la película radiográfica es suficiente para eliminar la mayor parte de la radiación dispersa (efecto "gap" o "vacío"). Además. en nuestro entorno corresponde prácticamente en su totalidad a la unidad película-hoja de refuerzo. 7 . 6. Los chasis para mamografía deben ser sólidos pero material de escasa absorción y la fibra de carbono parece cumplir igualmente estos requisitos. generalmente de una sola capa de emulsión. Receptor de imagen. Fig. Aunque cada vez es más frecuente la mamografía digital. para evitar que la exposimetría automática dé lugar a diferencias de exposición para mamas de similar composición y espesor. Se trata de películas especiales para mamografía.10.La parrilla no se emplea en la magnificación (Fig. Fig.11. Adaptador para mamografía magnificada. si bien en el mercado hay películas de doble capa de emulsión que reducen la dosis de radiación prácticamente a la mitad. La película mamográfica de una sóla capa de emulsión fotográfica. 9. A pesar de todo serían .
Hay dos puntos de importancia práctica en la exposimetría automática: la posición que ocupa la cámara de ionización durante la exploración. Detalle de la ubicación de la cámara de exposimetría automática. con la esperanza de que quede debajo del pectoral mayor.Con todo. Esta es la zona que probablemente presenta la mayor densidad. sin importar demasiado el grado de involución del tejido mamario. es posible hacer una mamografía de prueba o realizar un control manual de la exposición. La posición de la cámara debe ser fácilmente apreciada por el operador. La cámara debe posicionarse debajo de la porción más densa de la mama. Algunas mamas densas no se aprecian muy firmes o granulares. Por eso la cámara suele tener la posibilidad de ocupar tres diferentes posiciones. En aquellas mujeres cuya posición del pezón sea muy anterior y la cámara no pueda alcanzarla. Si el exposímetro no está suficientemente cubierto por el tejido mamario. En la proyección oblicua. Un exposímetro que posea una densidad lineal debiera permitir la obtención de idénticas 8 . 9. para que se puedan obtener radiografías comparables de una mísma mama en dos momentos diferentes de la vida de una mujer. prescindiendo del espesor de la mama. cada vez son más frecuentes y mejores los mamógrafos digitales. 6. La exposimetría automática se obtiene mediante una cámara de ionización. El exposímetro automático debe ser preciso para mantener las constantes de ennegrecimiento que le corresponden. y las características de absorción de la radiación de las estructuras ubicadas entre la película radiográfica y la cámara de exposimetría. Exposimetría automática. Se obtiene mejor resultado cuando la cámara de exposimetría automática se coloca entre 3 y 5 cm por detrás del pezón. La exposimetría automática se utiliza en mamografía para ajustar automáticamente el tiempo de exposición a un ennegrecimiento determinado. alcanzará antes su saturación y cortará el disparo antes de que la película haya alcanzado el ennegrecimiento deseado. disponer del control automático pues es imposible estimar por palpación la exposición requerida para obtener una imagen satisfactoria de la mama. corta el disparo cuando se ha alcanzado la saturación previamente seleccionada. pero es falso que la porción más densa se encuentre en la porción más proximal de la pared torácica. incorporado a un circuito. dentro de un rango. mientras que mamas percibidas a la palpación como tensas son relativamente radiotransparentes.12. puede exponerse la cámara más cercana a la pared torácica. Consiste en un detector sensible a la radiación que. pues esta zona suele estar compuesta fundamentalmente por grasa. Es imprescindible. hoy día. aunque la película radiográfica contínua manteniendo una mejor calidad de imagen. maniobra que no sirve si se pretende estudiar la porción inferior de la mama. La compresión de la mama consigue disminuir el espesor de ésta. Fig.
Para el rango comprendido entre los 70 kV y 100 kV el efecto Compton predomina en el tejido blando. la absorción fotoeléctrica aumenta con más rapidez que la difusión Compton. por lo que la cámara debe siempre fijarse para una película y chasis determinados. los mamógrafos suelen llevar mecanismos accesorios para variar en más o en menos. Aún más. debido a las grandes diferencias en densidad y número atómico efectivo entre huesos. En estas radiografías las técnicas se orientan a incrementar la absorción diferencial entre las estructuras que son tan parecidas desde el punto de vista radiológico. glandular y adiposo. También es capaz de variar la exposición con una misma mama al cambiar la marca del chasis. 10. para radiaciones de baja energía. ligeramente . y los grados de ennegrecimiento. Fig. de forma que el ennegrecimiento disminuye a medida que se incrementa el espesor de la mama. La mama normal está compuesta por tres tipos de tejidos fundamentalmente: fibroso. ya que las diversas películas del mercado poseen diferentes absorciones. Pero resulta imprescindible para las mamografías de screening. porque se obtendrán así la mayor parte de las mamografías sin necesidad de repetir la exploración. Se requieren técnicas de baja tensión de pico para maximizar el efecto fotoeléctriico y mejorar así la absorción diferencial. en algunas de cuyas campañas no se procesan las mamografías hasta horas después de haberse marchado la mujer de la Sala de mamografía. La absorción interesante en el radiodiagnóstico es el efecto fotoeléctrico que depende de la densidad y de la tercera potencia del número atómico de esas estructuras. En la radiografía convencional el contraste del sujeto es grande. Por ello se 9 . músculos. las técnicas radiográficas normales son completamente inútiles. No obstante. La imagen radiológica. los grados de exposición. Bases de la formación de la imagen mamográfica. pero carecen de linealidad. La absorción de rayos X por los tejidos se realiza por efecto Compton y fotoeléctrico. También varía la sensibilidad del exposímetro con la variación del voltaje. Dado que la densidad y el número atómico efectivo de los tejidos blandos que forman la mama son muy similares. para una misma mama.densidades radiológicas con mamas de idénticos componentes pero de diferente espesor. puede variar la exposición variando tan sólo la película. En la radiografía de tejidos blandos sólo intervienen músculos y grasa que tienen números atómicos muy similares y densidades parecidas. ya que la absorción diferencial entre los tejidos de composición similar es mínima. grasa y tejido pulmonar.13. Las cámaras de ionización suelen ser tan sensibles que. La exposimetría automática puede reducir el tiempo que dure una exploración. 6.
14. Si embargo. MAMOGRAFÍA 10 .7.8. Fig. Diferencias entre mamografía y Radiología Convencional.15. aunque ello conlleve una dosis relativamente más elevada de radiación si se compara con la radiología convencional. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS -Tamaño de foco pequeño -Distancia foco-película constante -Ánodo de Molibdeno/Rodio -Filtros de Molibdeno(Rodio -Procedimiento de mayor ennegrecimiento -Exposimetría automática -Proximidad de la paciente al tubo de rayos X -Chasis de fibra de carbono -Película de una sola emulsión -Compresión -Negatoscopios con lumninosidad elevada Fig. al reducir la tensión de pico se reduce también la capacidad de penetración del haz. dentro del rango comprendido entre los 25-20 kV. lo que requiere un incremento de la corriente instantánea. Por consiguiente. en mamografía se deben utilizar técnicas de baja tensión de pico. alta resolución por utilizar un foco pequeño en un equipo y materiales concebidos para conseguir la mayor resolución de la imagen. Resumen de las características de la imagen mamográfica. 6. En definitiva. 6. la imagen mamográfica es una imagen de alto contraste y alta resolución: alto contraste por utilizar un mA elevado con un kV bajo. Un resumen de todos las diferencias que presenta la mamografía respecto a la radiología convencional se muestra en la Fig.utilizan kilovoltajes bajos en mamografía.
de entrada. En esta fase del programa estaría involucrados todo el personal laboral del servicio de radiodiagnóstico.11. todo lo anterior supone una disminución significativa de la tasa de rechazo y/o repetición de parte de las imágenes obtenidas y la disminución de la repetición de exploraciones . Control de Calidad en mamografía: antecedentes. En una fase inicial de un Programa de Garantía de Calidad. para mantener un nivel constante de calidad de la imagen. Dado que en estos momentos se acepta que el gasto de cada imagen no válida es de 10 veces el valor de coste de la película utilizada. cuando se instaura un programa de control de calidad. hace que con frecuencia ambos equipos se encuentren próximos o incluso en la misma sala. Con independencia de las diferentes técnicas y tests de un Programa de Garantía de Calidad en Radiodiagnóstico.En términos generales se considera que la Tasa de Rechazo de una Sala de Radiodiagnóstico sin programa estable de Garantía de Calidad oscila entre el 15 . Elementos para otras técnicas. la realización de estudios con contraste (galactografías). esta disminución supone.18% de todas las imágenes obtenidas. optimiza los costes y la utilización de los recursos . parece que desde el punto de vista exclusivamente médico lo más destacable podría ser el mantenimiento de un nivel de calidad de la imagen radiológica a través del tiempo que posibilitara un nivel diagnóstico suficiente. Esta Tasa de rechazo disminuye hasta aproximadamente la mitad (7-10 %). así como la disminución de la exposición a radiaciones ionizantes de los pacientes . En buena medida. que debería ser realizado por un personal especialmente formado y/o dedicado al control y desarrollo de dicho programa. imponen todo un conjunto de elementos y materiales clínicos que se pueden encontrar en la Sala de mamografía. La mamografía se asocia en el plano práctico de trabajo con la ecografía mamaria en numerosas ocasiones. la detección precoz de errores o defectos técnicos. resulta evidente que todo el personal de un Servicio de Radiodiagnóstico debería estar familiarizado con la detección de artefactos. en la localización de lesiones no palpables o en la punción ecodirigida. Pero además. errores y/o defectos en las imágenes radiológicas. citologías y localizaciones de lesiones subclínicas (esterotáxia mamaria) así como obtención de imágenes sobre piezas quirúrgicas mamarias o zonas de biopsia. Todo ello para encontrarse en disposición de realizar la búsqueda de las causas de esos errores y su corrección inmediata. la película radiográfica debe mostrar algún nivel de 11 . Sin embargo. Hasta hace sólo unos años era una necesidad sólo alcanzable por unas pocas unidades de mama. Aunque el interés del Control de Calidad o de un Programa de Garantía de Calidad supone importantes ventajas desde el punto de vista de la reducción de dosis del paciente y del personal profesionalmente expuesto . pero ve lo que busca. que sólo por sí mísmo justificaría la instauración de dicho programa. Es conocido el silogismo que expresa aquello de que en la imagen radiológica uno encuentra lo que ve. y sólo busca aquellas cosas que sabe. especialmente el personal técnico y clínico que ejecutan las exploraciones o realizan la lectura diagnóstica de las imágenes. permite cumplir determinados aspectos profesionales y requisitos legales. En mujeres jóvenes con mamas densas en donde el estudio mamográfico es difícil. puncionesaspiraciones. 12. para que todo este proceso intelectual del diagnóstico se realice. en diferenciar el contenido líquido de un nódulo evidenciado en la mamografía. un ahorro económico considerable. En estos momentos es ya un requisito legal ineludible. y su rápida modificación supone un importante ahorro económico.
o en pacientes asintomáticas (screning). o sin un negatoscopio adecuado para su estudio. Es en estos casos en donde se encuentra la discusión. o exploración clínica del médico. suponen el mayor y más frecuente problema técnico en mamografía. en estadios no palpables. nadie puede verla y pasará completamente desapercibida. Evidentemente los requerimiento técnicos disminuyen progresivamente conforme aumenta el tamaño o desarrollo del cáncer. Aunque subsidiaria de un intensivo control técnico que permita poner de manifiesto en la imagen esas pequeñas diferencias de densidad que posibilitaran el diagnóstico médico posterior. para los que es. es posible hacer aparecer o desaparecer estructuras con ligeras modificaciones técnicas de una forma intencionada. revelada en la procesadora de uso general del servicio.. no sólo no mejorar nuestra forma de trabajo. sin un control de las hojas de refuerzo. la C. la mamografía parece justificarse por la detección precoz del cáncer de mama. ya que existe el riesgo de.E.E. Tradicionalmente se han mantenido y descritos los siguientes pasos: 1. pero siempre para aumentar significativamente la supervivencia de la paciente. Pero pequeños problemas técnicos que pueden pasar desapercibidos. Ello ya consigue la posibilidad de expresión de numerosos problemas aún cuando sea difícil la discriminación o resolución de los mísmos. Prácticamente todas las grandes casas comerciales disponen de sus respectivos test de imagen para mamografía.Un tercer paso podría ser la instauración diaria de la sensitometría previa al comienzo del trabajo diario habitual. sino de empeorarla significativamente. Estos fenómenos sobradamente conocidos en el radiodiagnóstico convencional pero considerados de escasa relevancia. Si en la imagen radiológica no aparece.densidad óptica que se correlacione proporcionalmente con la estructura o la patología buscada. también denominado maniquí o fantoma para chequear el resultado de la imagen que obtenemos y permite su comparación con las obtenidas en días o semanas precedentes. pretendemos llegar a un diagnóstico de microcalcificaciones intragalactofóricas aisladas en el límite de la visibilidad para conseguir un diagnóstico precoz del cáncer de mama. 2. con absorciones parecidas. Puede incluso haberse detectado algunas o todas sus características a través de la exploración manual de la paciente.. aún ligeramente velada tras su manipulación. lo cual con la densitometría óptica correspondiente permitiría la realización de la 12 . ya sobrepasada. ya propone la instauración de programas de Garantía de Calidad o de Control de Calidad. ya que ante estructuras de densidad y número atómico efectivo similares. Dado que la imagen radiológica es una técnica relativamente sencilla. y con ello quizás realizar un tratamiento conservador. El inicio mediante el análisis de imágenes rechazadas y las causas que la producen puede ser el primer paso. consiguen el mismo efecto de desaparición de estructuras o patologías mamarias de una forma totalmente espontánea y ser interpretados como otro tipo de estructuras anatómicas diferentes (generalmente grasas en la mama por ser radiotransparentes) para pasar desapercibidos. de que la manografía podría superar en sensibilidad a la mamografía. y ocupa entre 8 y doce semanas de recuento de imágenes defectuosas y el estudio de sus causas.. en estos momentos la técnica más eficaz. 3. Si continuamos anclados en la semiología radiológica del cáncer caracterizada por un nódulo de 3-5 cm de bordes irregulares o estrellados con tractos fibrosos hacia la piel que provoca el engrosamiento radiológico de la misma. posiblemente podría observarse en una imagen radiológica en cualquier tipo de película mamográfica.Un paso posterior podría ser la utilización de un test de imagen. En el momento actual. Para ello. en un principio.La incorporación del Control de Calidad o el establecimiento de un Programa de Garantía de Calidad en una instalación en funcionamiento debe ser necesariamente lento y progresivo.
16. Su razón es que la densidad máxima de la película mamográfica. ennegrecimiento máximo que se obtiene de la película. a la vez que conduciría a la necesidad de una procesadora específica para mamografía. A pesar de todo. de la regeneración de los líquidos de revelado. Puede no ser necesario. e incluso algo mayores en casos excepcionales. la imagen obtenida ni es de alto contraste ni de alta resolución y difícilmente podrían superar los parámetros objetivos de las 13 . es el aparato que generalmente se omite al disponer en los diferentes servicios de múltiples y diferentes negatoscopios homologados. pero. determinación del tiempo real de disparo. se ha propuesto en 5. Sin embargo. el negatoscopio precisa una especial consideración. que permitan el estudio de las mísmas con los negatoscopios convencionales.E. La utilización de negatoscopios inadecuados para el estudio mamográfico hacen que las mamografías de alta resolución y alto contraste sean demasiado expuestas para permitir por transparencia el estudio de las imágenes que contienen. en la mayoría de los casos. que la mamografía es una técnica de alto contraste y alta resolución.000 lux. En estos casos es posible por transparencia estudiar las imágenes obtenidas con el mamógrafo con ese tipo de negatoscopio. la verificación del estado de las hojas de refuerzo de los chasis de mamografía que van deteriorándose con el tiempo. Fig. de las variaciones diarias o semanales del sistema de imagen. Se permite igualmente la comparación de las diferentes películas del mercado. más blandas.000 lux. desde un punto de vista eminentemente práctico. tales deficiencias podrían ponerse de manifiesto con la utilización de un test de imagen o de la curva característica con cuña de aluminio. en términos generales. los diferentes test de control del cuarto oscuro. aunque como en su inmensa mayoría han estado fabricados con 3000 lux se aceptan unos años de período de adaptación. Tales tests exigen un equipamiento más complicado y podría necesitar un personal cualificado para la resolución de las causas que los provocan. su solución inmediata pasa por obtener imágenes menos oscurecidas. el test del lavado radiográfico.E para los negatoscopios de uso convencional. y también desde el punto de vista práctico. es sensiblemente mayor que en la radiología convencional.. para mamografía se exigen al menos 6. y exponer la necesidad de ayuda especializada para su resolución. El negatoscopio para mamografía. Por ello.. que por defecto destruye la imagen radiológica en unos meses. Ante el "elevado" coste de los negatoscopios para mamografía. A partir de este momento podrían existir otros aspectos muy interesantes desde un punto de vista práctica a realizar "in situ" por nosotros mísmos sin recurrir a personal externo: la determinación de la compresión mamaria neumática imprescindible para una mamografía de calidad. Por ello se considera.curva característica de la película radiográfica y del cuarto oscuro y sistema de revelado. que debería alcanzar en algunos casos los 10. que el personal técnico de radiodiagnóstico se encargue de otras facetas mucho más específicas y casi todas correspondientes al mamógrafo propiamente dicho: verificación de kV y mA.etc. sin embargo. tamaño de la mancha focal. En mamografía se necesita una intensidad luminosa mayor que en radiodiagnóstico convencional. rendimiento del tubo.000 lux la intensidad recomendable según la C. linealidad y repetitividad de los disparos o repetitividad y proporcionalidad de la cámara de ionización. 6. Sin embargo.
mamografías. toda una instalación o unidad mamográfica obtiene imágenes de calidad significativamente deficiente. Hoy día todo el personal de una Unidad de mamografía debe conocer y manejar todos estos aspectos de un Programa de garantía de Calidad. el resultado final es que por causa de un negatoscopio inadecuado. Así pues. 14 .
Documentos similares a mama.1
RD-815-2001-JURI
agl6398
Examen Radiologia Abril 2014
Reducción de Dosis en TC (Angio)V2.pdf
Auto Exam En Mama
Nicolas Paz Pino

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución