Source: https://www.neogen.com/de/solutions/mycotoxins/veratox-fumonisin-5-10/
Timestamp: 2020-07-12 02:07:52+00:00

Document:
Veratox® for Fumonisin 5/10 | NEOGEN
Veratox® für Fumonisin 5/1 0
Veratox für Fumonisin 5/10
Kosteneffizientes Mikrotiterformat
Ideal für Chargentests
Schnell, genau und benutzerfreundlich
Artikel-Nr. 9303
Artikel-Nr. 9493
Artikel-Nr. 8052
Veratox® für Fumonisin 5/10 ist ein kompetitiver direkter ELISA zur quantitativen Analyse von Fumonisin in Matrices wie Gerste, Mais, Trockenschlempe (DDGS), Hirse, Popcorn, Reis, Sojabohnen und Weizen. Veratox 5/10 zeichnet sich durch eine kürzere Testdauer und einen breiteren Quantifizierungsbereich als das Veratox für Fumonisin Standardkit aus.
Analyt Fumonisin
Marke Veratox®
Abmessungen der Packung 7,50 Zoll x 7,30 Zoll x 3,90 Zoll
Packungsgewicht 1,50 LB
ACHTUNG: Bei Verwendung dieses Produkts sind Sie möglicherweise Chemikalien wie Fumonisin B1, das dem Bundesstaat Kalifornien als kanzerogen bekannt ist, sowie Thiomersal und Methanol, die dem Bundesstaat Kalifornien als teratogen bzw. reproduktionsschädlich bekannt sind, ausgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Stück pro Packung 38 Tests
Quantifizierungsbereich 0,50 Teile pro Million - 6,00 Teile pro Million
Testdauer 15,00 Minuten
Mikrotiterstreifen mit 48 Antikörper-beschichteten Vertiefungen
48 rot markierte Mischwells
5 gelb etikettierte Flaschen mit 0, 0,5, 1, 3 und 6 ppm Fumonisin-Kontrollen (siehe Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Methanollösung)
1 blau etikettierte Flasche mit Fumonisin-HRP Konjugatlösung
1 grün etikettierte Flasche mit K- Blau Substratlösung
1 rot etikettierte Flasche mit Roter Stopplösung
28 Verdünnungsflaschen vorgefüllt mit 7,9 mL demineralisiertem Wasser (Verdünnungsflaschen nicht im Produkt Nr. 8836 enthalten)
Extraktionsmaterial (Artikel 4 bis 6 in Kit-Format bei Neogen® erhältlich, Art.Nr. 8052):
Methanollösung 70 % (Neogen Art. 8055, 8056) bzw. Methanol in ACS-Qualität
Messzylinder, 250 mL (Neogen Art. 9368)
Behälter mit 125 mL Fassungsvermögen (Neogen Art. 9428, 9428B)
Neogen Filterspritzen, Whatman Filterpapier Nr. 1 oder gleichwertig (Neogen Art. 9420/ 9430)
Probenahmeröhrchen (Neogen Art. 9421, 9421B)
Hochgeschwindigkeitsmixer (Neogen Art. 9493, 9477)
Agri-Grind Mühle oder gleichwertig (Neogen Art. 9401/ 9453)
Waage für 2 - 25 ± 0,1 Gramm (Neogen Art. 9427)
Fotometer mit 650 nm Filter (Neogen Art. 9303)
12-Kanal-Pipette (Neogen Art. 9273)
Pipette, 100 µL (Neogen Art. 9272, 9290)
Spitzen für 100-µL- und 12-Kanal-Pipetten (Neogen Art. 9410, 9407, 9417)
Papiertücher oder ähnliches saugfähiges Material
Kunststoffeimer für Abfall (ca. 2 L Fassungsvermögen)
Halterahmen für Mikrotiterstreifen (Neogen Art. 9402)
Spritzflasch (Neogen Art. 9400)
2 Reagenz-Reservoire für 12-Kanal-Pipette
Untere Nachweisgrenze: 0,2 ppm
Quantifizierungsbereich: 0,5 – 6 ppm
Enthaltene Kontrollen: 0, 0,5, 1, 3 und 6 ppm
Testdauer: 15 Minuten
Antikörper-Kreuzreaktivität: Gesamtfumonisine (B1, B2, B3)
Tests pro Kit: Bis 38
Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Englisch – USA Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Dänisch – Dänemark Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Deutsch Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Englisch – Großbritannien Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Französisch Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Schwedisch – Schweden Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Spanisch – Mexiko/Mittelamerika Veratox® für Fumonisin 5/1 0, Ungarisch – Ungarn
Veratox für Fumonisin 5/10 liefert dem Benutzer exakte Konzentrationen in Parts per Million (ppm). Freies Fumonisin in den Proben und Kontrollen konkurriert mit enzymmarkiertem Fumonisin (Konjugat) um die Antikörperbindungsstellen. Nach einem Waschschritt wird Substrat zugegeben, das mit dem gebundenen Konjugat reagiert und eine blaue Färbung erzeugt. Je stärker die blaue Färbung, desto weniger Fumonisin. Der Test wird mit einem Mikrotiterstreifen-Fotometer in optischen Dichten gemessen. Die optischen Dichten der Kontrollen bilden eine Standardkurve und die optischen Dichten der Probe werden gegen die Kurve aufgetragen, um die genaue Fumonisin-Konzentration zu berechnen.
Veratox für Fumonisin
Artikel-Nr. 8830
Veratox® für Fumonisin ist ein kompetitiver direkter ELISA zur quantitativen Analyse von Fumonisin in Matrices wie Gerste, Mais, Trockenschlempe (DDGS), Hirse, Popcorn, Reis, Sojabohnen und Weizen
Veratox® HS für Fumonisin (Hohe Sensitivität)
Artikel-Nr. 8832
Veratox® HS für Fumonisin ist ein kompetitiver direkter ELISA zur quantitativen Analyse von Fumonisin in Matrices wie Gerste, Mais, Trockenschlempe (DDGS), Hirse, Popcorn, Reis, Sojabohnen und Weizen.
Veratox für T-2/HT-2
Artikel-Nr. 8230
Veratox® für T-2/HT-2 ist ein kompetitiver direkter ELISA zur quantitativen Analyse von T-2-Toxin und HT-2-Toxin in Matrices wie Weizen, Mais, Gerste, Haferflocken, Reis, Soja und Roggen.
Veratox® für DON 5/5
Veratox® für DON 5/5 ist ein kompetitiver direkter ELISA zur quantitativen Analyse von DON in Getreidekörnern und Getreideprodukten wie Weizen, Weizenmehl, Weizengrieß, Weizenkleie, Mais, Maismehl, Maissiebrückstände, Gerste, Gerstenmalz u
Veratox® HS für DON (Hohe Sensitivität)
Artikel-Nr. 8332
Veratox® HS für DON ist ein kompetitiver direkter ELISA, der eine quantitative Analyse von niedrigen DON-Konzentrationen in Matrices wie Mais, Weizen, Gerste und verarbeitetem Getreide liefert.
Veratox® HS für Aflatoxin (Hohe Sensitivität)
Veratox® HS für Aflatoxin ist ein kompetitiver direkter ELISA, der eine quantitative Analyse von niedrigen Aflatoxin-Konzentrationen in Matrices wie Mais, Maismehl, Maisglutenmehl, Mais-/Sojamischung, Weizen, Reis, Hirse, Soja, ganzen Baum

References: Art. 8055
 Art. 9368
 Art. 9428
 Art. 9420
 Art. 9421
 Art. 9493
 Art. 9401
 Art. 9427
 Art. 9303
 Art. 9273
 Art. 9272
 Art. 9410
 Art. 9402
 Art. 9400