Source: http://docplayer.cz/442442-C-e-s-k-y-m-e-t-r-o-l-o-g-i-c-k-y-i-n-s-t-i-t-u-t-okruzni-31-638-00.html
Timestamp: 2016-12-07 19:14:27+00:00

Document:
⭐Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,
1 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o metrologii ), a dle ustanovení 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SprŘ ), zahájil z moci úřední dne správní řízení dle 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto: I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y číslo: 0111-OOP-C č.j. 0313/005/13/Pos., kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: přepočítávače množství plynu, které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na přepočítávače množství plynu určené k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu, které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování. Požadavky tohoto opatření obecné povahy jsou v souladu s požadavky nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády o měřidlech ) 1), s využitím relevantních požadavků harmonizovaných norem. Na přepočítávače množství plynu, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve znění účinném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES, v platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu. 1) Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. března 2004 o měřidlech v platném znění.2 Tento předpis se zabývá pouze třemi druhy přepočtů: přepočtem, který je pouze funkcí teploty (přepočet T); přepočtem, který je funkcí tlaku a teploty s konstantními kompresibilitními faktory (přepočet PT); přepočtem, který je funkcí tlaku, teploty a zahrnuje také kompresibilitní faktory (přepočet PTZ). 1 Základní pojmy Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML 2) a následující: 1.1 přepočítávač množství plynu zařízení připojené k plynoměru, které automaticky přepočítává, množství naměřené plynoměrem za podmínek měření na množství za základních podmínek, přičemž jako vstupy používá objem naměřený plynoměrem při podmínkách měření a další parametry, jako je teplota plynu a tlak plynu nebo i specifikaci plynu POZNÁMKA 1 Přepočítávač může také kompenzovat křivku chyb plynoměru. POZNÁMKA 2 Odchylka od zákona chování ideálního plynu může být kompenzována kompresibilitním faktorem kompaktní přepočítávač množství plynu přepočítávač s určitými typy převodníků teploty a tlaku nebo pouze teploty, které jsou neoddělitelné od vyhodnocovací jednotky kombinovaný přepočítávač množství plynu přepočítávač s vnějšími oddělitelnými převodníky tlaku a teploty nebo pouze teploty a s oddělitelnou vyhodnocovací jednotkou 1.2 stanovená oblast měření přepočítávače množství plynu soubor hodnot při podmínkách měření, pro který jsou chyby přepočítávače ve stanovených mezích POZNÁMKA 1 Přepočítávač má měřicí rozsah pro každou veličinu, kterou zpracovává, tj. tlak plynu a teplotu plynu. POZNÁMKA 2 Stanovená oblast měření se vztahuje na charakteristické veličiny plynu, které se používají pro určení přepočítávacího čísla. 1.3 základní podmínky stanovené podmínky, na které je měřené množství plynu přepočítáváno 1.4 přepočítávací číslo C koeficient vyjadřující vztah mezi objemem při podmínkách měření, který indikuje plynoměr, a objemem za základních podmínek, který následně indikuje přepočítávač množství plynu; platí vztah: Vb p Tb zb C = = (1) V p T z m b 2) Mezinárodní metrologický slovník Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) a Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace Terminologie v oblasti metrologie veřejně dostupného na 23 1.5 konvenční hodnota přepočítávacího čísla C CV hodnota přepočítávacího čísla C vyjadřující vztah mezi objemem při podmínkách měření, který indikuje plynoměr, a objemem za základních podmínek s hodnotami indikovanými etalony teploty T e a tlaku p e a hodnotami kompresibilitních faktorů z a z b vypočtenými vyhodnocovací jednotkou; platí vztah: C CV Vb pe Tb zb = = (2) V p T z m b e 1.6 simulované přepočítávací číslo C s přepočítávací číslo při dynamické zkoušce simulováním nepřepočteného objemu V m z plynoměru za podmínek měření; pro přepočítávací číslo C s indikované zkoušeným měřidlem pak platí vztah: V V b b V 2 b1 Cs = = (3) V V V m m 2 m1 1.7 kompresibilitní faktor z podíl aktuálního (reálného) objemu libovolné hmotnosti plynu při určeném tlaku a určené teplotě a objemu stejného plynu za stejných podmínek, vypočítaný ze zákona pro ideální plyn Z hlediska přesnosti známých metod výpočtu kompresibilitních faktorů zemního plynu se doporučuje používání následujících metod v uvedeném pořadí: AGA8- DC92, SGERG-88, AGA8 Gross Characterization Method 1, AGA8 Gross Characterization Method 2, AGA NX19 mod., AGA NX Značky veličin a měřicí jednotky Značky Příslušná veličina Měřicí jednotky V m, V m1, V m2 objem při podmínkách měření, 1 počáteční, 2 - konečný m 3 V b, V b1, V b2 objem při základních podmínkách, 1 počáteční, 2 - konečný m 3 p, p min, p max absolutní tlak při podmínkách měření, minimální, maximální bar, kpa, MPa p b absolutní tlak při základních podmínkách bar, kpa, MPa T, T min, T max absolutní teplota při podmínkách měření, minimální, maximální K T b absolutní teplota při základních podmínkách K z kompresibilitní faktor plynu při podmínkách měření z b kompresibilitní faktor plynu při základních podmínkách 34 2 Metrologické požadavky Metrologické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech, s využitím relevantních požadavků harmonizovaných norem. Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu. 2.1 Stanovené pracovní podmínky Přepočítávače množství plynu musí být schopny splnit požadavky na minimální rozsah teploty okolí 10 C až +40 C. Výrobce musí specifikovat základní podmínky pro přepočítávané veličiny. 2.2 Rozsah převodníku tlaku plynu Převodník absolutního tlaku plynu se musí používat pro absolutní tlaky menší než 21 bar. Pro absolutní tlaky rovné nebo větší než 21 bar smí být použit převodník tlaku měřící přetlak, přičemž průměrná hodnota barometrického tlaku v místě instalace se zadává do vyhodnocovací jednotky. 2.3 Rozsah snímače/převodníku teploty plynu Minimální rozpětí teploty plynu je 40 C. 2.4 Největší dovolená chyba Největší dovolené chyby při ověřování Největší dovolené chyby jsou stanoveny zvlášť pro referenční podmínky a zvlášť pro rozsah stanovených pracovních podmínek. Referenčními podmínkami jsou teplota okolí (20 ± 3 ) C, relativní vlhkost vzduchu (60 ± 15) % a jmenovité hodnoty napájecího zdroje. Tabulka 1 Největší dovolené chyby Indikace nebo podsestava Pro referenční podmínky Pro stanovené pracovní podmínky celková hlavní indikace e c u přepočítávače množství plynu s převodníkem tlaku (PT a PTZ) celková hlavní indikace e c u přepočítávače množství plynu s převodníkem teploty (T) bez převodníku tlaku ±0,5 % ±1,0 % ±0,5 % ±0,7 % samostatná vyhodnocovací jednotka e j ±0,2 % ±0,3 % samostatný převodník teploty e T a) samostatný převodník tlaku e p b) ±0,1 % ±0,2 % ±0,2 % ±0,5 % stupeň kompresibility ±0,2 % a) b) Vztahuje se k termodynamické teplotě vyjádřené v Kelvinech. Vztahuje se k měřené hodnotě absolutního tlaku. U měřidel nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby ani k systematickému znevýhodňování jedné ze stran. 45 2.4.2 Největší dovolené chyby v používání Při přezkoušení přepočítávačů množství plynu v době platnosti ověření, kdy by nesprávným měřením mohly být významně poškozeny zájmy jedné ze stran, se při přezkoušení uplatní největší dovolené chyby pro referenční podmínky, přičemž přezkoušení se provádí za referenčních podmínek Největší dovolená chyba při zkrácených zkouškách Při provádění zkrácených zkoušek v místě instalace platí největší dovolené chyby pro stanovené pracovní podmínky. 3 Technické požadavky Technické požadavky jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech, s využitím relevantních požadavků harmonizovaných norem. Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu. 3.1 Konstrukce Přepočítávač množství plynu připojený k plynoměru tvoří samostatnou podsestavu, která se skládá z vyhodnocovací jednotky a převodníků teploty a tlaku. Všechny části přepočítávače objemu plynu jsou konstruovány takovým způsobem, aby nesnižovaly přesnost měření plynoměru, se kterým je spojen. Přepočítávač množství plynu musí být schopen odolávat vnějšímu prostředí, pro které je určen. 3.2 Indikační zařízení Zařízení indikující objem při základních podmínkách musí být vybaveno prostředky, které zajistí kontrolu správné činnosti displeje. Počitadlo musí být jasně a správně čitelné v rozsahu úhlu 15 od kolmice k rovině okénka. Jestliže se pro indikaci objemu nepoužívají všechny číslice indikačního zařízení, pak každá číslice nalevo od největší platné číslice musí zobrazovat nulu. 3.3 Zobrazované údaje Přepočítávač množství plynu musí být schopen zobrazit následující údaje: přírůstek objemu při základních podmínkách V b ; přírůstek objemu při podmínkách měření V m ; přírůstek korigovaného objemu V c (je-li použit); výstražné indikace (alarmy); přepočítávací číslo C; kompresibilitní faktory z, z b, nebo jejich poměr K = z z b, jsou-li použity; aktuální hodnoty veličin naměřené převodníky (např. tlak p a teplota T při podmínkách měření); vstupní data, která ovlivňují metrologický výsledek, jako jsou například základní podmínky p b, T b nebo korekční funkce či součinitel použitý pro korekci chyby plynoměru; vlastnosti plynu použitého při výpočtu kompresibilitních faktorů, jsou-li použity; odkaz na metodu, kterou byl vypočten kompresibilitní faktor nebo konstanta, je-li použita; dolní a horní mezní hodnotu stanoveného měřicího rozsahu převodníku teploty a dolní a horní mezní hodnoty přetlaků nebo absolutního tlaku převodníku tlaku; 56 hodnotu objemu pro jeden impulz při podmínkách měření ve tvaru: 1 imp =... m 3 (nebo dm 3 ); nebo 1 m 3 (nebo dm 3 ) =... imp; konec životnosti baterií (je-li použita baterie); verzi softwaru. 3.4 Výstražné indikace a alarmy Přepočítávač množství plynu musí být schopen zjistit: výskyt jakékoliv z naměřených nebo vypočtených hodnot mimo stanovené měřicí rozsahy, činnost přístroje mimo meze platnosti výpočetního algoritmu; výskyt elektrických signálů mimo rozsah vstupu (vstupů) vyhodnocovací jednotky; blízký konec životnosti baterie. S výjimkou blízkého konce životnosti baterie nesmí být po dobu vadné funkce detektované přepočítávačem povolen jakýkoliv další nárůst objemu V b při základních podmínkách. Zaznamenávání objemu V m při podmínkách měření a korigovaného objemu V c na chybu plynoměru, je-li použit, musí pokračovat v činnosti. Resetování spuštěné výstrahy musí být možné pouze tehdy, jestliže byla odstraněna příčina výstražného hlášení. Resetovací zařízení musí být možné zaplombovat. 3.5 Korekce chyby plynoměru Přepočítávač množství plynu smí být vybaven korekcí chyby plynoměru. V takovém případě musí být zajištěno, aby křivka chyb plynoměru, která má být korigována, odpovídala skutečným pracovním podmínkám v místě instalace plynoměru. Plynoměr musí být ověřen za podmínek měření, při kterých se používá v místě instalace, a plynem, který se v místě instalace používá. Takto získaná křivka chyb plynoměru se použije ke korekci v přepočítávači množství plynu, je-li použit vysokofrekvenční vysílač impulzů nebo digitální komunikace mezi přepočítávačem a plynoměrem. 3.6 Vstup z plynoměru Přepočítávač množství plynu musí mít vstup, který musí být schopen zpracovat signál z připojeného plynoměru. Pokud se jedná o impulzní vstup, pak daný vstup musí reagovat na každý impulz takovým způsobem, aby žádný impulz nebyl vytvořen nebo ztracen přepočítávačem. Výrobce musí specifikovat vlastnosti impulzních vstupů přepočítávače objemu plynu a maximální kmitočet. Pokud se jedná o digitální komunikaci mezi plynoměrem a přepočítávačem, pak musí být výrobcem jak plynoměru, tak přepočítávače přesně specifikovány požadavky na kompatibilitu. 3.7 Metody výpočtu kompresibilitních faktorů Výrobce musí navrhnout metodu výpočtu kompresibilitních faktorů zemního plynu a příslušný software pro jeho výpočet. Kompresibilitní faktory nebo jejich poměr K či jejich konstantní hodnoty musí být používány v přepočítávači množství plynu vždy, pokud je horní mez převodníku tlaku rovna nebo vyšší 4 bar absolutního tlaku. 3.8 Software Software, který je pro metrologické vlastnosti zásadní, musí být validován, musí být jednoduchým způsobem identifikovatelný a musí být zabezpečen. O každém zásahu do software musí být k dispozici důkaz. 67 Přístup musí být možný pouze použitím hesla nebo kódu, které mohou být měněny, nebo použitím stanoveného zařízení. 3.9 Odolnost proti neoprávněné manipulaci Přepočítávač množství plynu musí být konstruován takovým způsobem, aby každý zásah, který by mohl ovlivnit výsledky měření, způsobil viditelné trvalé poškození měřidla, nebo jeho úředních příp. zabezpečovacích značek, nebo spustil alarm, a tak byl poskytnut důkaz o neoprávněném zásahu včetně uložení v paměti. Pokud je použito elektronické zabezpečení k povolenému či schválenému nastavení přepočítávače, pak musí splňovat následující požadavky: v paměti musí být zaznamenán nejméně poslední zásah, přičemž vhodné je, aby se zaznamenávalo 100 zásahů, včetně data a času zásahu a specifické identifikace zásahu, musí být možné mít přístup k zásahu (zásahům) zaznamenanému v paměti a tuto paměť vymazat nebo přepsat pouze při porušení úřední značky. U přepočítávačů množství plynu, u nichž dané převodníky nebo vyhodnocovací jednotka mohou být odmontovány nebo nahrazeny, musí být všechna spojení a rozhraní mezi vyhodnocovací jednotkou a převodníky nebo měřidlem zabezpečena samostatnými značkami. Přístup k parametrům, které se zúčastňují stanovení výsledků měření nebo jsou samy výsledky měření, nesmí být možný rozpojením členů. 4 Značení měřidla 4.1 Každý přepočítávač množství plynu musí být označen na počitadle nebo na zvláštním štítku alespoň následujícími informacemi: a) identifikační značka nebo název výrobce, b) označení typu, c) výrobní číslo a rok výroby, d) nastavený specifikovaný měřicí rozsah (teplota, tlak, je-li to vhodné), e) mezní teploty třídy prostředí ve tvaru: t amb, max =... C, t amb, min =... C, f) třída prostoru s nebezpečím výbuchu pro převodník tlaku, je-li potřebná, g) případná další značení, je-li to závazně stanoveno, např. číslo typu nebo zkušebního certifikátu, označení shody, doplňkové metrologické značení atd. Označení musí být na jasně viditelném místě a musí být za normálních podmínek užití přepočítávače množství plynu trvanlivé nebo může být zobrazeno na elektronickém počitadle. U některých přepočítávačů množství plynu, jejichž typ byl schválen podle požadavků národních technických norem, se mohou požadavky na označení měřidla platné v době schválení typu měřidla lišit od výše uvedených požadavků; v takovém případě jsou rozhodující požadavky uvedené v certifikátu o schválení typu. 4.2 Umístění úřední značky Umístění značek je stanoveno certifikátem o schválení typu, nebo certifikátem ES přezkoušení typu, nebo jiným dokumentem aplikovaným v rámci posouzení shody při uvedení na trh a do provozu podle nařízení vlády o měřidlech. 78 5 Schvalování typu měřidla Přepočítávače množství plynu určené k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu jsou uváděny na trh a do provozu s posouzením shody podle nařízení vlády o měřidlech a proto nepodléhají schvalování typu. 6 Prvotní ověření Prvotní ověření se vztahuje pouze na měřidla, která mají v daném čase platný certifikát o schválení typu s využitím přechodného ustanovení podle 9 nařízení vlády o měřidlech, a na ověřování měřidel po opravě. Při prvotním ověření se aplikuje postup identický s následným ověřením podle článků 7.1 až Následné ověření 7.1 Všeobecně Při následném ověřování přepočítávačů množství plynu, tj. každém ověření měřidla provedeném po předchozím ověření, se vykonávají tyto zkoušky: vizuální prohlídka, zkouška přesnosti přepočítávače množství plynu, zkouška přesnosti přepočtu množství vyhodnocovací jednotkou. 7.2 Vizuální prohlídka Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda se přepočítávač množství plynu předložený k ověření shoduje se schváleným typem nebo s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh a zvláštní pozornost musí být věnována kontrole správnosti označení ve smyslu 4.1. Dále se kontroluje trvanlivost a čitelnost označení. Přepočítávače množství plynu mechanicky poškozené a ty, které se neshodují se schváleným typem, nebo s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh, se dále nezkouší. 7.3 Funkční zkoušky V průběhu funkčních zkoušek a jejich vyhodnocení se průběžně sleduje plnění relevantních metrologických požadavků podle kapitoly 2 a technických požadavků podle kapitoly Požadavky na zkušební zařízení Zkušební zařízení musí být vybaveno etalony tlaku a teploty a generátory impulzů, ve všech případech s platnou metrologickou návazností. Termostatická lázeň, která se použije k simulaci teploty, musí mít zaručenou homogenitu a stabilitu teplotního pole. Software pro stanovení konvenční hodnoty kompresibilitních faktorů musí být validován. Stabilní zdroj tlaku a připojovací prostředky musí umožnit zapojení etalonu tlaku a převodníku tlaku přepočítávače množství plynu do jednoho okruhu. Pro zkoušení vyhodnocovacích jednotek kombinovaných přepočítávačů množství plynu se použije stabilní zdroj unifikovaných signálů s platnou metrologickou návazností, nebo lze použít stabilní zdroj signálů spojený s měřidlem signálů s platnou metrologickou návazností. Chyba zkušebního zařízení musí být menší než 1 / 4 největší dovolené chyby za referenčních podmínek podle tabulky 1. 89 7.3.2 Zkouška přesnosti Kompaktní přepočítávače množství plynu Statická zkouška Kompaktní přepočítávače množství plynu se zkouší porovnávací metodou s etalonem teploty při teplotách okolí: t 1 v intervalu t min t 1 (t min + 5) t 2 = 0 C t 3 v intervalu (t max 5) t t max Při každé teplotě se převodník tlaku a etalon tlaku zatíží pěti hodnotami tlaku: p = p i min + d i ( p p ) kde d i =0,00; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; a to jak rostoucím i klesajícím tlaku, tj. celkem 30 zkušebních bodů. U přepočítávače množství plynu, který má pouze převodník teploty, se nastavují pouze hodnoty maximálního tlaku p max a minimálního tlaku p min, tj. celkem 6 zkušebních bodů. Z konvenční hodnoty přepočítávacího čísla C CV vypočtené podle vztahu (2) v článku 1.5 a indikované hodnoty přepočítávacího čísla C se vypočte chyba indikace v procentech podle vztahu: max C e c = C CV Vypočtená chyba indikace e c v jednotlivých zkušebních bodech musí splnit požadavky na největší dovolenou chybu v referenčních podmínkách uvedenou v tabulce 1. V případě, že nelze hodnotu přepočítávacího čísla C odečíst z přepočítávače množství plynu, pak se zkoušky ve všech zkušebních bodech provedou formou dynamické zkoušky Dynamická zkouška Zkouška se provádí minimálně ve třech bodech t 1 /p max, t 2 /p max a t 3 /p max simulováním impulzů z plynoměru pomocí generátoru impulzů nebo pomocí jiného způsobu simulování nepřepočteného objemu V m z plynoměru za podmínek měření. Pro přepočítávací číslo C s indikované zkoušeným kompaktním přepočítávačem množství plynu pak platí vztah (3) v článku 1.6. Minimální zkušební objem V m jako simulované proteklé množství musí zaručovat odečet objemu za základních podmínek V b s rozšířenou nejistotou ±0,02 %. Z konvenční hodnoty přepočítávacího čísla C CV vypočtené podle vztahu (2) v článku 1.5 a indikované hodnoty přepočítávacího čísla C s se vypočte chyba indikace v procentech podle vztahu: C = C e c s CV Vypočtená chyba indikace e c v jednotlivých zkušebních bodech musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu za referenčních podmínek uvedenou v tabulce Kombinované přepočítávače množství plynu U kombinovaných přepočítávačů množství plynu se jeho části zkouší samostatně, a to porovnávací metodou s hodnotami naměřenými etalony příslušné měřené veličiny. min 910 Převodník teploty Převodník teploty se zkouší v termostatické lázni při třech teplotách okolí t min, 0 C a t max. Vypočtená chyba převodníku teploty e T v jednotlivých zkušebních bodech musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu za referenčních podmínek uvedenou v tabulce Převodník tlaku Převodník tlaku se zkouší v 8 rovnoměrně rozložených tlakových bodech od p min do p max, a to jak při stoupajícím tlaku, tak při klesajícím tlaku. U převodníku tlaku měřícího přetlak je nutno relativní chybu vypočítat z absolutních tlaků. Vypočtená chyba převodníku tlaku e p v jednotlivých zkušebních bodech musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu za referenčních podmínek uvedenou v tabulce Vyhodnocovací jednotka Statická zkouška Vyhodnocovací jednotka se zkouší statickou zkouškou při Q max minimálně v pěti zkušebních bodech: T min /p min, T min /p max, T max /p min, T max /p max a při jednom dalším bodě uprostřed rozsahu teploty a tlaku. Vstupní signály (teplota, tlak) se simulují vhodnými přístroji vysílajícími přesné signály. Z vypočtené konvenční hodnoty přepočítávacího čísla C CV podle vztahu (3) v článku 1.5 a indikované hodnoty přepočítávacího čísla C se vypočte chyba indikace v procentech podle vztahu: e j = C C CV Vypočtená chyba indikace vyhodnocovací jednotky e j v jednotlivých zkušebních bodech musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu za referenčních podmínek uvedenou v tabulce 1. V případě, že nelze hodnotu přepočítávacího čísla C odečíst z vyhodnocovací jednoty, pak se zkoušky ve všech zkušebních bodech provedou formou dynamické zkoušky Dynamická zkouška Zkouška vyhodnocovací jednotky se provádí minimálně pro kombinaci simulovaných hodnot T max /p min /Q max. Vstupní signály (teploty, tlaku a proteklého objemu) se simulují vhodnými přístroji vysílajícími přesné signály a simulováním impulzů z plynoměru pomocí generátoru impulzů nebo pomocí jiného způsobu simulování nepřepočteného objemu za podmínek měření z plynoměru. Pro přepočítávací číslo C s indikované vyhodnocovací jednotkou pak platí vztah (3) v článku 1.6. Minimální zkušební objem V m jako simulované proteklé množství musí zaručovat odečet objemu za základních podmínek V b s nejistotou ±0,02 %. Z konvenční hodnoty přepočítávacího čísla C CV vypočtené podle vztahu (2) v článku 1.5 a indikované hodnoty přepočítávacího čísla C se vypočte chyba indikace e j v procentech podle vztahu: Cs e = j C CV Vypočtená chyba vyhodnocovací jednotky e j v jednotlivých zkušebních bodech musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu za referenčních podmínek uvedenou v tabulce Zkouška přesnosti přepočtu množství vyhodnocovací jednotkou Zkouška se provádí minimálně ve 4 bodech T min /p min, T min /p max, T max /p min a T max /p max během zkoušky přesnosti kompaktního přepočítávače množství plynu podle článku nebo vyhodnocovací jednotky kombinovaného přepočítávače množství plynu podle článku11 U některých přepočítávačů se zobrazuje na počitadle pouze stupeň kompresibility K, který je dán vztahem: z K = Validovaným softwarem se vypočítá konvenční hodnota stupně kompresibility K e dle použité metody výpočtu v přepočítávači množství plynu a daných nastavených parametrů (složení) plynu. Poté se tato hodnota K e porovná s odečtenou hodnotou stupně kompresibility (nebo hodnotou stupně kompresibility K spočtené z indikovaných kompresibilitních faktorů přepočítávače množství plynu) a vypočte se chyba výpočtu kompresibility v procentech: e K = K K e z b Vypočtená chyba stupně kompresibility v jednotlivých zkušebních bodech musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu za referenčních podmínek uvedenou v tabulce Zkrácená zkouška přepočítávače množství plynu Zkrácená zkouška se provádí u přepočítávače množství plynu v místě jeho instalace a používání: po každé montáži přepočítávače jako celku nebo jeho částí, po uplynutí jednoho roku ode dne provedení předchozí zkrácené zkoušky, a to po dobu platnosti ověření přepočítávače Všeobecně Při zkrácené zkoušce přepočítávačů množství plynu v místě instalace se vykonávají tyto zkoušky: vizuální prohlídka a kontrola parametrů; zkouška přesnosti přepočítávače Vizuální prohlídka a kontrola parametrů Kontroluje se, zda přístroj není poškozen, zda neuplynula doba platnosti ověření a zda jsou nepoškozené, čitelné a kompletní úřední značky umístěné na přepočítávači množství plynu i připojeném plynoměru. Dále je provedena kontrola nastavení přepočítávače množství plynu, jako jsou parametry plynu, použitá metoda výpočtu kompresibility plynu a impulzní číslo plynoměru Funkční zkoušky Požadavky na zkušební zařízení Zkušební zařízení musí být vybaveno etalony tlaku a teploty a generátory impulzů s platnou metrologickou návazností. Zkušební zařízení musí být schopno přemístění a použití v místě instalace přepočítávače množství plynu. Jako zdroj tlaku se nejčastěji používá provozní tlak měřeného plynu v místě instalace, na který se s etalonem lze napojit přes trojcestný ventil. Dále je nutno použít nádobu s konstantní teplotní lázní, například termosku s vodou. Chyba zkušebního zařízení pro zkrácenou zkoušku musí být menší než 1 / 4 největší dovolené chyby za referenčních podmínek podle tabulky 1. 1112 Zkouška přesnosti přepočítávače Dynamická zkouška Zkouška se provádí v místě instalace přepočítávače množství plynu při jedné provozní hodnotě tlaku v systému a při jedné hodnotě teploty, které jsou v rozsahu pracovních podmínek přepočítávače množství plynu. Zkouška se provádí simulováním impulzů z plynoměru pomocí generátoru impulzů nebo jiného způsobu simulování nepřepočteného objemu V m při podmínkách měření, například odečtem počitadel z připojeného plynoměru. Pro přepočítávací číslo C indikované zkoušeným přepočítávačem množství plynu pak platí vztah (3) v článku 1.6. Minimální zkušební objem V m jako simulované proteklé množství musí zaručovat odečet objemu za základních podmínek V b s nejistotou ±0,10 %. Z vypočtené konvenční hodnoty přepočítávacího čísla C CV podle vztahu (2) v článku 1.5 a indikované hodnoty přepočítávacího čísla C s se vypočte chyba indikace e c dyn v procentech podle vztahu: e c dyn C = C s CV Vypočtená chyba indikace e c dyn musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu při stanovených pracovních podmínkách uvedenou v tabulce Statická zkouška V případě, že lze odečíst hodnotu přepočítávacího čísla C z počitadla přepočítávače množství plynu, provede se během dynamické zkoušky odečet této hodnoty přepočítávacího čísla C. Z konvenční hodnoty přepočítávacího čísla C CV vypočtené podle vztahu (2) v článku 1.5 a indikované hodnoty přepočítávacího čísla C se vypočte chyba indikace e c stat v procentech podle vztahu: e c sta = C C CV Vypočtená chyba indikace e c stat musí splnit požadavek na největší dovolenou chybu při stanovených pracovních podmínkách uvedenou v tabulce Vyhodnocení výsledků statické a dynamické zkoušky Absolutní hodnota rozdílů indikace obdržené při statické a dynamické zkoušce musí být menší nebo rovna 0,30 %. Musí tedy platit, že e c stat e c dyn 0,30 %. V případě, že nelze hodnotu přepočítávacího čísla C stat odečíst z přepočítávače množství plynu, pak se provede pouze zkrácená zkouška formou dynamické zkoušky. V případě, že přepočítávač množství plynu nevyhoví při zkrácené zkoušce uvedeným požadavkům, zaniká platnost jeho ověření Zabezpečení měřidla Při zkrácené zkoušce nesmí dojít k odstranění nebo poškození úředních značek kontrolovaných podle článku Po provedení zkrácené zkoušky je nutno umístit zabezpečovací značky zabraňující demontáži přepočítávače množství plynu nebo demontáži jeho částí, tj. vývodu tlaku z plynoměru, trojcestného ventilu, připojení převodníku teploty a tlaku a vysílače impulzů. O provedení zkoušky vystaví zkoušející zápis o výsledcích zkrácené zkoušky. 1213 8 Oznámené normy ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely specifikace metod zkoušení při ověřování, vyplývajících z tohoto opatření obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen oznámené normy ). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k příslušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových stránkách Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto opatřením obecné povahy, za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují. II. O D Ů V O D N Ě N Í ČMI vydává k provedení 24c zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla a metody zkoušení při ověřování těchto stanovených měřidel. Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel pod položkou d) přepočítávače množství plynu mezi měřidla podléhající ověřování. ČMI tedy k provedení 24c zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, pro tento konkrétní druh měřidla přepočítávače množství plynu, které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu vydává toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky pro přepočítávače množství plynu a metody zkoušení při ověřování těchto stanovených měřidel. Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. III. P O U Č E N Í Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek 173 odst.2 SprŘ. Dle ustanovení 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. 94 až 96 SprŘ. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ust. 174 odst. 2 SprŘ vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy. 13 Zobrazit více
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/006/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/010/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/010/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků Více I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu) Váhy s automatickou činností jsou v ČR uváděny na trh a do provozu podle směrnice Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický Více I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických Více I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/012/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/003/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu) Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2 800 nm a měření vyzařování v Více PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/045/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více Přepočítávač CORUS PTZ
Přepočítávač CORUS PTZ T,PT, PTZ přepočítávač Široká integrovaná databáze Kompresibilita dle AGANX19, S-GERG, AGA8 nebo tabuky Z RS 232 a optický port pro lokální/dálkový odečet Schváleno dle evropských Více 65/2006 Sb. VYHLÁŠKA
65/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu Více Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI
Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/044/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/011/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (ČMI), jako orgán Více 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění Více DODATEK 5 K NÁVODU K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 Měření průtoku plynů, přepočítávač množství plynů
TP 274560/l Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 DODATEK 5 typ 466 Měření průtoku plynů, K NÁVODU K VÝROBKU přepočítávač množství plynů POUŽITÍ - jako matematický člen přepočítávače Více Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu
Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla Více Třífázový statický ELEktroměr
Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu. Více Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.
Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení Více Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační Více NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/001/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický Více ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ
ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové, Více Členění podle 505 o metrologii
Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/011/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT
PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v Více KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650
Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku Více WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA
5 328 VOLUTRON 3 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby Více Solární expanzní nádoby
Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského Více M E T R O L O G I C K É Ú D A J E
TP 274560/l Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 DODATEK 2 typ 466 Měření průtoku a tepla předaného K NÁVODU K VÝROBKU vodou, měření chladu POUŽITÍ - k vyhodnocování průtoku vody a Více Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek Více Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00
Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/005/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Více ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Okružní 31, 638 00 Brno
ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Okružní 31, 638 00 Brno METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 012 POSTUP PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ STATISTICKÝCH VÝBĚROVÝCH ZKOUŠEK MEMBRÁNOVÝCH PLYNOMĚRŮ Vydání: leden 2016 Tento předpis Více Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení
Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z Více Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady
Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty Více Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech
Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní Více Měřicí přístroje a měřicí metody
Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny Více Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík
Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál Více Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH
Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky Více SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla
SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Popis/použití S certifikátem MID Č.: DE-13-MI004-PTB011 SONOMETER 500 je ultrazvukový, statický, kompaktní měřič tepla navržený pro aplikace vytápění Více 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY
17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích Více Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb. 1 TERMINOLOGIE 1.1 Čidlo je citlivá část snímače teploty (rezistor), která změnou odporu reaguje na změnu teploty. 1.2 Člen měřiče tepla je část měřiče tepla, která snímá Více 334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000,
Vyhl. č. 334/2000 Sb., stránka 1 z 9 334/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS Ministerstvo Více EPBD Semináře Články 8 & 9
EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná Více Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4
Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech Více ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ 46. konference 9.4. a 10.4. 2013 Hotel Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Perštýnem
Kalibrace etalonů pro ověřování tachografů a interpretace výsledků kalibrace. --- Ing. Zdeněk Vyhlídka, Český metrologický institut, oblastní inspektorát Brno ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ 46. konference 9.4. Více AX-C800 Návod k obsluze
AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí Více VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě (Výňatky)
Změna: 55/2003 Sb. Změna: 281/2007 Sb. Změna: 281/2007 Sb. (část) Změna: 269/2012 Sb. Změna: 269/2012 Sb. (část) Změna: 106/2013 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000 Více Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012
Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004 Více 6/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 6/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde Více ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500
ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU 33. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 1. - 3. 6. 2011 - Rožnov pod Radhoštěm Charakteristiky důležité pro praktické použití Více VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví
VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení Více Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001 Více Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -
zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu Více 337/2011 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
Page 1 of 5 337/2011 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška Rozeslána dne: 21. listopadu 2011 Autor předpisu: Ministerstvo Více Článek 1 Úvodní ustanovení
Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Více Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj
Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, Více TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO
TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena Více Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?
Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům? Kontrola těsnosti a pevnosti tlakovými zkouškami Tlakové zkoušky se provádějí před uvedením do provozu trubních rozvodů, Více PŘÍLOHA PŘÍLOHA II. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2013 C(2013) 6280 final PŘÍLOHA PŘÍLOHA II NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu Rady 2010/30/EU, pokud Více WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA
5 341 VOLUTRON 2 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby Více MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz
MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Více NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Částka 70 Sbírka zákonů č. 208 / 2010 Strana 2355 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 a Více České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE
České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná Více SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA
Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška, Více SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami
S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný Více TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS
TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03 Více Tepelné zpracování odpadu
Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní Více Národní informační středisko pro podporu jakosti
Národní informační středisko pro podporu jakosti Stanovení měr opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při kontrole měřením a srovnáváním Ing. Jan Král Úvodní teze Zásah do procesu se děje na základě měření. Více Z K U Š E B N Í Ř Á D
Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení Více NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3
30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající Více Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač tlaku relativního a absolutního UNIPRES 80
Použití snímače jsou určeny k měření relativního a absolutního tlaku agresivních i neagresivních kapalin, plynů a par snímače s vnějším a vnitřním závitem se s výhodou používají jako elektrická náhrada Více Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:
(vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 505
 zákona č. 500
 zákona č. 505
 zákona č. 505
 zákona č. 22
 zákona č. 22
 zákona č. 90
 zákona č. 22
 zákona č. 127