Source: http://electricistas.cl/Resolucion_y_Rango_en_medidor_digital.html
Timestamp: 2019-09-19 20:46:41+00:00

Document:
Resolucion y Rango en un medidor digital
La resolución de un multímetro digital es la tensión mínima que puede detectar, y depende de la tensión que asigna el CDA a cada una de las cuentas del contador, así como del rango que se seleccione (ya sea manual o automáticamente). La resolución se obtiene sin más que dividir dicho rango por el número total de cuentas. Por ejemplo, un multímetro digital de 1000 cuentas, en el rango de 1 V tiene una resolución de 1 mV, pero en el rango de 1000 V tendrá una resolución de 1 V. Además del número de cuentas, otra forma muy típica de especificar la resolución de un multímetro digital es a partir de su numero de dígitos (ver Fig. 2). Así, un multímetro de 3 dígitos tiene un contador de 1000 cuentas pues con 3 dígitos se puede contar desde 000 hasta 999. Un multímetro de 4 dígitos dispone de un contador de 10000 cuentas (0000 hasta 9999).
Un multímetro de 2000 cuentas (0000 a 1999) tiene un contador de 3 ½ dígitos, pues el dígito más significativo (el que está a la izquierda) sólo puede valer 0 ó 1. En la fracción m/n de este convenio, m expresa el máximo alcance del dígito más significativo, y n su número de estados diferentes. Por ejemplo, en un multímetro de 3 ¾ dígitos (4000 cuentas) el dígito más significativo puede llegar a valer como máximo 3 y puede tener 4 estados distintos ( 0, 1, 2, y 3). En cualquier caso, y para evitar la ambigüedad que puede suponer esta forma de especificar la resolución de un medidor digital es preferible emplear la especificación de número de cuentas en vez del número de dígitos. Los medidores digitales suelen tener rangos de 600 V y 1000 V. Sus resoluciones pueden ser desde 2.000 cuentas hasta 50.000 cuentas. El modelo Fluke 179, figura 3, es un multímetro de 6.000 cuentas y rangos para la medida de tesnión de 600mV, 6V, 60V, 600V y 1.000V. La conmutación entre los distintos rangos se puede hacer manual, o automáticamente. En este segundo caso el multímetro detecta la señal a medir y selecciona el rango óptimo para su medida.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución