Source: http://dominiopredictivo.com/instrumentacion/tecnologia-de-medicion/medidor-de-corriente/196-2/
Timestamp: 2018-04-24 10:25:17+00:00

Document:
196 Multímetro Digital |
196 Multímetro Digital
La Triple Pantalla 196 es un nuevo concepto innovador en el diseño de DMM. La pantalla única le permite ver más de un evento a la vez. Esto elimina la molestia de cambiar hacia adelante y hacia atrás para revisar valores comparativos mínimos, máximos o preestablecidos. El medidor también es fácil de usar y construido para durar.
El DMM 196 es un DMM autoranging de mano. La pantalla LCD retroiluminada puede mostrar tres lecturas a la vez. Además de la función básica de AC / DC V, AC / DC A, Ohm, Prueba de diodo, continuidad, Capacitancia, Frecuencia, existe la función del adaptador. El DMM 196 también tiene salida RS232 y software para grabar información en una PC.
El DMM 196 también presenta:
COMP: compara la lectura real con el valor HI y LOW preseleccionado para la prueba Pass / Fail del componente
MANTENER: el sistema de retención de remolque mantiene automáticamente la lectura estable previa cuando se obtiene una nueva.
Procesar DMM con salida de 0 a 24 mA
50,000 visualizador de conteo
Precisión básica DCV del 0,05%
0 a 750 ACV; resolución máxima 100uV
0 a 1,000 DCV; resolución máxima 0.001mV
0 a 50MΩ; resolución máxima 0.01Ω
Amplificadores AC / DC de hasta 10 amperios; máxima resolución 0.01uA
Modelo 196 Especificaciones
Resolución máxima: 0,0001mV
Precisión: +/- 0,05%
Resolución máxima: 100μμV
Amplificadores de CA Entrada máxima: 1A
Resolución máxima: 0,0001mA
Precisión: +/- 0,75%
Resistencia (ohmios) Entrada máxima: 50MΩ
Resolución máxima: 0.01Ω
Frecuencia Entrada máxima: 500KHz
Continuidad Audible a menos de 30Ω
Diodo 3V a la salida máxima de 1mA
Salida RS-232 Sí, ópticamente aislado
Salida de bucle de proceso Sí (0 a 24 mA)
Tipo de visualización Cuenta LCD de 50,000 con retroiluminación con subpantalla dual y barra gráfica analógica
Temperatura de funcionamiento De 32 ° F a 113 ° F (0 ° C a 40 ° C)
tamaño 8.3 “x 3.7” x 1.9 “(210 mm x 95 mm x 47 mm) sin arranque
8.7” x 4.3 “x 2.6 (220 mm x 110 mm x 65 mm) con arranque
Peso 1.3lbs (570g) sin boot
1.9lbs (850g) con arranque
Duración de la batería 50hrs Típico
196 instrumento
Fusible 1oA

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución