Source: https://issuu.com/miguel_majestic/docs/linea-electromedica
Timestamp: 2017-10-23 04:35:19+00:00

Document:
Linea electromedica by miguel majestic - issuu
www.soserpro.es.tl
@soserpro.com
Higiene de los alimentos En el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, la Comisión Europea perfiló una revisión radical de las normas de higiene y seguridad alimentaria de la Comunidad, conforme a las cuales, los operadores de empresa alimentaria, son los principales responsables de la seguridad alimentaria. Los nuevos reglamentos combinan, armonizan y simplifican las exigencias de higiene, con especial dedicación en los productos de origen de animal. Su innovación, es la realización de una política de higiene única, transparente y aplicable a todos los alimentos y todos los operadores de alimentos que intervienen "de la granja a la mesa". Con el fin de desarrollar y poner en práctica las directrices definidas en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, se han promulgado una serie de disposiciones denominadas en su conjunto como “Paquete de Higiene” que entró en vigor en enero de 2006.
Cumplimiento con el APPCC Dentro de este grupo de normas se encuentra el Reglamento Comunitario 852/2004, sobre higiene de los productos alimenticios, que contempla en su artículo 5, la obligatoriedad de los operadores de las empresas alimentarias de crear, aplicar y mantener un sistema de autocontrol basado en los principios del APPCC.
Con el fin de facilitar la labor a los operadores de la industria alimentaria, Hanna Instruments, fabrica una completa gama de instrumentos para el control higiénico sanitario de los productos alimenticios. En cumplimiento con el 4º principio del APPCC, aporta instrumentación de precisión y rápida respuesta para la Vigilancia de los PCC-s, aportando datos objetivos para asegurar que se encuentran dentro de los límites críticos permitidos.
Los principios APPCC son los siguientes 1. Detectar cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables. 2. Detectar los puntos de control crítico en la fase o fases en las que el control sea esencial para evitar o eliminar un peligro o reducirlo a niveles aceptables. 3. Establecer, en los puntos de control crítico, límites críticos que diferencien la aceptabilidad de la inaceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los peligros detectados. 4. Establecer y aplicar procedimientos de vigilancia efectivos en los puntos de control crítico. 5. Establecer medidas correctivas cuando la vigilancia indique que un punto de control crítico no está controlado. 6. Establecer procedimientos, que se aplicarán regularmente, para verificar que las medidas contempladas en los principios de 1 a 5 son eficaces. 7. Elaborar documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria para demostrar la aplicación efectiva de las medidas contempladas en los principios de 1 a 6.
Todos los instrumentos están diseñados para garantizar la máxima precisión y simplicidad en el uso, además podemos trazar nuestras medidas a materiales de referencia, cumpliendo con los requisitos de Aseguramiento de la Calidad y Calibración de equipos de medida.
Termómetros Termistor
Iconos de las aplicaciones
El termistor es un dispositivo semiconductor cuya resistividad (r) varía en función de la temperatura (T)
Estos iconos le avisarán visualmente de la aplicación ideal de los equipos.
r = r0 (1 + aT) donde r0 = resistividad característica del material a = coeficiente de resistencia de materiales
Refrigeración 150 -50
El coeficiente de resistencia a la temperatura es el parámetro que determina si la variación de resistencia es positiva (como con los sensores de coeficiente de temperatura positivo PTC; serie de sondas HI 765) o negativo (como ocurre con los termistores de coeficiente de temperatura negativo NTC; serie de sondas HI 762). Es posible determinar la temperatura mediante la aplicación de una diferencia de potencial y la medición de la resistencia (V). Los Termistores son adecuados para un rango de temperatura entre -50 a 150 ° C, temperaturas superiores pueden dañar el sensor semiconductor. Permite mediciones de temperatura precisas (décimas de grado) debido a la alta sensibilidad del sensor.
Industria, producción
Sistema exclusivo Cal-Check Los componentes electrónicos de un instrumento van cambiando con el tiempo, pudiendo provocar variaciones en los resultados de las medidas. HANNA ha hecho posible verificar si la respuesta del instrumento se encuentra dentro del límite de tolerancia de ± 0,4 ° C, pulsando un solo botón. El Sistema CAL CHECK ™ actúa mediante una resistencia interna que corresponde a 0 º C, y por lo tanto la simulación de la respuesta que la sonda de temperatura tendría, a 0 º C.
Control APPCC
Llaves de Calibración Con el fin de comprobar el estado de funcionamiento del instrumento, las llaves de calibración han sido diseñadas para reproducir el valor de los sensores, a diferentes temperaturas. Simplemente se debe desconectar la sonda de medición, reemplazarla por la llave y comprobar que el instrumento lee el valor simulado con el límite de tolerancia de ± 0,4 ° C. En caso de superar este límite, el equipo debería ser recalibrado por el fabricante. Las llaves están disponibles en los puntos críticos habituales en industria alimentaria: -18ºC (congelación), 0ºC (refrigeración) y 70ºC (producto cocinado).
Transporte y distribucion
Sistema Cal Check integrado
Termómetro termistor compacto HI 9241N La mejor relación calidad / precio. Alta precisión +/- 0,4ºC Sistema Cal Check integrado, al inicio. Indicador de sonda dañada o falta de sonda. Compacto e impermeable, fácil limpieza. Rango
-50,0 a 150,0ºC
Precisión (a 20ºC)
+/- 0,4ºC
HI 765PW usos generales, penetración. Sonda de acero inoxidable AISI 316 con mango blanco y un metro de cable
3x1,5V AAA 2000 horas de uso continuo aproximadamente.
Se suministra con sonda de temperatura HI 765PW, pilas, instrucciones y maletín de transporte. Accesorios disponibles: Ver sección sondas y accesorios de este capítulo .
Termómetro termistor Impermeable HI 93503N Impermeable IP 65 (Indice de Protección) Alta precisión +/- 0,4ºC Sistema Cal Check integrado, al inicio. Indicador de la estabilidad de la medida. Función HOLD para congelar el resultado en la pantalla hasta registrarlo. Rango
HI 765PWL usos generales, penetración. Sonda de acero inoxidable AISI 316 con mango blanco y un metro de cable
3x1,5V AAA 2000 horas de uso continuo aproximadamente
Se suministra con sonda de temperatura HI 765PW, pilas, instrucciones y maletín de transporte. Accesorios disponibles: Ver sección sondas y accesorios de este capítulo
Termómetro termistor con indicador de estabilidad HI 93501NS Indicador de estabilidad de la medida. Alta precisión +/- 0,4ºC Sistema Cal Check integrado, al inicio. Función HOLD para congelar el resultado en la pantalla hasta registrarlo. Impermeable y fácil de limpiar. Rango
HI 762PW usos generales, penetración. Sonda de acero inoxidable AISI 316 con mango blanco y un metro de cable
Se suministra con sonda de temperatura HI 762PW, pilas, instrucciones y maletín de transporte. Accesorios disponibles: Ver sección sondas y accesorios de este capítulo.
Sondas y accesorios para termómetros termistor Sondas Termistor NTC HI 762
HI 762A
HI 762PW
Aire, gas, ambiente.
Penetración y usos generales.
HI 762L
HI 762W
HI 762DIP
HI 762BP
Sonda de cable para lugares de difícil acceso.
Sonda de lastre para depósitos, cubas y baños.
Entre productos envasados y apilados.
Sondas Termistor PTC HI 765 Rango
-50 a 150ºC
+/- 0,2ºC
HI 765PW
HI 765A
HI 765L
HI 765W
HI 765DIP
HI 765BP
Accesorios HI 710002 Funda de transporte para termómetro termistor.
HI 710024 Protector de goma anti golpes azul.
HI 710023 Protector de goma anti golpes naranja.
Llaves de calibración Llave
Tª simulada
HI 762-18C
HI 762000C
0ºC HI
762070C
HI 765-18C
HI 765000C
HI 765070C
Si la desviación detectada es superior a 0,4ºC es recomendable que recalibre el equipo en el Servicio de Atención Técnica de HANNA.
calibracion hanna.es 7
Termómetros Termopar 1200 El termopar consiste en la unión de dos cables de metales diferentes. A una temperatura dada, se produce una diferencia de potencial en los extremos opuestos de los dos cables (efecto Seebeck), que es proporcional a la temperatura. El extremo de la sonda de termopar que se pone en contacto con el alimento, se llama unión caliente, mientras que la conexión del termopar al equipo, es la unión fría, que siempre debe estar correctamente atemperada. Los termopares cubren rangos muy amplios entre -200 y 1200ºC, con precisiones variables en función de la sonda y el equipo. La estabilización de la medida y la respuesta son muy rápidas, unos pocos segundos son suficientes.
Termómetro Termopar Compacto con sonda de penetración HI 935007N (NS) Amplio rango de temperatura, control de producto caliente. La mejor relación calidad-precio. Sistema Cal Check integrado, al inicio. Indicador de estabilidad de la medida (modelo NS). Impermeable y fácil de limpiar. Rango
-50,0 a 199,9ºC; 200 a 1350ºC
0,1ºC (hasta 199,9ºC) Precisión +/- 0,2%
HI 766C usos generales, penetración. Sonda de acero inoxidable AISI 316 con mango y un metro de cable
3x1,5V AAA 1000 horas de uso continuo aproximadamente
Se suministra con sonda de temperatura HI 766C fija, pilas, instrucciones y maletín de transporte. Ver sección sondas y accesorios de este capítulo.
LIMENTARIA
Termómetro Termopar con sonda intercambiable HI935005 (N) Alta resolución y precisión +/- 0,2% Carcasa Impermeable. Sistema Cal Check integrado, al inicio (modelo N). Función HOLD para congelar el resultado en la pantalla hasta registrarlo. Función máxima y mínima. Rango
0,1ºC (hasta 999,9ºC)
Serie HI 766 (no incluida)
3x1,5V AA 1600 horas de uso continuo aproximadamente
Se suministra con pilas, instrucciones y maletín protector. Ver sección sondas y accesorios de este capítulo
Termómetro Termopar con dos canales HI 93532(N) Dos canales, para dos sondas simultáneas. Display con dos niveles, medida actual y temperatura máxima y mínima. Sistema Cal Check integrado, al inicio (modelo N). Función HOLD para congelar el resultado en la pantalla hasta registrarlo. Rango
-200,0 a 999,9ºC; 1000 a 1371ºC
+/- 0,5ºC (hasta 999,9ºC)
3x1,5V AA 500 horas de uso continuo aproximadamente
Se suministra con pilas e instrucciones. Ver sección sondas y accesorios de este capítulo
Sondas y accesorios para termómetros termopar Sondas Termopar HI 766 aplicación
Tª máxima
Penetración en productos semisólidos
L 155mm x dia 3mm
HI 766C
Penetración, respuesta ultra rápida
L 95mm x dia 1,6mm
HI 766C1
Aire, gas, ambiente
L 245mm x dia 3mm
HI 766D
L 120mm x dia 3mm
HI 766E1
L 255mm x dia 1,5mm
HI 766F
HI 766Z
L 200mm x dia 16mm
HI 766B
L 66mm x dia 64mm
HI 766B4
Sonda larga para penetración
L 0,5m, L 1m, L 1,5m, L 2m
HI 766 TR1, TR2, TR3, TR4
Accesorios Termopar HI 766
Funda de transporte para resto termómetros termopar
HI 710004
Protector de goma anti golpes azul para resto termómetros termopar
HI 710007
Protector de goma anti golpes naranja para resto termómetros termopar
HI 710008
Termómetros de Platino Pt 100 El principio de funcionamiento de los termómetros de resistencia se basa en el aumento de la resistencia eléctrica de los conductores metálicos con la temperatura. Entre los diferentes metales que se utilizan en la construcción de termómetros de resistencia, los de platino, un metal noble, son los que pueden medir la temperatura en un amplio rango desde -251 a 899 º C, con un comportamiento más lineal, aportando la mayor precisión de medida +/- 0,2ºC. Entre los termómetros de platino, el más común, es el Pt100, que significa una resistencia de 100 V a 0 º C con un coeficiente de temperatura de 0.00385 V por grado Celsius. Para obtener altos niveles de precisión en aplicaciones industriales y de laboratorio, se recomienda el uso de sistemas con tres o cuatro hilos. Razón por la cual, Hanna ha optado por la tecnología de múltiples hilos asegurando la mayor precisión. Por sus características técnicas, los termómetros de platino se emplean como termómetros patrón Certificados por Laboratorio acreditado ENAC UNE EN ISO 17025.
Termómetro Pt100 con cuatro hilos HI 955501(2) Alta precisión Disponible con sonda fija o intercambiable Apto para aplicaciones en laboratorio o producción Rango
-199,9 a 199,9.9ºC; 200 a 850ºC
0,1ºC (hasta 199.9ºC)
+/- 0,2ºC (hasta 199.9ºC)
Modelo HI 955501 Serie HI 768 (no incluida)
Modelo HI 955502 HI 768P para usos generales (sonda fija)
3x1.5V AAA. 1000 horas de uso continuo aproximadamente
9V 150 horas de uso continuo aproximadamente
Modelo HI 955501, se suministra con pila e instrucciones Modelo HI 955502 se suministra con sonda fija HI 768P, pila e instrucciones. Ver sección sondas y accesorios de este capítulo.
Sondas y accesorios para termómetros Pt 100 Sondas Pt 100 HI 768 Rango
-30 a 350ºC
Platino PT 100
+/- 0,25ºC
HI 768P
Penetración y usos generales
HI 768A
HI 768L
Accesorios HI 710004
Protector de goma antigolpes azul
Protector de goma antigolpes naranja
Termómetros de Infrarrojos Todos los objetos emiten una energía radiante en la banda del infrarrojo (IR) que se encuentra entre la luz visible y las ondas de radio, por encima de 700nm. Esta energía es proporcional a la temperatura del producto. Con el fin de medir la temperatura sin contacto, se puede utilizar un dispositivo óptico que detecta la energía térmica generada, la amplifica y la convierte en una señal eléctrica, que indicará la temperatura superficial del producto en ºC. Las mediciones por infrarrojos son especialmente adecuadas para zonas de difícil acceso o allí donde sea indeseable tomar mediciones de la superficie utilizando sensores de contacto convencionales. Las aplicaciones típicas de los termómetros de IR, incluyen ensayos no destructivos en productos alimenticios, maquinaria en movimiento a altas temperaturas y zonas peligrosas.
Termómetros Infrarrojos HI 99551-10 / HI 99556-10 Medida sin contacto, no invasiva. Opción de sonda externa (HI 99556), dos en uno. Compatible con toda la serie de sondas HI 765 (ver página 7). Función HOLD para congelar el resultado en la pantalla hasta registrarlo.
Accesorios Fundas y protectores como en el Pt 100 (ver página anterior).
HI 99551-10 (sin sonda)
-20,0 a 199,0ºC
IR 0,1ºC
+/- 2ºC
Coeficiente óptico 3:1
9v. 150 horas de uso continuo aproximadamente
Se suministra con pila e instrucciones. Modelo
HI 99556-10 (con sonda)
-20,0 a 199,0ºC Sonda -40,0 a 150,0ºC
IR 0,1ºC Sonda 0,1ºC
IR +/- 2ºC Sonda +/- 0,5ºC
HI 765PW usos generales, penetración. Sonda termistor de acero inoxidable AISI 316 con mango y un metro de cable
Se suministra con sonda HI 765PW, pila e instrucciones
Las medidas por IR se ven afectadas por las características del elemento objeto de medición y la emisividad es una de estas características. La emisividad, es la relación entre la energía emitida por un objeto a una determinada temperatura, respecto de la emitida por un cuerpo negro (emisividad 1,0) a la misma temperatura. Por ejemplo, la emisividad de la mayoría de los materiales orgánicos y superficies rugosas o pintadas, ronda 0,95 y por lo tanto, son adecuados para mediciones por termómetros de infrarrojos. En cambio, las superficies de materiales altamente pulidos o brillantes, tales como aluminio, vidrio, plástico, etc. pueden no ser apropiadas para esta aplicación. Otra característica a destacar es el coeficiente óptico, que determina el campo de visión del sensor óptico a medida que nos alejamos del elemento a medir. Para obtener una medida precisa es importante no alejarse en exceso de objeto de medición y que no exista ningún obstáculo entre éste y el sistema óptico.
Termómetros de Bolsillo Termómetro de bolsillo Checktemp HI 98501(5) Alta precisión +/- 0,3ºC El más sencillo y económico . Sistema Cal Check integrado. Rango
+/- 0,3ºC
(1)Sonda fija de usos generales, penetración. Sonda de acero inoxidable AISI 316 (5) Sonda fija para líquidos. Sonda de acero inoxidable AISI 316
1,5V. 3000 horas de uso continuo aproximadamente
Termómetro compacto con sonda externa HI 98509 (-01-03 Dip) Alta precisión +/- 0,3ºC Sistema Cal Check integrado. 1 metro de cable, evita mojar la parte electrónica (modelo HI 98509) Modelos con sonda de lastre o sonda plana, para tanques, depósitos, baños Maria, etc. (modelos HI 98509-01 y -03) Posibilidad de soporte para mesa de trabajo (HI 740024) Modelo
HI 98509
HI 98509-01 Dip
HI 98509-03
-20,0 a 100ºC
+/0,5ºC
Sonda fija de usos generales, penetración. Sonda de acero inoxidable AISI 316
Sonda de lastre con 3 metros de cable. Acero inoxidable AISI 316
Sonda plana con 3 metros de cable. Acero inoxidable AISI 316
1,5V AAA. 3 años de uso aproximadamente
Termómetro robusto en forma de “T” HI 145-00 y HI 145-20 Alta precisión +/- 0,3ºC Disponible en dos longitudes de sonda 125mm y 300mm. Sistema Cal Check integrado, al inicio. Impermeable IP65. Productos duros y semicongelados. Rango
-50,0 a 220,0ºC
-00 Sonda 125mm y 5mm diámetro. Sonda de acero inoxidable AISI 316 -20 Sonda 300mm y 5mm diámetro. Sonda de acero inoxidable AISI 316
1,5V. 10000 horas de uso continuo aproximadamente
Termómetro con sonda plegable HI 151-00 Alta precisión +/-0,3ºC Sonda plegable y cordón. Facilita el transporte y las medidas en ángulo. Sistema Cal Check integrado, al inicio. Rango
Sonda de acero inoxidable AISI 316
1,5V. AA 25000 horas de uso continuo aproximadamente
Termómetro indicador de temperatura con dorsal magnético HI 147- 00 Diseñado para control de refrigeradores, arcones y vitrinas. Dorsal magnético con dos imanes para superficies metálicas. Alta precisión +/- 0,3ºC Sistema Cal Check integrado .
Sonda fija con 1 metro de cable, acero inoxidable AISI 316
3 x 1,5V AAA. 3 años de uso continuo aproximadamente
Registradores de Temperatura Mini Data Logger de temperatura HI 143 Compacto y económico. Gestiona la trazabilidad de las temperaturas en almacenamiento y transporte de alimentos refrigerados y congelados. Registra hasta 4000 datos . Configuración del intervalo de registro entre 1 minuto y 24 horas. ALARMA alta y baja, programables. Indicación de temperatura máxima y mínima en pantalla. Impermeable IP 65. Medidas inviolables y representación gráfica.
Forma de suministro: HI 143: Data logger con pila de litio, soporte para montaje en pared, candado e instrucciones. HI 143-10: Data logger con soporte de descarga con conexión USB, software de gestión de datos compatible con Windows, batería de litio, soporte de montaje en pared, candado e instrucciones.
Accesorios HI 143002 Soporte de descarga con conexión usb.
HI 92143 Software de gestión de datos, compatible con Windows.
Data Logger de temperatura con sondas internas y externas HI 141 1 o 2 canales, con sondas internas o externas. Registro de datos 16000 datos (1 canal) 8000 datos (2 canales). Configuración del intervalo de registro entre 1 segundo y 24 horas. ALARMA alta y baja, programables. Impermeable IP 65. Medidas inviolables y representación gráfica.
Características comunes para todos los modelos Resolución
+/- 0,4ºC (0,0 a 70,0ºC) +/- 0,5ºC (-40,0 a 0,0 y 70,0 a 100,0ºC)
1 canal 16000 datos 2 canales 8000 datos
1 pila de litio 3,6V AA
Elige el modelo que más se ajuste a tus necesidades: número de canales, sondas externas, rango, display, etc. Tu data logger personalizado. Modelo
HI 141 A (H)
-40,0 a 80,0ºC
HI 141 B(H) (/3/10/15/20/25) NO
B(H): 1 metro
-40,0 a 125,0ºC
/3/10/15/20/25: 3, 10, 15, 20, 25 m. respectivamente HI 141 C(H)
-20,0 a 70,0ºC
HI 141 D(H) (/2/5/10/20)
D(H): 1 metro
/2/5/10/20: 2, 5, 10, 20 m. respectivamente HI 141 D(H) S/5
1 externo de 12cm penetración
HI 141 E(H) /2
1 interno 1 externo
E(H): 1 metro
Interno: -40,0 a 80,0ºC
/2: 2 metros
Externo: -40,0 a 125,0ºC
HI 141 F(H)
2 externos
HI 141 G(H)/2/5/20
G(H): 1 metro
Interno: -20,0 a 70,0ºC
/2/5/20: 2, 5, 20 m. respectivamente
HI 141 G(H) S/120
1 interno 1 externo de 12cm penetración
Externo: -40,0 a 125,0ºC HI 141 J(H) /2/5/15
J(H): 1 metro
/2/5/15: 2, 5, 15 m. respectivamente HI 141 J(H) S/120/2
2 externos de 12 cm penetración
J(H)S/120: 1metro /2: 2 metros
La información entre paréntesis es opcional. (H) los modelos con H al final del código, vienen provistos de arandela para colgar el datalogger, ejemplo HI 141AH. (/nº): indica el número de metros de cable. Todos los modelos se suministran con pila, instrucciones y llave magnética de activación.
Accesorios HI 141000 Software de gestión de datos, compatible con Windows (necesario). HI 141001 Transmisor de datos por infrarrojos (necesario). HI 740221 Llave magnética de activación.
Servicio de Calibración y Mantenimiento de Termómetros Los instrumentos de medida, que estén implicados en la Vigilancia y Control de Puntos Críticos, deben a su vez, estar recogidos en un Procedimiento de Verificación y/o Calibración de equipos. El Procedimiento de Verificación y/o Calibración, definirá instrucciones de trabajo para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de medida, así como, la Trazabilidad de las medidas a Patrones Certificados. Con el fin de facilitar el Aseguramiento de la Calidad de las medidas de temperatura, ofrecemos un completo Servicio de Calibración y Mantenimiento de Termómetros.
Certificado ENAC UNE EN ISO 17025 Certificado emitido por Laboratorio acreditado por ENAC para la calibración y emisión de certificados, en el alcance de la temperatura. Puede utilizarse como termómetro patrón, a modo de referencia para contrastar otros termómetros. Validez recomendada por laboratorio 1 año.
Certificado de trazabilidad a ENAC Termómetros Certificado de trazabilidad respecto a termómetro patrón Certificado por ENAC, realizado según ISO 9001. Validez recomendada por laboratorio 1 año. Llaves de calibración Certificado de trazabilidad respecto a simulador de resistencias Certificado por ENAC, realizado según ISO 9001. Validez recomendada por laboratorio 1 año. El Servicio completo de Mantenimiento y Calibración de Termómetros incluye la gestión de la trazabilidad de los Certificados emitidos por Hanna Instruments. Aviso previo a su caducidad, recogida de equipos in situ, revisión por SAT, Calibración respecto a patrón en tres puntos, Emisión de Certificado trazable a ENAC y entrega al cliente.
Para más información sobre el servicio de calibraciones contactar en:
calibracion@hanna.es 17
Control de pH Gran parte de los alimentos frescos son ligeramente ácidos (pH 5,0-6,5), como las carnes, pescados y algunos productos vegetales. Otros, tienen un pH bastante ácido (pH <5,0) como la mayoría de las frutas y en especial los cítricos (pH 3,03,5). Otros en cambio, están próximos a la neutralidad como la leche (pH 6,8) y unos pocos como la clara de huevo, presenta pH alcalino (pH 9,6). La acidificación, por su efecto inhibidor del crecimiento microbiano, es muy empleada con el fin de alargar la vida útil de los productos, por adición de ácidos débiles como el acético, cítrico o láctico. Por debajo de pH 5,0, se inhibe considerablemente el crecimiento de los microorganismos alterantes y patógenos más comunes y por debajo de pH 4,5 difícilmente se multiplican. Por otro lado, hay productos que para su elaboración, requieren de un proceso de fermentación, formando ácidos a partir del metabolismo de los carbohidratos. Dicha acidificación, deberá ser controlada durante todo el proceso para conseguir las características organolépticas y la estabilización del producto (por ejemplo yogurt, queso, embutidos, vino, etc.) El sistema de medición de pH más comúnmente utilizado, es el electrodo de pH. El sistema consta de un sensor de pH (cuyo voltaje varía proporcionalmente a la actividad de los iones de hidrógeno de la solución), un electrodo de referencia (que proporciona una tensión estable y constante), una solución electrolítica y un medidor especial para visualizar y medir el pH, por diferencia de potencial. El electrodo cuenta con una pequeña “unión” a través de la cual, el sistema se conecta con la muestra externa. Con el fin de elegir el electrodo más adecuado para cada aplicación, se tendrán en cuenta las siguientes características:
Forma de la membrana
pH-s recomendados para industria alimentaria Vegetales Calabaza
4,9-6,0
4,2-4,3
Frutas Ciruela
Carnes Ternera
Pescados Esférica
Usos generales y soluciones acuosas
5,2-6,1
Productos semisólidos, emulsiones, queso, carne y productos alimenticios en general
Medidas en superficie, piel, corteza, recubrimiento
Simple cerámica
Usos generales en soluciones acuosas
Triple cerámica
Emulsiones y soluciones de alto contenido proteico
Productos lácteos y productos alimenticios en general
Cuerpo del electrodo Vidrio
Control de procesos in situ
Permite realizar medidas de pH y temperatura simultáneamente, además de la Compensación Automática de Temperatura
Temperatura de trabajo recomendada
Ver especificaciones en función de la aplicación. Habitual entre 20,0 y 40,0ºC
4,9-5,9
pHmetros portátiles pHmetro portátil para productos alimenticios semisólidos HI 99161N Compacto, impermeable y fácil de limpiar. Sensor de temperatura integrado en el electrodo. Compensación automática de temperatura. Calibración guiada en 1 o 2 puntos. Electrodo específicamente diseñado para: leche, queso, yogurt, cremas, masas, fruta, mermeladas, helados, zumos, etc. Cuerpo de PVDF de fácil limpieza.
pH portátil para productos alimenticios sólidos HI 99163N Compacto, impermeable y fácil de limpiar. Sensor de temperatura integrado en el electrodo. Compensación automática de temperatura. Calibración guiada en 1 o 2 puntos. Electrodo especialmente diseñado para: carne, embutidos, quesos curados, producto semicongelado, etc. Cuerpo de PVDF de fácil limpieza. Cuchilla acero inoxidable AISI 316 compatible con uso alimentario.
Ver sección mantenimiento y calibración de este capítulo.
Ver sección mantenimiento y calibración de este capítulo. Rango pH
-2,00 a 16,00 pH
Rango Tª
-5,0 a 105,0ºC
Resolución Tª
Precisión (a 20ºC) pH
+/- 0,02 pH
Precisión (a 20ºC) Tª
+/- 0,5ºC (hasta 60ºC)
Automática en uno o dos puntos
Electrodo (incluído)
FC 202D cuerpo PVDF, sensor de temperatura interno, conector DIN, 1 metro de cable
FC 432D cuerpo PVDF, sensor de temperatura interno, conector DIN, 1 metro de cable
3x 1,5V AAA 1200 horas de uso continuado aproximadamente
Se suministra con electrodo FC 202D, soluciones de calibración pH 4.01 y pH 7.01 y solución de limpieza para productos lácteos en bolsas monodosis, batería, instrucciones y maletín de transporte.
Se suministra con electrodo FC232D, soluciones de calibración pH 4.01 y pH 7.01 y solución de limpieza para productos cárnicos y grasa, en bolsas monodosis, batería, instrucciones y maletín de transporte.
pHmetro portátil multifunción HI 9125N
Calibración automática y guiada, en uno o dos puntos, con reconocimiento de soluciones tampón (5 soluciones tampón memorizadas). Compensación automática de temperatura. Indicación de potencial (mV). Amplio LCD con mensajes de ayuda. Electrodo personalizable para múltiples aplicaciones (serie de electrodos con conector BNC).
Accesorios Ver sección mantenimiento y calibración de este capítulo. Forma de suministro: Se suministra con electrodo HI 1230B, sonda de temperatura HI 7662, soluciones de calibración pH 4.01 y pH 7.01 en bolsas monodosis, vaso de precipitados, batería, instrucciones y maletín de transporte.
-2.00 a 16.00 pH; +/- 699.9mV; +/- 1999mV; -20.0 a 120.0ºC
0,1 pH; 0,1 mV; 0,1ºC
+/- 0,01 pH; +/- 0,2 mV; +/- 0,4ºC
Automática en uno o dos puntos.
Punto de calibración pH 3,00. Electrodo anti obstrucciones. Sistema Cal Check integrado. Monitorización de estado del electrodo.
Automática o manual (sin sonda de temperatura)
HI 1048B cuerpo de vidrio y sistema anti obstrucción integrado, 1 metro de cable.
3x 1,5V AAA 200 hs de uso continuado aproximadamente
0,0 a 14,0 pH
pHmetro portátil para análisis de muestras difíciles HI 9126V
Ver sección mantenimiento y calibración de este capítulo. Forma de suministro: Se suministra con electrodo HI 1048B, sonda de temperatura HI 7662, soluciones de calibración pH 3.00 y pH 7.01 y solución de limpieza para depósitos de vino en bolsas monodosis, vaso de precipitados, batería, instrucciones y maletín de transporte.
Indicador de pH para control de puntos críticos HI 981400-02 Diseñado para control de puntos críticos en procesos de elaboración de producto. Compacto, impermeable y muy resistente. LED de alarma ajustable al pH deseado entre 4,00 y 7,50, lo que permite delegar la labor de control de pH a personal no cualificado.
+/- 0,2 pH
Manual en uno o dos puntos
Electrodo (no incluído)
Electrodos con conexión BNC (ver sección electrodos)
Adaptador 12 VDC (incluido)
Se suministra con soluciones de calibración pH 4.01 y pH 7.01 en bolsas monodosis, destornillador de calibración, adaptador de corriente e instrucciones.
pHmetro de sobremesa con lectura de Electrodo de Ión Selectivo (ISE) opcional HI 3220 (1) Sistema Cal Check. Calibración a cinco puntos. Funciones Good Laboratory Practice (Mensajes de ayuda en pantalla). Memoria de datos hasta 300 muestras y descarga a PC. Se suministra con electrodo HI 1131B, sonda de temperatura HI 7662-T, porta electrodos HI 76404N, soluciones de calibración pH 3.00 y pH 7.01 y solución de limpieza en bolsas monodosis, solución electrolítica de relleno, adaptador de corriente e instrucciones.
pHmetro básico de sobremesa HI 2210 (1)-02 Sencillo e intuitivo en el uso. Compensación automática de temperatura. Recordatorio de vencimiento de la calibración . Lectura de potencial (mV) opcional. Se suministra con electrodo HI 1131B, sonda de temperatura HI 7662-T, porta electrodos HI 76404N, soluciones de calibración pH 3.00 y pH 7.01 y solución de limpieza en bolsas monodosis, solución electrolítica de relleno, adaptador de corriente e instrucciones.
HI 3220
HI 3221
HI 2210
HI 2211
-2,00 a 20,00 pH
+/- 2000mV
-20,0 a 120,0ºC
0,1pH
+/- 399,9mV; +/- 2000mV -20,0 a 120,0ºC
ISE concentración: 1.00x10-3 a 1.00x10-5 Resolución
0,1 mV 0,1ºC
+/- 0,01 pH
ISE 3 dígitos: 0.01, 0.1, 1, 10 Precisión
+/- 0,2 mV
+/- 0,2 mV(+/-399,9mV) +/- 1mV(+/-2000mV) +/- 0,4ºC
ISE: +/- 0,5% de la lectura (iones monovalentes) y +/- 1% de la lectura (iones divalentes) Calibración pH
pH: Automática en cinco puntos (siete soluciones tampón memorizadas)
pH: Automática en cinco puntos (siete soluciones tampón memorizadas) ISE: dos puntos (cinco soluciones tampón memorizadas)
HI 1131B cuerpo de vidrio y 1 metro de cable. Sustituible por cualquier electrodo con conector BNC (ver sección electrodos)
HI 1131B cuerpo de vidrio y 1 metro de cable. ISE: ver sección electrodos ISE.
Accesorios Ver sección mantenimiento y calibración de este capítulo. 21
Electrodos de pH para la industria alimentaria MODELO
FC230B
FC430B
FC210B
20 a 40ºC
-5 a 30 ºC
Sensor de temperatura interno
Productos lácteos y semisólidos
Carne y productos semi congelados
Cremas, yogurt, leche, semisólidos
FC1048B
FC1413B
Abierta con sistema CPS
Productos duros, quesos maduros
Vino y mosto
Superficies, cortezas, piel
Conectores Los electrodos con terminación -B tienen conector BNC, Consulte referencias para otros conectores
Somos compatibles con todos los equipos del mercado.
Electrodos de Ión Selectivo para la industria alimentaria Parametro
HI 4004, HI 4104
HI 4007, HI 4107
membrana polimérica
HI 4001-00
HI 4004-00
HI 4005-00
HI 4000-00
Electrolito interno
HI 4001-40
HI 7082
HI 4005-40
HI 7072
Solución Estándar 1
HI 4001-01
HI 4004-01
HI 4005-01
HI 4007-01
Solución Estándar 2
HI 4001-02
HI 4005-03
HI 4007-02
Solución Estándar 3
HI 4001-03
17000 a 0,02 mg/L
40080 a 0,12 mg/L
440 a 4,4 mg/L
35000 a 1,8 mg/L
0 a 40ºC
0 a 80ºC
Vino, cerveza, agua
Productos lácteos y agua
Bebidas carbonatadas, vino
Emulsiones, bebidas
HI 4007-03
Plata/Sulfuro
FC 300B
HI 4015 , HI 4115
membrana vidrio
HI 4013-00
HI 4014-00
HI 7090L
HI 4000-00 (Ag+)
HI 7078
HI 7076
HI 4013-01
HI 4014-01
HI 708OL, HI 7081L
HI 4015-01
HI 4013-02
HI7083L, HI 7085L
HI 4013-03
HI 7086L, HI 7087L
6200 a 0,62 mg/L
39100 a 0,039 mg/L
107900 a 0,11 mg/L
Vegetales y frutas (residuo fertilizante)
Vino y otras bebidas, agua
Salmueras, sopas, productos lácteos, etc.
Determinación de cloruros por valoración
pHmetros de bolsillo Medidores multiparamétricos compactos (pH/CE/TDS/ Temperatura) HI 98127/29/30 Impermeables y resistentes a entornos agresivos. Electrodo sustituible por el usuario. Calibración y compensación de temperatura automática.
----+/-
Se suministra con electrodo HI 731327, herramienta para sustitución de electrodo HI 731328, batería e instrucciones
pHmetro compacto para superficies HI 98109 Medición de pH no invasiva para superficies, cortezas, piel en frutas y hortalizas por contacto directo Funciona con una cantidad mínima de líquido en la muestra, si no contiene suficiente, basta con añadir unas gotas de agua destilada. Rango
0,00 a 14,00 pH
Manual en dos puntos
HI 1413S/50 (incluido)
2x1,5V 3000hs de uso continuado a
pHmetro básico de bolsillo HI 98103 Alta precisión y resolución 0,01pH El más sencillo y económico.
Se suministra con electrodo HI 1413S/50, destornillador de calibración, batería e instrucciones. +/-
Accesorios Ver sección mantenimiento y calibración de este capítulo. Se suministra con electrodo HI 1270, batería e instrucciones.
Mantenimiento y Calibración de electrodos de pH Soluciones tampón de calibración de pH Con el fin de obtener mediciones de pH correctas y precisas, es necesario calibrar el sistema instrumento-electrodo, en dos puntos cercanos al pH esperado en la muestra. Hanna ofrece una amplia gama de soluciones tampón de calibración para satisfacer todos los niveles de exigencia. Valor de pH @ 25ºC
Certificado TRAZABLE A NIST
HI 70004P
25x20ml
HI 7004L/C
HI 70004C
HI 70007P
HI 7007L/C
HI 70007C
HI 70010P
HI 7010L/C
HI 70010C
500ml 25x20ml
Solución de almacenamiento Para reducir al mínimo las obturaciones y asegurar tiempos de respuesta rápidos, el bulbo y la unión del electrodo deben mantenerse siempre húmedos. Se recomienda conservar los electrodos con una gotas de solución de almacenamiento (HI 70300) en el capuchón protector.
Almacenamiento Limpieza
Soluciones de limpieza Muchas de las aplicaciones en industria alimentaria, ensucian el electrodo durante su uso, dejando residuos y comprometiendo su eficiencia. Se recomienda sumergir el electrodo en una solución de usos generales o específica (si tiene un tipo de residuo determinado) durante 5 minutos. Referencia
HI 7073L
Sustancias Proteicas
HI 7074L
HI 7077L
Sustancias aceitosas y grasas
HI 70630L
Residuos de carne
HI 70635L
HI 70640L
Depósitos de leche
Control de conductividad y
Control de Conductividad y Salinidad La conductividad eléctrica es la capacidad de una solución para conducir corriente eléctrica. El flujo de corriente en los líquidos es transportado por iones. Los iones se forman cuando un sólido tal como la sal se disuelve en un líquido para formar componentes que tienen cargas eléctricas opuestas. El cloruro sódico, por ejemplo, se separa para formar Na+ e iones Cl-. Todos los iones presentes en la solución contribuyen a la corriente que fluye a través del sensor y por lo tanto, contribuyen a la medida de la conductividad. La conductividad puede entonces utilizarse como una medida indicadora de la concentración de iones presentes en la muestra.
Medidores portátiles de Conductividad, NaCl, Sólidos Totales Disueltos y Temperatura HI 9835 HI 98360 Sonda de cuatro electrodos de alta precisión en todos los rangos, evita problemas de polarización. Multi rango, se selecciona automáticamente, para obtener la mayor precisión. Guías para el usuario en pantalla. Posibilidad de registro y descarga de datos a PC (modelo HI 98360)
HI 98360
0,00 a 29,99 µS/cm; 30,0 a 299,9 µS/cm; 300 a 2999 µS/cm; 3,00 a 29,99 mS/cm; 30,0 a 200,0 mS/cm; >500,0 mS/cm
0,00 a 14,99 mg/L; 15,0 a 149,9 mg/L; 150 a 1499 mg/L; 1,50 a 14,99 g/L; 15,0 a 100,0 g/L; >400,0 g/L
0,0 a 400,0 %
-20,0 a 120,0 ºC
0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1 mg/L; 0,01 g/L; 0,1 g/L
Sonda ( incluido)
HI 76309 sonda de cuatro electrodos con 1 m. de cable
HI 76309/1.5 sonda de cuatro electrodos con 1,5 metros de cable
Hasta 500 muestras, conexión USB
3x1,5V 200hs de uso continuado aprox.
Se suministra con sonda de conductividad HI 76309, batería, instrucciones y maletín de transporte
Accesorios HI 92000 Software compatible con Windows. HI 920014 Cable de conexión USB . Ver sección mantenimiento y calibración de este capítulo.
Medidor de salinidad impermeable para productos alimenticios HI 931102
0,150 a 1,500 gr/L; 1,50 a 15,00 gr/l; 15,00 a 150,0 grl: 150 a 300gr/l; 0,0 a 30,0%
0,001gr/l 0,01 gr/l; 0,1 g/l 1g/l; 0,1%
Medida precisa mediante electrodo de ión selectivo. Multi rango, desde 0,150 hasta 300gr/l NaCl Indicación de temperatura simultánea. Calibración automática y guiada.
+/-5% de la lectura
+/-2ºC
Compensación de Tª Fija a 25ºC
FC 300B Electrodo de sodio con cuerpo de vidrio y conector BNC, con 1 metro de cable.
HI 7662 Sonda de temperatura de acero
Electrodo (no incluido)
FC 300B electrodo de sodio con cuerpo de vidrio y conector BNC con 1 m. de cable
3x1,5V 200hs de uso continuado aproximadamente
inoxidable con 1 metro de cable.
Se suministra con batería, instrucciones y aletín de transporte
Medidor Multiparamétrico de sobremesa pH, ISE, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos, NaCl y Temperatura HI 2550 Hasta siete parámetros de medición en dos canales Funciones Good Laboratory Practice en pantalla Registro de hasta 200 muestras y descarga a PC mediante conexión USB. Compensación Automática de Temperatura Calibración Automática.
Accesorios HI 92000 Software compatible con Windows. HI 920013 Cable de conexión USB
Soluciones de calibración HI 7081L 30 gr/L NaCl, botella 500 ml. HI 7083L 3 gr/L NaCl, botella 500 ml. HI 7085L 0,3 gr/L NaCl, botella 500 ml. HI 7090L Solución ISA, botella 500 ml.
-2,0 a 16,0 pH; -2,00 a 16,00 pH; -2,000 a 16,000 pH
±999,9 mV (ISE y ORP); ±2000 mV (ISE y ORP)
0,00 a 29,99 µS/cm; 30,0 a 299,9 µS/cm; 300 a 2999 µS/cm; 3,00 a 29,99 mS/cm; 30,0 a 200,0 mS/cm; > 500,0 mS/cm
0,00 a 14,99 ppm; 15,0 a 149,9 ppm; 150 a 1499 ppm; 1,50 a 14,99 g/l; 15,0 g/l a 100,0 g/l; > 400,0 g/l
0,0 a 400,0% NaCl
–20,0 a 120,0 ºC
0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH
0,1 mV (±999,9 mV); 1 mV (± 2000 mV)
0,01 ppm; 0,1 ppm; 1 ppm; 0,01 g/l; 0,1 g/l
0,1% NaCl
± 0,01 pH; ± 0,002 pH
± 0,2 mV (±999,9 mV); ± 1 mV (±2000 mV)
±1% de la lectura
± 0,4 ºC
Electrodo (incluido)
HI 1131B electrodo con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 metro de cable
Sonda (incluida)
HI 76310 sonda de platino de cuatro anillos, con sensor de temperatura interno y 1 m. de cable
Hasta 200 muestras, descarga a PC mediante USB
Se suministra con electrodo de pH HI 1131B, sonda de conductividad HI 76310, sonda de temperatura HI 7662, porta electrodos HI 76404N, soluciones de calibración pH 4.01, 7.01 en bolsas monodosis, solución electrolítica de relleno, adaptador de corriente e instrucciones.
Medidores de conductividad de bolsillo HI 98311 (2) +/-2% +/-2%
Alta precisión y resolución. El más sencillo y económico. Sonda de grafito reemplazable. Impermeable y apto para lugares adversos.
Accesorios Ver sección mantenimiento de sondas, soluciones de calibración de este capítulo. Se suministra con sonda HI 73311, herramienta para sustitución de sonda HI 73128, batería e instrucciones
Mantenimiento de sondas Soluciones de calibración El uso de soluciones estándar de calibración garantiza la máxima precisión del sistema de medida. Hanna ofrece una amplia gama de soluciones, en cuanto a precisión y trazabilidad a normativas internacionales. Valor de EC @ 25ºC
HI 70033P
HI 6033L
HI 70033C
HI 70031P
HI 6031L
HI 70031C
HI 70039P
HI 6039L
HI 70039C
5000 µS/cm
Control del Oxígeno Disuelto Los medidores de oxígeno disuelto son instrumentos que miden la cantidad de oxígeno disuelto en agua u otras muestras líquidas. En condiciones normales de temperatura y presión, en una solución acuosa, el oxígeno constituye aproximadamente el 20,9% del total del gas disuelto y el nitrógeno se acerca al 78%. La presión atmosférica sobre la superficie, junto con la temperatura son factores que modifican las concentraciones de OD y por lo tanto, se deben de compensar con el fin de obtener, una lectura correcta. La determinación de oxígeno disuelto está basada en la medición de la corriente que se establece entre el ánodo y el cátodo, por tanto, estos se deberán mantener siempre limpios y con electrolito fresco. En muestras de elevada densidad, o que puedan dejar mucho residuo en la sonda, como leche, zumos, cremas, etc. será recomendable mantener la agitación constante.
Medidor de Oxígeno Disuelto de sobremesa HI 2400 Compensación automática de temperatura. Calibración automática de la sonda a 0% y 100% al aire. Compensación de la altitud y la salinidad. Registro de datos y descarga a PC por puerto USB. Se suministra con sonda de oxígeno disuelto HI 76407/2, membranas de recambio HI 76407 A, solución electrolítica HI 7041S, adaptador de corriente e instrucciones.
HI 76407
HI 76408
Sonda estándar (incluida)
Sonda fina para laboratorio
0,00 a 45,00 mg/l
0,0 a 300,0 % de saturación de oxígeno
0,0 a 50,0 ºC
+/- 0,2 ºC
Automática entre 0,0 y 50,0ºC
Compensación de la altitud
Automática ente 0 y 4000 m
Compensación de la salinidad
Automática entre 0 y 40g/l
HI 76407/2 sonda polarográfica de OD con sonda interna de temperatura, conector DIN y 2 metros de cable.
Medidor de Oxígeno Disuelto portátil HI 9142 Compensación automática de temperatura. Equipo portátil impermeable para proceso, con maletín de transporte. Se suministra con sonda de oxígeno disuelto HI 76407/4 con 4 metros de cable, membranas de recambio HI 76407 A/P, solución electrolítica HI 7041S, destornillador de calibración, batería, instrucciones y maletín de transporte. Rango Oxígeno disuelto
0,0 a 19,9 mg/l
-5,0 a 50,0 ºC
Resolución Oxígeno disuelto
0,1mg/l
Precisión Oxígeno disuelto (a 20 ºC)
+/- 1,5 % fondo de escala
Automática entre 0 y 50 ºC
HI 76407/4 sonda polarográfica de OD con sonda interna de temperatura, conector DIN y 4 metros de cable.
3 x 1,5V AAA 1000 hs de uso continuado aprox.
Soluciones de calibración El uso de soluciones estándar de calibración garantiza la máxima precisión del sistema de medida. Hanna ofrece una amplia gama de soluciones, en cuanto a precisión y trazabilidad a normativas internacionales.
Sondas y accesorios HI 76407/2 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 2m de cable.
HI 76407/4 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 4m de cable.
HI 76407/10 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 10m de cable.
HI 76407/20 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 20m de cable.
HI 76407A/P Membrana de sustitución. HI 76404N Porta electrodos. HI 92000 Software compatible con Windows (sólo modelo HI 9146). HI 920013 Cable USB para conexión a PC (sólo modelo HI 9146) HI 920010 Cable para conexión a PC (sólo modelo HI 9146)
Valorador volumétrico Karl Fischer HI 903 La presencia de agua en los alimentos es el principal factor responsable de las reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas que alteran la calidad de los mismos. Todos los alimentos, cualquiera que sea el tipo de procesado al que hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor medida oscilando por ejemplo entre 90-95% en verduras o un 5% en galletas y harinas. La determinación de la humedad según Karl Fischer es uno de los métodos analíticos empleados con más frecuencia en los laboratorios por la especificidad de la reacción del método al agua. El HI903 es un valorador volumétrico Karl Fischer para la determinación de humedad que obtiene resultados precisos incluso en muestras con un bajo contenido en humedad. El equipo dispensa el valorador, detecta el punto final de la valoración y lleva a cabo todos los cálculos necesarios automáticamente. El equipo dispone de un sistema de manipulación del disolvente y valorador que reduce el tiempo de acondicionamiento de la celda de medida y puede conectarse directamente con la balanza analítica del laboratorio. El equipo dispone de métodos desarrollados y presenta la posibilidad de desarrollar métodos personalizados para cualquier aplicación o tipo de muestra. Gracias a un USB o conectando el equipo al PC los métodos (tanto los incluidos en el equipo como los personalizados) pueden ser modificados, guardados o eliminados. El software del HI903 es muy intuitivo y de fácil manejo con una amplia pantalla LCD en color. Rango
100 ppm a 100%
1 ppm (0,0001%)
Unidades resultado
%, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL
líquida o sólida
Acondicionamiento pre-valoración automático. Corrección humedad de fondo automático o valor seleccionado por usuario. Criterio de punto final mV fijos, parada por humedad de fondo relativa o absoluta. Dosificación dinámica con posibilidad de pre-dosificación inicial Estadística de resultados media y desviación estándar. Sistema de bureta Clip Lock™ intercambiables Resolución de la dosificación de la bomba: 1/40000 del volumen de la bureta (0.125 µL por dosis) Precisión de la dosificación de la bomba ±0.1% del volumen total de la bureta. Jeringa de precisión de 5 mL Válvula de tres pasos a motor, con material PTFE en zonas con contacto líquido. Tubos PTFE.
Accesorios periféricos PC: posibilidad de conexión para impresión, transferir o eliminar métodos e informes gracias a la aplicación HI900PC. Conectividad USB Balanza analítica: posibilidad de conexión de balanza analítica mediante conexión RS232 Impresora: impresión directa desde el HI903 Monitor: posibilidad de visualización del estado y valoración en monitor mediante cualquier monitor VGA compatible Teclado: posibilidad de teclado PS/2
Se suministra con electrodo de doble pin de platino, bomba dosificadora, bureta ensamblable de 5 ml con tubo, bomba de aire ensamblable con tubo, vaso de precipitado ajustable y accesorios, cartuchos desecantes (4) con indicadores, imán agitador, botella de residuo, llave de calibración, cable USB, cable de alimentación, aplicación HI900PC, memoria USB, certificado de calidad, informe de cumplimiento de la bureta de la ISO 8655 y manual de instrucciones.
Gotero dispensador vidrio, posición fija. Vaso valoración cónico con volumen opcional entre 50 y 150 ml Sistema de manipulación de disolvente sistema sellado, con bomba de aire integrada. Display gráfico: 5.7” (320 x 240 pixel) color LCD Métodos de valoración: hasta 100 métodos (del equipos y usuario) Almacenamiento de datos: hasta 100 informes completos de valoración pueden ser almacenados. GLP: Good Laboratory Practice y almacenamiento en equipo e impresión. Condiciones ambientales de funcionamiento: 10 a 40ºC, hasta 95% RH Condiciones ambientales de almacenamiento: -20 a 70ºC, hasta 95% RH Dimensiones 390 x 350 x 380 mm Peso aproximado: 10 kg
Electrodo Tipo: doble pin de platino. Conexión BNC.
Corriente de polarización: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 or 40 µA Rango de voltaje: 2 mV to 1000 mV Resolución de voltaje: 0.1 mV Precisión: (@25ºC) ±0.1 mV Agitador externo Tipo: magnético Velocidad: 200-2000 rpm Resolución: 100 rpm
Valoradores automáticos La valoración es una medición cuantitativa de un analito presente en una solución, por reacción completa con una solución de concentración conocida y se utiliza en química analítica para determinar la cantidad o concentración de una sustancia. Durante la valoración, el valorante (solución de concentración conocida) se añade lentamente a una solución que contiene las especies a analizar. A medida que avanza la valoración, se produce la reacción entre el valorante y el analito hasta el momento en el que este se consume totalmente. Dicho punto se denomina punto de equivalencia o punto final y se detectará gracias a un indicador que también está presente en la solución, o por un cambio en las características físicas de la solución, como el pH, el potencial redox o la conductividad. Una valoración manual requiere una gran precisión, tanto en la preparación del material, como en la dosificación de los reactivos. La operación debe además repetirse al menos tres veces para obtener una valor fiable. Este procedimiento hace que el análisis manual sea muy largo y tedioso, sin embargo, la infinidad de aplicaciones que presenta la valoración en la industria alimentaria, hace que se hayan desarrollado técnicas alternativas. La creciente necesidad de obtener resultados más rápidos a llevado a HANNA a desarrollar una gama de valoradores automáticos, proporcionando al mismo tiempo, datos fiables y rápidos.
Sistema de valoración automático serie HI 902 Cuatro modalidades de trabajo: Valoración potenciométrica, medida de pH, ISE y ORP
Valoraciones potenciométricas: HI 902 realiza todas las modalidades de valoración: ácido-base, potencial de óxido-reducción, precipitación, complexométricas, no acuosas, con ión selectivo y argentométricas. El modelo HI 902C2-02, con dos buretas permite la posibilidad de realizar valoraciones por retroceso, así como, valoraciones más complejas, con punto de equivalencia múltiple. Tiene capacidad para 100 método de valoración, estándar o definidas por el usuario. Cuenta con potentes algoritmos integrados para detección de punto de equivalencia (algoritmos de detección de primera y segunda derivada, opción de derivadas filtradas, rango configurable para detección de punto final de equivalencia) Posibilidad de seguir la curva de valoración en la pantalla, función muy útil para el caso en el que se realice test de un método nuevo o cuando se quiera optimizar el procedimiento. Informe completo tras la valoración, detallando los datos de muestra, distintos parámetros y variantes del proceso. Incluyendo gráficos transferibles a PC. Sistema de dosificación de gran precisión (<0,1% del volumen de la bureta) Sistema exclusivo “Click Lock”: el cambio de bureta se realiza rápidamente eliminando el riesgo de contaminación cruzada entre valorantes y sin pérdidas por goteo gracias al sistema de atornillado de buretas. Teniendo varias buretas preparadas, conseguirá un sistema de valoración rápido y versátil en el que no será necesario interrumpir los ciclos de análisis, sustituyendo simplemente la bureta, podrá cambiar de método de forma instantánea.
Sistema Clip-Lock Con el sistema Clip Lock, bastan unos pocos segundos para sustituir la bureta con el valorante y comenzar una nueva valoración. Este sistema, permite prevenir la contaminación del valorante, reduciendo al mínimo la pérdida de tiempo y reactivo. La interrupción de un importante ciclo de analíticas a causa de un mal funcionamiento de la bureta, es algo que ha quedado en el pasado. El característico tornillo enlazable de las buretas Hanna, ayuda a prevenir problemas de acoplamiento. Las buretas, están disponibles en volúmenes de 5, 10 y 25ml. y están construidas en materiales resistentes a productos químicos agresivos, asegurando una larga vida útil.
Algunos de los métodos más empleados en la industria alimentaria Parámetro
Acidez valorable
Zumos de frutas y vegetales, tomate, salsas de mesa, vinagre
Productos cárnicos, extractos de carne, productos de la pesca, conservas vegetales, pan y harinas
Zumos de frutas y vegetales, néctares, mermeladas, cacao en polvo, alimentos funcionales y leche
Productos cárnicos, leche y productos lácteos
Sulfuroso libre y total
Vino, conservas vegetales, mermeladas y zumos
Como se suministra: HI 902C1-02: Valorador automático con una placa analógica HI 902C2-02: Valorador automático con dos placas analógicas Ambos modelos se suministran con agitador, bureta de 25ml, bomba de dosificación, sensor de temperatura, cable USB, memoria USB de 256MB (métodos básicos), software para PC.
Soporte para dos buretas, dos electrodos y dos agitadores.
- 2000,0 a 2000,0 mV
-2,000 a 20,000 pH
1x10-6 a 9,99 x 10
0,1/0,01/0,001 pH
1; 0,1; 0,01
+/-0,1 mV
+/-0,001 pH
+/-0,5% monovalente; +/-1% divalente
+/-0,1ºC (excluido error de sonda)
Tamaño de Buretas
5, 10 y 25 ml
Resolución de buretas
Resolución del Display
Precisión de la dosificación
+/-0,1% sobre el total del volumen de la bureta
Auto detección de bureta
El tamaño de la bureta se reconoce automáticamente al insertarla en el equipo.
Agitador programable
Tipo de hélice, 100-2500 RPM, automático dentro del 10% del valor establecido, resolución 100 rpm
Seleccionable por el usuario desde 0,1ml/min a 2 x volumen de bureta/min.
Medida pH/mV
Medidas directas de pH y mV
Manual o automática
Determinación de punto final
Punto de equivalencia (1ª o 2ª derivada) o mezcla valor pH/Mv
5 puntos de calibración, 7 soluciones tampón de calibración y 5 patrones definidos por el cliente
Calibración mV
Calibración ISE
Valoraciones potenciométricas
Ácido-base (pH o mV), redox, precipitación, complexométrica, en medios no acuaosos, ión selectivo, argentométrica, valoración de retorno.
Unidades especificadas por el usuario según cálculos
Tiempo real y gráficos almacenados
Curva de valoración mV-volumen o pH-volumen, Curva 1ª derivada o 2ª derivada en modos pH, mV o ISE. Valores de pH/mV / Concentración frente a resultados registrados a tiempo real.
Hasta 100 valoraciones e informes pH/ mV / ISE
USB Compatible para transferir métodos e informes
Conexión para pantalla VGA, teclado, impresora, equipos con entrada USB, RS232.
Posibilidad de almacenamiento e impresión de datos de calibración
Permite registrar cómodamente, todos los datos necesarios para las Buenas Prácticas de Laboratorio, tales como identificación de la muestra, empresa, analista, fecha, hora, identificación del electrodo e información sobre la calibración. Los datos son transferibles a PC mediante la aplicación HI 900PC El puerto USB permite introducir de forma rápida los métodos e informes. El usuario puede imprimir los informes directamente desde el equipo utilizando su impresora habitual. Puede conectarse a un monitor y teclado externo para más comodidad y versatilidad.
HI 900100 Bomba dosificadora. HI 900105 Bureta de 5ml. HI 900110 Bureta de 10ml HI 900125 Bureta de 25ml HI 900205 Jeringa de 5ml HI 900210 Jeringa de 10ml HI 900225 Jeringa de 25ml HI 900260 Válvula HI 900270 Tubo de aspiración HI 900280 Tubo de dosificación HI 900301 Agitador con hélice y soporte de electrodos HI 900302 Set de hélices de recambio para agitador (3 unidades) HI 900900 Software compatible con Windows HI 900901 Software de base HI 900902 Software con método avanzados HI 900920 Sonda de temperatura
PC con software Hanna
Valorador automático de acidez valorable en zumo de fruta HI 84432-02 El RD 1518/2007 establece los parámetros mínimos de calidad en zumos de frutas y los métodos de análisis aplicables. Determinación de % ácido Cítrico, Málico y Tartárico. Indicación de pH durante la valoración para evaluar la precisión del punto final. Valoración con NaOH hasta punto final pH 8,2 Calibración en 3 puntos (4.01, 7.01 y 8.2) Registro de hasta 100 determinaciones y descarga a PC mediante puerto USB.
Rango acidez valorable 15 ml de muestra
g/100ml Ácido Cítrico: de 0,20 a 1,20% AC g/100ml Ácido Tartárico: de 0,23 a 1,41% AT g/100ml Ácido Málico: de 0,21 a 1,26% AM
Rango acidez valorable 2 ml de muestra
g/100ml Ácido Cítrico: de 0,80 a 8,00% AC g/100ml Ácido Tartárico: de 0,94 a 9,30% AT g/100ml Ácido Málico: de 0,84 a 8,30% AM
Precisión a 25ºC
5% de la lectura
Valoración ácido base
Valoración a punto final pH 8.2
Velocidad flujo
0,5ml/min
Velocidad agitación
50 muestras
HI 1131B electrodo con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 m. de cable (incluido)
HI 7662-M sonda de temperatura de acero inoxidable con 1 m. de cable
Se suministra con electrodo HI 1131B, sonda de temperatura HI 7662M, solución valorante HI 84432-50, solución para la calibración de la bomba HI 84432-55, soluciones de calibración pH 4.01, 7.01 8.2 en bolsas monodosis, vaso de precipitados de 100ml, juego de tubos con punta dosificadora, agitadores magnéticos, adaptador 12VDC y manual de instrucciones.
Valorador automático de sulfuroso HI 84100-02 El sulfuroso es uno de los conservantes más empleados en industria alimentaria. Por sus características antioxidantes, antioxidásicas y antimicrobianas, se utiliza ampliamente para la conservación de productos como el vino, los zumos, las mermeladas, las confituras y los derivados vegetales. Determinación de sulfuroso libre y total en unos minutos. Punto final detectado por electrodo ORP, evita interferencias por color de la muestra. Adaptación del método Ripper. Se suministra con de ORP HI set de s para 20 vaso precipitados de 50ml, de precipitados de 2 juego de tubos c punta dosificadora, magnéticos, j de 1ml, solución limpieza en bolsa cable de c y manual de
Otros valoradores automáticos HI 84433 Valorador indice de formol. HI 84437 Valorador de acidez y pH en mahonesa. HI 84434 Valorador acidez y pH para vinagre.
Refractómetros digitales La refractometría se basa en medir el índice de refracción de una sustancia (una de sus características físicas fundamentales) con el fin de evaluar su composición o pureza. El índice de refracción de una sustancia se ve fuertemente influenciada por la temperatura, por tanto, las mediciones, se referencian a 20ºC. Los refractómetros digitales son instrumentos que utilizan el índice de refracción, para determinar la concentración de un elemento y traducirlo a las unidades deseadas. Estos, ofrecen una mayor precisión que los ópticos y tienen la capacidad de compensar automáticamente la temperatura. Los refractómetros tienen infinidad de aplicaciones en la industria alimentaria, los ºBrix (gramos de sacarosa/100g. de producto) se emplean con el fin de evaluar la composición de frutas, zumos, salsas de tomate, kétchup, caldos, sopas, miel, mermeladas y leche entre otros.
Refractómetros para determinación del contenido en azúcar
0 a 85ºBrix
0 a 27ºBaumé
4,9 a 56,8 v/v Alcohol probable
10 a 75ºBrix 0 a 80ºC
Compensación automática de temperatura. Sencillo y práctico, resultados en 1,5 segundos. Calibración en un punto con agua destilada. Dispositivo óptico con protector de acero inoxidable de fácil limpieza y resistente a la corrosión. Portátil para proceso y campo, con bolsa de transporte.
Precisión a 20ºC
0,1ºBrix
0,1ºBaumé
0,1 v/v
+/-0,2ºBrix
+/-0,1ºBaumé
+/-0,2 v/v
+/-0,3ºC
Automática entre 10 y 40ºC
Se suministra con jeringa, pila e instrucciones.
9V 5000 lecturas aprox.
Refractómetro para determinación del contenido en sal HI 96821
0 a 28 g/100g 0 a 34 g/100ml 1.000 a 1.216 gravedad 0 a 26ºBaumé
Mide el contenido en sales de una solución. Unidades seleccionables entre gr/100g, g/100ml, gravedad específica y ºBaumé. Compensación automática de temperatura. Calibración en un punto con agua destilada. Portátil para proceso y campo, con bolsa de transporte.
0 a 80ºC Resolución
0,1 g/100g 0,1 g/100ml 0,001 gravedad específica 0,1ºBaumé 0,1ºC
Accesorios y soluciones
+/-0,2 g/100ml
HI 70436 Botella agua destilada 3,78 l. HI 710002 Estuche de transporte con colgador.
+/-0,002 gravedad +/-0,2Baumé
Calibración Patrones de calibración trazables a NIST • 12,5 ºBrix: botella • 50ºBrix: botella Certificado de Calibración con Trazabilidad NIST de Índice de Refracción.
+/-0,2 g/100g
+/-0,3ºC Compensación de Tª
e suministra con jeringa, pila e instrucciones
Control de la calidad del aceite El aceite de oliva es una de las bases de nuestra alimentación tanto para su consumo en crudo como para utilizarlo como base para tratamientos de fritura. La acidez del aceite, es la cantidad de ácidos grasos libres, expresados en ácido oleico. El valor máximo admitido para consumo humano es de 3,3%. La acidez es una anomalía que tiene su origen principalmente en el mal estado de la oliva. Los valores bajos definen un proceso de extracción del aceite efectuado inmediatamente después de la recolección de la aceituna. Por lo tanto, el grado de acidez revela la pureza del aceite, a menor acidez mayor calidad. El valor del índice de peróxidos, determina el estado de oxidación e indica el deterioro que
pueden haber sufrido ciertos componentes de interés nutricional, como es la vitamina E. Se mide en meq de oxígeno activo por kg, y el valor limitante para el consumo es de 20 meq/ kg, debiéndose controlar desde la recepción hasta el envasado del aceite. Los Compuestos Polares Totales son un grupo de moléculas que se generan en la degradación térmica del aceite durante la fritura, debido a tres tipos de reacciones principales, oxidación, hidrólisis y polimerización. Incluyen, ácidos grasos libres, monoglicéridos, diglicéridos, y otros productos de la degradación oxidativa. La normativa vigente recomienda que los aceites de fritura para elaboración de productos para consumo humano, no superen el 25% CPT.
Test Kit de acidez HI 3897 Acidez expresada en % ácido oléico. Alta resolución y precisión. Maletín completo equipado con todo lo necesario para la determinación.
HI 3897-010 Reactivo de recambio
listas para su uso, agitador magnético HI 180MB, jeringas calibradas para dosificación, solución titrante (botella 30ml), maletín de transporte e instrucciones.
para acidez.
Fotómetro de peróxidos HI 83730
0,0 a 25,0 meq oxígeno/kg
0,5 meq oxígeno/kg
Evalúa el grado de oxidación del aceite. Determinaciones sencillas y rápidas. Apto para cualquier tipo de aceite de baja coloración.
+/- 0,5 meq oxígeno/kg
Lámpara de Tungsteno
Adaptación al método EC
Se suministra con reactivo para 10 determinaciones, jeringas, paños limpia cubetas, batería, adaptador de corriente, instrucciones y maletín de transporte.
4x1,5V AA o adaptador 12VDC
HI 83730-20 Reactivo de recambio para peróxidos (21 test)
Medidor de compuestos polares Frottino Alpha Equipo construido en acero inoxidable AISI 316. Sensor protegido contra golpes y rajaduras. Calibrable en el aceite de referencia según su origen: Oliva, Girasol, Alto oléico, Coco, Palma (8 tipos de aceite preprogramados). Determinación con aceite a temperatura ambiente, evitando riesgo de quemaduras.
Calibración Certificado de Calibración trazable a Método Oficial*por Laboratorio Acreditado por ENAC UNE EN ISO 17025
0,0 a 50,0% CPT
Sensor capacitivo con sensor de temperatura integrado
Determinación de la constante dieléctrica
1x pila de litio
Se suministra con caja de transporte, pila, guía rápida de uso e instrucciones.
*Método oficial definido en la Orden de 26 de Enero de 1989 por la que se aprueba la Norma de Calidad para los Aceites y Grasas Calentados.
Control de humedad e
Control de la humedad Los higrómetros son instrumentos utilizados para medir la humedad relativa (RH), es decir, la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Estos, a menudo, miden también la temperatura, son los denominados Termohigrómetros. La humedad relativa se expresa como el cociente entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la cantidad de agua que podría contener en condiciones de saturación (100%) a una temperatura dada.
Termohigrómetro portátil HI 9564 (5) Se suministra con sonda HI70602, batería e instrucciones.
Permite la monitorización de la humedad ambiental y la temperatura. Indicación del punto de rocío. Función HOLD para congelar la medida y registrarla.
Control de la iluminación La luminosidad ambiental es un parámetro muy importante para evitar riesgos laborales en los lugares de trabajo, y en las zonas de manipulación de alimentos. Una escasa luminosidad, puede disminuir la eficiencia del manipulador y suponer un riesgo potencial. La luminosidad afecta también al rendimiento de los cultivos en invernadero, por lo que su control deberá ser implementado en las rutinas diarias de control de cultivos. Los luxómetros pueden emplearse para la evaluación de la efectividad de aquellos envases que tienen como objetivo la protección del alimento frente a la luz. El sensor, cuenta con un fotodiodo que convierte la luz incidente en una señal electrónica, que lee un equipo electrónico convirtiéndolo a unidades de klux.
Luxómetro portátil HI 97500
Se suministra con batería e instrucciones.
Control del agua de
Control del agua de entrada El Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano, es de aplicación directa en la Industria Alimentaria. Por tanto, se deben controlar todas las aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo humano, así como, las utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos. El parámetro básico para controlar la efectividad del tratamiento de desinfección, es el cloro, aunque también deben tenerse en cuenta otros parámetros indicativos de la calidad del agua, entre otros, olor, sabor, color, turbidez, conductividad, pH, amonio y hierro.
Fotómetros calibrables con sistema de autocalibración Un análisis colorimétrico se basa en el principio de que muchas sustancias, son capaces de reaccionar entre sí y formar un color directamente proporcional a la concentración de la sustancia a medir. Cuando la sustancia es expuesta a un rayo de luz, de intensidad, Io, una parte de la radiación es absorbida por las moléculas de la sustancia y una fracción de radiciación de intensidad menor, I, se emite. La cantidad de radiación absorbida, se define en la Ley de Lambert Beer: A=log Io/I
Hanna ofrece fotómetros de alta precisión con Lámpara de Tugsteno. Auto Calibrables mediante soluciones patrón certificadas trazables a NIST. Resistentes al agua y derrames. Modelo
HI 96701 C - Cloro Libre
HI 96710 C - Cloro Libre, Cloro total y pH
HI 96771 C - Cloro Libre rango ultra alto
0,00 a 5,00 mg/l (ppm)
Cl2: 0,00 a 5,00 mg/l (ppm)
pH: 6,5 a 8,5 pH
0 a 500 mg/l (ppm)
0,01 mg/l de 0,00 a 3,50 mg/l (ppm); 0,10 mg/l a partir de 3,50 mg/l
±0,03 mg/l ±3% lectura
Cl : 0,01 mg/l (ppm)
pH: 0,1 pH
1 mg/l de 0 a 200mg/l (ppm); 10 mg/l a partir de 200 mg/l
±0,03 mg/l (ppm)
±3% lectura
±3 mg/l ±3% lectura
Se suministra con patrones de calibracion reactivo, pilas, maletin robusto e instrucciones.
Control de agua de
Checkers monoparámetricos Checker digitales sustitutos de los test kits visuales. Revolucionarios equipos de medición digitales y de bolsillo. Sencillos en el uso, aportan medidas rápidas y precisas.
Se suministra con batería, reactivo para 6 determinaciones (excepto HI 727) e instrucciones.
HI 701 – Cloro Libre
HI 713 Fosfatos
HI 721 - Hierro
HI 729 – Fluoruros rango bajo
HI 727 Color de agua
0,00 a 2,50 mg/l
0,00 a 5,00 mg/l
0,00 a 2,00 ppm (mg/l)
0 a 500 mg/l en la escala Pt Co
0,01 ppm (mg/l)
5 ud. de Pt Co
±0,03 ppm ±3% Lectura
±0,04 ppm ±4% Lectura
±0,04 ppm ±2% Lectura
±0,05 ppm ±5% lectura
±10 PCU ±5 % de la lectura @ 25 °C
Equipos de regulación y control de cloro PCA El análisis de cloro en continuo, es importante para la salud pública, así como, para diversas aplicaciones industriales. Hanna recomienda el monitoreo del proceso en continuo mediante el equipo analizador PCA. Su funcionamiento está basado en el método estandarizado DPD. Con salida analógica y digital RS 485, tienen también la posibilidad de comunicación GPRS, para la gestión de datos y alarmas. (HS504900) Consultar posibilidad de realizar un contrato de mantenimiento.
PCA 310 Analizador / controlador automático CLORO LIBRE O TOTAL PCA 320 Analizador / controlador automático CLORO LIBRE O TOTAL, pH Y TEMPERATURA RANGO
PCA 310
PCA 320
0,00 a 14,00
5,0 a 75,0 ºC
Se suministra con reactivo, tapas de botellas, compuesto DPD en polvo, tubos, iman, y manual de instrucciones.
HI 504900 Módulo GPRS
Control de turbidez La turbidez del agua es una propiedad óptica que hace que la luz sea dispersada y absorbida, en lugar de transmitida. La dispersión de la luz que pasa a través de un líquido es causada principalmente por los sólidos en suspensión. Cuanto mayor sea la turbidez, mayor será la cantidad de la luz dispersada. La unidad de medida adoptada por la ISO es el FNU (Unidad Nefelométrica de Formacina) y para la EPA es el NTU (Unidad Nefelométrica de Turbidez). La medida de turbidez puede ser indicativa de calidad en productos como el vino, la cerveza o el agua mineral, así como en el agua como ingrediente, para la elaboración de bebidas carbonatadas.
Turbidímetros portátiles HI 93414 y HI 98703 (13) Turbidimetro portátil con sistema FAST tracker de identificación de muestras, con 2, 3 y 4 puntos de calibración y Sistema GLP. Calibración en dos o tres puntos. Registro hasta 200 muestras y descarga a PC vía USB o RS 232 Adaptación del sistema EPA. HI 93414
0,00 a 9,99 NTU; 10,0 a 99,9 NTU; 100 a 1000 NTU
0,01 NTU; 0,1 NTU; 1 NTU
±2% lectura + 0,02 NTU
El HI 93414 se suministra con reactivo, cubetas y tapas, paño limpieza de cubetas, baterias, instrucciones y maletin de transporte. Modelo
HI 98713
HI 98703
0,00 a 9,99/10,0 a 99,9/100 a 1000 NTU 0,00 a 9,99/10,0 a 99,9/100 a 1000 NTU
0,01 NTU/0,1 NTU/1 NTU
LED Infrarroja 860nm
Muestras coloreadas
Bajas concentraciones <0.05NTU
El HI 98703 (13) se suministra con cubetas y tapas, soluciones de calibración HI 98703-11, aceite silicónico HI 98703-58, paño limpia cubetas, adaptador de corriente, instrucciones y maletín de transporte.
El sistema Fast Tracker© permite al usuario registrar la hora y el lugar de un número de emplazamientos de medición ilimitado (cada equipo se sirve con 5 tags).
Control de conductividad HI 9033 Medidor portátil de conductividad. Compensación de temperatura automática. 4 rangos. Carcasa robusta e impermeable. Calibracion manual en 1 punto. Rango
0,0 a 199,9 µS/cm; de 0 a 1999 µS/cm; de 0,00 a 19,99 mS/cm; de 0,0 a 199,9 mS/cm
0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
±1% lectura (excluido error sonda)
Se suministra con sonda HI 76302W, baterías, instrucciones y maletín de transporte.
Integra el sistema CalCheck© de verificación de la calibración.
Control de las aguas residuales industriales Tras la aprobación de la Directiva 96/61 CE, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación, que afecta entre otros sectores productivos, a la industria agroalimentaria se produce la incorporación de dicha directiva, al ordenamiento interno español, mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que tiene como objetivo fundamental, la prevención y protección del medio ambiente en su conjunto, con la finalidad de evitar, o al menos, reducir, la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. Según la lista recogida en el Anexo I de dicha ley, las actividades de la industria agroalimentaria afectadas, son las siguientes:
Laboratorio Fotómetro multiparamétrico con medida de DQO y nutrientes HI 83224 Especialmente diseñado para el análisis de aguas residuales, con métodos cerrados para reducción de errores en laboratorio. Escaneo y reconocimiento automático de la muestra mediante código de barras. Utiliza viales de 16mm con reactivos económicos y de alta calidad, compatibles con otros equipos. Opción de termorreactor para 25 muestras con temperaturas de uso predefinidas, según Métodos Normalizados.
Instalaciones de curtido de cueros >12T/día Mataderos >50T/día Fabricación de productos alimenticios a partir de materia prima animal >75T/día Fabricación de productos alimenticios a partir de materia prima vegetal >300T/día Tratamiento y transformación de la leche >200T/día Aprovechamiento de canales o desechos animales >10T/día Cría intensiva de aves de corral y cerdos, en función de número emplazamientos
HI 83224
Amoniaco rango bajo
0,00 a 3,00 mg/l (como NH3-N)
±0,01 mg/l o ±5% de lectura
Amoniaco rango alto
0 a 100 mg/l (como NH3-N)
±1 mg/l o ±5% de lectura
0,01 mg/l desde 0,0 a 0,99 mg/l
±0,03 mg/l o ±4% de lectura
0,1 mg/l superiores a 0,99 mg/L Cloro Total
0,1 mg/l superiores a 0,99 mg/L DQO rango bajo
0 a 150 mg/l
±5 mg/l o ±5% de lectura
DQO rango medio
0 a 1500 mg/l
±15 mg/l o ±4% de lectura
DQO rango alto
0 a 15000 mg/l
±150 mg/l o ±3% de lectura
0,0 a 30,0 mg/l (como N03-N)
±1,0 mg/l o ±5% de lectura
Nitrógeno Total, rango bajo
0,0 a 25,0 mg/l (como N)
Nitrógeno Total, rango alto
10 a 150 mg/l (como N)
±3 mg/l o ±4% de lectura
Fósforo Hidrolizable
0,0 a 1,60 mg/l (como P)
±0,05 mg/l o ±5% de lectura
Fósforo Reactivo
Fósforo Reactivo, rango alto
0,0 a 32,6 mg/l (como P)
±0,5 mg/l o ±5% de lectura
0,0 a 1,15 mg/l (como P)
±0,05 mg/l o ±6% de lectura
Fósforo Total, rango alto
Se suministra con viales, paño limpieza de viales, e instrucciones.
Reactivos HI 93701-01 React. Para 100 test de cloro libre HI 93711-01 React. Para 100 test de cloro total HI 94754A-25 Reactivo dqo rango bajo con código de barras HI 94754B-25 Reactivo dqo r. medio con código de barras HI 94754C-25 Reactivo dqo rango alto con código de barras HI 94758B-50 Fosforo acido hidrolizable, código de barras HI 94763B-50 React. Fosforo total r. alto, código de barras HI 94767A-50 Reac. Nitrogeno total r. bajo, código de barras HI 94767B-50 React. Nitrogeno total r. alto, código de barras HI 94764A-25 Reactivo amonio rango bajo-25 unid HI 94764B-25 Reactivo amonio rango alto-25 unid HI 94763A-50 Reactivo fosforo, código de barras HI 94758C-50 Reactivo fosforo total r. bajo-50 unid HI 94758A-50 Reactivo fosforo-50 unid. HI 94766-50 Reactivo nitratos-50 unid
Punto de vertido pH metro Portátil Multifunción HI 9125N Calibración automática y guiada, en uno o dos puntos, con reconocimiento de soluciones tampón (5 soluciones tampón memorizadas) Compensación automática de temperatura Indicación de potencial (mV) Amplio LCD con mensajes de ayuda Electrodo personalizable para múltiples aplicaciones (serie de electrodos con conector BNC) Se suministra con electrodo HI 1230B, sonda de temperatura HI 7662, soluciones de calibración pH 4.01 y pH 7.01 en bolsas monodosis, vaso de precipitados, batería, instrucciones y maletín de transporte.
Medidor de oxígeno disuelto portátil HI 9146 Compensación automática de temperatura. Calibración automática de la sonda a 0% y 100% al aire. Equipo portátil impermeable para proceso, con maletín de transporte. Oxígeno
0,0 45,00 mg/l
Porcentaje de saturación de oxígeno
0,0 a 300,0%
HI 76407/4F sonda polarográfica de OD con sonda interna de temperatura, conector DIN y 4 m de cable.
3 x 1.5V AAA 200 hs de uso continuado aproximadamente
Sondas y accesorios HI 76407/2 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 2m de cable. HI 76407/4 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 4m de cable. HI 76407/10 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 10m de cable. HI 76407/20 Sonda polarográfica de OD con sensor de temperatura interno, conector DIN y 20m de cable. HI 76407A/P Membrana de sustitución. HI 76404N Porta electrodos. HI 92000 Software compatible con Windows. HI 920013 Cable USB para conexión a PC HI 920010 Cable para conexión a PC
Controlador de pH/ORP con Telecontrol HI 504 Transmisor digital, tiene compensación de temperatura manual o automática con sondas Pt100 o Pt1000. Reconocimiento automático de la sonda de temperatura. Funciones de autodiagnóstico. Calibración automática a 2 puntos. Memoria de últimos datos de calibración. Salida RS 485. pH
ORP mV
-2000 a 2000 mV
-30 a 130ºC
0,1ºC – 1ºC
±5ºC; ±10ºC;
Hi 6101405
Hi 2910B/5 Hi 1090B/6
Electrodos de pH HI 1090B/6 Electrodo de vidrio de fácil limpieza. Conector BNC y
Forma de suministro: cómo pedir el HI 504
5 metros de cable. Apto para presiones de hasta 6 bar y sustancias químicas agresivas.
HI 2910B/5 Electrodo Combinado de pH, cuerpo de Ultem con X=1 un punto de consigna; X=2 dos puntos de consigna; X=8 dos puntos de consigna y transmisor digital; X=9 dos puntos de consigna y transmisor digital y limpieza avanzada. Y=1 Control ON/OFF; Y=2 Control ON/OFF y PID Z=2 Una salida analógica y entrada RS485 con SMS; Z=4 Doble salida analógica.
Medidor multiparamétrico portátil con GPS y sistema de identificación de muestras HI 9828 - HI 9829 Display desde 1 a 12 parámetros con ajuste de dimensión de la fuente. Medidas localizadas mediante GPS. Protección para equipo (IP67) y las sondas (IP 68). Fast Tracker TM – Tag, Sistema de identificación de muestras. Pantalla LCD iluminada Sondas reemplazables en campo Auto reconocimiento de las sondas. Robusto portasondas con punta de acero inoxidable con un diámetro de 2´´ para pozos y tuberías. GLP para las últimas 5 calibraciones. Calibración rápida o independiente de cada sonda. Posibilidad de uso de baterías recargables y pilas alcalinas. Posibilidad de medida de Turbidez (HI 9829)
preamplificador con señal de impedancia baja. Conector BNC y 5 m de cable. Apto para presiones de hasta 3 bar.
HI 6101405 Electrodo amplificado y no amplificado de punta plana con opción de compensación de Temperatura. Conector BNC y diferentes longitudes de cable. Apto para presiones de hasta 6 bar y pila externa para alargar la vida del electrodo.
HI9828 HI9829 pH mV ORP Oxígeno Disuelto Conductividad Resistividad TDS Salinidad Gravedad Específica del Agua Presión Atmosférica Temperatura Turbidez
Mantenimiento de equipos e
Mantenimiento de equipos e instalaciones Instalaciones como los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, requieren de mantenimiento y control continuado para no convertirse en un foco de contaminación en la industria alimentaria. Paralelamente, las conducciones de acero inoxidable, depósitos, cubas, serpentines, etc. requieren de limpieza y mantenimiento para prologar al máximo su vida útil y mantenerlos en condiciones óptimas de uso.
Torres de refrigeración Purgas automáticas Controller 03 Los 3 modelos CONTROLLER 03 están diseñados para ser instalados como control automático de purga en torres de refrigeración. Sencilla instalación: Acoplamientos rápidos para tubo de entrada y salida de aguas. El equipo puede comandar una electroválvula a través de su relé interno. La consigna del relé puede ser seleccionada en cualquier punto del rango de medida utilizando el potenciómetro. De la misma manera, se realiza la calibración de la sonda de conductividad. La sonda va ubicada en un portasondas situado bajo la caja: la limpieza se puede hacer sin soltarla, quitando un tapón del portasondas ubicado bajo la caja de la purga.
03-C10 T
Controlador de CE
BL 983327-1
Sonda de CE
HI 7632-00
0,00 a 10,00 mS/cm
Fotómetro calibrable de dureza HI 96735 Determinación de dureza en tres rangos. Calibrable por el usuario mediante patrones certificados
mg/l ±
Se suministra con dos cubetas con tapas, batería e instrucciones
Refractómetros digitales de uso industrial para medida de etilenglicol y propilenglicol HI 96831(2) HI 96831 Etilenglicol
HI 96832 propilenglicol
0 a -50ºC
0 a -51ºC
±0,5ºC
±0,3ºC
Reactivos HI 93735-00 Reactivo para 100 test (rango bajo) HI 93735-01 Reactivo para 100 test (rango medio) HI 93735.02 Reactivo para 100 test (rango alto) HI 93735-0 Reactivo para 100 test (rango completo)
Pantalla gráfica. Compensación automática de temperatura. Alerta de error de bateria. Impermeable IP 65. Célula de medida de acero inoxidable. Autoapagado.
Maletín de Legionella Completo maletín portátil de análisis físico químico para la prevención y control de la Legionelosis. Este maletín permite medir los parámetros exigidos en el RD 865/2003, referente a la legionelosis en todas las instalaciones industriales que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para su propagación. El maletin incluye: HI 9811-5N Medidor portátil multiparamétrico de pH, CE, TDS y temperatura, y el HI 93102, medidor portátil de turbidez, cloro libre y total, pH, bromo, hierro, yodo y ácido isocianúrico, reactivos, soluciones de calibracion de pH, Turbidez, y CE, vaso y probeta graduadas y manual de instrucciones.
Cl2 Libre
Cl2 Total
Hierro R,bajo
0,00 a 9,99 NTU/ 0,00 a 8,00 mg/l 0,00 a 2,5 mg/l 0,00 a 50,00
0,00 a 3,50 mg/l 0 a 80 mg/l 0,0 a 12,5 mg/l
0,00 a 1,00 mg/l
6,5 a 8,5 pH 0 a 6000 µS/cm
0 a 3000 ppm
0,01 y 0,1 NTU
Precisión (a 25ºC)
±5 mg/l ± 5% de lectura
±0,08 mg/l ± 3% de lectura
±0,03 mg/l ± 3% de lectura
±1 mg/l ± 15% de lectura
±0,1 mg/l ±0,02 mg/l ± 5% de ± 8% de lectura lectura
± 2% de lectura
Medidor multiparamétrico portátil para análisis de agua. Mide Turbidez, Cloro libre y total, pH, Bromo, Hierro, Yodo y ácido isocianúrico HI 93102 Posibilidad de almacenar 25 muestras de medida. Lámpara de luz de LED. Calibracion en 2 puntos, seleccionable entre 0,00 a 50,0 FTU Se suministra con cubetas, batería e instrucciones.
Medidor portátil de pH, CE, TDS y Temperatura HI 9811-5 Compensación automática de Tª en pH y Conductividad. Mensajes tutoriales en pantalla para la calibración. Resistente al agua.
Se suministra con sonda HI 1285-5, soluciones de calibración, soluciones de limpieza, batería e intrucciones.
Linea electromedica
phmetros equipos de calibracion fotometros etc.
miguel_majestic

References: artículo 5
 resolución 
 Resolución

Resolución 
 Resolución

 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 Resolución

 resolución 
 Real Decreto