Source: http://hannachile.com/productos/producto/hi-98195-medidor-portatil-impermeable-de-phorpcetemperatura
Timestamp: 2017-11-23 21:55:40+00:00

Document:
HI 98195 Medidor Portatil Impermeable de pH/ORP/CE/Temperatura | Hanna Instruments Chile
HI 98195 Medidor Portatil Impermeable de pH/ORP/CE/Temperatura
El HI98195 es un medidor Multiparametrico portátil impermeable con registro que monitorea hasta 9 parámetros de calidad del agua incluyendo 4 medidos y 5 calculados. La sonda multisensor con microprocesador permite la medición de parámetros claves como pH, ORP, conductividad y temperatura. La sonda transmite lecturas digitalmente al medidor, donde se pueden exhibir y registra los datos. El uso de la comunicación digital permite que sea libre de ruido en la transferencia de datos de hasta 100 metros de longitud. El sistema completo es simple de configurar y fácil de usar.
El HI98195 el medidor presenta una pantalla de matriz de punto, retroiluminada con capacidad de gráficos y la habilidad de automáticamente de cambiar de tamaños los dígitos que aparecen de lectura basadas en el número de parámetros seleccionados. Cada parámetro medido es totalmente configurable.
HI98195 está diseñado para soportar ambientes demandantes y es la solución ideal para las mediciones de campo de lagos, ríos y océanos. El medidor cumple con IP67 y la sonda multisensor cumple con las normas IP68.
Rango 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV
Resolución 0.01 pH / 0.1 mV
Precisión ±0. 02 pH / ±0. 5 mV
Calibración automático uno, dos, o tres puntos con automática reconocimiento de cinco estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado
Rango ±2000.0 mV
Precisión ±1, 0 mV
Rango 0 a 9999 µS/cm ; 0.000 a 200.0 mS/cm (CE absoluta hasta 400.0 mS/cm)
Resolución Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; Auto-rango: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a400.0 mS/cm;
Autorango(fijo mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm
Precisión ±1% de de lectura o ±1 µS/cm cual sea mayor
Calibración automático a un punto, con seis estándar soluciones (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado
Rango 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.000 a 400.0 ppt (g/L) (máximo valor depende del factor TDS )
Resolución manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L);
auto-rango: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L)de 100.0 a 400.0 ppt (g/L);
autorango:(fijo/ppt): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)
Precisión ±1% de de lectura o ±1 ppm (mg/L), cual sea mayor
Rango 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm
Resolución Depende de la lectura de la resistencia
Rango 0.00 a 70.00 PSU
Precisión ±2% de de lectura o ±0. 01 PSU Cual sea mayor
Calibración basado calibración de conductividad
Rango 0.0 a 50.0 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅
Resolución 0.1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅
Precisión ±1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅
Rango -5.00 a 55,00 ° C; 23.00 a 131,00 ° F; 268.15 a K 328,15
Resolución 0.01° C; 0,01 ° F; 0,01 K
Precisión ±0. 15 ° C; ±0.27 ° F; ±0.15K
Calibración automática en un punto personalizado
Compensación de Temperatura automática de -5 a 55 ° C (23 a 131 ° F)
Registro Memoria 45.000 registros (Registro continuo o a demanda de todos los parámetros)
Registro Intervalo una segundo a tres horas
PC Conectividad USB para PC con el software de Hanna HI9298194
Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR 100% IP67
Batería Tipo / vida Pilas 1, 5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz (50 horas con retroiluminacion)
Dimensiones / Peso 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1,4") / 400 g (14.2 oz.)
2 (pH, EC)
Hilos de rosca Nylon
Protector ABS / 316 SS
Sonda de temperatura 316 SS
HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3
Sensor pH Sensor de pH/ORP Sensor CE
pH, pH- mV pH, pH- mV , ORP CE, TDS, salinidad
0.00 a 13.00 pH ; ±600.0pH-mV pH de 0.00 a 13.00; ±600.0 pH mV; ±2000.0 mV (ORP) 0.0 a 200.0 mS/cm;
0.0 para 400 mS/cm (absoluta)
-5 a 55 ° C -5 a 55 ° C -5 a 55 ° C
Punta vidrio (pH) vidrio (pH); Pt (ORP) acero inoxidable acero electrodos AISI 316
Cruce cerámica cerámica
Cuerpo PEI PEI ABS/epoxico
Electrólito gel gel
Referencia doble doble
HI70300 (solución de almacenamiento) HI70300 (solución de almacenamiento) ninguno
118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm
20 m (65') 20 m (65') 20 m (65')
HI98195 se suministra con sonda HI7698195, sensor de pH HI7698194-0, sensor de CE HI7698194-3, Kit de mantenimiento de sonda HI 76981942 orings para sensores (5), jeringa de grasa para lubricar las juntas tóricas), Hanna PC software HI9298194, cable micro USB HI920015, baterías 1.5V AA (4), manual de instrucciones, guía de inicio rápido, certificado de calidad y resistente estuche con termoformado personalizado.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución