Source: http://docplayer.es/4041443-Presentamos-la-completa-serie-190-ii.html
Timestamp: 2018-06-22 23:14:34+00:00

Document:
Presentamos la completa serie 190 II - PDF
Download "Presentamos la completa serie 190 II"
Alba Sevilla García
1 â 20 años de innovación en herramientas ScopeMeter Presentamos la completa serie 190 II Datos técnicos ScopeMeter serie 190 II le ofrece los primeros osciloscopios de alto rendimiento diseñados para el uso en entornos industriales exigentes. Hemos lanzado los primeros osciloscopios portátiles de altas prestaciones con dos o cuatro canales de entrada aislados de forma independiente, protección antipolvo y antisalpicaduras IP51, y categoría de seguridad CAT III V / CAT IV 600 V. Elija entre modelos con ancho de banda de 500 MHz, 200 MHz, 100 MHz o 60 MHz. Ahora, los ingenieros de mantenimiento de planta pueden utilizar osciloscopios de 2 o 4 canales en el exigente entorno de la electrónica industrial. Nuevo 500 MHz Serie 190 II, una nueva generación de osciloscopios Fluke ScopeMeter La serie 190 II incluye estas funciones: Hasta cuatro entradas aisladas flotantes independientes, hasta V Hasta 5 GS/s de muestreo en tiempo real (según el modelo y los canales utilizados) Memoria de gran profundidad: captura de formas de onda con puntos por traza (modo de osciloscopio) Clasificación de seguridad CAT III V / CAT IV 600 V para entornos industriales Hasta siete horas de duración de la batería con BP291 Puerto de entrada USB aislado para un almacenamiento directo de los datos en un dispositivo de memoria USB; puerto USB para una comunicación fácil con el PC Tapa del compartimento de la batería de fácil acceso que agiliza la sustitución de baterías en campo Compacto y con sólo 2,2 kg (4,8 lb) Ranura de seguridad: posibilidad de bloqueo de osciloscopio mediante cierre Kensington Protección IP 51, a prueba de polvo y salpicaduras Disparo Connect-and-View para obtener una visualización automática y estable de señales rápidas, lentas e incluso complejas Análisis del espectro de frecuencias con FFT Captura y REPRODUCCIÓN automáticas de las últimas 100 pantallas Modo de desplazamiento ScopeRecord con puntos por canal de entrada para análisis de señales de baja frecuencia Modo de registrador sin papel TrendPlot con gran capacidad de memoria para mediciones automáticas a largo plazo Multímetro digital de cuentas incluido en modelos de 2 canales QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED TO MEET ISO 9001
2 Modelos del osciloscopio Desviación vertical Número de canales Ancho de banda 60 MHz 100 MHz 200 MHz 500 MHz 100 MHz 200 MHz Tiempo de subida 5,8 ns 3,5 ns 1,7 ns 0,7 ns 3,5 ns 1,7 ns Número de entradas del 2 canales de entrada más disparo externo 4 canales de entrada osciloscopio Arquitectura del canal Todas las entradas están totalmente aisladas de la toma de tierra y entre sí. Las entradas se pueden activar en cualquier combinación. Acoplamiento de entrada CA o CC con indicador de nivel de tierra Sensibilidad de la entrada De 2 mv/div a 100 V/div, más atenuación variable Limitador de ancho de banda Seleccionable por el usuario: 20 khz, 20 MHz o ancho de banda completo Normal/inverso/variable En cada canal de entrada; conexión independiente Tensión de entrada Resolución vertical Precisión Impedancia de entrada Horizontal Máxima velocidad de muestreo en tiempo real (muestreo simultáneo) Longitud de registro Rango de la base de tiempos Longitud de registro máxima Precisión de la sincronización Captura de transitorios Clasificación CAT III V / CAT IV 600 V; consulte "Especificaciones generales" para obtener información adicional. 8 bits ± (2,1% de lectura + 0,04 x rango/div) a 5 mv/div y hasta 100 V/div 1 MΩ ± 1% // 14 pf ± 2 pf 625 MS/s por cada canal 1,25 GS/s por cada canal Hasta muestras por canal De 10 ns/div De 5 ns/div 2,5 GS/s (2 canales) De 2 ns/div 5 GS/s (canal único) o 2,5 GS/s (2 canales) De 1 ns/div 1,25 GS/s por cada canal De 5 ns/div 2,5 GS/s (2 canales) 1,25 GS/s (4 canales) De 2 ns/div Base de tiempos en una secuencia Ajuste de tiempo/división más lento mediante el modo de desplazamiento ScopeRecord (consulte "Modo de registro") muestras por canal en modo osciloscopio; puntos por canal en modo de desplazamiento ScopeRecord (consulte "Modo de registro"). ± (0,01% de lectura + 1 píxel) Detección de pico de 8 ns en cada canal (mediante muestreos en tiempo real y compresión de datos en cualquier ajuste de base de tiempos) Pantalla y adquisición Pantalla Pantalla LCD en color de 153 mm (6 pulg.) con retroiluminación de LED Modos de visualización Cualquier combinación de canales; promedio activado/desactivado; reproducción Ancho de pantalla visible 12 divisiones horizontales en el modo de osciloscopio Modos de persistencia digital Desactivada, corta, media, larga, infinita y modo envolvente Operaciones matemáticas de formas de onda Una operación matemática en cualquiera de los dos canales de entrada: adición, resta, multiplicación; modo X-Y Análisis del espectro de frecuencias con FFT Modos de adquisición Normal, Promedio, Automático, Disparo único, ScopeRecord, Desplazamiento, Captura de transitorios rápidos, Comparación de formas de onda con comprobación automática de "Pasa / No pasa", Reproducción Disparo y retardo Fuente Entrada A, B o externa (mediante entrada del medidor) Entrada A, B, C o D Modos Automático con Connect-and-View, Funcionamiento libre (Free Run), Disparo único, Flanco, Retardo, Doble pendiente, Vídeo, Línea de vídeo, Ancho de pulso seleccionable (sólo canal A), N ciclos Connect-and-View El disparo automático avanzado reconoce patrones de señales, se configura automáticamente y ajusta continuamente el disparo, la base de tiempos y la amplitud. Muestra de forma automática las formas de onda de señales complejas y dinámicas como las de control y las de unidad de motor. Se puede desactivar si lo desea. Disparo de vídeo (en canal A) NTSC, PAL, PAL+, SECAM. Incluye el campo 1, el campo 2 y la selección de línea. Alta resolución, vídeo no Vídeo no entrelazado con selección de líneas para frecuencias de líneas en el rango de 14 khz a 65 khz entrelazado Disparo por ancho de pulso (en canal A) Retardo temporal Disparo de doble pendiente Ancho de pulso cualificado por tiempo Permite el disparo <t, >t, =t, t, donde t se puede seleccionar en pasos mínimos de 0,01 div o 50 ns. Una pantalla completa de vista de predisparo o hasta 100 pantallas (= divisiones) de retardo post disparo Dispara de la misma forma en los flancos de subida y bajada Disparo de n ciclos Dispara en la ocurrencia número N de un evento de disparo; N debe ser un valor dentro del rango de 2 a 99 2 Fluke Corporation ScopeMeter serie 190 II
3 Captura automática de 100 pantallas Cuando está en modo de osciloscopio, el instrumento SIEMPRE memoriza las últimas 100 pantallas, sin que sea necesaria una configuración de usuario específica. Cuando se detecta una anomalía, el botón REPLAY (reproducción) se puede pulsar para revisar o reproducir toda la secuencia de pantallas una y otra vez. El instrumento se puede configurar para que se active a partir de fallos o anomalías intermitentes y funcionar en el modo de "cuidado", en el que captura 100 eventos especificados Presentación Reproducción manual o continua. Muestra las 100 pantallas capturadas como una animación o bajo control manual. Cada pantalla cuenta con indicación de fecha y hora. Almacenamiento de reproducción Se pueden guardar internamente dos conjuntos de 100 pantallas cada uno para su posterior recuperación y análisis. Almacenamiento directo de conjuntos adicionales en una unidad de memoria USB externa por medio de un puerto de entrada USB. FFT: análisis del espectro de frecuencias Muestra el contenido de frecuencias de la forma de onda del osciloscopio mediante el método de la transformada rápida de Fourier. Ventana Automática, Hamming, Hanning o Ninguna Ventana automática Vuelve a tomar muestras de forma digital de la forma de onda adquirida para obtener una resolución de frecuencia óptima en la resultante de FFT. Escala vertical Lineal / Logarítmica (en voltios o amperios) Eje de frecuencia El rango de frecuencias se establece automáticamente como una función del rango de la base de tiempos del osciloscopio. Comparación de la forma de onda y pruebas automáticas pasa/falla" Comparación de forma de onda Proporciona el almacenamiento y la visualización de una forma de onda de referencia para su comparación visual con formas de onda recién adquiridas. La referencia procede de una forma de onda adquirida y se puede modificar en el osciloscopio. Evaluación tipo Pasa/No Pasa En el modo de comparación de formas de onda, el osciloscopio se puede configurar de forma que almacene sólo las formas de onda adquiridas coincidentes ("Pasa") o sólo las no coincidentes ("No pasa") en el banco de memoria de reproducción para su análisis posterior. Mediciones automáticas de osciloscopio V CC, V CA RMS, V CA/CC, tensión de pico máximo, tensión de pico mínimo, tensión de pico a pico, A CA, A CC, A CA/CC, frecuencia (en Hz), tiempo de subida (mediante cursores), tiempo de bajada (mediante cursores), factor de potencia (PF), vatios, VA, VA reactiva, fase (entre 2 entradas cualquiera), ancho de pulso (pos./neg.), ciclo de trabajo (pos./neg.), temperatura en C, temperatura en F (excepto Japón), dbv, dbm en 50 I y 600 I, V PWM CA y V PWM (CA+CC) para medidas en motores modulados por ancho de pulso e inversores de frecuencia, relación V/Hz (sólo 190-xx2) Funciones avanzadas de motor y potencia Funciones avanzadas Medidas con cursores Fuente Dos líneas horizontales Líneas verticales dobles Línea vertical única ZOOM Relación V/Hz (sólo 190-x02), factor de potencia (PF), vatios, VA, VA reactiva, V PWM CA y V PWM (CA+CC) para medidas en motores modulados por ancho de pulso e inversores de frecuencia ma*s (corriente en un periodo, entre cursores) V*s (tensión en un periodo, entre cursores) W*s (energía, entre cursores) En cualquier forma de onda de entrada o forma de onda resultante de forma matemática (excluido el modo X-Y) Tensión en el cursor 1 y el cursor 2, tensión entre cursores Tiempo entre cursores, 1/T entre cursores (en Hz), tensión entre marcadores, tiempo de subida con marcadores, tiempo de bajada con marcadores, V Rms entre cursores, vatios entre cursores Tensión mín.-máx. y media en la posición del cursor; frecuencia y valor Rms del componente de frecuencia individual en el resultado FFT Desde una visión general de los registros hasta una visión de zoom a nivel de muestras, en cualquier longitud de registro ScopeMeter serie 190 II Fluke Corporation 3
4 Modos multímetro Entradas de multímetro A través de entradas tipo banana de 4 mm, completamente aisladas de las entradas y los contactos del osciloscopio Mediante entradas del osciloscopio BNC Número de lecturas De una en una Hasta 4 simultáneas Resolución máxima cuentas 999 cuentas Impedancia de entrada 1 MΩ ± 1% // 14 pf ± 2 pf Funciones avanzadas del Selección de rangos automática/manual, mediciones relativas (referencia cero), registro TrendPlot multímetro La precisión especificada es válida en el intervalo de temperatura de 18 C a 28 C. Añadir un 10% a la precisión especificada por cada grado centígrado por debajo de 18 C o por encima de 28 C. Tensión Precisión V CC ± (0,5% + 5 cuentas) ± (1,5% + 5 cuentas) V CA (verdadero valor eficaz) ± (1% + 10 cuentas) De 15 Hz a 60 Hz: ± (2,5% + 15 cuentas) De 60 Hz a 1 khz: ± (1,5% + 10 cuentas) De 60 Hz a 20 khz: ± (2,5% + 15 cuentas) V CA+CC (verdadero valor eficaz) ± (1% + 10 cuentas) De 15 Hz a 60 Hz: ± (2,5% + 15 cuentas) ± (1,5% + 10 cuentas) De 60 Hz a 1 khz: De 60 Hz a 20 khz: ± (2,5% + 15 cuentas) Intervalos del multímetro 500 mv, 5 V, 50 V, 500 V, V Resistencia Rangos 500 Ω, 5 kω, 50 kω, 500 kω, 5 MΩ, 30 MΩ Precisión ± (0,6% + 5 cuentas) Otras funciones del multímetro Continuidad El zumbador se activa a < 50 Ω (± 30 Ω). Prueba de diodos Hasta 2,8 V Corriente (A) A CC, A CA, A CA/CC utilizando un derivador o una pinza amperimétrica opcional. Factores de escala: de 0,1 mv/a, 1 mv/a a 100 V/A y 400 mv/a Temperatura Con accesorios opcionales. Factores de escala de 1 C/mV o 1 F/mV 4 Fluke Corporation ScopeMeter serie 190 II
5 Modos registrador Modo de desplazamiento ScopeRecord Modo de almacenamiento de formas de onda de entradas dobles o múltiples por medio de memoria de gran profundidad Fuente y visualización Entrada A, Entrada B, Doble. Muestreo simultáneo de todos los canales. Cualquier combinación de entradas, hasta 4 canales. Muestreo simultáneo de todos los canales. Ancho de banda 20 MHz o 20 khz, seleccionable por el usuario Profundidad de memoria puntos de datos, cada uno conteniendo un par de valores máximo y mínimo Valores mín., máx. Los valores mín. o máx. se crean en muestras medidas a velocidad de muestreo elevada para garantizar la captura y la visualización de problemas técnicos. Modos de registro Barrido único, desplazamiento continuo Inicio a través de disparo (externo) Parada a través de disparo (externo) Barrido unico, desplazamiento continuo / Inicio a traves de disparo (cualquier canal) / Parada a traves de disparo (cualquier canal) Parada con disparo El modo ScopeRecord puede verse detenido por un evento de disparo individual o por la interrupción de una señal de disparo repetitiva, a través de cualquier canal de entrada (por externo en la serie 190-XX2). Escala horizontal Tiempo desde el inicio, hora del día Zoom Desde una visión general de los registros hasta una visión de zoom a nivel de muestras, en cualquier longitud de registro Memoria Pueden guardarse internamente dos registros ScopeRecord de varias entradas para su posterior recuperación y análisis. Almacenamiento directo en unidad de memoria flash externa por medio del puerto de entrada USB. Modo de desplazamiento ScopeRecord, velocidad de muestreo e intervalo de registro Rango de la base de tiempos 5 ms/div ~ 2 min/div Intervalo de registro 6 segundos ~ 48 horas Tiempo/división en modo Ver todo 0,5 s/div ~ 4 h/div View all Captura de transitorios 8 ns Velocidad de muestreo 125 MS/s Resolución 200 μs ~ 4,8 s Registro Trendplot Registrador electrónico de gráficos sin papel de varios canales. Traza, almacena y muestra gráficamente los resultados de hasta cuatro medidas automáticas del osciloscopio o una lectura del multímetro digital a lo largo del tiempo. Fuente y visualización Cualquier combinación de medidas del osciloscopio, tomadas en cualquiera de los canales de entrada, o lectura del multímetro digital (instrumentos de 2 canales) Profundidad de memoria puntos (conjuntos) por medición. Cada punto de muestra registrado contiene un máximo, un mínimo, un valor promedio y una indicación de fecha y hora. Rangos Vista normal: de 5 s/div a 30 min/div En modo Ver todo "View all": de 5 min/div a 48 h/div (visión general de todos los registros) Periodo de tiempo registrado Hasta 22 días con una resolución de 102 segundos Modo de registro Registro continuo, a partir de 5 s/div con compresión automática de registros Velocidad de medición 3 medidas automáticas por segundo o superior Escala horizontal Tiempo desde el inicio, hora del día Zoom Alejamiento de hasta 64x para obtener una visión general de los registros; acercamiento de hasta 10x para obtener el máximo detalle Memoria Pueden guardarse internamente dos registros TrendPlot de varias entradas para su posterior recuperación y análisis. Almacenamiento directo en unidad de memoria flash externa por medio del puerto de entrada USB Medidas con cursores: todos los modos con registrador Fuente Cualquier trazado de forma de onda en cualquier modo de visualización de forma de onda (Scope, ScopeRecord o TrendPlot) Líneas verticales dobles Los cursores pueden utilizarse para identificar valores mínimos, máximos o promedio de cualquier punto de datos de un registro, con tiempo entre cursores, tiempo desde el inicio o tiempo absoluto. ScopeMeter serie 190 II Fluke Corporation 5
6 Especificaciones generales Rango de tensión de entrada Tensión nominal flotante máxima Tensión de entrada de sonda VPS410 Tensión de entrada de sonda VPS510 Tensión máxima de entrada BNC Tensión máxima de la entrada del multímetro CAT III V / CAT IV 600 V (tensión máxima entre cualquier nivel de tensión de contacto y toma de tierra) CAT III V / CAT IV 600 V (tensión máxima entre la punta de sonda 10:1 y el cable de referencia) CAT III 300 V (tensión máxima entre la punta de sonda 10:1 y el cable de referencia) CAT IV 300 V (tensión máxima en entrada BNC directamente) CAT III V / CAT IV 600 V (conectores de entrada tipo banana con diseño de seguridad) Almacenamiento en memoria y recuperación de los datos Ubicaciones de memoria (interna) 15 ubicaciones de memoria de forma de onda Dos memorias de registro 30 memorias de forma de onda más 10 memorias de registro más 9 memorias de captura de pantalla (modelos 190-XX de 2 canales); 15 memorias de forma de onda más 2 memorias de registro más 1 memoria de captura de pantalla (modelos 190-XX de 4 canales) Almacena datos de forma de onda de traza de osciloscopio (2 o 4 trazas cada uno) además de la captura de pantalla y la configuración correspondiente Cada una puede contener: una secuencia de reproducción de 100 pantallas, o un registro de modo de desplazamiento ScopeRecord (2 o 4 trazas), o un registro TrendPlot de hasta 4 medidas Almacenamiento de datos externos En PC, mediante el software FlukeView, o Almacenamiento directo en unidad de memoria flash externa (máximo 2 GB) a través de puerto de entrada USB Capturas de pantalla En PC, mediante el software FlukeView, o Internamente (en el instrumento) que puede copiarse a unidad de memoria flash externa como archivo.bmp a través de puerto de entrada USB Volatilidad Los datos de medida se almacenan inicialmente en la memoria RAM, que la batería principal mantiene con una copia de seguridad cada 30 segundos cuando se cambia la batería. Al almacenar datos, estos quedan registrados en memoria flash ROM no volátil. Reloj de tiempo real Proporciona la indicación de la fecha y la hora para los registros ScopeRecord, para secuencias de reproducción de 100 pantallas y para registros TrendPlot. Estuche Diseño Resistente a prueba de golpes con funda protectora integrada. Incluye de serie una correa de mano y una correa para el cuello. Compatible con el conector de seguridad Kensington para bloquear el instrumento cuando no pueda supervisarlo. A prueba de goteo y polvo IP 51 conforme a IEC529 Resistencia a choques y vibraciones Golpes: 30 g; vibraciones (sinusoidales): 3 g, conforme a la Clase 2 de la norma MIL-PRF-28800F Tamaño de la pantalla LCD de 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 pulg. diagonal) Resolución 320 x 240 píxeles Contraste y brillo Ajustable por el usuario, con compensación de temperatura Brillo 200 cd/m 2 típ. utilizando adaptador de potencia eléctrica, 90 cd/m 2 típ. utilizando energía de la batería Datos mecánicos Dimensiones 265 mm x 190 mm x 70 mm (10,4 pulg. x 7,5 pulg. x 2,8 pulg.) Peso (incluida la batería) 2,1 kg (4,6 lb) 2,2 kg (4,8 lb) Alimentación Alimentación de red Adaptador de alimentación/cargador de baterías BC190 incluido (versión según país) Autonomía de la batería Batería de iones de litio recargable con doble capacidad (incluida) Batería intercambiable a través de una puerta de fácil acceso en la parte posterior del instrumento Tipo de batería (inc.) y capacidad [+bat. opc.] Indicador de carga de la batería Tiempo de operación de la batería (con retroiluminación baja) BP290; mah BP291; mah [BP291 (4.800 mah) opcional] La batería cuenta con un indicador integrado de estado de carga para su uso con un cargador externo, además del indicador de estado de la batería en la pantalla del instrumento. Hasta 4 horas con BP290 (inc.), Hasta 7 horas con BP291 (inc.) Hasta 8 horas con BP291 (opc.) Tiempo de carga de la batería 2½ horas con BP290; 5 horas con BP291 5 horas con BP291 Funciones de ahorro de batería Apagado automático con tiempo ajustable; apagado automático de la pantalla con tiempo ajustable; indicador en pantalla de potencia de la batería Seguridad Conformidad EN , grado de contaminación 2; CAN/CSA C22.2, N.º , con aprobación; UL61010B; ANSI/ ISA Fluke Corporation ScopeMeter serie 190 II
7 Medioambiental Temperatura de trabajo Temperatura de almacenamiento -20 C ~ +60 C 0 C ~ +40 C; +40 C ~ +50 C, exc. batería Humedad +10 C ~ +30 C: 95% de humedad relativa sin condensación; +30 C ~ +40 C: 75% de humedad relativa sin condensación; +40 C ~ +50 C: 45% de humedad relativa sin condensación Altitud máxima de operación Hasta m (6.666 pies) para CAT IV 600 V, CAT III V; hasta m ( pies) para CAT III 600 V, CAT II V Altitud máxima de 12 km ( pies) almacenamiento Compatibilidad electromagnética EN ( ) para emisión e inmunidad (EMC) Interfaces Incluyen dos puertos USB. Los puertos se encuentran completamente aislados de los circuitos de medición flotantes del instrumento. El puerto de entrada USB se conecta directamente a la unidad de memoria flash externa (hasta 2 GB) y proporciona almacenamiento de los datos de formas de onda, conjuntos completos de datos que incluyen los datos y los ajustes de configuración, así como la configuración del instrumento y las capturas de pantalla. Incluye un puerto mini- USB-B que permite la conexión con un PC para la transferencia y el control remoto de datos bajo el control del PC. Salida de calibración de la sonda Se proporciona salida dedicada para calibración de la sonda con contacto de referencia, totalmente aislada de cualquier canal de entrada de medida. Garantía 3 años (piezas y mano de obra) para el instrumento principal, 1 año para los accesorios Accesorios incluidos Cargador de baterías/adaptador BC190 de alimentación Batería de iones de litio BP290 (2.400 mah) BP291 (4.800 mah) Juegos de sondas de tensión. Cada juego incluye un cable de puesta a tierra, pinzas de gancho, muelle de puesta a tierra y funda aislante para la punta de la sonda. VPS410 (una roja y una azul) VPS410 (una roja, una gris, una azul, una verde) Puntas de prueba TL175 (una roja, una negra) con puntas de prueba (N/A) Sondas de tensión VPS410-x, cada juego incluye: un cable de puesta a tierra, pinzas de gancho, muelle de puesta a tierra y funda aislante para la punta de la sonda. VPS510-x, cada juego incluye: un cable de puesta a tierra, pinzas de gancho, muelle de puesta a tierra, funda aislante para la punta de la sonda y adaptador de BNC a punta de sonda. Otros Batería de iones de litio (BP290 o BP291, véase más arriba); cargador de baterías (BC190); correa para el cuello; correa de mano (opción seleccionable de uso diestro o zurdo); manuales de usuario en varios idiomas en CD-ROM; paquete de demostración FlukeView (con funcionalidad restringida); cable de interfaz USB para conexión a PC. ScopeMeter serie 190 II Fluke Corporation 7
8 Información para realizar pedidos Modelos Fluke Fluke /S Fluke Fluke /S Fluke Fluke /S Fluke Fluke /S Fluke Fluke /S Fluke Fluke /S Accesorios BC190 BP290 BP291 EBC290 HH290 VPS510-R VPS510-G VPS510-B VPS510-V VPS410-R VPS410-G VPS410-B VPS410-V VPS420-R SW90W C290 SCC290 TL175 TRM50 AS400 RS400 RS500 ScopeMeter en color, 500 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital ScopeMeter en color, 500 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital, con kit SCC-290 incluido ScopeMeter en color, 200 MHz, 4 canales ScopeMeter en color, 200 MHz, 4 canales, con kit SCC-290 incluido ScopeMeter en color, 100 MHz, 4 canales ScopeMeter en color, 100 MHz, 4 canales, con kit SCC-290 incluido ScopeMeter en color, 200 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital ScopeMeter en color, 200 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital, con kit SCC-290 incluido ScopeMeter en color, 100 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital ScopeMeter en color, 100 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital, con kit SCC-290 incluido ScopeMeter en color, 60 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital ScopeMeter en color, 60 MHz, 2 canales más entrada de disparo externo/ multímetro digital, con kit SCC-290 incluido Adaptador de alimentación/cargador de baterías Batería de iones de litio, mah Batería de iones de litio, mah Cargador de baterías externo para BP290 y BP291 (usa adaptador de alimentación BC190) Gancho para instrumentos serie 190 II Juego de sondas de tensión electrónicas, 10:1, 500 MHz, un juego rojo Juego de sondas de tensión electrónicas, 10:1, 500 MHz, un juego gris Juego de sondas de tensión electrónicas, 10:1, 500 MHz, un juego azul Juego de sondas de tensión electrónicas, 10:1, 500 MHz, un juego verde Juego de sondas de tensión industriales, 10:1, un juego rojo Juego de sondas de tensión industriales, 10:1, un juego gris Juego de sondas de tensión industriales, 10:1, un juego azul Juego de sondas de tensión industriales, 10:1, un juego verde Juego de sondas de alta tensión de funcionamiento y gran resistencia, 100:1, 150 MHz (bicolores, rojo/negro) Software FlukeView ScopeMeter (versión completa) Maletín de transporte rígido para la serie 190 II Software FlukeView ScopeMeter (versión completa) y C290 Kit de estuche de transporte para la serie 190 II Juego de puntas de prueba diseñadas con seguridad TwistGuard (1 roja y 1 negra) Terminador 50 I de alimentación BNC (juego de 2, negro) Juego de accesorios de ampliación para las sondas serie VPS400 Juego de accesorios de sustitución para las sondas serie VPS400 Juego de accesorios de sustitución para las sondas serie VPS500 Fluke. Las herramientas más confiables del mundo. Fluke Ibérica, S.L. Pol. Ind. Valportillo C/ Valgrande, 8 Ed. Thanworth II Nave B1A Alcobendas Madrid Tel: Fax: Acceso a Internet: Para obtener información adicional póngase en contacto con: En EE. UU. (800) o Fax: (425) En Europa/Medio Oriente/África: +31 (0) o Fax: +31 (0) En Canadá: (800)-36-FLUKE o Fax: +1 (425) Acceso a Internet: Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso. 10/2012 Pub_ID: spa No está permitido modificar este documento sin la autorización por escrito de Fluke Corporation. 8 Fluke Corporation ScopeMeter serie 190 II

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución