Source: https://es.scribd.com/doc/37113306/Conceptos-Basicos-Osciloscopios
Timestamp: 2016-04-30 01:51:32+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreSectionsIntroducción¿Por Qué Leer Este
Libro?¿Necesita Más
Copias?Para Más
InformaciónEl OsciloscopioFigura 1: Componentes X, Y y Z de una forma de onda en pantallaFigura 2: Panel frontal del osciloscopio analógico TAS 465Figura 3: Panel frontal del osciloscopio digital TDS 320Figura 4: Datos científicos recopilados por un osciloscopio¿Qué Se Puede
Hacer con El?analógicosAnalógico y DigitalEl Osciloscopio AnalógicoFigura 6: Diagrama de bloque del osciloscopio analógico¿Cómo Funciona el
Osciloscopio?Figura 7: El disparo estabiliza una forma de onda repetitivaEl Osciloscopio DigitalFigura 8: Diagrama de bloque del osciloscopio digitalMétodos de MuestreoFigura 9: Muestreo de tiempo realFigura 10: Interpolación lineal y sinusoidalFigura 11: Muestreo de tiempos equivalentesTerminología del OsciloscopioFigura 12: Formas comunes de ondaTérminos de
MediciónFigura 13: Fuentes de formas comunes de ondaH Ondas sinusoidalesH Ondas cuadradas y rectangularesOndas SinusoidalesFigura 14: Ondas sinusoidales y sinusoidales amortiguadasOndas Cuadradas y RectangularesTipos de OndaFigura 15: Ondas cuadradas y rectangularesOndas en Dientes de Sierra y TriangularesFigura 16: Ondas en dientes de sierra y rectangularesOndas En Forma de Pulsos y EscalonesFigura 17: Formas de escalón, pulso y tren de pulsosFrecuencia y PeríodoFigura 18: Frecuencia y períodoTensiónMedición de las
Formas de OndaFaseFigura 19: Grados de la onda sinusoidalFigura 20: Desplazamiento de faseTérminos de
RendimientoAncho de BandaTiempo de SubidaSensibilidad VerticalVelocidad de BarridoPrecisión de GananciaBase de Tiempo o Precisión HorizontalVelocidad de MuestreoResolución CAD (o Resolución Vertical)Longitud del RegistroConfiguraciónConecte el Osciloscopio a TierraConéctese a Tierra Usted MismoConexión a TierraFigura 21: Tira típica de toma a tierra para llevar en la muñecaConfiguración de los
ControlesSondasUso de la Sonda PasivaFigura 23: Red típica de relación 10 a 1 de sonda/osciloscopioFigura 24: Una sonda pasiva típica con accesoriosUso de la Sonda ActivaUso de la Sonda de CorrienteDónde Comunicar la Pinza de Toma a TierraFigura 25: Los efectos de una sonda mal compensadaCompensación de la
SondaLos ControlesFigura 26: Controles verticalesControles de
PresentaciónControles VerticalesPosición y Voltios por DivisiónAcoplamiento de EntradaFigura 27: Acoplamiento de entrada de CA y CCLímite de Ancho de BandaInversión de CanalVisualización Alterna y de TroceadoFigura 28: Modos de visualización de canal múltipleOperaciones MatemáticasFigura 29: Suma de canalesFigura 30: Controles horizontalesPosición y Segundos por DivisiónSelección de La Base de TiempoControles
HorizontalesPosición del DisparoAmplificaciónModo XYFigura 31: Controles de disparoFigura 32: Imágenes sin disparoControles de DisparoNivel de Disparo y PendienteFigura 33: Disparos sobre pendiente positiva y negativaFuentes de DisparoModos de DisparoAcoplamientos de DisparoRetención del DisparoFigura 34: Retención de disparoFigura 35: Ejemplo de un menú de adquisiciónModos de AdquisiciónControles de
DigitalesCómo Activar y Desactivar el Sistema de AdquisiciónOtros ControlesTécnicas de MediciónFigura 36: Cuadrícula de un osciloscopioLa PantallaFigura 37: Tensión de pico y tensión de pico a picoMedición de TensiónMedición de Tiempo
y FrecuenciaMedición de pulso y
tiempo de subidaMedición de Cambio
de Fase¿Qué Viene
Después?Ejercicios EscritosRespuestas a los ejercicios escritosConceptos BásicosConceptos Básicos de los Osciloscopios Analógicos y Digitales 070–8819–01
Primera impresión: febrero de 1993
CopyrightE Tektronix, Inc., 1992, 1993. Todos los derechos reservados. Los productos Tektronix están protegi dos por patentes, expedidas y pendientes, de los EE.UU. e internacionales. Las siguientes son marcas regis tradas: TEKTRONIX, TEK,TEKPROBE y SCOPE-MOBILE.
Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Por Qué Leer Este Libro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Necesita Más Copias? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Para Más Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Osciloscopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Qué Se Puede Hacer con El? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analógico y Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Cómo Funciona el Osciloscopio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Osciloscopio Analógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Osciloscopio Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Métodos de Muestreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminología del Osciloscopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Términos de Medición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de Onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ondas Sinusoidales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ondas Cuadradas y Rectangulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ondas en Dientes de Sierra y Triangulares . . . . . . . . . . . . . . . Ondas En Forma de Pulsos y Escalones . . . . . . . . . . . . . . . . . Medición de las Formas de Onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frecuencia y Período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Términos de Rendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ancho de Banda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiempo de Subida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sensibilidad Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocidad de Barrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Precisión de Ganancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base de Tiempo o Precisión Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocidad de Muestreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resolución CAD (o Resolución Vertical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Longitud del Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conexión a Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conecte el Osciloscopio a Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conéctese a Tierra Usted Mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuración de los Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uso de la Sonda Pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 1 1 1 2 3 5 6 7 7 8 10 13 13 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 23 24
Conceptos Básicos de los Osciloscopios Analógicos y Digitales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Métodos de Muestreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posición y Voltios por División . . . . . . . Nivel de Disparo y Pendiente . Retención del Disparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modos de Adquisición . . . . . . . . . . . . . Límite de Ancho de Banda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medición de Cambio de Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controles de Adquisición para Osciloscopios Digitales . . . . . . . . . . . Cómo Activar y Desactivar el Sistema de Adquisición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otros Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controles Verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejercicios Escritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selección de La Base de Tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 25 25 26 29 29 29 30 30 31 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 36 36 37 37 38 39 39 40 40 41 43 43 44 45 46 47 48 49 60 G1 I1
. . . . . . . . . . . . . Medición de Tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respuestas a los ejercicios escritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los Controles . . . . . Posición del Disparo . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosario . . . . . . . . . . Modos de Disparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Pantalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posición y Segundos por División . . . . . . . . . . . . . . . . . Acoplamiento de Entrada . . Medición de Tiempo y Frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controles Horizontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uso de la Sonda de Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compensación de la Sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modo XY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controles de Presentación . . . . . . . . . . Medición de pulso y tiempo de subida . . . . . . . . . . Técnicas de Medición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visualización Alterna y de Troceado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaciones Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuentes de Disparo . . . . . . . . . . . . . . . Indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inversión de Canal . . . . . . . Dónde Comunicar la Pinza de Toma a Tierra . . . . . . Controles de Disparo . .Indice de Contenido
Uso de la Sonda Activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Qué Viene Después? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acoplamientos de Disparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 3: Panel frontal del osciloscopio digital TDS 320 . . . . . . . Figura 23: Red típica de relación 10 a 1 de sonda/osciloscopio . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 7: El disparo estabiliza una forma de onda repetitiva . . . . . . . . . . . . .Figuras
Figura 1: Componentes X. . . . . . . . Figura 13: Fuentes de formas comunes de onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 21: Tira típica de toma a tierra para llevar en la muñeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 5: Formas de onda mostradas por osciloscopios digitales y analógicos . . . . . . . . . Figura 12: Formas comunes de onda . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 17: Formas de escalón. . Figura 4: Datos científicos recopilados por un osciloscopio . . . . Figura 28: Modos de visualización de canal múltiple . . . . . . . . . . . Figura 35: Ejemplo de un menú de adquisición . . . . . . . . . . . Figura 18: Frecuencia y período . . . . . . . . . . Figura 10: Interpolación lineal y sinusoidal . . . . . . . . Figura 15: Ondas cuadradas y rectangulares . . . . . . . . . . . . . . Figura 16: Ondas en dientes de sierra y rectangulares . . . . . . . . . . . Figura 19: Grados de la onda sinusoidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 25: Los efectos de una sonda mal compensada . . . . . . . . . . . . Figura 37: Tensión de pico y tensión de pico a pico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 34: Retención de disparo . . . . . . . Figura 29: Suma de canales . . . . . . . . . . . Figura 31: Controles de disparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 24: Una sonda pasiva típica con accesorios . . . Figura 36: Cuadrícula de un osciloscopio . . . . . . . . . . pulso y tren de pulsos . . . . . . . . . . . . . . Figura 20: Desplazamiento de fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 22: Secciones de control del panel frontal de un osciloscopio . . . . . . . . . Figura 6: Diagrama de bloque del osciloscopio analógico . Figura 11: Muestreo de tiempos equivalentes . . . . . Figura 27: Acoplamiento de entrada de CA y CC . . . . . . . . . Figura 14: Ondas sinusoidales y sinusoidales amortiguadas . . . . . . . Figura 30: Controles horizontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y y Z de una forma de onda en pantalla Figura 2: Panel frontal del osciloscopio analógico TAS 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 9: Muestreo de tiempo real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 26: Controles verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 32: Imágenes sin disparo . . . Figura 33: Disparos sobre pendiente positiva y negativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 16 16 17 18 18 22 22 24 25 26 29 30 32 32 33 35 35 36 38 39 43 44
. Figura 8: Diagrama de bloque del osciloscopio digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 39: Tiempo medido en la línea horizontal central de la cuadrícula . . . . . .Figuras
Figura 38: Tensión medida en la línea vertical central de la cuadrícula . . . . . . . . . . . . . . Figura 41: Figuras de Lissajous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figura 40: Puntos de medición del tiempo de subida y del ancho de pulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
puede utilizarlos.
Si usted es científico. lea este libro para adquirir un buen conocimiento de los aspectos fundamentales del osciloscopio.
. partículas en vibración. podrá: H H H H H Describir cómo funciona un osciloscopio Describir la diferencia entre los osciloscopios analógicos y los digitales Describir los tipos de formas de ondas eléctricas Entender los controles básicos de un osciloscopio Tomar medidas sencillas
Si encuentra en este libro términos que desconoce. Los conceptos aquí presentados le proporcionan un buen punto de partida. y otras fuerzas invisibles están presentes en todo nuestro universo físico.Introducción
El osciloscopio es una herramienta esencial si piensa diseñar o reparar equipos eléctricos. busque su definición en el glosario al final. o aficionado a la electrónica. Puede obtener copias individuales mediante el pedido de la parte número 070-8819-01. debe saber como se usa un osciloscopio. El libro se enfoca en la enseñanza de los osciloscopios. Le permite observar" las señales eléctricas. Los osciloscopios le permiten ver" eventos que ocurren en una fracción de segundo. puede observar y estudiar con un osciloscopio. ingeniero. Después de leer este libro. Energía. técnico. Este libro es una herramienta útil en clase. Luego. Si es la primera vez que utiliza un osciloscopio. su funcionamiento y la forma en que Ud. Ciertos sensores pueden convertir estas fuerzas en señales eléctricas que Ud. Incluye vocabulario y ejercicios de elección múltiple sobre la teoría y los controles del osciloscopio. lea el manual incluido con su osciloscopio para obtener información específica sobre su uso en el trabajo. solicítelas a través de su represen tante local de Tektronix.
Para obtener copias adicionales del libro.
Inc. MA 01201 U.Introducción
Si tiene comentarios o preguntas sobre el contenido de este libro.A. P Box 1520 .S. En los EE. escriba a: Tektronix. Pittsfield.O.UU.. también puede llamar a Tektronix National Marketing Center al número gratuito: 1-800-426-2200
¿qué se puede hacer con él? y ¿cómo funciona? Esta sección responderá estas preguntas fundamentales. Y y Z de una forma de onda en pantalla
Y (tensión)
Y (tensión) X (tiempo) Z (intensidad)
Z (intensidad) X (tiempo)
Figura 1: Componentes X. Puede ver las piezas móviles" de un circuito representado por la señal. Puede ver si un componente defectuoso está distorsionando la señal. El osciloscopio es básicamente un dispositivo de presentación de gráficos dibuja un gráfico de una señal eléctrica. En la mayoría de las aplica ciones. Este gráfico sencillo le puede decir mucho sobre una señal. el gráfico muestra cómo cambia una señal a medida que transcurre el tiempo: el eje vertical (Y) representa la tensión eléctrica y el horizontal (X) representa el tiempo. La intensidad o luminosidad de la visualización a veces se llama eje Z. Puede calcular la frecuencia de una señal oscilante.El Osciloscopio
¿Qué es un osciloscopio?. Puede determinar cuánto ruido hay en una señal y si el ruido cambia con el tiempo. Puede averiguar cuánta corriente continua (CC) y corriente alterna (CA) configuran una señal. (Ver figura 1). Por ejemplo: H H H H H H Puede determinar los valores de tiempo y tensión de una señal.
y disparo. Trate de localizar estas sec ciones del panel frontal en las figuras 2 y 3 y en su osciloscopio. También hay controles de presen tación de la imagen y conectores de entrada.El osciloscopio
El osciloscopio se parece mucho a un televisor pequeño. excepto que tiene una cuadrícula dibujada en la pantalla y más controles que un televisor.
Figura 2: Panel frontal del osciloscopio analógico TAS 465
. horizontal. El panel frontal de un osciloscopio normalmente tiene secciones de control divididas en vertical.
Con un transductor adecuado. la luz. Un investigador médico utiliza el osciloscopio para medir las ondas cerebrales. tal como el sonido. un micrófono es un transductor. Las posibilidades no tienen límite. Por ejemplo. o el calor. Son indispensables para cualquier persona que diseñe o repare equipos electrónicos. La utilidad de un osciloscopio no está limitada al mundo de la electrónica.
Figura 4: Datos científicos recopilados por un osciloscopio
. desde técnicos de reparación de televisores hasta físicos. utiliza los osciloscopios.El osciloscopio
Figura 3: Panel frontal del osciloscopio digital TDS 320
¿Qué Se Puede Hacer con El?
Mucha gente. Un transductor es un dispositivo que emite una señal eléctrica como respuesta a la energía física. Un ingeniero mecánico utiliza el osciloscopio para medir las vibraciones de un motor. el esfuerzo mecáni co. un osciloscopio puede medir toda clase de fenómenos. la presión.
. El osciloscopio analógico funciona mediante la aplicación directa de la tensión que se mide a un haz de electrones que recorre la pantalla del osciloscopio. Por ejemplo. La tensión desvía el haz proporcionalmente hacia arriba y hacia abajo. por el contrario. Pueden procesar los datos de la forma de onda digital o enviarlos a un ordenador para ser procesados. El osciloscopio digital. una platina portadiscos de fonógra fo convencional es un dispositivo analógico. trazando la forma de onda en la pantalla. Los osciloscopios también son de tipo analógico o digital. Los osciloscopios digitales permiten capturar y ver eventos que pueden ocurrir solamente una vez. mientras que el equipo digital funciona con números binarios discretos que pueden repres entar muestras de tensión. No obstante. toma muestras de la forma de onda y utiliza un convertidor analógico-digital (o CAD) para convertir la tensión que se está midiendo en información digital. el osciloscopio usa esta información para reconstruir la forma de onda en la pantalla. los osci loscopios digitales pueden almacenar los datos de la forma de onda digital para ser visualizados o impresos posteriormente.El osciloscopio
Hay dos tipos de equipos electrónicos: el analógico y el digital. El equipo analógico funciona con tensiones continuamente variables. la gente prefiere los osciloscopios analógicos cuando es impor tante visualizar señales que varían rápidamente en "tiempo real" (o a medi da que ocurren). Así se obtiene una imagen inmediata de la forma de onda. se puede utilizar tanto un osciloscopio analógico como uno digital. Además. un reproductor de discos compactos es un dispositivo digital.
Osciloscopio analógico señales de trazado
Muestra de osciloscopio digital presentación de señales y construcciones digital
Figura 5: Formas de onda mostradas por osciloscopios digitales y analógicos Para muchas aplicaciones. cada tipo posee características únicas que lo hacen más o menos apropiado para trabajos específicos. A continuación.
La figura 6 es un sencillo diagrama de bloques que muestra cómo el oscilosco pio analógico presenta la señal que se está midiendo. la señal se desplaza directamente a las placas deflectoras verticales del tubo de rayos catódicos (TRC).El osciloscopio
¿Cómo Funciona el Osciloscopio?
Para entender mejor los controles. Luego. (Un haz de electro nes al golpear el fósforo dentro del TRC crea el punto luminoso. la señal de tensión se desplaza por la sonda al sistema vertical del osciloscopio. algunos de sus sistemas internos son parecidos. La aplicación de tensión a estas placas deflectoras causa el movimiento de un punto luminoso. hay que saber algo más de cómo un osciloscopio muestra una señal. para luego presentar la descripción de los osciloscopios digitales.) Una ten sión positiva hace que el punto se mueva hacia arriba mientras una tensión negativa hace que el punto se mueva hacia abajo.
Cuando la sonda de un osciloscopio se conecta a un circuito. No obstante.
Sistema de presentación de la imagen
Amplificador vertical TRC
Sonda Sistema horizontal Sistema de disparo Generador de barrido Amplificador horizontal
Base de tiempo en rampa
Figura 6: Diagrama de bloque del osciloscopio analógico Según cómo haya configurado la escala vertical (control de volts/div). un atenuador reduce la tensión de la señal o un amplificador la aumenta. Los osciloscopios analógicos funcionan de manera algo diferente a los osciloscopios digitales. Los osciloscopios analógicos son algo más sencillos en concepto y por ello están descritos primero.
Utilice el control seg/div para fijar la cantidad de tiempo por división representada horizontalmente en la pantalla.) Con estos sistemas adicionales. El barrido horizontal es un término que se refiere a la acción del sistema horizontal que hace que el punto luminoso recorra de un lado al otro la pantalla del osciloscopio. A altas velocidades. Muchos barridos en rápida secuencia hacen que el movimiento del punto luminoso parezca una línea continua. como se muestra en la figura 7.
Algunos de los sistemas del osciloscopio digital son iguales a los del osci loscopio analógico. resultando así en una imagen definida. El disparo del osciloscopio.000 veces por segundo. para utilizar un osciloscopio analógico hay que ajustar tres configuraciones básicas para acomodar una señal de entrada: H La atenuación o amplificación de la señal. el punto luminoso puede barrer la pantalla hasta 500. Utilice el control de volts/div para ajustar la amplitud de la señal antes de que ésta se aplique a las placas de deflexión vertical. El disparo es necesario para estabilizar la señal repetitiva. Utilice el nivel de disparo para estabilizar una señal repetitiva. La acción de barrido horizontal y la acción de deflexión vertical trazan con juntamente un gráfico de la señal en la pantalla. el osciloscopio digital reúne datos de toda la forma de onda y luego los muestra en la pantalla. el ajuste de los controles de enfoque y de intensidad permite crear una imagen nítida. El disparo del sistema hori zontal hace que la base horizontal de tiempo mueva el punto luminoso del lado izquierdo al derecho de la pantalla dentro de un intervalo definido de tiempo. De esta manera se asegura que el barri do empiece en el mismo punto que la señal repetitiva.
. así como también el disparo sobre un solo evento. La base de tiempo.El osciloscopio
La señal se desplaza también al sistema de disparo para empezar o dispa rar un barrido horizontal". el osciloscopio digital contiene sistemas de procesamiento de datos adicionales.
Presentación sin disparo
Presentación con disparo
Figura 7: El disparo estabiliza una forma de onda repetitiva En conclusión.
Además. no obstante. (Ver figura 8.
Según las características de su osciloscopio. el sistema vertical ajusta la amplitud de la señal. Los puntos de muestreo del CAD están almacenados en la memoria como puntos de la forma de onda. La pantalla recibe estos puntos de registro una vez que han sido almacenados en la memoria. La velocidad a que marcha el reloj se llama velocidad de muestreo. tal como lo hace el oscilosco pio analógico. El conjunto de puntos de la forma de onda constituye un registro de la forma de onda. el convertidor analógico-digital (CAD) en el sistema de adquisición toma muestras de la señal a intervalos discretos de tiempo y convierte la tensión de la señal en estos puntos a valores digitales llamados puntos de muestra.
Pantalla Sistema de adquisición Sistema vertical Convertidor analógicodigital Procesamiento
Sistema de presentación digital
Sonda Sistema de disparo
Sistema horizontal Reloj de muestreo
Base de tiempo de reloj
Figura 8: Diagrama de bloque del osciloscopio digital
. es posible que tenga lugar algún procesamiento adicional de los puntos de muestreo con el fin de mejorar la imagen. El número de puntos de la forma de onda utilizados para formar el registro se llama longitud del registro. y se mide en muestras por segundo. El sistema de disparo deter mina los puntos de comienzo y final del registro.El osciloscopio
Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a un circuito. El reloj de muestra del sistema horizontal determina con qué frecuencia el CAD toma las muestras. Quizás tenga predisparo disponible lo cual le permite ver eventos antes del punto de disparo. Luego. Estos puntos de la forma de onda pueden estar constituídos por uno o más puntos de muestreo.
el osciloscopio reúne fácilmente un número de puntos de muestra más que suficiente para construir una imagen precisa de la señal. con un osciloscopio digital al igual que con uno analógico.El osciloscopio
Básicamente. para señales más rápidas (la rapidez depende de la velocidad máxima de mues treo del osciloscopio) el osciloscopio no puede reunir suficientes muestras. La interpolación lineal simplemente conecta puntos de muestra con líneas rectas.
El método de muestreo dicta la forma en que el osciloscopio digital debe reunir los puntos de muestra.
Muestreo de Tiempo Real con Interpolación
Los osciloscopios digitales utilizan el muestreo de tiempo real como el método estándar de muestreo. En muestreo de tiempo real. Utilizando este
. La interpolación es una técnica de procesamiento usada para estimar la forma de onda. La interpolación sin x sobre x es un proceso matemático similar al sobremuestreo" utilizado en reproduc tores de discos compactos. La interpolación sinusoidal (o interpolación sin x sobre x) conecta los puntos de muestra con curvas (ver figura 10). Para señales de un solo impulso o señales transitorias hay que utilizar la técnica de muestreo de tiempo real. Puede construir. horizontal y de disparo para tomar una medida. El osciloscopio digital puede hacer dos cosas: H Puede tomar unos pocos puntos de muestreo de la señal en un solo paso (en modo de muestreo de tiempo real) y luego utilizar interpola ción.
Forma de onda construida con puntos de muestra Velocidad de muestreo
Figura 9: Muestreo de tiempo real Los osciloscopios digitales utilizan la interpolación para mostrar señales tan veloces que el osciloscopio no puede reunir más de algunos puntos de muestra. Con la interpolación sinusoidal. Para señales que cambian lentamente. es necesario ajustar las configuraciones vertical. No obstante. el osciloscopio reúne tantas muestras como sea posible mientras ocurre la señal. (Ver figura 9). se calculan los puntos para llenar el tiempo entre las muestras reales. basándose en unos pocos puntos. una imagen de la forma de onda siempre que la señal se repita (modo de muestreo de tiempo equivalente). La interpolación une los puntos con una línea". en algún tiempo.
con el muestreo de tiempo al azar los puntos aparecen sin un orden definido en la forma de onda.
Onda sinusoidal reproducida utilizando interpolación sinusoidal
Onda sinusoidal reproducida utilizando interpolación lineal
Figura 10: Interpolación lineal y sinusoidal
Algunos osciloscopios digitales pueden utilizar el muestreo de tiempo equivalente para capturar señales repetitivas muy veloces. en el caso del reproductor de discos compactos.El osciloscopio
Forma de onda construida con puntos de muestra Primer ciclo de adquisición Segundo ciclo de adquisición Tercer ciclo de adquisición Enésimo ciclo de adquisición
Figura 11: Muestreo de tiempos equivalentes
. Con el muestreo de tiempo secuencial los puntos apare cen de izquierda a derecha en secuencia. reproducidas con precisión. una señal de la cual se toman muestras sólo unas pocas veces en cada ciclo se puede visualizar con precisión o. El muestreo de tiempo equivalente construye una imagen de una señal repetitiva captando un poco de información de cada repetición (ver figura 11). Se ve la forma de onda construyéndose poco a poco como una hilera de luces encendién dose una por una.
El osciloscopio mide las ondas de tensión eléctrica. Los ángulos agudos en la forma de onda significan cambios bruscos. ondas del océano.
Términos de Medición
El término genérico para un patrón que se repite a lo largo del tiempo es onda ondas de sonido. Las líneas rectas diagonales significan un cambio un incremento o una reducción de tensión a una velocidad uniforme. y ondas de tensión son todos patrones repetitivos. El ciclo de una onda es la porción de la onda que se repite. Esta sección describe algunos términos útiles de medición además de los términos de funcionamiento del osciloscopio. La forma de onda de tensión muestra el tiempo sobre el eje horizontal y la tensión sobre el eje vertical. se sabe que no hay cambio durante aquel período de tiempo. Siempre que se vea un cambio en la altura de una forma de onda. Esto es cierto también en el aprendizaje del manejo del osciloscopio. Siempre que haya una línea recta horizontal.Terminología del Osciloscopio
El aprendizaje de una habilidad nueva supone a menudo el aprendizaje de vocabulario nuevo.
Onda sinusoidal amortiguada
Figura 12: Formas comunes de onda
. La figura 12 muestra formas comunes de onda y la figura 13 muestra algunas fuentes comunes de formas de onda. La conformación de onda dice mucho de una señal. se sabe que ha ocurrido un cambio de tensión. La forma de onda es la representación gráfica de una onda. ondas cerebrales.
Terminología del osciloscopio
Figura 13: Fuentes de formas comunes de onda
Figura 14: Ondas sinusoidales y sinusoidales amortiguadas
La onda cuadrada es otra forma común de onda. Tiene propiedades matemáticas armónicas es la misma forma sinusoidal que posiblemente estudió en clase de trigonometría. Los circuitos del televisor.) La onda sinusoidal amortiguada es un caso especial que se puede ver en un circuito que oscila pero que disminuye en el tiempo. Esto es especialmente interesante al analizar los circuitos digitales. La tensión también es alterna. lo cual quiere decir una corriente y tensión que no varía. Las señales de prueba producidas por el circuito oscilador de un generador de señales a menudo son ondas sinusoidales. Básicamente. el radio. La tensión en su enchufe de pared varía como una onda sinusoidal. como la que produce una batería. La onda rectangular es como la onda cuadrada excepto que los intervalos de tiempo de tensión alta y tensión baja no son de la misma duración. La figura 14 muestra ejemplos de una onda sinusoidal y una onda sinusoi dal amortiguada. La mayoría de las fuentes de CA producen ondas sinusoidales. (CA significa corriente alterna. Es una onda estándar para probar amplificadores los amplif icadores buenos aumentan la amplitud de la onda cuadrada con un mínimo de distorsión. y los ordenadores suelen utilizar las ondas cuadradas para las señales temporizadoras. CC significa corriente continua.Terminología del osciloscopio
La mayoría de las ondas se puede clasificar según los siguientes tipos: H H H H Ondas sinusoidales Ondas cuadradas y rectangulares Ondas triangulares y en dientes de sierra Ondas en forma de pulsos y de escalones
La onda sinusoidal es la forma de onda fundamental por varias razones.
. una onda cuadrada es una tensión que se enciende y apaga (o sube y baja) a interva los regulares.
pulso y tren de pulsos
. La figura 16 muestra ejemplos de onda en dientes de sierra y de onda triangular. Los componentes digitales en un ordenador se comunican entre sí por medio de pulsos. Puede representar un bit de información pasando por un circuito de ordenador o puede representar un espurio (un defecto) en un circuito. La transición entre los niveles de tensión de estas ondas cambia a una velocidad constante.
Figura 17: Formas de escalón. y un tren de pulsos. tales como el barrido horizontal de un osciloscopio analógico o la exploración de trama de un televisor. La figura 17 muestra ejemplos de formas de escalón y de pulsos. El escalón indica un cambio brusco en la tensión. Una serie de pulsos que viajan juntos crean un tren de pulsos. El pulso indica lo que se vería si se encendiera y después se apagara un interruptor.
Figura 15: Ondas cuadradas y rectangulares
Ondas en Dientes de Sierra y Triangulares
Las ondas en dientes de sierra y las ondas triangulares resultan de circuitos diseñados para controlar las tensiones linealmente. como se vería al encender un interruptor.Terminología del osciloscopio
La figura 15 muestra ejemplos de ondas cuadradas y rectangulares.
Ondas en dientes de sierra
Figura 16: Ondas en dientes de sierra y rectangulares
Ondas En Forma de Pulsos y Escalones
Señales como los pulsos y los escalones que ocurren una sola vez se llaman señales de un solo impulso o señales transitorias. Esta transición se llama rampa. Los pulsos son comunes en los equipos de rayos X y de comunicaciones.
Frecuencia 3 ciclos por segundo = 3 Hz
Figura 18: Frecuencia y período
La tensión es la cantidad de potencia eléctrica (una especie de poder de la señal) entre dos puntos de un circuito. llamada tensión pico a pico.
Si una señal se repite. La frecuencia se mide en hert zios (Hz) y es igual al número de veces que una señal se repite en un segundo (ciclos por segundo). Uno de estos puntos suele ser una toma a tierra (tensión cero). Esta sección describe algunas de las medidas y términos más comunes. la onda sinusoidal en la figura 18 tiene una frecuencia de 3 Hz y un período de 1/3 de segundo.
.Terminología del osciloscopio
Medición de las Formas de Onda
Se utilizan muchos términos para describir los tipos de medida que toma su osciloscopio. tiene una frecuencia. de manera que 1/período es igual a la frecuencia y 1/frecuencia es igual al período. Por ejemplo. Una señal que se repite también tiene un período esto es la cantidad de tiempo necesario para completar un ciclo. La forma de onda que se muestra en la figura 19 tiene una amplitud de un voltio y una tensión de pico a pico de dos voltios. El período y la frecuencia son recíprocos uno del otro. la palabra amplitud se refiere a la tensión máxi ma de una señal medida desde tierra o tensión cero. pero no siempre quizás quiera medir la ten sión del pico máximo al pico mínimo de una forma de onda. Comúnmente.
en sus demás aspectos similares. se dice que la forma de onda denominada corriente" está 90° fuera de fase con respecto a la forma de onda denominada tensión". Utilizando los grados. se puede referir al ángulo de fase de una onda sinusoidal cuando quiera describir cuánto ha transcurrido del período. Un ciclo de una onda sinusoidal tiene 360°. como se ve en la figura 19. Las ondas sinusoidales están basadas en un movimiento circular y un círculo tiene 360°. El entendimiento de estos términos le ayudará a evaluar y comparar su osciloscopio con otros modelos.Terminología del osciloscopio
La mejor forma de explicar la fase es viendo la onda sinusoidal.
. puesto que las ondas alcanzan puntos simi lares en sus ciclos. separados por 1/4 de ciclo exactamente (360°/4 = 90°). En la figura 20.
0 90 180 270 360
Figura 19: Grados de la onda sinusoidal El cambio de fase describe la diferencia de tiempo entre dos señales.
Fase = 90°
Figura 20: Desplazamiento de fase
Términos de Rendimiento
Los términos descritos en esta sección pueden surgir al hablar del rendi miento del osciloscopio. Los cambios de fase son comunes en la electrónica.
la capacidad del oscilos copio para responder con precisión disminuye. La sensibilidad vertical suele darse en milivoltios (mV) por división. El tiempo de subida puede ser un criterio de rendimiento más apropiado cuando espere medir pulsos y escalones. Las velocidades máximas de muestreo suelen darse en megamuestras por segundo (MM/s).Terminología del osciloscopio
Las especificaciones de ancho de banda indican el rango de frecuencias que el osciloscopio puede medir con exactitud. La velocidad máxima de barrido de un oscilosco pio se suele dar en nanosegundos/div.
En los osciloscopios digitales.)
El tiempo de subida es otra forma de describir el rango de frecuencia útil de un osciloscopio. (Este 70. permitiéndole ver la imagen con toda nitidez. un término basado en la escala logarítmica.
Base de Tiempo o Precisión Horizontal
La precisión de la base de tiempo o precisión horizontal indica la precisión con que el sistema horizontal representa los eventos de la señal en relación al tiempo. La tensión más pequeña que puede detectar un oscilos copio de uso general es normalmente de 2 mV por división vertical de la pantalla. la velocidad de muestreo indica cuántas muestras por segundo puede tomar el CAD (y por lo tanto el osciloscopio). Por regla general. Cuanto más rápidamente pueda tomar muestras el osci
La sensibilidad vertical indica hasta qué punto el amplificador vertical puede amplificar una señal débil. El osciloscopio no puede mostrar con exactitud pulsos cuyo tiempo de subida sea más rápido que el tiempo de subida especificado para el osciloscopio. esta especificación indica la velocidad máxima a que el trazado puede barrer la pantalla. A medida que aumenta la frecuencia de la señal. Se suele indicar como un porcentaje de error.
Para los osciloscopios analógicos.
La precisión de ganancia indica la precisión con que el sistema vertical atenúa o amplifica una señal. el ancho de banda indica la frecuencia en la cual la señal mostrada se reduce a un 70. Se suele indicar como un porcentaje de error.7% de la señal de onda sinusoidal aplicada.7% se conoce como el punto -3 dB".
Normalmente. Algunos osciloscopios digitales le permiten ajustar la longitud del registro. Algunos osciloscopios le permiten añadir más memoria para aumentar la longitud de registro en aplicaciones especiales.
Resolución CAD (o Resolución Vertical)
La resolución. con mayor precisión podrá representar los detalles de una señal rápida. en bits. la velocidad de muestreo cambia con los cambios en el control seg/div para mantener un número constante de puntos de forma de onda en el registro de la forma de onda. Puesto que el osciloscopio puede almacenar solamente un número finito de puntos de registro. La longitud máxima de registro depende de la cantidad de memoria de su osciloscopio. La velocidad mínima de muestreo también puede ser importante si necesita observar señales que cambian lentamente en largos períodos de tiempo.Terminología del osciloscopio
loscopio. existe un canje entre detalle y longitud de registro. Técnicas de cálculo pueden mejorar la reso lución efectiva. Puede obtener una imagen detallada de una señal por un corto período de tiempo (el osciloscopio se llena" de puntos de forma de onda rápidamente) o bien una imagen menos detallada por un período de tiempo más largo. del CAD (y por lo tanto del osciloscopio digital) indica con qué grado de precisión el instrumento puede transformar las tensiones de entrada a valores digitales.
La longitud de registro de un osciloscopio digital define el número de pun tos que el osciloscopio puede acumular en un registro de forma de onda.
Conéctelo enchu fando el cable de potencia de tres clavijas en un enchufe con conexión a tierra.
La conexión a tierra es un paso importante al preparar el osciloscopio para tomar muestras o trabajar en un circuito. Los circuitos integrados tienen conductos diminutos que pueden dañarse por la electricidad estática que usted acumula en el cuer po. protegiendo así al usuario contra cualquier peligro de descarga. la corriente pasa por el camino de conexión a tierra y no a través de usted a tierra. le puede dar una descarga.
. No obstante. es necesario conectar el osciloscopio a tierra.
Conéctese a Tierra Usted Mismo
Si trabaja con circuitos integrados (CI). cualquier parte del armazón. Puede destruir un CI costoso solamente con caminar sobre una alfom bra o quitarse el suéter antes de tocar los cables del CI. La correcta conexión a tierra del osciloscopio le protege de una descarga peligrosa y la conexión a tierra de usted mismo protege de daños a los circuitos con que trabaja.Configuración
Esta sección explica brevemente cómo configurar y empezar a utilizar un osciloscopio en concreto. lleve puesta una tira de conexión a tierra (ver figura 21). Esta tira permite que las cargas eléctricas del cuerpo pasen libremente a tierra. El osciloscopio debe compartir la misma conexión a tierra con los circuitos que va a comprobar. con el osciloscopio debidamente conectado a tierra. incluyendo los controles que parecen aislados. Conectar el osciloscopio a tierra significa conectarlo a un punto de referen cia eléctricamente neutro (como una conexión a tierra). Si una tensión alta entra en contacto con el armazón de un osciloscopio sin conexión a tierra. también tiene que conectarse usted mismo a tierra. Algunos osciloscopios no necesitan una conexión a tierra por separado. poner los controles en posición estándar y compensar la sonda. Estos osciloscopios tienen armazones y controles aislados. La conexión a tierra también es necesaria para tomar medidas exactas con el osciloscopio. Para resolver este problema. cómo hacer su conexión a tierra.
Conecte el Osciloscopio a Tierra
La mayoría de los osciloscopios tienen un mínimo de dos canales de entrada y cada canal puede mostrar una forma de onda en la pantalla. Los canales múltiples son útiles para la comparación de las formas de onda. donde conecta las sondas. y Disparo. Fíjese en los conectores de entrada del osciloscopio. Está dividido en tres secciones principales llamadas Vertical. Es pos ible que su osciloscopio tenga otras secciones según el modelo y tipo (analógico o digital).
. es útil poner los controles en su posición estándar antes de tomar mediciones. Horizontal. mire el panel frontal.Configuración
Conectar a la toma a tierra
Figura 21: Tira típica de toma a tierra para llevar en la muñeca
Después de enchufar el osciloscopio. Si su osciloscopio no tiene esta característica.
Figura 22: Secciones de control del panel frontal de un osciloscopio Algunos osciloscopios tienen un botón AUTOSET (autoposicionamiento) o PRESET (preposicionamiento) que configura en un solo paso los controles para acomodar la señal.
No obstante. cuidadosamente diseñado para no percibir ruido ni interferencia de la radio ni de las líneas eléctricas. Es importante utilizar una sonda diseñada para funcionar con su osciloscopio. Para minimizar la carga del circuito. prestando mayor atención a la sonda pasiva porque es la sonda que le ofrece mayor flexibilidad de uso. Es probable que su osciloscopio incluyera una sonda pasiva como acceso rio estándar. La interacción no deliberada de la sonda y el osciloscopio con el circuito bajo prueba se llama carga del circuito. Dos ejemplos son las sondas activas y las sondas de corriente. existen otros tipos de sondas. Para tomar medidas o hacer pruebas más específicas. ningún dispositivo de medición puede actuar como un observador completamente invisible. La descripción de estas sondas se encuentra a continuación. describe los controles en más detalle. Es un conector de alta calidad. empezando en la página 29. es probable que utilice una sonda atenuadora (pasiva) 10X.
Ahora está listo para conectar una sonda al osciloscopio. Las sondas pasivas son una herramienta excelente para prue bas de uso general y para la localización de problemas.Configuración
Las Posiciones Estándar Incluyen: H H H H H H H H H H Configuración del osciloscopio para presentar el canal 1 Configuración de la escala de voltios/división a una posición de rango medio Apagado de la variable voltios/división Apagado de todos los controles de amplificación Configuración del acoplamiento de entrada del canal 1 a CC Configuración del modo de disparo a automático Configuración de la fuente de disparo al canal 1 Apagado o disposición al mínimo de la retención de disparo Configuración de los controles de intensidad a un nivel de representa ción nominal Ajuste del control de enfoque para obtener una imagen nítida
Estas son instrucciones generales para la configuración del osciloscopio. Si no está seguro de cómo llevar a cabo alguno de estos pasos. remítase al manual del osciloscopio. La sección de Controles. Una sonda es más que una cable con un pinza de conexión en el extremo.
. Las sondas están diseñadas para no influir en el comportamiento del circui to que está comprobando.
La sonda atenuadora 10X (se lee como diez veces") minimiza la carga del circuito y es una sonda pasiva excelente de uso general. Por regla general.Configuración
Uso de la Sonda Pasiva
La mayoría de las sondas pasivas tienen algún factor de atenuación. Muchos osciloscopios pueden detectar si se utiliza una sonda de 1X o de 10X y ajustan la lectura de la pantalla de acuerdo a la sonda. Algunas sondas tienen la ventaja de poder cam biar la atenuación entre 1X y 10X en la punta de la sonda. los factores de atenuación. La sonda 1X es similar a la sonda atenuadora 10X pero le falta el circuito de atenuación. Por lo tanto. tienen la X detrás del factor. Debido a que atenúa la señal. Sin este circuito. La figura 23 muestra un diagrama sencillo del funcionamiento interior de una sonda. tales como la sonda atenuadora 10X. se introduce más interferencia al circuito bajo investigación. Sin embargo.
Entrada al osciloscopio Sonda 10X 9 MW Un décimo de señal (1 Vp-p ) en la entrada
Señal 10 Vp-p
x pF 20 pF 1 MW
Ajuste de compensación de sonda
Figura 23: Red típica de relación 10 a 1 de sonda/osciloscopio
. Por el contra rio. su ajuste y la entrada a un osciloscopio. Este ajuste se llama la compensación de la sonda y se describe con más detalle en la página 26. Antes de utilizar una sonda atenuadora 10X es necesario ajustar dicho equilibrio para su osciloscopio en particular. La sonda atenuadora 10X funciona equilibrando las características eléctricas de la sonda con las características eléctricas del osciloscopio. la sonda atenuadora 10X hace difícil ver las señales de menos de 10 milivoltios. Utilice la sonda atenuadora 10X normalmente pero mantenga la sonda 1X a mano para medir las señales débiles. asegúrese de tener la configuración adecuada antes de tomar mediciones. 100X. como X10. Si su sonda tiene esta característica. los factores de amplificación. y demás. La sonda atenuadora 10X mejora la exactitud de las medi ciones pero también reduce en un factor de 10 la amplitud de la señal visualizada en la pantalla. tienen la X delante. como 10X. asegúrese de utilizar esta clase de sonda al medir señales de más de 5 kHz. con algunos osciloscopios se necesita ajustar el tipo de sonda utilizada o buscar la marca adecuada para 1X o 10X en el control de voltios/div. La carga del circuito se hace más pronunciada en el caso de las frecuencias más altas.
Anillo marcador Herramienta de ajuste
Anillo marcador Punta de gancho retráctil
Punta protectora de circuito integrado
Cable de toma a tierra con pinza de conexión
Figura 24: Una sonda pasiva típica con accesorios
Uso de la Sonda Activa
Las sondas activas proporcionan su propia amplificación o llevan a cabo algún otro tipo de operación para procesar la señal antes de aplicarla al osciloscopio.
Uso de la Sonda de Corriente
Las sondas de corriente permiten la observación y medición directa de las formas de ondas de corriente.Configuración
La figura 24 muestra una sonda pasiva típica y algunos accesorios utiliza dos con la sonda. enviando los resulta dos al osciloscopio. Esta característica las hace únicas puesto que no están conec tadas en serie con el circuito. Las sondas de corriente emplean pinzas que se conectan al alambre portador de corriente. Esta clase de sonda puede resolver problemas tales como la carga del circuito o realizar pruebas sobre las señales.
Dónde Comunicar la Pinza de Toma a Tierra
La medición de una señal requiere dos conexiones: la punta de la sonda y la conexión a tierra. En la práctica. y por lo tanto causan poca o ninguna interfer encia en el circuito. Las hay para medir tanto CA como CC. Las sondas activas requieren una fuente de alimenta ción para su operación. conecte la
. Las sondas vienen con una pinza para conectar a tierra la sonda con respecto al circuito bajo prueba.
pinza de toma a tierra a una conexión a tierra conocida en el circuito. debe compensarla para equilibrar sus características eléctricas con las de un osciloscopio en particular. por ejemplo. Sonda compensada correctamente
Señal de ajuste de la sonda
Observe la amplitud adecuada de una señal de prueba de 1 MHz
Sonda subcompensada
Observe la reducción de amplitud de una señal de prueba de 1 MHz
Sonda sobrecompensada
Observe el aumento de amplitud de una señal de prueba de 1 MHz
Figura 25: Los efectos de una sonda mal compensada
Antes de utilizar una sonda pasiva. La figura 25 muestra lo que sucede a formas de onda medidas con una sonda que carece del equilibrio adecuado. y toque con la punta de la sonda el punto de prueba en el circuito. el chasis de metal del estéreo que está reparando. Una sonda mal ajustada puede hacer que las medidas sean menos exactas. Debe equilibrar la sonda por hábito cada vez que configure el osciloscopio.
. el osciloscopio tendrá las mismas carac terísticas eléctricas con que tomará las mediciones.Configuración
La mayoría de los osciloscopios tienen una señal de referencia de forma de onda cuadrada disponible en un terminal del panel frontal que se utiliza para compensar la sonda de la siguiente manera: H H H H H Una la sonda a un conector de entradas Conecte la punta de la sonda a la señal de compensación de la sonda Conecte la pinza de toma a tierra a tierra Observe la señal de referencia de la onda cuadrada Haga los ajustes necesarios en la sonda para que las esquinas de la onda cuadrada queden cuadradas
Al compensar la sonda. De esta forma. al compensar la sonda. conecte siempre la punta de los accesorios que va a utilizar y conecte la sonda al canal vertical que piensa utilizar.
Su osciloscopio también tiene controles para el ajuste del acoplamiento de la entrada además de otros controles para el acondicionamiento de las señales descritos en esta sección.
Emplee los controles verticales para colocar la imagen y definir la escala de la forma de onda verticalmente. La posición de su osciloscopio en relación al campo magnético de la tierra afecta la alineación de la forma de onda. Entre los controles comunes se encuentran: H Un control de intensidad para ajustar la luminosidad de la forma de onda.Los Controles
Esta sección describe brevemente los controles básicos de los oscilosco pios analógicos y digitales. La figura 26 muestra un panel frontal típico y menús en pantalla para los con troles verticales. Los osciloscopios digitales pueden no tener un control de enfoque. Un control de enfoque para ajustar la nitidez de la forma de onda. Al aumentar la velocidad del barrido de un osciloscopio analógi co. Un control de rotación de trazado para alinear el trazado de la forma de onda con el eje horizontal de la pantalla. Recuerde que algunos controles de oscilosco pios analógicos son diferentes a los usados en los digitales.
VERTICAL MENU Button
DC AC GND CPLG VAR INV BW Off On Off On 20 MHz Full
Figura 26: Controles verticales
. Los osciloscopios digitales pueden no tener un control de rotación de trazado. Otros controles de la imagen le permiten ajustar la intensidad de las luces de la cuadrícula y mostrar o quitar información que aparece en la pantalla (tal como menús). habrá que aumentar su nivel de luminosidad.
Los sistemas de presentación de la imagen varían entre los osciloscopios analógicos y digitales.
a CA o a tierra. La configuración del acoplamiento de CA es útil cuando la señal completa (corriente alterna más continua) es demasiado grande para la configuración de volts/div. también influye en el factor de escala. Un buen osciloscopio de uso general puede mostrar con precisión señales desde 4 milivoltios hasta 40 voltios. El acoplamiento se puede confi gurar a CC.5 volts/div. de abajo a arriba. La configuración voltios por división (generalmente escrito volts/div) varía con el tamaño de la forma de onda sobre la pantalla. 1X ó 10X. el acoplamiento de entrada es la conexión al osciloscopio del circuito que se analiza. Utilice este control para tomar las medidas de tiempo de subida. entonces cada una de las ocho divisiones verticales representa 5 voltios y la pantalla entera.
Acoplamiento de CC de una onda sinusoidal de 1 Vp-p con un componente de 2 V CC 4V 4V Acoplamiento de CA de la misma señal
Figura 27: Acoplamiento de entrada de CA y CC
.Los controles
Posición y Voltios por División
El control de posición vertical le permite mover la forma de onda hacia arriba o hacia abajo para colocarla exactamente donde la quiera en la pantalla. puede mostrar 40 voltios (suponiendo una cuadrícula con ocho divisiones princi pales). Por ejemplo.
El acoplamiento es el método utilizado para conectar una señal eléctrica de un circuito a otro. En este caso. La tensión máxima que se puede presentar en la pantalla es la configuración volts/div multiplicada por el número de divi siones verticales. La figura 27 ilustra esta diferencia. El acoplamiento de CA bloquea el componente de CC de la señal para que se vea la forma de onda centrada a cero voltios. Debe dividir la escala volts/div por el factor de atenuación de la sonda si el osciloscopio no lo hace automáticamente. La configuración volts/div es un factor de escala. Si la configuración es de 0. El acoplamiento de CC muestra la totalidad de una señal de entrada. la pantalla puede presentar 4 voltios de abajo hasta arriba. (Recuerde que la sonda que se utiliza.) Es común que la escala volts/div tenga un control de ganancia variable o de ganancia fina para convertir a escala una señal a un cierto número de divisiones. si la configu ración volts/div es 5 voltios.
la forma de onda parece completa. proporcionándole una representación más definida de la señal.) El modo de operación alterna dibuja cada canal alternativamente el osciloscopio completa un barrido en el canal 1. El cambio de CC a conexión a tierra y viceversa es una forma útil de medir los niveles de tensión de una señal con respecto a toma a tierra. A menudo es útil mostrar la señal de ambas maneras para asegurarse que obtiene la mejor imagen.5 ms o más. (Los osciloscopios digi tales normalmente no utilizan modo de operación alterna ni de troceado. con la tensión baja en la parte superior de la pantalla y la alta en la parte inferior. Este modo de operación se suele utilizar con señales lentas que requieren velocidades de barrido de 1 ms por división o menos.
La mayoría de los osciloscopios tienen un circuito que limita el ancho de banda del osciloscopio. puede ver una línea horizontal en la pantalla que representa cero voltios. Al limitar el ancho de banda. Es decir. por lo tanto. se reduce el ruido que a veces aparece en la forma de onda. y así sucesivamente. La velocidad de cambio es demasiado rápida para que usted lo note.
Visualización Alterna y de Troceado
En los osciloscopios analógicos. los canales múltiples se muestran utilizan do el modo de operación alterna o el de troceado. La figura 28 muestra la diferencia entre los dos modos de opera ción. lo cual le permite ver dónde está la línea de cero voltios en la pantalla. Utilice este modo de operación con señales de mediana a alta velocidad cuando la escala de seg/div esté configurada a 0.Los controles
La configuración a tierra desconecta la señal de entrada del sistema vertical. El modo de troceado hace que el osciloscopio dibuje pequeñas partes de cada señal cambiando constantemente de una a otra. un segundo barrido en el canal 1.
La mayoría de los osciloscopios tienen una función de inversión que permite visualizar una señal al revés". Con un acoplamiento de entrada conectado a tierra y el modo de disparo au tomático. después un barrido en el canal 2.
La figura 29 ilustra una tercera forma de onda creada sumando dos señales diferentes.Los controles
Modo alterno: El Canal 1 y el canal 2 son dibujados alternativamente
Modo de troceado: Segmentos del canal 1 y del canal 2 dibujados alternativamente
Dibujado primero
Dibujado segundo
Figura 28: Modos de visualización de canal múltiple
Su osciloscopio puede tener también operaciones que le permiten sumar dos ondas juntas. creando así una nueva forma de onda. Otra operación ma temática es la resta de formas de onda. Los osciloscopios analógicos combinan las señales mientras que los osciloscopios digitales crean una nueva forma de onda matemáticamente.
Imagen del canal 1
Modo ADD: Combinación del canal 1 y el canal 2
Imagen del canal 2
Figura 29: Suma de canales
. La resta es posible en osciloscopios analógicos utilizando la función inversora de canal en una señal y luego utilizando la operación de suma. Los osciloscopios digitales suelen disponer de una operación de resta.
Utilice los controles horizontales para posicionar y convertir la forma de onda a escala horizontal. La configuración de segundos por división (normalmente escrito como seg/div) le permite seleccionar la velocidad a la que se dibuja la forma de onda en la pantalla (también conocida como configuración de la base de tiempo o velocidad de barrido). El uso del barrido de base de tiempo retardada le permite ver los eventos más claramente o incluso ver eventos que serían imposibles de ver con solamente el barrido de base de tiempo principal. La figura 30 muestra un panel frontal típico y menús en pantalla para los controles horizontales.
MAIN DELAY XY VAR TRCSEP TRIG POS
Figura 30: Controles horizontales
Posición y Segundos por División
El control de posición horizontal mueve la forma de onda de izquierda a derecha para colocarla en la pantalla exactamente donde usted la desee. Esta configuración es un factor de escala. la escala horizontal de seg/div puede tener una regulación de tiempo variable. El cambio de la configuración seg/div le permite ver intervalos de tiempo más largos o más cortos de la señal de entrada. si la configuración es 1 ms.
El osciloscopio tiene una base de tiempo normalmente denominada la base de tiempo principal que es quizás la más útil. Por ejemplo.
. Pero muchos osciloscopios tienen lo que se llama base de tiempo retardada un barrido de base de tiempo que empieza con un retardo predeterminado a partir del barrido de base de tiempo principal. Al igual que con la escala vertical de vols/div. cada división horizontal representa 1 ms y la totalidad del ancho de la pantalla representa 10 ms (diez divi siones). permitiéndole ajustar la escala de tiempo horizontal entre los valores discretos de configuración.
La mayoría de los osciloscopios tienen la capacidad de mostrar una señal de un segundo canal sobre el eje X (en vez del tiempo). puede disparar en el problema. si un problema ocurre de manera intermitente. Por ejemplo.
Posición del Disparo
El control de posición de disparo puede estar ubicado en la sección de controles horizontales de su osciloscopio. posiblemente.Los controles
La base de tiempo retardada requiere la configuración de retardo y posible mente el uso de los modos de operación de disparo retardado y otras configuraciones no descritas en este libro. Los osciloscopios digitales pueden proporcionar visualización del predispa ro porque procesan constantemente la señal de entrada. Esto se llama modo XY. De hecho representa la posición horizontal del disparo en el registro de la forma de onda". Una corriente de datos fluye constantemente a través del osciloscopio. Por el contrario. Remítase al manual suministrado con el osciloscopio para aprender a usar estas opciones. Variar la posición del disparo horizontal le permite capturar lo que hizo una señal antes de un evento de disparo (llamado visualización del predisparo).
. La visualización del predisparo es una ayuda útil para la localización de problemas. grabar los eventos que llevaron al problema y. en la página 47 encontrará una presentación más detallada. los osciloscopios analógicos solamente presentan la señal después de haber recibido el disparo. el disparo solamente indica al osciloscopio que debe guardar en memoria los datos que está recibiendo. El control de posición de disparo horizontal solamente está disponible en los oscilosco pios digitales. independiente mente de si se ha recibido un disparo o no. encontrar la causa.
Su osciloscopio puede tener configuraciones especiales de amplificación horizontal que le permiten mostrar una sección de la forma de onda amplifi cada en la pantalla.
Figura 32: Imágenes sin disparo
Auto Auto Level Normal Single Sequence Video Line Video Field
odd even both
TRIGGER MENU Button
MODE SRC CPLG SLOPE HOLDOFF
Vert Ch1 Ch2 Add Line EXT
DC Noise Reject HF Reject AC LF Reject Rising Falling Min Variable
Figura 31: Controles de disparo El disparo hace que las formas de onda repetitivas aparezcan estáticas en el osciloscopio.Los controles
Los controles de disparo le permiten estabilizar formas de onda repetitivas y capturar formas de onda de un solo impulso. Imagínese la confusión que aparecería en la pantalla si cada barrido empezara en un punto diferente de la señal (ver figura 32). La figura 31 muestra un panel frontal típico y los menús de pantalla de los controles de disparo.
H H Cualquier canal de entrada Una fuente externa. Cuan do la señal de disparo iguala estos valores. Consulte el manual de instrucciones del osciloscopio para más información sobre otros tipos de disparo. El control de nivel determina en qué punto del flanco ocurre el punto de disparo. y es el único tipo tratado en este libro. que no sea la señal aplicada a un canal de entrada
La figura 33 muestra cómo la pendiente de disparo y el nivel de tensión escogidos determinan la forma en que aparece la señal.
Pendiente Pendiente positiva negativa Disparo sobre la pendiente positiva con el nivel ajustado a 3V
Cero voltios Señal de entrada
Disparo sobre la pendiente negativa con el nivel ajustado a 3V
Figura 33: Disparos sobre pendiente positiva y negativa
El osciloscopio no necesariamente tiene que disparar activado por la señal que se está midiendo. video. o lógico. los controles de nivel de disparo y pendiente proporcionan la definición básica de punto de disparo. Varias fuentes pueden disparar el barrido. tales como flanco. El flanco de subida es una pendiente positiva y el flanco de bajada es una pendiente negativa. El disparo del tipo flanco es el tipo de disparo básico y más común.Los controles
Nivel de Disparo y Pendiente
Su osciloscopio puede tener varios tipos de disparo. Usted selecciona la pendiente y el nivel de tensión de un lado del elemento. pulso. El circuito de disparo actúa como un elemento de comparación. Para el disparo del tipo flanco. H El control de pendiente determina si el punto de disparo está en el flanco de subida o de bajada de una señal. se genera el disparo.
la pantalla permanece en blanco (en un osciloscopio analógico)o congelada en la última forma de onda adquirida (en un osciloscopio digital). por ejemplo. mientras se muestra el canal 2.
El modo de operación de disparo determina si el osciloscopio dibuja una forma de onda si no detecta un disparo. su osciloscopio también puede tener acoplamiento de disparo de supresión de alta frecuencia. es probable que utilice ambos modos de operación: el modo normal porque es más versátil y el modo automático porque requiere me nos ajustes. Estas configuraciones especiales son útiles para la eliminación del ruido en la señal de disparo para prevenir disparos en falso. Además del acoplamiento de CA y de CC. un cronómetro dentro del osciloscopio dispara el barrido. El modo de operación automático hace que el osciloscopio barra incluso en la ausencia de un disparo. supresión de baja frecuencia y supresión de ruido. de lo contrario.
. el osciloscopio solamente barre si la señal de entrada alcanza el punto de disparo establecido.Los controles
La señal de la fuente de potencia Una señal generada internamente por el osciloscopio
La mayoría del tiempo puede dejar el osciloscopio configurado para dispa rar en el canal representado. Si no hay una señal presente. El modo de operación normal puede resultar desorientador porque no se ve la señal al principio si el control de nivel no está ajustado correctamente. Tam bién es el mejor modo de operación si se están observando muchas señales y no se quiere ajustar el disparo para cada una. Por lo tanto. En modo de operación normal. o para ajustar automáti camente el nivel de disparo. En la práctica. De este modo se asegura que la visualización no desaparecerá si la señal baja a pequeñas tensiones. Los modos de disparo comunes son normal y automático. también puede seleccionar el tipo de acoplamiento para la señal de disparo. Algunos osciloscopios también tienen modos de operación especiales para barridos únicos. Observe que el osciloscopio puede utilizar una fuente de disparo alterna esté o no esté representada.
Acoplamientos de Disparo
Al igual que puede seleccionar acoplamiento de CA o de CC para el siste ma vertical. para disparar en señales de video. tiene que prestar atención para no disparar inadvertidamente en el canal 1.
de manera que el osciloscopio solamente dispara sobre el primer punto de disparo aceptable. La retención del disparo es el período ajustable de tiempo durante el cual el osciloscopio no puede disparar. Muchos osciloscopios tienen característi cas especiales para hacer más fácil esta tarea.Ningún disparo ha sido reconocido durante el tiempo de retención
Figura 34: Retención de disparo
Retención del Disparo
A veces se requiere gran habilidad para hacer que el osciloscopio dispare en la parte correcta de una señal. La figura 34 muestra cómo el uso de la retención de disparo ayuda a crear una representación útil.
Intervalo de adquisición Intervalo de adquisición
Puntos de disparo Nivel de disparo
Retención . Esta característica es útil cuando esté disparando sobre conformaciones de onda complejas.
Mire las opciones de adquisición en su osciloscopio digital a la vez que lee esta descripción. En la primera sección se le explicaba que los puntos de muestra son los valores digitales que salen directamente del convertidor analógico-digital (CAD). La figura 35 le muestra un ejemplo del menú de adquisición. De aquí que haya varios modos de adquisición en los que un punto de forma de onda está formado por varios puntos de muestra adquiridos secuencialmente. Además. aunque no necesariamente. La diferencia del valor del tiempo entre los puntos de forma de onda se llama intervalo de forma de onda. El intervalo de muestreo y el intervalo de forma de onda pueden ser iguales.Los controles
Controles de Adquisición para Osciloscopios Digitales
Los osciloscopios digitales tienen configuraciones que le permiten controlar cómo el sistema de adquisición procesa una señal. lo cual lleva a otro conjunto de modos de adquisición. Los puntos de forma de onda son los valores digitales guardados en la memoria y presentados en la pantalla para formar la forma de onda. los puntos de forma de onda pueden ser creados a partir de una composición de puntos de mues tra tomados de adquisiciones múltiples. A continuación sigue una descripción de los modos de adquisición usados más comúnmente:
Figura 35: Ejemplo de un menú de adquisición
Los modos de adquisición controlan cómo los puntos de forma de onda son producidos a partir de los puntos de muestra. El tiempo entre los puntos de muestra se llama intervalo de muestreo.
al igual que con el modo de muestreo. El modo de detección de picos suele utilizarse para obtener los registros que se combinan para formar la forma de onda envolvente. Sin embargo. y pueden capturar cambios rápidos de la señal que ocur rirían entre los puntos de forma de onda si estuviera operando en modo de muestreo. El osciloscopio crea un punto de forma de onda guardando un punto de muestra durante cada intervalo de forma de onda. En este caso. Modo envolvente: El modo envolvente es similar al modo de detección de picos. en modo envolvente. incluso en configuraciones de base de tiempo muy lento (intervalo de forma de onda largo). Modo promediado: En modo promediado. puede hacer que el osciloscopio deje automáticamente de adquirir información después de completar una adquisición o después de que un conjunto de registros se hayan convertido en una forma de onda envolvente o promediada. Para este efecto. Los osciloscopios digitales con modo de detección de picos utilizan el CAD a una velocidad rápida de muestreo.
Cómo Activar y Desactivar el Sistema de Adquisición
Una de las grandes ventajas de los osciloscopios digitales es su capacidad de guardar formas de ondas para visualizarlas posteriormente. el modo de alta resolución es una forma de obtener más información en casos donde el CAD puede tomar muestras más rápidamente de lo que requiere la configuración de la base de tiempo. Sin embargo. se prome dian muestras múltiples tomadas dentro de un intervalo de forma de onda para producir un punto de forma de onda. los puntos mínimos y máximos de la forma de onda a partir de adquisiciones múltiples son combinados para formar una forma de onda que muestra los cambios mín/máx en el tiempo. Modo de detección de picos: El osciloscopio guarda los puntos de muestra mínimos y máximos tomados durante dos intervalos de forma de onda y utiliza estas muestras como los dos puntos de forma de onda correspondientes. según lo desee. El modo promediado reduce el ruido sin pérdida de ancho de banda pero requiere una señal repetitiva. El resultado es una disminución del ruido y una mejora de la resolución para señales de velocidad baja. El modo de detección de picos es particularmente útil para ver pulsos estrechos muy espaciados en el tiempo.
. los puntos de forma de onda a partir de adquisiciones consecutivas se promedian para producir la forma de onda final que aparece en pantalla. Además. suele haber uno o más botones en el panel frontal que le permiten activar y desactivar el sistema de adquisición para que pueda analizar formas de onda. Esta característica suele denominarse barrido único o secuencia única y sus controles normalmente se encuentran con los otros controles de adquisición o con los controles de disparo. Modo de alta resolución: Al igual que el modo de detección de picos. el osciloscopio guarda un punto de muestra durante cada intervalo de forma de onda.Los controles
Modo de muestreo: Este es el modo de adquisición más sencillo.
Hasta ahora. Algunas de éstas son: H H H H Cursores de medición Teclados para operaciones matemáticas o entrada de datos Capacidad de impresión Interfaz para la conexión del osciloscopio a un ordenador
Mire las otras opciones que usted tiene disponibles y lea el manual de su osciloscopio para ilustrarse más sobre estos otros controles. Su osciloscopio puede tener otros controles para varias funciones.Los controles
En osciloscopios digitales que pueden utilizar el muestreo de tiempo real o bien de tiempo equivalente. como se describe en la página 10. Tenga en cuenta que esta elección no causa diferencia alguna en las configuraciones con base de tiempo lento y solamente tiene efecto cuando el CAD no puede tomar muestras con suficiente rapidez para llenar el registro con los puntos de la forma de onda en una sola pasada. los controles de adquisición le permitirán escoger cuál de ellos utilizar para la adquisición de señales. hemos descrito los controles básicos que un principiante necesita conocer.
Las indicaciones en los controles del osciloscopio (tales como volts/div y seg/ div) siempre se refieren a divisiones mayores.
Marcas del tiempo de subida
Marcas de la división menor
Figura 36: Cuadrícula de un osciloscopio
. Las marcas de puntos en las líneas centrales vertical y horizontal de la cuadrícula (ver figura 36) se llaman divisiones menores. La cuadrícula suele estar formada por 8 x 10 divisiones. descritas en la página 46. Muchos osciloscopios muestran en la pantalla cuántos voltios representa cada división vertical y cuántos segundos representa cada división horizon tal. Saber cómo hacer estas mediciones manualmente le ayudará a entender y com probar las mediciones automáticas de los osciloscopios digitales. Observe las marcas en la pantalla estas marcas crean la cuadrícula.
Mire la pantalla del osciloscopio. 90% y 100% en la cuadrícula (ver figura 36) para ayudar a realizar mediciones del tiempo de subida. Casi una de cada dos mediciones está basada en una de estas dos técnicas fundamen tales. 10%. Esta sección trata de métodos para realizar mediciones visualmente con la pantalla del osciloscopio. Las dos mediciones más básicas que puede hacer son las de tensión y tiempo.Técnicas de Medición
Esta sección le enseña técnicas de medición básicas. Muchos osciloscopios digitales tienen programas internos de software que realizan estas mediciones automáticamente. Muchos osciloscopios también tienen marcas para 0%. Cada línea vertical y horizontal constituye una división mayor.
La tensión es la cantidad de potencial eléctrico. Ley de Ohm: Tensión = Corriente x resistencia Corriente = Tensión Resistencia Tensión Corriente
Resistencia = Ley de potencia:
Potencia = Tensión x corriente La figura 37 muestra la tensión de un pico (Vp) y la tensión de pico a pico (Vp-p). Utilice la tensión RMS (tensión eficaz) (VRMS) para calcular la potencia de una señal de CA. El osciloscopio es un aparato utilizado principalmente para medir la tensión. Otra fórmula útil es la ley de potencia: la potencia de una señal de CC es igual a la tensión multiplicada por la corriente. la ley de Ohm dice que la tensión entre dos puntos en un circuito es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Por ejemplo. uno de estos puntos es conexión a tierra (cero voltios). Los cálculos para señales de CA son más complicados. pero lo importante aquí es que la medida de la tensión es el primer paso para calcular las demás cantidades. Una vez que haya medido la tensión. Debe tener cuidado al especificar a qué tensión se refiere. entre dos puntos de un circuito.
Pico de tensión Tensión pico a pico Cero voltios Tensión Rms
Figura 37: Tensión de pico y tensión de pico a pico La medición de tensión se toma contando el número de divisiones que una forma de onda ocupa en la escala vertical del osciloscopio. basta con un cálculo más para medir otras cantidades. expresada en voltios. A partir de cualquiera de estas dos cantidades se puede calcular la tercera. La tensión también puede medirse de pico a pico desde el punto máximo de una señal hasta su punto mínimo. La mejor forma de tomar la medición de tensión es ajustando la señal para cubrir la mayoría
. pero no siempre. la cual suele ser el doble de Vp. Normalmente.
Por lo tanto. una vez que conozca el período. La frecuencia es el valor recíproco del período. Las mediciones de tiempo incluyen la medición del período.Técnicas de medición
de la pantalla verticalmente. mayor precisión se obtiene al leerla. las cuales usted puede mover por la pantalla. Al igual que las mediciones de tensión. tomando la medida a lo largo de la línea central vertical de la cuadrícula con las divisiones más pequeñas. las mediciones de tiempo son más precisas cuando se ajusta la porción de la señal que se desea medir en forma que cubra un área grande de la pantalla. (Ver figura 39. ancho de pulso y la sincronización de los pulsos. y a continuación. Los cursores son básicamente dos líneas horizontales para medir la tensión y dos líneas verticales para medir el tiempo. Cuanto más espacio ocupe la imagen en la pantella.)
. Las mejores medidas de tiempo se toman en la línea central horizontal de la cuadrícula que tiene las divisiones más pe queñas.
Tome las medidas de amplitud en la línea vertical central de la cuadrícula
Figura 38: Tensión medida en la línea vertical central de la cuadrícula Muchos osciloscopios tienen cursores en la pantalla que le permiten tomar medidas automáticamente de la forma de onda en la pantalla. Una lectura en la pantalla le muestra la tensión o el tiempo en la posición de los cursores.
Las mediciones de tiempo se toman utilizando la escala horizontal del osciloscopio. la frecuencia es simplemente uno dividido por el período. sin tener que contar las marcas de la cuadrícula.
Tome las medidas de tiempo en la línea horizontal central de la cuadrícula
Figura 39: Tiempo medido en la línea horizontal central de la cuadrícula
Medición de pulso y tiempo de subida
En muchas aplicaciones. El ancho del pulso es la cantidad de tiempo que el pulso tarda en ir desde la tensión baja a la alta y a la baja de nuevo. Ver figura 40 para ver estos puntos de medición.
. los detalles de la forma del pulso son importantes. Por regla general. Así se elimina cualquier irregularidad en las esquinas de transición del pulso. Esto también explica por qué la mayoría de los osciloscopios tienen marcas del 10% y del 90% en la pantalla. El tiempo de subida es la cantidad de tiempo que tarda un pulso en ir desde la tensión baja a la alta. el tiempo de subida se mide desde el 10% al 90% de la tensión total del pulso. y la sincronización de los pulsos en un tren de pulsos es a menudo significativa. Las medidas normales de pulso son el ancho del pulso y el tiempo de subida del pulso. el ancho de pulso se mide al 50% de la tensión total. Por regla general. Los pulsos pueden sufrir distorsiones y hacer que un circuito funcione defectuosamente.
deberá aprender cómo usar la retención de disparo y cómo ajustar el osciloscopio digital para capturar datos anteriores al disparo. Para hacerse un experto en la captura de pulsos.
Medición de Cambio de Fase
La sección de control horizontal puede tener también un modo XY que le permite mostrar una señal de entrada en vez de la base de tiempo en el eje horizontal. La figura 41 muestra figuras de Lissajous para varias relaciones de frecuencia y cambios de fase.) Este modo de operación abre toda una nueva gama de técnicas de medición de cambio de fase. Un método para medir el cambio de fase es utilizar el modo XY. El cambio de fase describe la diferencia de sincronización entre dos señales periódicas que de otra manera serían idénticas. (En algunos osciloscopios digitales éste es el ajuste del modo de visualización. puesto que le permite ver pe queños detalles de un pulso rápido. Esto implica captar una señal en el sistema vertical como de costumbre y después otra señal en el sistema horizontal. se puede establecer la diferencia de fase entre dos señales o su relación de frecuencia. La forma de onda resultante de esta configuración se llama figura de Lissajous (llamada así por el físico francés Jules Antoine Lissajous). La amplificación horizontal es otra característica útil para medir pulsos. La fase de una onda es el tiempo que transcurre desde el principio de un ciclo hasta el principio del siguiente ciclo. Según la forma de la figura de Lissajous. medido en grados.
.Técnicas de medición
Tiempo de subida 100% 90%
Tensión 50% Ancho de pulso 10% 0
Figura 40: Puntos de medición del tiempo de subida y del ancho de pulso Las mediciones de pulso a menudo necesitan que se realice una configura ción cuidadosa del disparo. como se describe antes en la sección de Controles.) Esta configuración se llama medición XY porque tanto el eje X como el Y miden el trazado de tensión. (Este método solamente funciona si ambas señales son ondas sinusoidales.
Frecuencia de la relación X:Y 1:1 0 45
180
270
360
1:2 0 1:3 0 1:4 0 1115 2230 45 6730 90 15 30 60 90 120 2230 45 90 135 180
Figura 41: Figuras de Lissajous
Esta sección ha cubierto técnicas de medición básicas.
. pero ha aprendido bastante para empezar. Su operación pronto le resultará algo natural. Las técnicas de medición que va a utilizar depen derán de su aplicación. Otras técnicas de medición incluyen la configuración del osciloscopio para probar compo nentes eléctricos en una línea de ensamblaje. Practi que utilizando el osciloscopio y leyendo más información sobre él. capturar señales transitorias fugaces y muchas otras que no mencionamos por cuestión de espacio. reducir el ruido de una señal.
La Parte I cubre la información presentada en las siguientes secciones: H H El osciloscopio Terminología del osciloscopio
La Parte II cubre la información presentada en las siguientes secciones: H H H Configuración Los controles Técnicas de medición
.Ejercicios Escritos
Esta sección contiene ejercicios escritos que cubren la información de este libro. Parte I y Parte II. Los ejercicios están divididos en dos partes.
Las respuestas empiezan en la página 60.Ejercicios escritos
Parte 1 Ejercicios
Los siguientes ejercicios cubren la información presentada en estas sec ciones: H H El osciloscopio Terminología del osciloscopio
Compruebe lo que ha aprendido de la información de estas secciones haciendo este breve examen. 3. Circuito del osciloscopio que controla la sincronización del barrido. Adquisición Análogo Ancho de banda Digital Frecuencia Espurio Período Fase Pulso Punto de registro Tiempo de subida Punto de muestra Base de tiempo Transitoria Resolución CAD Voltio Definición A B C D E F G H I J K L M N O P La unidad de diferencia de potencial eléctrico. 15. 11. 8. 4. 16. El número de veces que una señal se repite en un segundo. El tiempo que una onda tarda en completar un ciclo. Una medida de rendimiento que indica la precisión de un CAD. procesarlos y almacenarlos en la memoria. Un rango de frecuencia. 2. El proceso del osciloscopio que consiste en coleccionar puntos de muestra del CAD. Algo que opera con valores discretos. 14. en grados. 12.
. un ancho y un flanco de bajada. de una onda sinusoidal. Una forma de onda común que tiene un flanco de subida. Algo que funciona con valores continuos. 10. Los datos sin procesar de un CAD utilizados para calcular los puntos de registro. Término 1. medido en bits. Un error intermitente en un circuito. 6. 9. Una medida de rendimiento que indica el flanco más rápido que un cierto osciloscopio puede representar con exactitud.
Escriba al lado de cada término de la columna de la izquierda la letra de la definición correspondiente en la columna de la derecha. Una señal medida por el osciloscopio que solamente ocurre una vez. 7. Un valor digital almacenado que representa la tensión de una señal en un momento dado. 13. Término utilizado al referirse a los puntos. 5.
b. Encontrar componentes eléctricos de funcionamiento defectuoso. Los osciloscopios analógicos aplican una tensión de medición directamente al sistema de presentación.
d. Todo lo anterior. mientras que los oscilos copios digitales primero convierten la tensión a valores digitales. Los osciloscopios analógicos miden datos analógicos mientras que los osciloscopios digitales miden dígitos. La tensión se indica en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Ajusta la cantidad de tiempo representada por el ancho de la pantalla. 3. Analizar llamadas de pájaros. Envía un pulso de reloj a la sonda. Con un osciloscopio se puede: a.
d. 5. En la pantalla de un osciloscopio: a. La diferencia entre los osciloscopios analógicos y los digitales es que: a. Los osciloscopios analógicos no tienen menús en la pantalla. Indica la hora del día. c. La sección vertical del osciloscopio hace lo siguiente: a. b. Empieza un barrido horizontal. 4. Adquiere puntos de muestra con un CAD.
d. c. Ajusta la escala vertical. c.
. b.Ejercicios escritos
Ejercicio Sobre el Uso del Osciloscopio
Ponga un círculo alrededor de las mejores respuestas para cada afirmación. 2. Todo lo anterior. Le permite ajustar el brillo de la pantalla. c. Los osciloscopios analógicos no tienen un sistema de adquisición. Algunas afirmaciones tienen más de una respuesta correcta. b.
d. c. Una traza diagonal recta significa que la tensión está cambiando a un ritmo constante. El control de la base de tiempo del osciloscopio hace lo siguiente: a. 1. b. Una traza horizontal recta significa que la tensión es constante. Atenúa o amplifica la señal de entrada.
d. Calcular la frecuencia de una señal.
d. 7. Todas las ondas repetitivas tienen las siguientes propiedades: a. b.
d. Ondas en rampa. Un ancho de banda medido en hertzios. Al evaluar el rendimiento de un osciloscopio analógico. Todo lo anterior. Si explora el interior de un ordenador con un osciloscopio. b. c.
. c. Todo lo anterior. 8.
d. La sensibilidad vertical. Una frecuencia medida en hertzios. Un período medido en segundos. Ondas sinusoidales. algunas de las cosas a tener en cuenta son: a. b. La resolución CAD. es posible que encuentre los siguientes tipos de señales: a.Ejercicios escritos
6. Trenes de pulsos. La velocidad de barrido. c.
Un dispositivo que convierte un estímulo físico específico como el sonido. la cual distorsiona una señal.
5. Un dispositivo de prueba para introducir una señal a la entrada de un circuito. 12. esfuerzo. Término 1.Ejercicios
Los siguientes ejercicios cubren información presentada en estas secciones: H H H Configuración Los controles Técnicas de medición
Compruebe lo que ha aprendido de la información de estas secciones haciendo este breve examen. El método para conectar dos circuitos. Un modo de muestreo en el que el osciloscopio digital colecciona tantas muestras como pueda mientras ocurre la señal y después construye una visualización usando la interpolación si fuera necesario. Una técnica de procesamiento utilizada por osciloscopios digitales para eliminar el ruido de una señal. o intensidad de la luz. 3. 9. 2.Ejercicios escritos
Parte II . en una señal eléctrica.
Escriba al lado de cada término de la columna de la izquierda la letra de la definición correspondiente en la columna de la derecha. Las respuestas empiezan en la página 60. Las líneas horizontales y verticales de una pantalla que sirven para medir las trazas del osciloscopio. Un modo de muestreo en el que el osciloscopio digital construye una imagen de una señal repetitiva capturando un poco de información de cada repetición.
Generador de señales J Barrido único Transductor K L
. 7. Modo de promedio Carga del circuito Compensación Definición A B C La interacción no deliberada de la sonda y el osciloscopio con el circuito bajo prueba.
Toma a tierra Tiempo equivalente Cuadrícula Interpolación Tiempo real
10. Una técnica de procesamiento que consiste en unir los puntos por una línea" para establecer cómo es la forma de una onda veloz. 6. presión. 8. Un modo de disparo que inicia el barrido una vez y debe volver a configurarse para aceptar otro evento de disparo. Un ajuste de sonda para sondas atenuadoras 10X que equilibra las características eléctricas de la sonda con las características eléctricas del osciloscopio.
4. Un conductor que conecta la corriente eléctrica a tierra. basándose en unos pocos puntos. 11.
con enchufe de tres clavijas. La interacción de la sonda y el osciloscopio con el circuito bajo prueba.
d. Medir el ancho de pulso. b. Detectar señales de ondas sinusoidales. La carga del circuito viene causada por: a. Una señal de entrada con una tensión demasiado alta. c.
d. Es necesario compensar la sonda para: a. 2. Todo lo anterior. incluso cuando la energía esté desconectada. Es necesario conectar a tierra un osciloscopio: a. c. Convertir a escala las formas de onda en la pantalla. Poner demasiado peso en un circuito. Evitar tocar conexiones expuestas en un circuito bajo prueba. 3. b. 1. 4.
. c. Una sonda atenuadora 10X descompensada. Prevenir daños al circuito bajo prueba. b. Alinear la traza de forma de onda con el eje horizontal de la pantalla de un osciloscopio analógico.Ejercicios escritos
Ejercicio Sobre el Uso de Osciloscopios
Ponga un círculo alrededor de las mejores respuestas para cada afirmación. Equilibrar las características eléctricas de la sonda atenuadora 10X con el osciloscopio. Todo lo anterior. b.
d. Para alinear la traza con el eje horizontal de la pantalla. Algunas afirmaciones tienen más de una respuesta correcta. El control de rotación de traza es útil para: a. Por razones de seguridad. Mejorar la exactitud de las mediciones. 5. usted debe: a. Aprender a reconocer los componentes eléctricos potencialmente peligrosos. Para operar un osciloscopio con seguridad.
d. c. Todo lo anterior. c. Para proporcionar un punto de referencia para tomar mediciones. Conectar a tierra el osciloscopio con un cable de potencia adecua do. b.
Ajustar a tierra el acoplamiento de entrada vertical hace lo siguiente: a. Todo lo anterior. Le permite ver dónde se encuentra el punto de cero voltios en la pantalla. Estabilizar las formas de onda repetitivas en la pantalla. Capturar formas de onda de un solo impulso. El control de voltios por división se utiliza para: a. 7. b. Ajustar el número de voltios que representa cada división. la pantalla permanece en blanco. c.
d. En modo normal. c.
d. Cómo los puntos de muestra son procesados para formar puntos de registro.Ejercicios escritos
d. Convertir una forma de onda a escala vertical. El disparo es necesario para: a. de lo contrario. La diferencia entre el modo de disparo automático y el normal es: a. c. b. c. Hace que aparezca una representación horizontal en la pantalla. Marcar un punto específico de una adquisición. Colocar una forma de onda verticalmente. En modo normal. La longitud de registro.
d. c. el osciloscopio solamente barre si la señal de entrada alcanza el punto de disparo. Todo lo anterior. El modo de operación del osciloscopio utilizando modo de mues treo de tiempo real o de tiempo equivalente para coleccionar puntos de muestra. El modo automático hace que el osciloscopio barra continuamente incluso sin ser disparado. Atenuar o amplificar una señal de entrada. Todo lo anterior. El control de adquisición de un osciloscopio digital le permite especificar: a. b. b. 9. b. el osciloscopio solamente barre una vez y des pués para. Desconecta la señal de entrada del osciloscopio. Todo lo anterior.
d. El modo de muestreo. Al 50% de la tensión máxima del pulso. El modo de adquisición que reduce mejor el ruido en una señal repetiti va es: a. 4 voltios de pico a pico.1 ms. Si los segundos/división están ajustados a 0. c.5 voltios de pico a pico. 0. Mediciones de tiempo y tensión. Al 10% y al 90% de la tensión máxima del pulso. Mediciones de ancho de pulso y cambio de fase. 0. b. c. el ancho de pulso se mide: a.
d. El modo de operación envolvente. la señal más grande que puede caber en la pantalla (suponiendo que la pantalla es de 8 x 10 divisiones) es: a. b. 15. la cantidad de tiem po representada por el ancho de la pantalla es: a. 12. c. b. 8 voltios de pico a pico. Al 90% de la tensión máxima del pulso.1 ms.5.Ejercicios escritos
11. 62. 14. Por regla general. 0.
d. Las dos mediciones más básicas que se pueden tomar con un oscilos copio son: a. b. El modo de detección de picos. 1 ms. 1 segundo.5 milivoltios de pico a pico.
d. Al 10% de la tensión máxima del pulso.
. El modo de promedio. c. b.1 kHz. c. Mediciones de tensión y pulso. Mediciones de tiempo y frecuencia. Si los voltios/división están ajustados a 0. 13.
Si conecta una sonda al circuito bajo prueba y la pantalla se mantiene en blanco.
. e.Ejercicios escritos
16. Comprobar que la sonda no tiene un cortocircuito y asegurarse de que está conectada a tierra adecuadamente.
d. Ajustar el acoplamiento de entrada vertical a CA y ajustar los voltios/ división a su valor más grande ya que una señal grande de CC puede exceder el bordo superior o inferior de la pantalla. Poner el modo de disparo en automático ya que el modo normal muestra la pantalla en blanco. b. Comprobar que la intensidad de la pantalla es suficiente. usted debe: a. Comprobar que el osciloscopio está configurado para mostrar el canal al que está conectada la sonda. c. Comprobar que el osciloscopio está configurado para disparar en el canal de entrada que esté utilizando. f.
.Respuestas a los ejercicios escritos
Las respuestas a los ejercicios escritos están al dorso de esta hoja.
4. 11. B. 2. 16. 6. 12. C A. 4. 4. 2.D 3. 14. 3. G A L 4. 8.B B A. 14.Respuestas a los ejercicios escritos
Respuestas a los ejercicios escritos
Parte I: Respuestas al ejercicio de vocabulario
1. 12. 7. 6. 15. D B. 11. J I C 10. D J E C 9. 15. 11. F K E
Parte II: Respuestas al ejercicio sobre el uso del osciloscopio
1. L M O N 5. 7.B 7. 16. 2.B. C B B G
. D A.D D D 9. 5. 3. 8. 9. 12.C.C 5. 8. H B D 7. I K B A
Parte I: Respuestas al ejercicio sobre el uso del osciloscopio
1. 6. 10.D
Parte II: Respuestas al ejercicio de vocabulario
1. 2. D C 5. 10. 6. D A.C D D B 13. 3. G F H P 13. 8. D A.
Carga del circuito La interacción no deliberada de la sonda y el osciloscopio con el circuito bajo prueba. Barrido Una pasada horizontal del haz de electrones de un osciloscopio. Compensación Un ajuste de sonda para sondas 10X que equilibra la capacitancia de la sonda con la capacitancia del osciloscopio
. Barrido único Un modo de disparo para visualizar una pantalla completa de una onda y después pararla. La base de tiempo se ajusta mediante el control de segundos/división. de izquierda a derecha. Ancho de banda Un rango de frecuencia. Los circuitos conectados con un alambre son acoplados directamente. los circuitos conectados me diante un condensador o un transformador son acoplados indirecta mente (o por CA).
CAD (Convertidor analógico-digital) Un componente electrónico digital que convierte una señal eléctrica en valores binarios discretos. Amplitud La magnitud de una cantidad o fuerza de una señal. Atenuación Una disminución de la tensión de una señal durante su transmisión desde un punto a otro. En electrónica. Base de tiempo Circuito del osciloscopio que controla la sincronización del barrido. CA (Corriente alterna) Una señal en la que la corriente y la tensión varían siguiendo un modelo repetitivo a lo largo del tiempo. a lo largo de la pantalla del TRC. la cual distorsiona una señal. CC (Corriente Continua) Una señal con tensión y corriente constantes.Glosario
Acoplamiento El método de conectar dos circuitos. la amplitud suele referirse a la tensión o a la potencia.
Gigahertzio (GHz) 1. División Marcas de medición en la cuadrícula del TRC del osciloscopio. Detección de picos Un modo de adquisición para osciloscopios digitales que permite ver los puntos extremos.Glosario
Conexión a tierra 1. Eje Z La señal que en un osciloscopio controla el brillo del haz de electrones mientras se forma la traza.000. medida en hertzios (ciclos por segundo). Disparo El circuito que inicia un barrido horizontal en un osciloscopio y que determina el punto inicial de una forma de onda.
. El osciloscopio lee luego la salida del circuito.000 hertzios. Frecuencia El número de veces que una señal se repite en un segundo. La frecuencia es igual a 1/período. El punto de referencia de tensión de un circuito. Cuadrícula Las líneas de una pantalla para medir los trazados en un osciloscopio. Envolvente El contorno descrito por los picos más altos y más bajos adquiridos a lo largo de muchas repeticiones. una unidad de frecuencia. Cursor Un marcador en la pantalla que se puede alinear con la forma de onda para tomar medidas exactas. Generador de señales Un dispositivo de prueba para introducir una señal en la entrada de un circuito.000. Una conexión conductora mediante la cual un circuito o equipo eléctrico se conecta a tierra para establecer y mantener un nivel de tensión de referencia. altos y bajos. medido en grados. Enfoque El control del osciloscopio que ajusta el haz de electrones del TRC para producir la nitidez de la imagen. Fase El tiempo que transcurre desde el principio de un ciclo hasta el principio del siguiente ciclo. 2. Forma de onda Una representación gráfica de una tensión que varía con el tiempo. de una señal. Espurio Un error intermitente en un circuito.
Microsegundo (ms) Una unidad de tiempo equivalente a 0.000000001 segundos.
.000001 segundos. la unidad de frecuencia. Kilohertzio (kHz) 1. Interpolación Una técnica de procesamiento que consiste en unir los puntos por una línea" para estimar la forma de una onda veloz.000 hertzios. Milisegundo (ms) Una unidad de tiempo equivalente a 0. Modo de operación troceado Un modo de operación de visualización en el que se trazan pequeñas partes de cada canal de manera que puedan aparecer en la pantalla más de una forma de onda simultáneamente. Muestreo de tiempo real Un modo de muestreo en el que el osciloscopio colecciona el mayor número posible de muestras mientras ocurre la señal.000. Modo de operación alternado Un modo de operación de visualización en el que el osciloscopio com pleta el trazado de un canal antes de empezar el trazado de otro canal.000 hertzios. Nivel de disparo El nivel de tensión que una señal fuente de disparo debe alcanzar antes de que el circuito de disparo inicie un barrido. Megamuestras por segundo (MS/s) Una unidad de velocidad de muestreo igual a un millón de muestras por segundo. una unidad de frecuencia. Onda cuadrada Una forma común de onda que consiste en pulsos cuadrados repetidos.Glosario
Hertzio (Hz) Un ciclo por segundo. Muestreo de tiempo equivalentes Un modo de muestreo en el que el osciloscopio construye una imagen de una señal repetitiva capturando un poco de información de cada repetición. Megahertzio (MHz) 1. Nanosegundo (ns) Una unidad de tiempo equivalente a 0. una unidad de frecuencia. Longitud de registro El número de puntos de una forma de onda utilizados para crear el registro de una señal. basándose en unos pocos puntos.001 segundos.
Promediado Una técnica de procesamiento utilizada por los osciloscopios digitales para eliminar el ruido de una señal. Pico a pico (Vp-p) La tensión medida desde el punto máximo de una señal hasta su punto mínimo. Punto de muestra Los datos sin procesar de un CAD utilizados para calcular los puntos de registro. mientras que una pendiente negativa disminuye de izquierda a derecha. Pendiente En un gráfico o pantalla de un osciloscopio. un ancho y un flanco de bajada. el área de visualización.Glosario
Onda sinusoidal Una forma común de onda curva que está definida matemáticamente. Pulso Una conformación de onda común que tiene un flanco de subida. Retención de disparo Un control que inhibe el circuito de disparo para que no busque un nivel de disparo durante un tiempo especificado después del final de la forma de onda.
. Punto de forma de onda Un valor digital que representa la tensión de una señal en un momento dado. Una pendiente positiva aumenta de izquierda a derecha. Pico (Vp) El nivel máximo de tensión medido desde un punto de referencia cero. Período El tiempo que tarda una onda en completar un ciclo. Osciloscopio Un instrumento para hacer visibles los cambios de tensión en función del tiempo. Los puntos de registro se calculan a partir de puntos de muestra que después son almacenados en la memoria. La palabra osciloscopio viene de oscilar". Ruido Una tensión o corriente no deseada en un circuito. Pantalla La superficie de un TRC sobre la que se produce una imagen visible. El período es igual a 1/frecuencia. ya que los osci loscopios a menudo se utilizan para medir tensiones oscilantes. RMS Raíz media cuadrática. la relación de una distancia vertical con respecto a una distancia horizontal. generalmente dos veces el nivel Vp.
entre dos puntos. presión. Tiempo de subida El tiempo que tarda el flanco ascendente de un pulso en subir desde sus valores mínimos a sus máximos (normalmente medidos desde el 10% al 90% de estos valores). Sonda Un dispositivo de entrada de un osciloscopio que normalmente tiene una punta de metal para hacer contacto eléctrico con un elemento de un circuito y un cable flexible para transmitir la señal al osciloscopio. en una señal eléctrica. o intensidad de la luz. La pantalla de televisión es un TRC. Tensión La diferencia de potencial eléctrico. TRC (Tubo de rayos catódicos) Un tubo de haz de electrones en el que el haz puede enfocarse en una pantalla luminiscente y variar en posición e intensidad para producir una imagen visible. esfuerzo. expresada en voltios. Transitoria Una señal medida por un osciloscopio que solamente ocurre una vez (también llamada un evento transitorio). Transductor Un dispositivo que convierte una cantidad física específica como el sonido. Velocidad de barrido Lo mismo que la base de tiempo.Glosario
Solo impulso Una señal medida por un osciloscopio que solamente ocurre una vez (también llamada un evento transitorio). Toma a tierra Un conductor que disipa grandes corrientes eléctricas en la tierra. Voltio La unidad de diferencia de potencial eléctrico.
. Traza Las formas visibles dibujadas en un TRC por el movimiento de un haz de electrones.
Abreviaturas, definición CA, G 1 CAD, G 1 CC, G 1 GHz, G 2 Hz, G 3 kHz, G 3 MHz, G 3 ms, G 3 MS/s, G 3 ns, G 3 RMS, G 4 TRC, G 5 Vp, G 4 Vp-p, G 4 Acoplamiento CA, 30 CC, 30 Conexión a tierra, 30 definición, G 1 Acoplamiento de disparo CA, 37 CC, 37 Supresión de alta frequencia, 37 Supresión de baja frecuencia, 37 Supresión de ruido, 37 Acoplamiento de Entrada, 30 Amplificación, Horizontal, 34 Amplificador, 7 Amplitud, definición, G 1 Ancho de Banda, 19 definición, G 1 Atenuación, definición, G 1 Atenuador, 7 Autoposicionamiento, 22 definición, G 1 Principal, 33 Retardada, 33 Controles de presentación, 29 Controles de visualización, 31 Controles del panel frontal, 22 Controles horizontales, 33 Controles verticales, 29 Convertidor, Analógico-digital, 6 Cuadrícula, 43 definición, G 2 Cursor, definición, G 2 Cursores, 45
CA, 15 definición, G 1 CAD, 6 definición, G 1 Cálculos Corriente, 44 Potencia, 44 Resistencia, 44 Tensión, 44 Cambio de fase, 18 Carga del circuito, 23, 25 definición, G 1 CC, 15 definición, G 1 Ciclo, 13 Compensación, definición, G 1 Compensación de sonda ¿Como hacerlo?, 26 ¿Qué es?, 24 Conectar a tierra el osciloscopio, 21 Conectarse a tierra de uno mismo, 21 Conectores de entrada, 22 Conexión a tierra, 21 definición, G 2 Configuración de controles, Típicos, 23 Control de enfoque, 29 Control de voltios por división, 30 Controles Disparo, 22 Horizontal, 22 Vertical, 22 Controles de adquisición, 39 Controles de disparo, 35 Controles de intensidad, 29
Detección de picos, definición, G 2 Disparo, definición, G 2 Disparo automático, 37 Disparos en falso, Eliminación, 37 División, definición, G 2 Divisiones, 43
Eje Z, definición, G 2 Electricidad estática, 21 Enfoque, definición, G 2 Envolvente, definición, G 2 Escala, 43 Escala vertical, 30 Escalón, 16 Espurio, 16 definición, G 2
Barrido, definición, G 1 Barrido único, definición, G 1 Base de tiempo, 8, 33
Fase, 18 definición, G 2 Figuras de Lissajous, 47 Forma de onda, 13 definición, G 2 Frecuencia, 17 definición, G 2 Fuentes de disparo, 36 Función inversora, 32
Límite de banda, 31 Longitud de registro, 9, 20, 41 definición, G 3
Muestreo, 41 De tiempo equivalente, 11 De tiempo real, 10 Interpolación, 10 Muestreo de tiempo al azar, 11 Muestreo de tiempo equivalente, 11 Muestreo de tiempo equivalentes, definición, G 3 Muestreo de tiempo real, 10 definición, G 3 Muestreo de tiempo secuencial, 11
Marcas de porcentaje, 43 Medición de tensión Cuadrícula, 45 Cursores, 45 Utilizando la cuadrícula, 44 Mediciones Ancho de pulso, 45 Frecuencia, 45 Período, 45 Pico, 44 Pico a pico, 44 Tensión, 44 Tiempo, 45 Tiempo de subida, 43 Mediciones de cambio de fase, 47 Mediciones de frecuencia, 45 Mediciones de pulso, 46 Mediciones de tensión, 44 Mediciones de tiempo, 45 Megahertzio, definición, G 3 Megamuestras por segundo, defini ción, G 3 Método de muestreo, 10 Microsegundo, definición, G 3 Milisegundo, definición, G 3 Modo alternado de visualización de troceado, 31 Modo de adquisición, 39 Detección de picos, 41 Muestreo, 41 Promediado, 41 Modo de operación alternado, defini ción, G 3 Modo de operación troceado, defini ción, G 3 Modo XY, 47 Modos de disparo Automático, 37 Normal, 37 Muestra, 41
Ganancia variable, 30 Generador de señales, definición, G 2 Gigahertzio, definición, G 2
Nanosegundo, definición, G 3 Nivel de disparo, 36 definición, G 3 Normal, 37
Hertzio, definición, G 3 Horizontal Base de tiempo, 8 Posición, 33
Onda cuadrada, 15 definición, G 3 Onda en dientes de sierra, 16 Onda rectangular, 15 Onda sinusoidal, definición, G 4 Onda triangular, 16 Ondas sinusoidales, 15 Amortiguadas, 15 Operación de suma, 32 Operaciones matemáticas Resta de formas de onda, 32 Suma de formas de onda, 32 Osciloscopio definición, G 4 Qué es, 3 Osciloscopios Analógico, 7 Cómo funciona, 7 Digital, 8 Digital y analógico, 6 Su propósito, 5 Osciloscopios analógicos, 7
Interpolación, 10 definición, G 3
Kilohertzio, definición, G 3
Ley de Ohm, 44 Ley de potencia, 44
Osciloscopios digitales, 8
Registro, 9 Relaciones de frecuencia, 47 Resolución, 20
Pantalla, definición, G 4 Pendiente, definición, G 4 Pendiente de disparo, 36 Período, 17 definición, G 4 Pico, definicón, G 4 Pico a pico, 17, 44 definición, G 4 Pinza de toma a tierra, 25 Precisión de ganancia, 19 Precisión de la base de tiempo, 19 Precisión horizontal, 19 Predisparo, 9, 29 Preposicionamiento, 22 Promediado, 41 definición, G 4 Pulso, 16 definición, G 4 Punto de forma de onda, definición, G4 Punto de muestra, 41 definición, G 4 Punto de registro, 41 Puntos de la forma de onda, 9 Puntos de muestra, 9 Puntos de registro, 40
definición, G 5 Pico, 44 Pico a pico, 44 Rms, 44 Terminología, 13 Términos de medición, 13 Términos de rendimiento, 18 Tiempo de subida, 19 definición, G 5 Tira de conexión a tierra, 21 Toma a tierra, definición, G 5 Transductor, 5 definición, G 5
Resolución del CAD, 20 Resolución vertical, 20 Retención de disparo, 38 definición, G 4 RMS, definición, G 4 Rotación de trazado, 29 Ruido, definición, G 4
Segundos por división, 33 Seguridad, 21 Señales de un solo impulso, 16 Sensibilidad vertical, 19 Sistema de adquisición, 9 Sistema de disparo, 8 Sistema horizontal, 8 Sistema vertical, 7 Solo impulso, 16 definición, G 5 Sonda, definición, G 5 Sondas, 23 Sondas activas, 25 Sondas de corriente, 25 Sondas pasivas, 24
Transitoria, 16 definición, G 5 Traza, definición, G 5 TRC, 7 definición, G 5 Tren de pulso, 16
Velocidad de barrido, 19 definición, G 5 Velocidad de muestra, 19 Velocidad de muestreo, 9 Maxima, 19 Vertical, control de posición, 30 Visualización de canal, 31 Voltio, definición, G 5
Rampas, 16
Tensión, 17
Más de este usuarioTOYOTA-Hi-Lux-FaultCodes-0692TOYOTA-Hi-Lux-FaultCodes-0692
Conceptos_Basicos_Osciloscopios by yargen9,4K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedOnda cuadradaOnda cuadradaby Ingrid CamposEL GENERADOR DE SEÑALESEL GENERADOR DE SEÑALESby Zacarias Mellado Ayala7 Osciloscopio Digital7 Osciloscopio Digitalby omar_tunitec0Apuntes de Conversi¢n con EjerciciosApuntes de Conversi¢n con Ejerciciosby Esteban Cid Gonzálezpreparatorio 1preparatorio 1by Sara EmiliaComo Funciona Un OsciloscopioComo Funciona Un Osciloscopioby api-3713965manejo de osciloscopiomanejo de osciloscopioby Juan Fco Rocha ParedesPotencia complejaPotencia complejaby Pablo Andres Flores TovarMaterial de Apoyo Para El LabMaterial de Apoyo Para El Labby Eiser AlejandroCINRCUITOS DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETACINRCUITOS DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETAby Ingrid CamposOnda cuadradaOnda cuadradaby nata28Como Configurar Una Red Ad Hoc (de Igual a Igual)Como Configurar Una Red Ad Hoc (de Igual a Igual)by Winfor4EE441 2012 - Guia de laboratorio circuitos electrónicos IEE441 2012 - Guia de laboratorio circuitos electrónicos Iby Carlos SalasMagnirudes alternas en el dominio del tiempoMagnirudes alternas en el dominio del tiempoby albaricocke90OSCILOSCOPIO ANALOGOOSCILOSCOPIO ANALOGOby Diiosas D Viillaotipos de Antenastipos de Antenasby Carlos A. Espinoza O.tipos de antena, su origen y su funciones...CURN..."ponzio"tipos de antena, su origen y su funciones...CURN..."ponzio"by ponzioCircuito RecortadorCircuito Recortadorby Tamara FrettesCLASIFICACIÓN DE ANTENASCLASIFICACIÓN DE ANTENASby kike159Laboratorio osciloscopioLaboratorio osciloscopioby Gerson Santiago Bernabe VelasquezPREPARATORIO #1PREPARATORIO #1by Sam EstebanPestaña de Internet ExplorerPestaña de Internet Explorerby nuryfvInforme de AntenasInforme de Antenasby Hugo Arriagada AlbarranGENERADOR DE SEÑALESGENERADOR DE SEÑALESby juanpisieSimilar to Conceptos_Basicos_OsciloscopiosOnda cuadradaOnda cuadradaEL GENERADOR DE SEÑALESEL GENERADOR DE SEÑALES7 Osciloscopio Digital7 Osciloscopio DigitalApuntes de Conversi¢n con EjerciciosApuntes de Conversi¢n con Ejerciciospreparatorio 1preparatorio 1Como Funciona Un OsciloscopioComo Funciona Un Osciloscopiomanejo de osciloscopiomanejo de osciloscopioPotencia complejaPotencia complejaMaterial de Apoyo Para El LabMaterial de Apoyo Para El LabCINRCUITOS DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETACINRCUITOS DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETAOnda cuadradaOnda cuadradaComo Configurar Una Red Ad Hoc (de Igual a Igual)Como Configurar Una Red Ad Hoc (de Igual a Igual)EE441 2012 - Guia de laboratorio circuitos electrónicos IEE441 2012 - Guia de laboratorio circuitos electrónicos IMagnirudes alternas en el dominio del tiempoMagnirudes alternas en el dominio del tiempoOSCILOSCOPIO ANALOGOOSCILOSCOPIO ANALOGOtipos de Antenastipos de Antenastipos de antena, su origen y su funciones...CURN..."ponzio"tipos de antena, su origen y su funciones...CURN..."ponzio"Circuito RecortadorCircuito RecortadorCLASIFICACIÓN DE ANTENASCLASIFICACIÓN DE ANTENASLaboratorio osciloscopioLaboratorio osciloscopioPREPARATORIO #1PREPARATORIO #1Pestaña de Internet ExplorerPestaña de Internet ExplorerInforme de AntenasInforme de AntenasGENERADOR DE SEÑALESGENERADOR DE SEÑALESGenerador Diente de SierraGenerador Diente de SierraPROBLEMAS DE AMPLIFICADORESPROBLEMAS DE AMPLIFICADORESDiodosDiodos

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución