Source: https://la.flukecal.com/products/electrical-calibration/bench-multimeters/mult%C3%ADmetro-de-8-5-d%C3%ADgitos-8558a
Timestamp: 2020-02-18 12:18:47+00:00

Document:
﻿ El multímetro más rápido de 8,5 dígitos | Multímetro digital | Fluke Calibration
El multímetro de 8,5 dígitos 8558A digitaliza 5 megamuestras por segundo a alta velocidad para automatización de sistemas en laboratorios y pruebas de fabricación. El nuevo diseño del sistema de alta velocidad de Fluke y la capacidad de digitalización directa más rápida del sector permiten un aumento significativo del rendimiento para muchas aplicaciones de sistemas automatizados que requieren una combinación de la más alta velocidad y la mejor precisión. Ofrece una precisión extraordinaria en un amplio rango de medida, en más de nueve funciones y con una interfaz intuitiva de usuario y una pantalla a color.
El 8558A comparte la misma plataforma que el multímetro de referencia 8588A. La plataforma cuenta con una interfaz intuitiva de usuario común con una estructura de menús que facilita la navegación para todo tipo de configuraciones y un conjunto de instrucciones compatibles con SCPI para entornos automatizados. La plataforma del 8588A garantiza un mínimo de 100.000 lecturas por segundo de 4,5 dígitos a través de GPIB, USBTMC o Ethernet, y cuenta con una memoria de datos que permite almacenar hasta 15 millones de lecturas.
A. Terminales de Visual Connection Administración
Los terminales activos se encienden para ayudar al usuario a realizar las conexiones adecuadas.
B. Configuraciones de fácil acceso
Disponibilidad directa de rango, apertura, impedancia de entrada, filtro de RMS y otros parámetros de configuración de la medida.
C. Pantalla grande y brillante a todo color
La interfaz intuitiva de usuario y la estructura plana del menú facilita el acceso a las configuraciones y la visualización de gráficos de tendencias, formas de onda, FFT, histogramas y estadísticas.
D. Interruptor electrónico programable de entrada frontal/trasera
Elimina el funcionamiento manual y permite obtener resultados de inmediato con un solo control remoto.
E. Terminal de 30 A (solo en 8588A; 2 A en 8558A)
Ofrece el rango de medida de corriente más amplio del sector a través de un único terminal.
F. Teclas virtuales del menú
Se adaptan a la función activa, por lo que la estructura de menús es intuitiva y fácil de aprender.
G. Selección de idioma
Escoja entre inglés, chino, francés, japonés, coreano, ruso y español.
H. Ejecutar/detener disparo
Cambia el estado de medida continua o de ejecución libre
I. Puertos USB
Descargue los datos de forma rápida y sencilla en una unidad flash.
J. Disp. entr./Disp. sal.
La precisión de disparo maximiza la sincronización al automatizar el sistema.
K. Cont. frec.
Permite medidas de contadores de frecuencia de 100 MHz a 0,5 uHz/z.
L. Terminales de entrada del panel posterior
Refleja los terminales de entrada del panel frontal para que la conexión sea compatible y medir la relación entre la parte delantera y la trasera.
Interfaz remota estándar para integración directa del sistema.
N. Puerto USB
O. Terminal 2 A
Principales características y rendimiento del 8558A
100 mV a 1000 V (1050 V máx.)
2,02 veces el fondo de escala
Resolución máxima: 1 nV
4,0 μV/V (95%) 5,7 μV/V (99%), 1 año
0,5 μV/V (95%) 0,65 μV/V (99%), estabilidad durante 24 horas
Apertura de lectura de 0 a 10 s (resolución de 200 ns)
Resolución máxima: 1 pA
9 µA/V (95%) , 12 µA/V (99%), 1 año
Apertura de lectura de 0 ns a 100 s
10 mV a 1000 V, de 1 Hz a 10 MHz, (1050 Vrms máx.)
2,02 veces el fondo de escala Vpp, 1,2 veces el fondo de escala Vrms
80 μV/V (95%), 103 μV/V (99%), 1 año
10 uA a 30 A (solo en 8588A; 2 A en 8558A)
2,02 veces el fondo de escala Vpp, de 1 Hz a 100 kHz 1,2 veces el fondo de escala Vrms
300 µA/V (95%) , 387 µA/V (99%), 1 año
1Ω a 10 GΩ (máx. 20 GΩ)
Resolución máxima: 10 nΩ
10 μΩ/Ω (95%), 13 μΩ/Ω (99%), 1 año
Modo de baja corriente, modo de alta tensión y Tru Ohms™
V de digitalización
100 mV a 1000 V (1050 mA máx.)
Resolución máxima: 18 bit
Frecuencia de muestreo de 5 megamuestras por segundo
Ancho de banda de hasta 20 MHz
I de digitalización
10 μA a 30 A (solo en 8588A; 2 A en 8558A)
Ancho de banda de hasta 4 MHz
Frecuencia o período
Tensión, hasta 10 MHz
Corriente, hasta 100 kHz
Frecuencia de hasta 100 MHz en BNC
0,5 µHz/Hz, 1 año
400 µF/F, 1 año
PRT y termopar
5 mK, 1 año
Derivación externa I CC e I CA de Rhode & Schwarz serie NRP
Resistencia de derivación externa, I CC e I CA
A40B y cualquier otra resistencia de derivación externa
1 lectura por segundo para 8,5 dígitos en memoria
100.000 lecturas por segundo para 4,5 dígitos en memoria
Hasta 500.000 lecturas por segundo en memoria volátil en V e I de digitalización
Transferencia de hasta 500.000 lecturas por segundo a través de USB en formato binario
Memoria de medida
15 millones de lecturas
7,5 millones de lecturas con indicación de tiempo
Instrucciones de control remoto compatibles con SCPI nativo
Modos de emulación de 8508A y 3458A
Totalmente compatible con la biblioteca de procedimientos de calibración MET/CAL™ en la emulación de Fluke 8508A
Controlador IVI
Lápiz de memoria USB para cómoda transferencia de datos en formato .csv
Disp. entr y disp. sal. BNC externo
Disparo interno o de nivel
Disparo Epoch
Disparo de línea
Compatible con CE y CSA
Entrega de datos precisos con una rapidez asombrosa
Un tiempo de prueba reducido en la plataforma digital de alta velocidad de los modelos 8588A/8558A permite mejorar el rendimiento y rentabilizar rápidamente la inversión. El 8588A y el 8558A digitalizan en memoria a 200 nanosegundos por lectura y entregan datos de 4,5 dígitos a un ordenador a través de USB, Ethernet y GPIB a 100.000 lecturas por segundo. La captura de datos rápida y de alta resolución le proporciona la cantidad y calidad de información que necesita para tomar decisiones de forma ágil y correcta sobre cuestiones que afectan al rendimiento y la eficiencia del sistema.
Gran flexibilidad en el control de la ventana de captura de datos gracias a un intervalo de ajuste de la apertura único (entre 0 ns y 100 s)
Velocidad de lectura: 1 lectura por segundo de 8,5 dígitos a 100.000 lecturas por segundo de 4,5 dígitos
Transferencia de datos de la memoria a un ordenador: hasta 500.000 lecturas por segundo en formato binario a través de USB, hasta 200.000 por Ethernet y GPIB
Depure y perfeccione su dispositivo bajo prueba
El 8558A presenta una velocidad de digitalización de 5 megamuestras con un ancho de banda analógico de hasta 20 MHz, lo que lo convierte en el primer y único instrumento del mercado que puede caracterizar señales transitorias de nivel extremadamente bajo con una resolución de 18 bit. Esta capacidad facilita la depuración de diseños, la detección de anomalías y el perfeccionamiento de los dispositivos sometidos a prueba para su uso en entornos reales.
La alta sensibilidad a niveles bajos de tensión (cientos de nV) y de corriente (cientos de pA) le permite detectar señales transitorias de muy bajo nivel.
Un ancho de banda de hasta 20 MHz para la tensión y de 4 MHz para la corriente permite mantener contenidos de elevado ancho de banda de la señal medida.
El convertidor analógico a digital SAR de 18 bit ofrece 5 megamuestras por segundo.
La velocidad de muestreo de 5 megamuestras por segundo con buffer permite capturar formas de onda complejas y que cambian rápidamente.
La memoria de 15 millones de lecturas permite el almacenamiento de una gran cantidad de datos, eliminando la
necesidad inmediata de transferir datos a un PC
La visualización gráfica de formas de onda permite ver en tiempo real formas de onda complejas y aumenta la productividad con un acceso más rápido a los resultados y a las respuestas
Compatibilidad rápida, fiable y precisa con el sistema
Introducir un nuevo instrumento en un sistema bien sincronizado puede provocar sobrecarga e incompatibilidad. La plataforma digital de los modelos 8558A incluye interfaces de conectividad comunes y un disparo preciso que le permite digitalizar, integrar y transferir datos a cualquier parte del sistema para su análisis, con mínima obstrucción y máxima fiabilidad.
Los conectores GPIB, USBTMC y Ethernet permiten la selección de la interfaz remota estándar del sector
La unidad USB permite una transferencia de datos rápida y sencilla a un ordenador en formato .csv
Las instrucciones compatibles con SCPI en modo de emulación de 8505A y 3458A simplifican y aceleran el proceso de actualización del sistema para el 8588A/8558A
Totalmente compatible con la biblioteca de procedimientos de calibración MET/CAL que controla el Fluke 8508A
Controlador IVI para el control estándar industrial de multímetros digitales en el 8558A/8588A
Mecanismos de disparo: disparo de entrada y disparo de salida BNC externo, disparo de flanco o de nivel, disparo con temporizador, disparo Epoch, disparo de línea
Latencia de disparo inferior a 100 ns con disparo BNC externo para digitalizar la tensión y la corriente.
Analice: FFT
Las funciones de usabilidad incorporadas facilitan el aprendizaje y el manejo
Algunos multímetros digitales de sistemas conocidos tienen menús con estructuras complejas e instrucciones poco intuitivas, mientras que otros carecen por completo de una interfaz de usuario, lo que supone una barrera para el aprendizaje y el manejo. Por el contrario, el 8558A cuenta con un menú de configuración de fácil acceso que facilita la formación de nuevos usuarios. Entre los idiomas admitidos se encuentran: inglés, chino, francés, alemán, japonés, coreano, ruso y español. La pantalla gráfica le permite visualizar fácilmente tendencias, histogramas, formas de onda complejas y estadísticas. Las tareas repetibles específicas del sistema pueden automatizarse de un modo rápido y sencillo.
Las terminales de salida de Visual Connection Management™ del panel frontal del 8558A, se encienden para indicar qué terminales están activos y, de esta forma, ayudan al usuario a realizar las conexiones correctas. Las asas y el mando giratorio están sobremoldeadas para mayor comodidad y facilidad de transporte.
Cuenta con puertos host USB ubicados tanto en la parte delantera como trasera de la unidad. Utilícelos para exportar datos a dispositivos de memoria externos y para simplificar las actualizaciones del firmware.
Analice: Histograma
Ventajas del software de gestión de calibración MET/CAL™
El 8588A i el 8558A funcionan con el software de calibración MET/CAL™ de Fluke Calibration, en el modo de emulación 8508A, lo que le permite aumentar el rendimiento, además de garantizar que las calibraciones se realizan a la perfección en todo momento. Este potente software documenta los procedimientos de calibración, los procesos y los resultados para cumplir la norma ISO 17025 y normativas similares de calidad.
Soporte y servicio cuando lo necesite
Fluke Calibration ofrece servicios de evaluación, reparación y calibración para satisfacer sus necesidades de un modo rápido y a un coste justo, además de mantener el elevado nivel de calidad que usted espera. Nuestros laboratorios de calibración eléctrica obtuvieron la acreditación de conformidad con la Guía ISO 17025 y contamos con instalaciones de reparación y calibración en todo el mundo.
Gane tranquilidad y mejore el tiempo de actividad con un paquete de servicio Gold CarePlan
Los multímetros 8588A y 8558A incluyen de forma estándar una garantía de fábrica de un año. Puede ampliar la cobertura de la garantía con un paquete de servicios Priority Gold Instrument CarePlan.
El programa Priority Gold Instrument CarePlan incluye una calibración anual rápida para reducir los tiempos de inactividad en una semana y una garantía ampliada que le ayudará a obtener el mejor rendimiento de sus instrumentos. Escoja un programa mantenimiento de uno, tres o cinco años. (Nota: el tiempo de entrega preferente varía según el país. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor de Fluke Calibration.)
Especificaciones completas del 8558A
Especificaciones completas del 8588A
Comparación de características y especificaciones principales
Tensión CC 100 mV – 1000 V 100 mV – 1000 V
Tensión CA 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz
Resistencia, LoI, HV igual 1 Ω - 10 GΩ
Corriente CC 10 uA – 2 A 10 uA – 30 A
Corriente CA 10 uA – 2A, 1 Hz a 100 kHz 10 uA – 30 A, 1 Hz a 100 kHz
V de digitalización 100 mV - 1000 V, 5 Mmuestras/s, hasta 20 MHz de ancho de banda 100 mV - 1000 V, 5 Mmuestras/s, hasta 20 MHz de ancho de banda
10 uA - 2 A, 5 Mmuestras/s,
hasta 4 MHz de ancho de banda
10 uA - 30 A, 5 Mmuestras/s, hasta 4 MHz de ancho de banda
Frecuencia (V, I, BNC) 1 Hz a 10 MHz, 1 Hz a 100 kHz, 10 Hz a 100 MHz 1 Hz a 10 MHz, 1 Hz a 100 kHz, 10 Hz a 100 MHz
Temperatura PRT / termopar (CJC ext.) PRT / termopar (CJC ext.)
Capacidad No 1 nF – 100 mF
Potencia de RF No R&S serie NRP
Corriente CA y corriente CC ext. No Resistencia de derivación de corriente A40B y otras
Pantalla gráfica Sí Sí
Visual Connection Management® Sí Sí
Interruptor programable de entrada frontal/trasera Sí Sí
Relación ohmios, tensión, corriente No Sí
Reloj ext. de ref. de 10 MHz, 50Ω/Hi-Z Sí Sí
Gestión de activos de A40B y otras resistencias de derivación No Sí
GPIB 488.2, Ethernet, USB TMC Sí Sí
Compatibilidad con instrucciones SCPI Sí Sí
Emulación 3458A, emulación 8508A Sí Sí
Memoria 15 millones 15 millones
Disparo de nivel y otros Sí Sí
FFT incorporada No Sí
Velocidades de lectura: 5 MS/s en memoria, bus: 100 kS/s de 4,5 dígitos, 1 lectura por segundo de 8,5 dígitos Sí Sí
8558A µX/X de lectura + µX/X de rango
8588A µX/X de lectura + µX/X de rango
Tensión CC 10 V relativa 4,0 + 0,06 5,2 + 0,08 2,7 + 0,05 3,5 + 0,06
Tensión CA 10 V, 1 kHz relativa 80 + 10 103 + 13 60 + 5 77 + 6,5
Resistencia 10 kΩ relativa 10 + 0,6 13 + 0,7 7 + 0,5 9 + 0,6
Corriente CC 1 mA relativa 9 + 5 12 + 6 6,5 + 4 8,4 + 5
Corriente CA 1 mA, 1 kHz relativa 300 + 100 387 + 129 250 + 50 323 + 62
Frecuencia 1 kHz relativa N/D N/D 0,5 0,5
Capacidad 1 uF relativa N/D N/D 400 + 100 516 + 129
absoluta N/D N/D 408 + 100 523 + 129
Especificación relativa del 95% durante 1 año. Fluke Calibration garantiza un intervalo de confianza del 99% k=2,58. Para el 99%, multiplique por (2,58/2)
Multímetro de 8.5 dígitos
8588A-LEAD KIT-OSP Kit de sonda de uso general y bolsa con 2 placas de circuito impreso de 4 vías para cortocircuitos
Kit de montaje en bastidor (2U, 3,5 pulgadas)
Kit de montaje en bastidor deslizante
Kit completo de conexiones para medidas
1 m de cobre apantallado de 322/0,1 (30 A) con terminales de horquilla de cobre recubiertos de oro de 6 mm
2 bornes de conexión de 4 mm para el adaptador de bloqueo de seguridad
Placa de circuito impreso de 4 vías para cortocircuitos
Kit de cable de baja conductividad térmica
Kit de calibración con conductores de conexión y estándar de 1 Gohm
Sens. adic.de potencia
Inicio|Productos|Calibración eléctrica|Multímetros de banco|Multímetro de 8,5 dígitos 8558A

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución