Source: http://www.olympuslatinoamerica.com/spanish/seg/seg_product_detail_esp.asp?g=962&s=15&c=&d=2
Timestamp: 2017-11-22 22:06:16+00:00

Document:
Olympus Latin America Inc.
Sobre Olympus|Noticias y Eventos|Contáctenos|Português
Inicio >> Microscopios >> Microscopios Confocales >> Microscopio Confocal FluoView™1000
Microscopio Confocal FluoView™1000
El FluoView™1000 de Olympus es un avanzado equipo de generación de imágenes diseñado para la observación confocal de alta resolución de células tanto fijadas como vivas. El FV1000 presenta mejoras que perfeccionan el sistema confocal y posee la velocidad y la sensibilidad necesarias para generar imágenes de células vivas sin comprometer la estabilidad de las muestras.
Además, el FV1000 presenta el revolucionario sistema SIM Scanner, que realiza barridos de láser sincronizados. Mientras un haz excita la muestra, un segundo muestra una imagen de alta resolución. La coordinación entre la excitación y la generación de imágenes con haces de rayos láser convierte al FV1000 en una opción ideal para FRAP, FLIP y fotoactivación.
La Tecnología SIM Scanner:
Integra en un único equipo dos sistemas de barrido láser independientes que trabajan sincrónicamente excitando y emitiendo imágenes de forma simultánea.
El barrido láser principal genera una imagen confocal de alta resolución, y el segundo excita simultáneamente la muestra.
Gracias a la observación confocal simultánea durante la excitación con láser, se pueden captar con precisión rápidas reacciones celulares que ocurren durante la excitación o inmediatamente después.
A diferencia de los sistemas tradicionales de barrido horizontal y vertical, el barrido circular o "tornado" permite realizar eficazmente técnicas de fotoblanqueado y fotoactivación.
El sistema de barrido SIM es ideal para numerosas aplicaciones como FRAP, FLIP, fotoactivación, fotoconversión, liberación y fotoablación, entre otras.
Sistema de Barrido Espectral:
El diseño original del sistema presenta dos tubos independientes de detección espectral dotados de una red de difracción y una ranura variable, que permiten una separación de longitudes de onda de alta resolución y una selección de ancho de banda de alta velocidad.
La detección espectral de fluorescencia de alta resolución mediante incrementos de apenas 1nm permite dividir con precisión señales superpuestas de emisión fluorescente. Pueden realizarse espectroscopías de alta velocidad de 1ms/100nm.
Posee dos modos (Normal y Ciego) que separan los espectros de dos fluorocromos con emisiones fluorescentes similares.
Capacidad de seleccionar el ancho de banda espectral en cada tubo fotomultiplicador mediante el simple ajuste de sus ranuras. La detección de fluorescencia y la separación espectral pueden maximizarse en cada tubo ajustando el ancho de banda para adecuarlo a la emisión máxima del fluorocromo.
Alta Sensibilidad:
El nuevo sistema de detección de alta sensibilidad permite la detección eficaz de fluorescencia incluso con láser de baja intensidad, que minimiza el deterioro de células vivas.
Se utilizan filtros de deposición de iones para lograr una mayor sensibilidad y una cobertura total de longitudes de onda.
Los tubos fotomultiplicadores de alta sensibilidad, seleccionados por su gran eficacia, se pueden utilizar en modo de acumulación analógica (AAC) o en modo híbrido de conteo de fotones (HPCM), adecuado para muestras que precisan de baja iluminación.
Gracias a su excelente relación señal-ruido de la imagen, el sistema permite la cuantificación y el análisis fotométrico de imágenes tomadas con niveles bajos de iluminación, a la vez que minimiza el daño celular.
Gran Precisión y Velocidad:
El control preciso de la intensidad del láser mediante un avanzado sistema de retroalimentación proporciona una excitación láser estable durante todo el estudio de células vivas, lo cual es necesario para una cuantificación precisa de la fluorescencia.
El sistema espectral proporciona una resolución de longitud de onda de 2nm.
Generación de imágenes de alta velocidad: 16 cuadros por segundo.
Espectroscopía de alta velocidad: 1ms/100nm.
Motor de pasos interno totalmente automatizado con resolución Z de 0.01 micrones.
El FV1000 está completamente motorizado y configurado en base a la serie de microscopios Olympus IX2 y BX2. Los microscopios totalmente automatizados de Olympus pueden controlarse de forma interactiva a través del programa FluoView, que ofrece una resolución Z de motor de pasos interno de 0.01 micrones.
El sistema puede ser ampliado con facilidad, ya que su configuración abierta facilita la incorporación de dispositivos de imágenes a varios puertos, como cámaras CCD auxiliares.
El barrido XY se realiza con un par de galvanómetros de espejo que producen una amplio rango de barrido con un número de campo 18. Posee un zoom óptico de hasta 50 aumentos y una resolución máxima de 4096 x 4096 píxeles.
Puede incorporar hasta cuatro tubos fotomultiplicadores (PMT) de alta sensibilidad directamente en el haz de luz emisor de fluorescencia confocal para lograr una detección la señal de fluorescencia de mayor sensibilidad.
Un quinto detector PMT, específico para generar imágenes por luz transmitida, permite la detección simultánea y de alta resolución de imágenes DIC o de campo claro, que pueden superponerse a las obtenidas con fluorescencia confocal.
EL FV1000 se puede configurar con hasta 5 canales de detección:
4 detectores de fluorescencia + 1 detector de luz transmitida o
2 detectores de fluorescencia + 2 detectores espectrales + 1 detector de luz transmitida
Modos de Barrido:
XY: una imagen confocal. Es posible la rotación de 360° de la imagen.
XZ: imagen de corte transversal que no puede obtenerse con un microscopio convencional. Se puede rotar 360° la sección o dibujarla como una línea libre (línea Z libre).
XT: registra una imagen de una línea durante un intervalo para un análisis cronológico de alta resolución temporal. Se puede rotar 360° la línea o dibujarla como línea libre (línea T libre).
Barrido de punto: serie de alteraciones de intensidad en un punto de la imagen con la máxima resolución temporal.
Xl: barrido espectral de longitud de onda registrado en una única línea. Se puede rotar la línea 360° o dibujarla como línea libre (línea l libre). Se requiere un sistema espectral.
XYZ: serie de imágenes confocales XY registradas a través de todo el espesor de la muestra.
XYT: una única imagen confocal XY registrada durante un intervalo de tiempo seleccionado de forma arbitraria. Permite la observación y el análisis de la cinética de células vivas (variaciones en el calcio intracelular, pH, etc.).
XYl: barrido espectral de longitudes de onda que produce una imagen confocal XY bidimensional. Puede rotarse la imagen 360°. Se requiere un sistema espectral.
XlT: barrido espectral de longitudes de onda a lo largo de una única línea durante un intervalo de tiempo, para realizar un análisis cronológico. Se puede rotar la línea 360° o dibujarla como línea libre (línea T libre). Se requiere un sistema espectral.
XlZ: barrido espectral de longitud de onda registrado en una única imagen XZ de un corte. Se puede rotar 360° la imagen del corte o di
FluoView™ 1000
Fuente de Láser
Seleccione entre los siguientes láser para incorporar al combinador:
Láser de argón multilínea (457nm, 488nm y 515nm), total 30mW
Láser de He-Ne verde (543nm), 1mW, o láser de criptón (568nm), 10mW,pedido especial
Láser de he-ne rojo (633nm), 10mW
Violeta/UV
Elija entre los siguientes:
Láser de diodo de 405nm, 6mW
Láser de diodo de 440nm, 0.7mW
UV-argón (351nm), 40mW, pedido especial
Control del Láser
Control de intensidad mediante filtro óptico-acústico modulable (AOTF) y obturador para cada haz de láser en luz visible y UV. Control de sistema integrado para diodo láser. Ambos controles ofrecen apagado del láser durante períodos de repaso y modo de barrido REX. El modo REX (región de excitación) permite seleccionar la intensidad del láser y la longitud deonda para cada región de excitación. Todos los haces de luz incorporan un obturador.
Monitor de Respuesta Láser
Incluido en el haz de luz de excitación de la unidad de barrido principal. Proporciona una respuesta continua de intensidad al control del láser. Mantiene un láser de potencia consistente sobre la muestra durante una serie de experimentos.
Unidad de Barrido
3 PMT internos detectores de fluorescencia + 1 PMT externo detector de luz transmitida y 3 puertos de láser (visible, UV e IR)
Hay disponibles haces de luces adicionales, incluidos:
Unidad de detección de PMT de cuatro canales
Puerto de fibra para salida de fluorescencia a fibra óptica
Sistema de barrido SIM
Método de Barrido
2 galvanómetros de espejo
Un diafragma común para todos los canales.
Diámetro del diafragma: 50-800 µm (50-300 µm para sistemaespectral)
Diafragma ajustable en incrementos de 0.5 µm.
Modos de Barrido
Normal, Clip, Acercamiento, Barrido rápido bidireccional, de Línea, de Punto
Barrido XY
Dimensiones: Tiempo, Z, lambda (para sistema espectral)
Píxeles: 64 x 64 - 4096 x 4096
Relación de forma: 1:1, 4:3, relación arbitraria
Rotación: 360 grados
Velocidad de barrido (duración de píxel):
Modo Normal: 2 µs - 5ms, 9 pasos, 500-5 KHz
Bidireccional: 1 KHz, (512 x 512, doble zoom)
2 KHz, (256 x 256, zoom de cinco aumentos)
Barrido de línea
Dimensión: Tiempo, Z, lambda (para sistema espectral)
Tipo: línea recta, rotación, línea libre
Número de líneas: 1 - 32.500 líneas
Bidireccional: 2-4 KHz/línea
XZ rápido: 2ms/línea
Aumento de 1 a 50
Incrementos de 0.1
Unidad Z
Foco motorizado a través del motor de pasos interno.
Incremento de paso mínimo: 0.01 µm.
Detección con PMT
Tubos fotomultiplicadores laterales detectores de alta sensibilidad seleccionados por su gran eficacia.
Modos de acumulación analógica (AAC) y de conteo híbrido de fotones (HPCM).
Excelente para cuantificación y análisis fotométrico. Elevada relaciónseñal/ruido para imágenes de muestras con baja intensidad.
Filtros de deposición de iones. Seis 6 posiciones de filtro disponibles para cada varilla de filtro de excitación, emisión y espectral. Selección automática de filtro mediante software.
Sistema Espectral (Opcional)
Dos canales de detección, cada uno equipado con red de difracción y ranura independientes para la separación espectral y selección de ancho de banda de alta velocidad.
Longitud de onda seleccionable: 1-100nm por canal
Resolución de longitud de onda: 2nm
Velocidad de cambio de longitud de onda: 1ms/100nm
Invertido: IX81
Vertical: BX61/62, BX61WI
Camino Óptico
Selección motorizada de camino óptico: LSM / Iluminador de luz reflejada / Sistema de barrido SIM
Mesa antivibración de aire
Detección de Luz Transmitida
Detector de luz transmitida y fuente de luz halógena incorporados, conectados al microscopio mediante cable de fibra. Intercambio motorizado entre iluminación de luz halógena y detección de luz láser transmitida.
Iluminación Fluorescente Externa
Fuente de luz fluorescente externa conectada al microscopio mediante cable de fibra
Obturador automático incorporado. Intercambio motorizado entre LSM e iluminación fluorescente.
Unidad de Control en PC
PC-AT o compatible: Windows XP Profesional
CPU: Pentium 2 GHz o superior
Memoria: 1 GB o superior
Disco rígido: 80 GB o superior
Placa especial I/F (interna)
Tarjeta gráfica: ATI RADEON 9200
Unidad de almacenamiento: DVD-R/RW incorporado
Monitor: Dos (2) monitores estándar de 20 pulgadas, configuración de monitor único opcional
Opciones de Haz de Luz
Fotoactivación y fotoblanqueado realizados por una segunda unidad de barrido independiente.
Dispositivo de barrido: 2 galvanómetros de espejo (barrido de punto) y obturador de láser incorporado.
Configuración estándar: un puerto de láser para diodo láser de 405nm o láser de argón de 488nm.
Requiere el software adecuado y una fuente de alimentación.
Unidad de Detección PMT de Cuatro Canales
Acopla directamente un tubo fotomultiplicador (PMT) independiente a la unidad de barrido básica. Aumenta la capacidad de detección de la unidad de barrido básica a 4 detectores internos de fluorescencia + 1 detector externo de luz transmitida.
Puerto de Fibra
Puerto de fibra para la salida de fluorescencia a fibra óptica.
Equipado con conector FC y núcleo de fibra compatible de 100-125 µm.
Funciones del Software Principal
Software de adquisición básica, software de aplicación y análisis.
Formato XML, JPEG, BMP, TIFF y formato de película AVI
Escala de grises de 8 bits y 16 bits
Color total de 24 bits, 32 bits y 48 bits
Adquisición de Imagen
Marcado de zona: punto, línea, línea libre, clip, clip zoom
2 dimensiones: XY, XZ, XT y *Xl
3 dimensiones: XYZ, XYT, XZT, , *XYl, *XlT y *XlZ
4 dimensiones: XYZT, *XlZT y *XylT
Cálculo de imagen en tiempo real: Filtrado Kalman, detección máxima
Controlador de serie de tiempo, procesador de protocolo
*Sólo sistema espectral
Presentación: Canal único, lado a lado, fusión, mosaico en vivo, parámetros de barrido
Tabla de colores (LUT): Ajuste individual de colores, seudocolores
Superposiciones: entrada de gráficos y texto
Observación y Visualización 3D
Animación 3D, pares estéreo izquierda/derecha, imágenes estereoscópicas rojas/verdes, imágenes de cortes y representación volumétrica.
Separación de Fluorescencia
Separación de fluorescencia mediante espectroscopía: modos Normal y Ciego
Sólo sistema espectral
Filtrosindividuales: Promedio, Paso-bajo, Sobel, Mediana, Prewitt, Laplaciano 2D, Realce de bordes, etc.
Cálculos: Inter-imagen, matemáticos y lógicos, nivelado del fondo DIC
Vista de la intensidad de fluorescencia, medición del área, el perímetro y la extensión, medición cronológica
Presentación de histograma de datos en 2D, y co-localización
Otros (Opciones)
Softwarede transcurso de tiempo, software de estación de revisión, y software de control de platina motorizado XY
Microscopio: 6 A
Unidad de barrido: 6.2 A
Computadora: 4.5 A
Láser de argón multilínea: 100 V, 10 A
Láser de he-ne: 0.5 A c/u
Láser de criptón: 20 A
Toda la gama de productos de Olympus corregidos al infinito son compatibles con el sistema del microscopio confocal FluoView™ FV1000. Objetivos UIS2
Fotoactivación y fotoblanqueado mediante por una segunda unidad de barrido independiente.
Configuración estándar: un puerto de láser para diodo láser de 405nm o láser de argón de 488nm. Requiere el software adecuado y una fuente de alimentación.
Detección Espectral
Separación de fluorescencia: Modos Normal y Ciego
Acopla directamente un tubo fotomultiplicador (PMT) independiente a la unidad de barrido básica.
Aumenta la capacidad de detección de la unidad de barrido básica a 4 detectores internos de fluorescencia + 1 detector externo de luz transmitida.
Equipado con conector FC y núcleo de fibra compatible de 100-125µm.
Detector de Luz Transmitida
Detector PTM de luz láser transmitida con óptica de campo claro y/o DIC. Detector de luz transmitida y fuente de luz halógena incorporados, conectados al microscopio mediante cable de fibra. Intercambio motorizado entre iluminación de luz halógena y detección de luz láser transmitida.
Módulos Opcionales de Software
Software para análisis cronológico y radiométrico; control de platina motorizada XY para observaciones multipunto cronológicas y estación de revisiónsin conexión.
!Aviso! La información de los siguientes catálogos solo esta disponible en Inglés.
FluoView 1000 Catalog (PDF) 1.34MB
FluoView LD405 Catalog (PDF) 1.39MB
UIS Fluorescence Mirror Units Technical Specs (PDF) 448KB
UIS Objetives for Life Science Catalog (PDF) 360KB
Biological Microscopes (PDF) 3MB
Microscopios | Objetivos UIS2 | Microscopy Resource Center | FluoView Resource Center | Servicios Financieros | Contacta a Olympus
© 2017 Olympus Latin America Inc. | Noviembre 22, 2017 | Declaración de Privacidad | Condiciones de Uso

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución