Source: http://www.dv-power.com/productos/equipo-de-prueba-para-transformadores/productosmedidores-trifasicos-de-relacion-de-transformacion/?lang=es
Timestamp: 2019-02-20 21:20:11+00:00

Document:
Medidores trifásicos de relación de transformación - DV POWER
Registradores de voltaje de batería – Serie BVR
Comprobador de rejilla – GGT Series
Home » Productos » Equipo de Prueba Para Transformadores » Medidores trifásicos de relación de transformación
Medidores trifásicos de relación de transformación de serie TRT03
TRT03A TRT03B TRT03C
TENSIONES DE PRUEBA (8,40,100) V CA (10,40,100) V CA (8,40,80) V CA
RANGO de RELACIÓN 0,8 to 15 000
(Resolución de 5 dígitos) 0,8 to 15 000
(Resolución de 5 dígitos)
MEJOR PRECISIÓN de RELACIÓN 0,05 % 0,05 % 0,05 %
RANGO de CORRIENTE de EXCITACIÓN
0 – 2 A 0 – 2 A 0 – 2 A
EXCATITUD de COR. de EXCITACIÓN
±(0,25% + 500 μA) ±(0,25% + 500 μA) ±(0,25% + 500 μA)
MEJOR RESOLUCIÓN de COR. de EXCITACIÓN
0,1 μA 0,1 μA 0,1 μA
360 grados 360 grados 360 grados
PRECISIÓN de ÁNGULO de FASE
±0,05 grados ±0,05 grados ±0,05 grados
RESOLUCIÓN de ÁNGULO de FASE
0,01 Grado 0,01 Grado 0,01 Grado
CONTROL de TC INTEGRADO
Medidores trifásicos de relación de transformación de serie TRT30
TRT30A TRT30B TRT30C
TENSIONES DE PRUEBA (8,40,100) V CA
3x(8,40,100)√3 V CA (10,40,100) V CA
3x(10,40,100)√3 V CA (8,40,80) V CA
3x(8,40,80)√3 V CA
RANGO de CORRIENTE de EXCITACIÓN 0 – 2 A 0 – 2 A 0 – 2 A
EXCATITUD de COR. de EXCITACIÓN ±(0,25% + 500 μA) ±(0,25% + 500 μA) ±(0,25% + 500 μA)
MEJOR RESOLUCIÓN de COR. de EXCITACIÓN 0,1 μA 0,1 μA 0,1 μA
RANGO de ÁNGULO de FASE 360 grados 360 grados 360 grados
PRECISIÓN de ÁNGULO de FASE ±0,05 grados ±0,05 grados ±0,05 grados
RESOLUCIÓN de ÁNGULO de FASE 0,01 Grado 0,01 Grado 0,01 Grado
Medidores trifásicos de relación de transformación de serie TRT33
TRT33A TRT33B TRT33C
TENSIONES DE PRUEBA (1,8,40,100) V CA
3x(1,8,40,100)√3 V CA (1,10,40,100) V CA
3x(1,10,40,100)√3 V CA (1,8,40,80) V CA
3x(1,8,40,80)√3 V CA
Medidores trifásicos de relación de transformación de serie TRT40
TENSIONES DE PRUEBA (8,40,125) V CA
3x(8,40,125)√3 V CA
MEJOR PRECISIÓN de RELACIÓN 0,05 %
RANGO de CORRIENTE de EXCITACIÓN 0 – 2 A
EXCATITUD de COR. de EXCITACIÓN ±(0,25% + 500 μA)
MEJOR RESOLUCIÓN de COR. de EXCITACIÓN 0,1 μA
RANGO de ÁNGULO de FASE 360 grados
PRECISIÓN de ÁNGULO de FASE ±0,05 grados
RESOLUCIÓN de ÁNGULO de FASE 0,01 Grado
Medidores trifásicos de relación de transformación de serie TRT43
Las series TRT43 tienen la tensión de prueba adicional de 1 V CA, que es necesaria para el ensayo de transformadores de corriente. Junto con la extensión Transformador CVT40 que pueda salir hasta 5 kV CA.
TENSIONES DE PRUEBA (1,8,40,125) V CA
3x(1,8,40,125)√3 V CA
FASE ÁNGULO RESOLUCIÓN 0,01 grados
Medidores trifásicos de relación de transformación de serie TRT63
TRT63A TRT63B TRT63C
TENSIONES DE PRUEBA (1,8,40,100,250) V CA
3x(1,8,40,100,250)√3 V CA (1,10,40,100,250) V CA
3x(1,10,40,100,250)√3 V CA (1,8,40,80,250) V CA
3x(1,8,40,80,250)√3 V CA
RANGO de RELACIÓN 0,8 to 50 000
(Resolución de 5 dígitos) 0,8 to 50 000
MEJOR PRECISIÓN de RELACIÓN 0,03 % 0,03 % 0,03 %
FASE ÁNGULO RESOLUCIÓN 0,01 Grado 0,01 Grado 0,01 Grado
Al utilizar el software DV-Win, es posible crear los planes de prueba y preparar la configuración de prueba con antelación. Todos los resultados de las pruebas se muestran tanto numérica como gráficamente para facilitar su análisis.
Todos los dispositivos de TRT están equipados con una función de unidad flash USB para una fácil transferencia de resultados de la prueba a la unidad flash USB.
Todos los dispositivos de TRT tienen, incorporado, la unidad del control remoto del cambiador de tomas que permite cambio de toma desde distancia y también permite la medición de relación de transformación de cambiador.
Impresora térmica incorporada de 112 mm es una opción.
TRTC Verificación calibrador es accesorio opcional que puede ser utilizado como un transformador de referencia para la verificación de la exactitud de medidor trifásico de relación de transformación – TRT. TRTC Verificación calibrador está disponible tanto para una sola fase y la prueba de tres fases, con rangos de hasta 4.800 y tensiones de prueba de 1 V a 250√3 V. Haga clic aquí para descargar el folleto TRTC.
CVT40 es un transformador de extensión que se utiliza junto con DV Power serie TRT4x para probar transformadores de tensión capacitivos. Con esta ampliación, la tensión de salida serie TRT4x se incrementa 40 veces, hasta 5 kV CA.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN