Source: https://www.fortest.es/es/productos/c/gama-t/p/t9710
Timestamp: 2020-03-30 07:22:00+00:00

Document:
Instrumento de ensayo de estanqueidad high-performance para microflujos
Electrodomésticos Oleodinámico
Refrigeración Cilindros
Medida de estanqueidad con sensor de capacidad.
La visualización de las pérdidas en modalidad volumétrica (cc/h o cc/min) con un clásico instrumento ensayo de estanqueidad, está vinculada a la configuración del volumen de la pieza de ensayo, que, mediante algoritmos matemáticos, permite convertir la caída de presión en caída volumétrica.
Para desvincularse de este sistema, se ha creado el ensayo de estanqueidad en capacidad T9710, que mediante un sensor de masa y uno de presión, visualiza las pérdidas detectadas directamente en modalidad volumétrica, no necesitando la configuración del volumen en ensayo.
Esta característica lo hace extremadamente versátil en caso de gran variabilidad de volúmenes en ensayo, y particularmente intuitivo en el análisis del desarrollo del ciclo ensayo.
Sensor de masa Visualización directa de la pérdida volumétrica Más amplia capacidad de análisis desarrollo ensayo
La dotación del nuevo T9710 comprende puertos usb slave, RS232, RS485, Can bus y TTY. Como opción se pueden montar un puerto ethernet y un conector 26 polos con 4 entradas y 8 salidas completamente programables, para la conexión a la interfaz de válvulas externas, barreras de seguridad, interruptores, etc…
Funcionamiento híbrido.
El particular funcionamiento de T9710 consiste en la inyección continua del aire de test, al contrario de un clásico sistema de ensayo de estanqueidad, y la medida directa del flujo de pérdida, variable de pocos cc/min a distintos centenares, en base a la aplicación.
Este sistema hace el instrumento adecuado para medir pérdidas que van más allá de las escalas de un clásico sistema de ensayo de estanqueidad, pero que no se acercan a valores de un normal ensayo de estanqueidad, que normalmente nace para medir millones de cc/min de pérdida; por eso, la naturaleza de T9710 es híbrida entre las dos tecnologías.
La resolución de medida parte de 0,1 cc/h en base al fondo escala, variable de 50 a 1.000 cc/min, con presiones máximas de 1 bar.
Inyección de aire continua Medición hasta 1.000 cc/min Resolución a partir de 0,1 cc/h
Para evitar sobrecalentamientos debidos a largos tiempos de activación del circuito de llenado, hemos estudiado particulares válvulas neumáticas de alta capacidad, que, además de no temer al calor, llenan más rápidamente la pieza de ensayo, haciendo adecuado T9710 también en el test en piezas con volúmenes importantes.
Precisión Dp / capacidad 1 - - 1% RDG+0,1%FS 1% RDG+0,2%FS 1% RDG+0,2%FS
Alcance de medida Dp / capacidad 1 - - 0-FS 0-FS 0-FS
Resolución Dp / capacidad - - 0,01 cc/min 0,1 cc/min 0,5 cc/min
Precisión presión de llenado 0,5%FS 0,5%FS - - -
Alcance de medida presión de llenado 0-FS 0-FS - - -
Resolución presión de llenado 0,01 mbar 0,1 mbar - - -
Precisión medida pérdida en cc/’ - - - - -
Alcance de medida pérdida en cc/’ - - - - -
Resolución medida pérdida en cc/’ - - - - -
Precisión medida volumen en cc - - - - -
Alcance de medida volumen en cc - - - - -
Resolución medida volumen en cc - - - - -

References: resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución