Source: http://www.gisiberica.com/movil/adquisidor_de_datos.html
Timestamp: 2019-08-24 00:27:21+00:00

Document:
Adquisidor Datos-Registradores-Transmisores datos-Data Loggers |Gis Iberica
Adquisidor Datos-Registradores-Transmisores datos-Data Loggers
Adquisidor datos ESCORT inteligente con una sensor interno de temperatura (32.000 lecturas), valores ...
Adquisidor datos ESCORT inteligente con una sensor interno de temperatura (32.000 lecturas), valores mínimo-máximo, promedios etc, datos visualizados en pantalla, conexión a ordenador, rango -40+70ºC:0,1ºC, precisión +- 0,3ºC
Adquisidor de datos interno de Temperatura y Humedad, con cable de descraga y software, proporciona ...
Adquisidor de datos interno de Temperatura y Humedad, con cable de descraga y software, proporciona informes en PDF. Rango de -40ºC a80ºC y 0 a 100%, Resolución 0.1ºC. Precisión de la temperatura de-40°C a-10°C 0.5ºC, Exactitud de la temperatura de -10°C a80°C 0.3ºC, Precisión de la humedad de 10% a90% 0±3%, Exactitud de la humedad<10% y>90% ±4%. Memoria 7.807 lecturas
Llave magnética para activación manual e instantánea del adquisidor sin previa programación ESCORT. ...
Llave magnética para activación manual e instantánea del adquisidor sin previa programación ESCORT. Para CD024, CD025, CD027, CD026A y CD026C
Adquisidor y registrador de datos CENTER de temperatura con pantalla digital e iluminación, rango -3 ...
Adquisidor y registrador de datos CENTER de temperatura con pantalla digital e iluminación, rango -30 +70ºC, precisión +- 0,7 ºC, resolución 0,1ºc, memoria para 64.000 valores, intervalo de registro ajustable de 1 segundo a 1 hora, salida RS232, incluye pilas y soporte de pared(software y cable de conexión a PC opcional)
Adquisidor de datos CENTER de temperatura con impresora incorporada, salida RS232 y software, rango ...
Adquisidor de datos CENTER de temperatura con impresora incorporada, salida RS232 y software, rango -200 + 1370 º C, precisión +- 0,1+0,8 ºC.
Adquisidor y registrador de datos de temperatura y humedad con pantalla digital e iluminación, rango ...
Adquisidor y registrador de datos de temperatura y humedad con pantalla digital e iluminación, rangos 0 + 50º c y 10-90% Hr, precisión +- 0,8ºc y +-4% Hr, grava los datos en tarjeta SD, intervalos de registro ajustables de 5 segundo a 600 segundos. Los datos pueden ser exportado a una excel directamente desde la tarjeta
188,Consultar
Adquisidor de datos HANNA temperatura, con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos ...
Adquisidor de datos HANNA temperatura, con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, sin pantalla Sonda interna rango -40+80ºc
Adquisidor de datos CENTER temperatura, con pantalla y software windows, para 16.000 registros, -200 ...
Adquisidor de datos CENTER temperatura, con pantalla y software windows, para 16.000 registros, -200+1370 ºC, precisión +-0,3% +1ºC
Registrador de temperatura y humedad portátil con conexión a PC (USB), registro de 16.000 datos (sin ...
Registrador de temperatura y humedad portátil con conexión a PC (USB), registro de 16.000 datos (sin display), dispone de leds y alarmas, rango humedad:0-100%, temperatura:-25+80ºC
Registrador de temperatura, rango -40+125º C, con carcasa en acero inoxidable, registro para 32.510 ...
Registrador de temperatura, rango -40+125º C, con carcasa en acero inoxidable, registro para 32.510 datos, con puerto USB y CD con Software
Registrador de temperatura y humedad con tarjeta de memoria extraible, rangos -20 + 70º C, 0-95 % Hr ...
Registrador de temperatura y humedad con tarjeta de memoria extraible, rangos -20 + 70º C, 0-95 % Hr, capacidad para 32.000 registros, descarga de datos por puerto serie, USB, tarjeta de memoria, programable y con alarmas, incluye software y cable USB.
CD171D
Registrador de temperatura y humedad mini, dimensiones 39 mm x 16 mm (el mas pequeño que existe), ra ...
Registrador de temperatura y humedad mini, dimensiones 39 mm x 16 mm (el mas pequeño que existe), rango temperatura: 0+50ºc, humedad 0-100%, programable, conexión a PC RS232, incluye software y cable conexión a PC
CD171E
Registrador de temperatura y humedad para ambientes extremadamente duros (es sumergible) rango -40ºC ...
Registrador de temperatura y humedad para ambientes extremadamente duros (es sumergible) rango -40ºC + 80ªC y 0-100% Hr, capacidad para 21845 registros de temperatrua y 21845 registros de humedad, con conexión a PC, incluye cable PC y software.
CD171F
Monitor y captador de datos de temperatura, humedad y punto de rocío, con memoria para 7 días, rango ...
Monitor y captador de datos de temperatura, humedad y punto de rocío, con memoria para 7 días, rangos -10+60ºC, 0-100% Hr, conexión USB a PC
CD171H
Registrador de temperatura, humedad y presión con pantalla y registro para 87.381 datos por canal (2 ...
Registrador de temperatura, humedad y presión con pantalla y registro para 87.381 datos por canal (262.143 registros en total), rangos: temperatura -20+60ºC, humedad 0-95% Hr, presión 0-30 Psi, incluye software, cable conexión y adaptador corriente 220Vº
Registrador de Temperatura y humedad con pantalla LCD y con Alarma: visual, audible para límites de ...
Registrador de Temperatura y humedad con pantalla LCD y con Alarma: visual, audible para límites de temperatura y humedad (alta/baja). Capacidad de datos: 32,000 (16,000 por canal, temp y hum). • Precisión Humedad : + / -2% de humedad relativa de 0 a 60% (+ / -3% HR de 60 a 95%), Rango de humedad: 0-95% de humedad relativa sin condensa-ción • Precisión temperatura: +/- 0,5ºC, Rango de temperatura: -40ºC a 85°C Índice de protección IP 20 Intervalo de muestreo seleccionables por el usuario: (de 1 se-gundo a intervalos de 24 horas, en 1 a incrementos de 10 segundos).
Registrador (captador de datos) de temperatura, rango -40 +80ºC, resolución 0,1º C, precisión +- 0,5 ...
Registrador (captador de datos) de temperatura, rango -40 +80ºC, resolución 0,1º C, precisión +- 0,5ºC, memoria para 32.000 datos con display, tiempo de muestreo programable, protección ambiental IP68, incluye software y conexión a PC
CD180L
Registrador(captador de datos) de temperatura, con 2 canales, canal interno para temperatura ambient ...
Registrador(captador de datos) de temperatura, con 2 canales, canal interno para temperatura ambiente rango -40+80ºc, resolución 0,1º, precisión+-0,5ºc, canal externo con termopar tipo k( sonda externa) , rango -270º + 1370ºc, de 1,5m de longitud y 1,5mm de diámetro de cable, sin display, memoria por canal 16.383 datos (32.766 datos en total), intervalos de lectura programable, conexión a PC, software no incluido (otras sondas opcionales)
Registrador para baja temperatura (-86+35ºC), resolución 0,1º, precisión +-1ºC, se puede ubicar dire ...
Registrador para baja temperatura (-86+35ºC), resolución 0,1º, precisión +-1ºC, se puede ubicar directamente sobre hielo, memoria 32.767 registros (software no incluido)
CD184A
Registrador de temperatura desechable de bajo costo (20 unidades). Rango -28ºC a 38ªC, para 60 días ...
Registrador de temperatura desechable de bajo costo (20 unidades). Rango -28ºC a 38ªC, para 60 días de registro
CD184B
Registrador de temperatura desechable de bajo costo (60 unidades). Rango -28ºC a 38ªC, para 60 días ...
Registrador de temperatura desechable de bajo costo (60 unidades). Rango -28ºC a 38ªC, para 60 días de registro
CD184C
Registrador de temperatura desechable de bajo costo (100 unidades). Rango -28ºC a 38ªC, para 60 días ...
Registrador de temperatura desechable de bajo costo (100 unidades). Rango -28ºC a 38ªC, para 60 días de registro
CD184EL
Data logger USB de temperatura de bajo coste desechable con bateria recambiable. Rango: - 10 a 50°C ...
Data logger USB de temperatura de bajo coste desechable con bateria recambiable. Rango: - 10 a 50°C Precisión: ± 2,5°C. Memoria: 4.000 lecturas Indicador LED rojo / verde de aviso. Duración batería: 30 días (uso contínuo). Dimensiones: 18,5x68 mm
CD184K8
Indicador con registro de alarmas. Dispositivo de control de temperatura desechable. Rango: - 20 a 7 ...
Indicador con registro de alarmas. Dispositivo de control de temperatura desechable. Rango: - 20 a 70°C Precisión: ±0,5°C. Alarmas no pogramables. Alarmas Descendientes (-1, 0 y 2ºC). Alarmas Ascendentes (8, 10, 15, 20 y 25ºC). Duración batería: 90 días. Dimensiones: 50x40 mm. Pedido minimo 50 unidades
CD184PI
Data logger de temperatura de bajo coste desechable. Rango: - 40 a 40°C Precisión: ± 0,5°C. Mensajes ...
Data logger de temperatura de bajo coste desechable. Rango: - 40 a 40°C Precisión: ± 0,5°C. Mensajes de correo electrónico y datos en PDF. Memoria: 16000 lecturas. Led Bi-color indicador de muestreo y alarma por SMS y e-mail. Duración batería: 6 meses. Dimensiones: 13x30x74 mm. Pedido minimo 50 unidades
Sondas doble de temperatura con controlador de doble display (2 salidas de rele) para obtención de t ...
Sondas doble de temperatura con controlador de doble display (2 salidas de rele) para obtención de temperatura en 2 puntos de diferentes
Cable PC y software para datalogger (registradores de datos) de las series CD181 a CD188 ...
Cable PC y software para datalogger (registradores de datos) de las series CD181 a CD188
Registrador de datos para CO2 con indicación de temperatura y humedad. Rango de medición de CO2: 0 . ...
Registrador de datos para CO2 con indicación de temperatura y humedad. Rango de medición de CO2: 0 ... 6000 ppm CO2. Precisión CO2: 50 ppm ±5 %. Resolución: 1 ppm (0-100 ppm)
Data logger autoclaves que aguanta hasta 10 bar de presión, Sensor de temperatura: PT-100. Rango tem ...
Data logger autoclaves que aguanta hasta 10 bar de presión, Sensor de temperatura: PT-100. Rango temperatura:-40 ºC /+140 ºC, Resolución:0,01 ºC. Precisión: 0,5 ºC, Memoria lectura valores:32.000. Intervalo lectura configurable: desde 2 seg.Hasta 12 horas. Batería:3,6 V de alta temperatura. Duración según uso y configuración. Descarga de datos: Puerto USB. Peso:120 grs. Dimensiones: Cuerpo 67 mm x 25 mm diámetro. Sonda:3,8 mm x 27 mm diámetro. Calibración digital a través del Software. Interface de comunicación CD222 no incluido
Data logger autoclaves que aguanta hasta 140 ºC,Sensor de presión. Rango: 0 a 5 bar, Resolución:0,1 ...
Data logger autoclaves que aguanta hasta 140 ºC,Sensor de presión. Rango: 0 a 5 bar, Resolución:0,1 mbar Precisión: 0,03 bar, Memoria lectura valores:32.000. Intervalo lectura configurable: desde 2 seg. Hasta 12 horas. Batería:3,6 V de alta temperatura. Duración según uso y configuración. Descarga de datos: Puerto USB. Peso:85 grs. Dimensiones:50,8 x 25,4 mm. Calibración digital a través del Software. Interface de comunicación CD222 no incluido
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura, humedad, presión y aceleración (3 ejes) ...
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura, humedad, presión y aceleración (3 ejes)
CD250-1
Adquisidor de datos de reducido tamaño (resistente al agua), para presión, temperatura, humedad, ace ...
Adquisidor de datos de reducido tamaño (resistente al agua), para presión, temperatura, humedad, aceleración (3 ejes)
Dataloger DAQ PRO instrumento de 8 canales ideal para descargar 0-24mA, 0-5mV, 0-10V, NTC, PT-100, T ...
Dataloger DAQ PRO instrumento de 8 canales ideal para descargar 0-24mA, 0-5mV, 0-10V, NTC, PT-100, Termopar, pulsos, frecuencia (solo 1 entrada), Incluye: equipo, Daq Lab software,cable USB,adaptador de corriente,manual y maletín
Adquisidor de datos via radio. Tipo de entrada: 1 canal Pt100 (configurable como Pt1000 / 4-20mA / 0 ...
Adquisidor de datos via radio. Tipo de entrada: 1 canal Pt100 (configurable como Pt1000 / 4-20mA / 0-1V). Rango: Pt100 -200+400ºC (otras entradas según configuración). Resolución: 0,1ºC. Precisión: ±0,3ºC (sonda clase B) a temperatura 23ºC. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. No incluye: Sonda externa de Temperatura (CD549)
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 1 canal Pt100 (Alta Resolución). ...
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 1 canal Pt100 (Alta Resolución). Rango -200+300ºC (otras entradas según configuración). Resolución: 0,01ºC. Precisión: ±0,09ºC a 23ºC. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical). Incluye 1 sonda de la CD545 a la CD548
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 1 canal digital de Temperatura. R ...
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 1 canal digital de Temperatura. Rango: -55+80ºC. Resolución: 0,1ºC. Precisión: ±0,3ºC (-20+30ºC) resto escala 0,5ºC. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. No incluye: Sonda externa Temperatura y cable CD540. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical).
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 2 canales digitales de Tempera ...
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 2 canales digitales de Temperatura y Humedad relativa. Rango: -30+70ºC / 0-98% HR (sin condensación). Resolución: 0,1ºC/ 0,1% HR. Precisión: ±0,3ºC (-20+30ºC) resto escala 0,5ºC / ±2% HR de 10-90%, resto escala ±3,5%. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. No incluye: Sonda Temperatura-Humedad y cable CD541. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical).
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Sensor interno de Temperatura y Humedad Relativ ...
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Sensor interno de Temperatura y Humedad Relativa. Rango: -30+70ºC / 0-98%HR (sin condensación). Resolución 0,1ºC/ 0,1% HR. Precisión: ±0,4 (-20+30ºC), resto escala 0,5ºC ±2%HR. (20-80%, ±3,5% (10-20% y 80-90%. Indice de protección IP34. Tamaño: 123x69x30 mmFrecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical).
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Sensor interno de Temperatura y Humedad Relativa ( ...
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Sensor interno de Temperatura y Humedad Relativa (Museos) Sin pantalla LCD. Rango: -30+70ºC / 0-98%HR (sin condensación). Resolución: 0,1ºC/ 0,1% HR. Precisión ±0,4 (-20+30ºC), resto escala 0,5ºC. ±2%HR. (20-80%), ±3,5% (10-20%) y (80-90%). Indice de protección IP34. Tamaño: 222x65x30 mm. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical).
Adquisidor de datos con pantalla táctil multicolor y alarmas Tipo de entrada: 1 canal Pt100 Tempera ...
Adquisidor de datos con pantalla táctil multicolor y alarmas Tipo de entrada: 1 canal Pt100 Temperatura. Memoria: 40.000 lecturas, descarga de datos con llave USB. Rango: -50+125ºC. Resolución: 0,1ºC. Precisión: ±0,3 (-20+50ºC), resto escala 0,5ºC. Funciones: Alarma visual por pantalla, cambio de color según el estado de la alarma (normal, inhibida o técnica). Alarma acústica por beeper. Relé: 1 contacto seco. Indice de protección: IP54. Alimentación: 220 Vac (Autonomía pila 6h). Tamaño: 161x84x60 mm. Incluye: Sonda externa de temperatura, programa Sirius Lite y llave USB. Bajo demanda, disponibilidad de suministrar con 2 canales de temperatura o temperatura-humedad y otras sondas. CONSULTAR
Receptor de datos Vía Radio de la información de los adquisidores de datos serie CD50x, envía los da ...
Receptor de datos Vía Radio de la información de los adquisidores de datos serie CD50x, envía los datos a PC a través de cable USB. Potencia de emisión 25/500mW (bidireccional Frec. 868 MHz). Comunicación con un número ilimitado de registradores. Alarma externa por contacto relé (NO, NC) 36Vdc 1A para activar 1 alarma de salida. Alimentación: A través de USB, exterior 9Vdc. Indice de protección IP34. Tamaño: 123x69x30 mm. Incluye: Soporte pared y alimentador externo
Receptor de datos Vía Radio de la información de los adquisidores de datos serie CD50x, envía los datos a PC a través de Ethernet. Potencia de emisión 25/500 mW. Alarma externa por contacto relé (NO, NC) 36Vdc 1A. Alimentación: A través de Ethernet o ext. 9Vdc 650mA. Pila recargable NIMH 6V. (Autonomía 4 a 6h.). Indice de protección IP34. Tamaño: 153x82x35 mm. Incluye: Soporte pared y alimentador externo
Repetidor Vía Radio con comunicación hasta 80 registradores de la serie CD50x con 1 Repetidor, máxim ...
Repetidor Vía Radio con comunicación hasta 80 registradores de la serie CD50x con 1 Repetidor, máxima 120 con 2 Repetidores. Potencia de emisión 25/500mW. Alimentación: 230Vac 50Hz, pila interna de soporte NIMH 6V. (Autonomía 19 a 32h.) Indice de protección IP34 Tamaño: 123x69x30 mm. Incluye soporte pared y alimentador externo
Activación de alarma configurable por programación Indicación de alarma activada por Beep acústico ...
Activación de alarma configurable por programación Indicación de alarma activada por Beep acústico y flashes LED para equipos de la serie CD5xx. Alarma externa por contacto relé (NO, NC) 36Vdc 1A. LED amarillo activo, blanco alarma. Alimentación pila de litio o 9Vdc 300mA. Indice de protección IP34. Tamaño: 123x69x30mm. Incluye soporte pared y alimentador externo
Modulo GSM para envío de mensajes SMS. No incluye tarjeta SIM de datos ...
Modulo GSM para envío de mensajes SMS. No incluye tarjeta SIM de datos
Aviso de alarma a 4 números de teléfono distintos. Conexión directa a la línea telefónica convencion ...
Aviso de alarma a 4 números de teléfono distintos. Conexión directa a la línea telefónica convencional. No incluye alimentador
Software y Visualización de los datos en formato numérico y gráfico, señalización en tiempo real de ...
Software y Visualización de los datos en formato numérico y gráfico, señalización en tiempo real de la superación de las alarmas suministrado por la serie CD51x. Archivo histórico de las alarmas, indicación del estado de la pila del registrador con envío de mensaje de aviso. Análisis estadístico de los datos calculados, valor máxima, mínima y promedio. Y mas funciones
CD531A
Software y Visualización de los datos en formato numérico y gráfico, señalización en tiempo real de la superación de las alarmas suministrado por la serie CD51x. Instalación ilimitada en PCS de una misma empresa. Archivo histórico de las alarmas, indicación del estado de la pila del registrador con envío de mensaje de aviso. Análisis estadístico de los datos calculados, valor máxima, mínima y promedio. Y mas funciones
CD812000
Termohigrografo digital data logger Opus 20 con sensor interno de temperatura y humedad ...
Termohigrografo digital data logger Opus 20 con sensor interno de temperatura y humedad
CD812020N
Termohigrógrafo y medidor de CO2 (dioxido de carbono) data logger OPUS 20 con sensor interno de temp ...
Termohigrógrafo y medidor de CO2 (dioxido de carbono) data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y dióxido de carbono. Sin logo
CDDL53
99,Consultar
Registrador (adquisidor de datos) de temperatura y humedad, rango temperatura -40+70º C, rango humed ...
Registrador (adquisidor de datos) de temperatura y humedad, rango temperatura -40+70º C, rango humedad 0-100% Rh, memoria para 16.000 valores de temperatura y 16.000 de humedad, dispone de alarmas configurable, intervalos de registro configurables, incluye software
Adquisidor, registrador de datos "Leve loger Junior" para nivel y temperatura del agua en pozos o de ...
Adquisidor, registrador de datos "Leve loger Junior" para nivel y temperatura del agua en pozos o depósitos, rango de 0 a 5 metros, resolución 0,1 cm, precisión ±0,1%, temperatura rango -20+80ºC, precisión ±0,1ºC, memoria para 40.000 lecturas ( Opcional: Barologer (para obtención de datos de presión), Leveolader Gold para trasferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas de pozo etc)
59,Consultar
Sistema de registro de datos completo para la medición de la humedad de la hoja. El equipo mide con ...
Sistema de registro de datos completo para la medición de la humedad de la hoja. El equipo mide con precisión y registra los datos obtenidos, no sólo registra la presencia de agua, sino también registra la cantidad de agua en el sensor. El sensor responde a los ambientes de la misma manera que lo haría una hoja real y también puede detectar cuando el hielo está presente. Incluye un registrador de datos, con memoria hasta 1.000.000 lecturas, carcasa impermeable y sensor de humedad de las hojas. TENSIÓN: Rango de tensión en seco: típica 266mV, Saturado al 100%: típica 833mV, Resolución Tensión 50?V, Precisión de tensión calibrada ± 0,01%. Requiere el software y cable para la transmisión de datos al PC, referencia: CDC200 (no incluido)
Medidor de humedad del suelo pequeño, alimentado por batería, registra datos en una caja resistente ...
Medidor de humedad del suelo pequeño, alimentado por batería, registra datos en una caja resistente a la intemperie. Proporciona mediciones precisas de contenido volumétrico de agua en un rango completo de seco a saturado. Batería con una duración de 10 años para los estudios a largo plazo, o para varias temporadas. También cuenta con una tasa de lectura de 4 Hz, función de arranque / parada, gran capacidad de velocidad de descarga, capacidad de lectura de almacenamiento de 1.000.000, indicador de duración de la batería. Rango de medición: + / - 1200mV. Precisión: + / -0,01% FSR. Rango de entrada: 0 a 2,5 V DC. Memoria: 32.767 lecturas; de software envoltura de memoria configurable. Velocidad de lectura: 1 lectura cada 2 segundos a 1 cada 12 horas. Necesario para descargar datos al PC la interface CDC200 (opcional)
331,Consultar
Termo-higrómetro mural con función logger de registro de datos. Admite 8 sensores externos vía radio ...
Termo-higrómetro mural con función logger de registro de datos. Admite 8 sensores externos vía radio adicionales (no incluidos). Rango: 5-95% HR / -20+60ºC. Resolución: 1% HR / 0,1ºC. Precisión: ±3% entre 35…75% HR / ±1ºC. Funciones: Máxima y mínima, promedio, punto de rocío Memoria: 50.000 lecturas. Comunicación: Cable USB Alimentación: 3 Pilas 1,5V tipo AA. Tamaño: 137x98x26mm. Peso: 430 gr
Adquisidor datos ESCORT inteligente con un sensor interno y uno externo de temperatura (32.000 lectu ...
Adquisidor datos ESCORT inteligente con un sensor interno y uno externo de temperatura (32.000 lecturas), valores mínimo-máximo, promedios etc, datos visualizados en pantalla, conexión a ordenador, rango -40+70ºc:0,1ºC, precisión +- 0,3ºc, incluye 1 sonda.
Adquisidor datos ESCORT inteligente con una sonda interna de temperatura y una sonda interna de hume ...
Adquisidor datos ESCORT inteligente con una sonda interna de temperatura y una sonda interna de humedad, memoria (32.000 lecturas), valores mínimo-máximo, promedios etc, datos visualizados en pantalla, conexión a ordenador, rangos -40+70ºC / 0-95% H.R. Precisión 0,3ºC y +/-3% HR
Adquisidor de datos HANNA temperatura con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos ...
Adquisidor de datos HANNA temperatura con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, sin pantalla. Sonda externa Rango -40+125ºc
Adquisidor de datos HANNA temperatura con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, con pantalla. Sonda externa -20+70ºc
Adquisidor de datos HANNA temperatura con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, con pantalla, sonda externa Rango:-40+125ºc
Adquisidor de datos HANNA temperatura, con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, sin pantalla, con sonda interna(-40+80ºc) y sonda externa( -40+125ºc)
Adquisidor de datos HANNA temperatura, con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, sin pantalla ,con dos sondas externas de rango (-40+125ºc)
Adquisidor de datos HANNA temperatura, con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, con pantalla de visualización , con sonda interna (-20+70ºc) y sonda externa (-40+125ºc)
Adquisidor de datos HANNA temperatura, con transmisión de datos a PC mediante software e infrarrojos no incluidos, con pantalla de visualzación.2 sondas externas de rango(-40+125ºc)
CD250A
Adquisidor datos de reducido tamaño para temperatura, humedad y presión ...
Adquisidor datos de reducido tamaño para temperatura, humedad y presión
CD250A-1
Adquisidor de datos de reducido tamaño (resistente al agua), para presión, temperatura, humedad ...
Adquisidor de datos de reducido tamaño (resistente al agua), para presión, temperatura, humedad
CD250B
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura, humedad y aceleración (3 ejes) ...
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura, humedad y aceleración (3 ejes)
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura y humedad ...
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura y humedad
CD250D
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura y presión ...
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura y presión
CD250E
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura y aceleración ...
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura y aceleración
Adquisidor de datos via radio. Tipo de entrada: 2 canal Pt100 (configurable como Pt1000 / 4-20mA / 0 ...
Adquisidor de datos via radio. Tipo de entrada: 2 canal Pt100 (configurable como Pt1000 / 4-20mA / 0-1V). Rango: Pt100 -200+400ºC (otras entradas según configuración). Resolución: 0,1ºC. Precisión: ±0,3ºC (sonda clase B) a temperatura 23ºC. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. No incluye: Sonda externa de Temperatura (CD549)
CD501A
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 2 canal Pt100 (Alta Resolución). ...
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 2 canal Pt100 (Alta Resolución). Rango -200+300ºC (otras entradas según configuración). Resolución: 0,01ºC. Precisión: ±0,09ºC a 23ºC. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical). Incluye 1 sonda de la CD545 a la CD548
Receptor de datos Vía Radio de la información de los adquisidores de datos serie CD50x, envío de dat ...
Receptor de datos Vía Radio de la información de los adquisidores de datos serie CD50x, envío de datos a PC a través de Bluetooth. Potencia de emisión 25/500mW (bidireccional Frec. 868 MHz). Comunicación con un número ilimitado de registradores. Alarma externa por contacto relé (NO, NC) 36Vdc 1A para activar 1 alarma de salida. Alimentación: A través de USB, exterior 9Vdc. Indice de protección IP34. Tamaño: 123x69x30 mm. Incluye: Soporte pared y alimentador externo
Sonda Temperatura, cable 3m, inox. Ø7’5x36mm, rango -40+80ºC. Con Cable de 3m. con IP67 y conector p ...
Sonda Temperatura, cable 3m, inox. Ø7’5x36mm, rango -40+80ºC. Con Cable de 3m. con IP67 y conector para CD502
Sonda Temperatura/Humedad, Rango -40+80ºC / 0-98HR. Cable de 3m. con IP67 y conector para CD502A ...
Sonda Temperatura/Humedad, Rango -40+80ºC / 0-98HR. Cable de 3m. con IP67 y conector para CD502A
Sonda Pt100 clase B rango -250+150ºC Ø3x18mm, cable teflón 2m. SERIE CD500-CD500A-CD501-CD501A ...
Sonda Pt100 clase B rango -250+150ºC Ø3x18mm, cable teflón 2m. SERIE CD500-CD500A-CD501-CD501A
Sonda Pt100 clase B rango -50+125ºC, Ø5x20mm, cable plano 3m. SERIE CD500-CD500A-CD501-CD501A ...
Sonda Pt100 clase B rango -50+125ºC, Ø5x20mm, cable plano 3m. SERIE CD500-CD500A-CD501-CD501A
Sonda Pt100 clase B rango -50+250ºC, Ø4x150mm, Ø9x100mm, cable silicona 5m. SERIE CD500-CD500A-CD501 ...
Sonda Pt100 clase B rango -50+250ºC, Ø4x150mm, Ø9x100mm, cable silicona 5m. SERIE CD500-CD500A-CD501-CD501A
Sonda Pt100 clase B rango -50+180ºC, Ø5x40mm, cable silicona 150mm. SERIE CD500-CD500A-CD501-CD501A ...
Sonda Pt100 clase B rango -50+180ºC, Ø5x40mm, cable silicona 150mm. SERIE CD500-CD500A-CD501-CD501A
CD812000N
Termohigrógrafo digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura y humedad sin logo ...
Termohigrógrafo digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura y humedad sin logo
CD812001
Termohigrógrafo digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura y humedad. Posible la ...
Termohigrógrafo digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura y humedad. Posible la alimentación a través de Ethernet PoE (Power over Ethernet).
CD812001N
Termohigrógrafo digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura y humedad. Posible la alimentación a través de Ethernet PoE (Power over Ethernet). Sin logo
CD812010
Termohigrógrafo y medidor de presión digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, ...
Termohigrógrafo y medidor de presión digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y presión barométrica.
CD812010N
Termohigrógrafo y medidor de presión digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y presión barométrica, sin logo.
CD812011
Termohigrógrafo y medidor de presión digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y presión barométrica. Posible la alimentación a través de Ethernet PoE (Power over Ethernet).
CD812011N
Termohigrógrafo y medidor de presión digital data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y presión barométrica. Posible la alimentación a través de Ethernet PoE (Power over Ethernet). Sin logo
CD812020
Termohigrógrafo y medidor de CO2 (dioxido de carbono) data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y dióxido de carbono.
CD812021
Termohigrógrafo y medidor de CO2 (dioxido de carbono) data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y dióxido de carbono. Posible la alimentación a través de Ethernet PoE (Power over Ethernet).
CD812021N
Termohigrógrafo y medidor de CO2 (dioxido de carbono) data logger OPUS 20 con sensor interno de temperatura, humedad y dióxido de carbono. Posible la alimentación a través de Ethernet PoE (Power over Ethernet). Sin logo
CD812030
Datalogger OPUS 20 para sensores externos. Permite la conexión de hasta 4 sondas de temperatura y hu ...
Datalogger OPUS 20 para sensores externos. Permite la conexión de hasta 4 sondas de temperatura y humedad con conectores en Y. Con 2 canales configurables: mA, Pt100, termopar,... Almacenamiento de datos: 16 MB, 3.200.000 valores. Intervalo de lectura: 10/30s, 1/10/12/15/30min, 1/3/6/12/24h. Puerto: USB, LAN. Se suministra completo con PC-Windows Software SmartGraph 3 para la presentación gráfica y númerica del análisis de los datos, manuales de uso, cable de transferencia, baterias, clema de WAGO y montaje en barra DIN.
CD8120KAB
Extensión cable 2 m para OPUS 20, para los modelos CD8120xxx ...
Extensión cable 2 m para OPUS 20, para los modelos CD8120xxx
CD8120KAB10
Extensión cable 10 m para OPUS 20, para los modelos CD8120xxx ...
Extensión cable 10 m para OPUS 20, para los modelos CD8120xxx
CD8120KAB25
Extensión cable 25 m para OPUS 20, para los modelos CD8120xxx ...
Extensión cable 25 m para OPUS 20, para los modelos CD8120xxx
Adquisidor, registrador de datos "Leve loger Junior" para nivel y temperatura del agua en pozos o depósitos, rango de 0 a 10 metros, resolución 0,2 cm, precisión ±0,1%, temperatura rango -20+80ºC, precisión ±0,1ºC, memoria para 40.000 lecturas ( Opcional: Barologer ( para obtención de datos de presión), Leveolader Gold para trasferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas de pozo etc)

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución