Source: https://es.scribd.com/document/81011957/espectroscopia-de-masas
Timestamp: 2017-05-23 05:18:21+00:00

Document:
ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicSubirIniciar sesiónRegistrarseOptionsJoinSign InUploadespectroscopia de masasCargado por Martin ParedesMass SpectrometryMoleculesIonIonizationElectron0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentINTRODUCCIÓNLa Espectrometría de Masas es una poderosa técnica microanalítica usada para identificar compuestos desconocidos, para cuantificar compuestos conocidos, y para elucidar la estructura y propiedades químicas de moléculas. La detección de compuestos puede ser llevada a cabo con cantidades realmente pequeñas (algunos pmoles) de muestra y obtener información característica como el peso y algunas veces la estructura del analito. En todos los casos, alguna forma de energía es transferida a las moléculas a analizar para afectar la ionización. En la técnica clásica de impacto electrónico (electron ionization EI), algunas de las moléculas ionizadas del analito ³explotan´ en una variedad de fragmentos ionizados, el patrón de fragmentación resultante así como los iones residuales constituyen el espectro de masas. En principio, el espectro de masas de cada compuesto es único y puede ser usado como se ³huella química´ para caracterizar el analito.
Detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica.TÉCNICOS DE E. El proceso de la espectrometría de masas comprende básicamente cuatro etapas:
Ionización de la muestra. 1998.1: Esquematización del paso de una muestra por los principales componentes de un instrumento de espectroscopia de masas. esta técnica continúa teniendo los mismos fundamentos que en su origen. Dispersión de los iones según su masa/carga. La espectrometría de masas se fundamenta en la separación de partículas moleculares o atómicas por su diferente masa. A. 312-313)
FUNDAMENTOS TEÓRICO. Aceleración de los iones por un campo eléctrico.
Hoy en día. Ionización de la muestra (Oriol.M. aunque el espectrómetro de hoy en día poco tenga que ver con su predecesor.
generalmente positivos y de carga única. 317). 1998. 1998. Cuando las partículas aceleradas se someten a la acción de un campo magnético (H) describen una trayectoria circular de radio r alrededor de este campo. o capacidad del mismo para separar dos partículas de diferente masa. 313) Convertimos una fracción significativa de los átomos formados en la etapa 1 en un flujo de iones.La ionización de la muestra se consigue por bombardeo mediante electrones (e-) según el proceso:
M + e.à M+ + 2eB. La utilidad analítica de un espectrómetro de masas depende de la resolución del instrumento. la relación m/e suele ser la masa del ión. ³e´ la carga del electrón y ³m´ la masa. formato de fácil interpretación. El ordenador al que está conectado el aparato recoge las distintas señales y las reproduce en forma de espectrograma. 315) Basándonos en la ecuación anterior podemos calcular la relación m/e que es: m/e = H2. VOLVER AL INDICE
. Aceleración de los iones por un campo eléctrico(Oriol. Detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica (Oriol. 1998. Dispersión de los iones según su relación masa/carga (Oriol. desarrollando una fuerza centrífuga mv2/r. La velocidad que adquieren viene regida por la formula: v = [2eV/m] ½ Donde V es el potencial aplicado. De esto deducimos que el radio es igual a: r = (2Vm/H2e) ½ C.r2/2V Dado que la mayoría de los iones formados en la segunda etapa tienen una sola carga y que el resto de parámetros se mantienen constantes. la cual es igual a la fuerza de atracción del campo Hev. D.
Sistemas de entrada cromatrográficos y de electroforesis capilar : es un tipo de sistema de entrada especial. esta indicado su uso cuando al espectrómetro de masa va acoplado un sistema de cromatrografía de gases o de líquidos de alta eficacia o a columnas de electroforesis capilar que permiten la separación y determinación de los componentes de mezclas complejas (Métodos. El sistema de entrada es normalmente de vidrio para evitar posibles pérdidas por adsorción. un micromol o menos de muestra se convierte al estado gaseoso por calentamiento a unos 400ºC y se introduce lentamente en la cámara de ionización.M. el cual se inserta a través de un cierre de vacío. En los espectrómetros de masas más modernos encontramos diferentes tipos de sistemas de entrada:
Sistemas indirectos de entrada: es el sistema más clásico y el más simple. Acelerador. Las sondas también se usan cuando la cantidad de muestra es limitada ya que se pierde mucha menos cantidad. La finalidad del sistema de entrada es permitir la introducción de una muestra representativa en la fuente de iones con la mínima perdida de vacío. 2006)
En el sistema de entrada de muestras. Analizadores.
Sistema de entrada de muestras. El sistema de cierre se utiliza para controlar la cantidad de aire que entra después de la inserción de la sonda en la región de ionización.INSTRUMENTACIÓN EN E. Cámara de ionización. Detector. en el cual la muestra se volatiliza externamente y se introduce en la región de ionización que esta a baja presión. Entrada por sonda indirecta: los líquidos y los sólidos no volátiles se pueden introducir en la región de ionización mediante un soporte para muestra o sonda.
se obtiene un haz de iones positivos o negativos (normalmente positivos) que posteriormente se acelera hacia el interior del analizador de masas o sistema separador a través del acelerador. Su espectro da lugar a muchos picos y nos da información acerca de la naturaleza de los grupos funcionales e información estructural de los analitos. Son aplicables a muestras no volátiles y térmicamente inestables (Harvey. El aspecto de los espectros de masas para distintas especies moleculares. Son aplicables a compuestos que tienen pesos moleculares superiores de 100000 Daltons.Las fuentes de iones de los espectrómetros de masas. estos requerimientos limitan la utilización de las fuentes de fase gaseosa a compuestos con pesos moleculares menores de unos 103 Daltons. En la mayoría de los casos. Hieman. tienen todas unas características comunes.
Están generalmente restringidas a compuestos térmicamente estables que tengan puntos de ebullición menores de unos 500ºC.
Fuentes duras: comunican suficiente energía a las moléculas para que estén en un estado de energía altamente excitado. se transforman directamente en iones gaseosos. 212). depende en gran medida del método utilizado para la formación de los iones. 486) Normalmente los espectrómetros de masas están equipados con accesorios que permiten intercambiar ambos tipos de fuentes. Fuentes blandas: dan lugar a poca fragmentación y el resultado es un espectro con muy pocos picos dándonos información útil ya que nos permite la determinación exacta del peso molecular de la molécula o moléculas
. 2002. Son aplicables a muestras no volátiles y térmicamente inestables (Harvey. En muchos casos el sistema de entrada y la fuente de iones están combinados en un único componente. Las fuentes de iones se pueden clasificar también en fuentes duras y fuentes blandas. 486) Normalmente los espectrómetros de masas están equipados con accesorios que permiten intercambiar ambos tipos de fuentes. pese a la variabilidad de tipos existente y es que todas transforman los componentes de una muestra en iones. La formación de iones del analito es el punto de arranque de arranque de un análisis por espectrometría de masas.(Skoog. implica la rotura de las uniones produciendo iones fragmentados. Estos métodos los podemos dividir en dos categorías:
Fuentes de fase gaseosa: en estas primero se volatiliza la muestra y luego se ioniza. Hiller. En todos los casos. 2000. La relajación posterior.  Fuentes de desorción : es estas la muestra en estado sólido o líquido. Son aplicables a compuestos que tienen pesos moleculares superiores de 1000 Daltons. 2002.
1: Clasificación de los distintos tipos de camaras de ionización.TIPO Fase Gaseosa
electrodo de elevado potencial Desorción por campo (FD) electrodo de elevado potencial Ionización por electronebulización (ESI) campo eléctrico elevado Desorción/ionización asistida por una matriz haz de láser (MALDI) Desorción Desorción por plasma (PD) fragmentos de fisión del 252Cf Bombardeo con átomos rápidos (FAB) haz de átomos energéticos Espectrometría de masas de iones haz de iones energéticos secundarios (SIMS) Ionización por termonebulización (TS) elevada temperatura Fig. Normalmente se utilizan iones negativos. el cual posteriormente se ioniza bombardeando las moléculas originadas con un haz de electrones de elevada energía. Rouesac. 78)
Se somete a la muestra a una temperatura suficientemente elevada (normalmente mediante un filamento caliente de wolframio o de renio) como para producir un vapor molecular. indicando sus nombres y acrónimos y especificando cada sus agentes ionizantes. 2003.
En la ionización química los átomos gaseosos de la muestra (tanto de un sistema de entrada indirecto como de una sonda caliente) se ionizan al colisionar con los iones producidos al bombardear con electrones un exceso de gas reactivo (normalmente metano). TIPOS DE CAMARAS DE IONIZACIÓN. Pese a sus desventajas. esta técnica es la que se ha usado para determinar la mayoría de los espectros que componen las colecciones de espectros (Rouesac.
Fuentes de ionización por campo (FI). aunque la ionización química de iones negativos se utiliza ocasionalmente en aquellos analitos que contienen átomos muy electrónegativos.
Esta fuente de ionización usa un emisor con múltiples puntas. Estos campos se producen al aplicar elevados potenciales (10 a 20 kV) a emisores especialmente construidos. 1998. 378)
En las dos últimas décadas se han desarrollado numerosos métodos de ionización por deserción para tratar muestras no volátiles o termodinámicamente inestables. Desorción/ionización por láser asistida por una matriz (MALDI). Que están formados por numerosas puntas finas cuyos diámetros son menores a 1 µm. Ionización por electronebulización (ESI/MS). los iones se forman bajo la influencia de un campo eléctrico elevado (108 V/cm). La disolución resultante se evapora en la superficie de una sonda metálica que se utiliza para la introducción de la muestra. En ocasiones es necesario calentarlo haciéndole pasar una corriente pero puede ocurrir una degradación térmica antes de completarse la degradación. A menudo estos emisores adquieren la forma de un fino hilo de wolframio en el cual se han formado dendritas o filamentos microscópicos de carbono por pirólisis de benzonitrilo en un campo eléctrico elevado.En las fuentes de ionización por campo. similar al usado en las fuentes de ionización por campo. 93-94)
FUENTES DE DESORCIÓN (Oriol. En esta técnica se mezcla una disolución acuoso/alcohólica de la muestra con un exceso de una sustancia matriz que absorbe la radiación. después de reinsertarla la ionización se produce tras proporcionar un potencial elevado a este electrodo. En este caso el analito adquiere poca energía vibracional y rotacional por lo que tiene poca fragmentación (Rouesaoc. En este caso el electrodo se coloca sobre una sonda que puede retirarse y recubrirse con una disolución de la muestra. provocando la sublimación del analito a iones que son introducidos en un espectrómetro de tiempo de vuelo para el análisis de masas (Creel.000 Daltons. Esta técnica se ha convertido en una de las más importantes para el análisis de biomoléculas de pesos superiores a 100. Se realiza en condiciones atmosféricas de presión y temperatura. Estas técnicas prescinden de la volatilización y de la posterior ionización y en su lugar se suministra energía a la muestra sólida o líquida de diversas maneras. La disolución de la muestra se bombardea a través de una aguja capilar de acero inoxidable a un flujo de
. Como consecuencia se obtienen espectros muy simplificados. 2003. de modo que se provoca la formación directa de iones gaseosos. 1993. 336-342). La mezcla sólida se expone a la acción de un haz de láser pulsante. El resultado de este tratamiento es la aparición de centenares de microagujas de carbón que emergen desde la superficie del hilo. Esta técnica de reciente descubrimiento nos permite calcular pesos moleculares exactos de extractos de biopolímeros polares en un intervalo de masas moleculares de varios cientos de miles de Daltons. Fuentes de desorción por campo (FD). Howart. Rouesaoc.
La niebla de finas gotitas cargadas resultantes pasa a través de un capilar de desolvatación donde se produce la evaporación del disolvente y de las moléculas del analito y donde estas adquieren la carga. El otro fragmento golpea un detector y desencadena la puesta en marcha de la adquisición de datos. (Plascencia. las muestras en un estado condensado.
. SIMS tiene la ventaja que puede ser continuamente chisporroteado desde la superficie y determinar las concentraciones analíticas en función de la distancia desde la superficie original (perfil de profundidad) Ionización por termonebulización (TS). Este método es especialmente interesante para moléculas largas de origen biológico.
Sistema acelerador. Fuentes de bombardeo con átomos rápidos (FAB). 13) Desorción por plasma (PD). Setos experimentan una reacción de intercambio de electrones en resonancia con los átomos obteniéndose un haz de átomos de alta energía. La cinta es revestida de grafito que reduce la desfragmentación. El haz de átomos rápido se obtiene pasar iones acelerados de argón o xenón de una fuente o cañón de iones a través de una cámara que contiene átomos de argón o xenón a una presión de unos 10-5 torr. Una muestra es depositada encima de una cinta metálica. Debido a que las gotitas se vuelven más pequeñas por la evaporación del disolvente. se ionizan por bombardeo con átomos de xenón o argón de elevada energía. que puede ser de Pt o Re y una corriente eléctrica calienta el metal a altas temperaturas. Aproximadamente el 1% del material chisporroteado entra en forma ionizada.16O+. Tanto los iones positivos como negativos del analito son expulsados de la superficie de la muestra por un proceso de desorción. Las agujas se mantienen a un potencial de varios kV con respecto al electrodo cilíndrico que rodea a dicha aguja. Un haz de luz ionizado primitivo como 3He+.algunos microlitros por minuto. La ionización por termonebulización se usa para elementos reflectantes. a menudo en una matriz de una disolución de glicerol. el cual ya puede ser analizado. su densidad aumenta produciéndose la desorción de los iones en la atmósfera gaseosa. Espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS). Con este tipo de fuentes. 2003. o 40Ar+ es acelerado y enfocado hacia la superficie de la muestra y chisporrotea entrando dentro de la fase gas. Un fragmento golpea la muestra anulando entre 1-10 iones analíticos. El deterioro del 252Cf produce dos fragmentos de fisión que viajan en direcciones opuestas.
pág. 90 o 60º. lo cual es particularmente útil para realizar
. además también ofrecen la ventaja de emplear tiempos de barrido pequeños (<100ms). 2000. Estos analizadores también son llamados de enfoque simple.. los analizadores deberían de permitir el paso del número suficiente para producir corrientes iónicas fáciles de medir.. estas dos propiedades no son compatibles y se debe de llegar a un equilibrio que esta regido por la resolución del espectrómetro de masa (Skoog D. Una tercera ranura actúa como colimador del haz de partículas. Además. Espectrómetro de masa cuadrupolar: son normalmente menos caros y más robustos que los de sector magnético.diferencia de potencial.
Fig. El doble enfoque se consigue utilizando combinaciones de campos magnéticos y electrostáticos cuidadosamente seleccionados. a los que los analizadores son análogos. Existen diferentes tipos de analizadores de masas:
Analizadores de sector magnético: los analizadores de sector magnético utilizan un imán permanente o un electroimán para hacer que el haz procedente de la fuente de iones se desplace con una trayectoria circular de 180.. Lo ideal es que el analizador fuera capaz de distinguir entre diferencias muy pequeñas de masa. Holler J. Entre esta primera y una segunda ranura existe una diferencia de potencial muy elevada que imprime a las partículas su velocidad final.
Para la separación de iones con diferente relación m/e se dispone de varios dispositivos. 412).3:Diagrama esquemático de un analizador de masas de sector magnético equivalente a los utilizados en espectrometría de masas. Nieman T. recalcar la ubicación del sector magnético (laminated magnet)
Espectrómetros de doble enfoque: este término se usa en los espectrómetros en los cuales las aberraciones direccionales y las aberraciones de energía de una población de iones se minimizan simultáneamente. Al igual que sucede con los monocromadores ópticos.
Estos aparatos presentan ventajas como la robustez. fácil acceso a las fuentes de iones y el virtualmente ilimitado intervalo de masas. Tales cavidades se construyen aprovechando el fenómeno de resonancia iónica ciclotrónica. 15).
Fig.barridos de picos cromatrográficos en tiempo real. pero tienen no obstante una sensibilidad y una resolución limitadas. Analizadores de trampa de iones: es un dispositivo en el que los cationes o aniones gaseosos pueden formarse y quedar confinados durante largos periodos de tiempo por la acción de campos eléctricos y/o magnéticos. Transformada de Fourier (FT): Como sucede con los instrumentos de infrarrojo y de resonancia magnética nuclear.
La parte fundamental de un instrumento de transformada de Fourier es una trampa de iones en la cual los iones circulan en órbitas bien definidas durante largos periodos. compactos y más económicos que los anteriores. simplicidad. La separación de los iones en función de la masa se produce durante su recorrido hacia el detector. 2003.
Analizadores de masas de tiempo de vuelo (TOF): en estos aparatos se producen los iones positivos periódicamente por bombardeo de la muestra con impulsos de electrones. situado al final del tubo.
. velocidades mayores y sensibilidad y resolución más elevadas. que es uno de los tipos de analizadores de masa más utilizados en espectrometria de masas dado su bajo precio y robustez. La resolución es espectrometría de masas de transformada de Fourier está limitada por la precisión en la medida de la frecuencia más que por las rendijas o las medidas de campo (Plasencia. Los iones producidos de esta forma son acelerados en un tubo analizador libre de campo mediante un campo eléctrico pulsante de 103 a 104 V. Son.4: Diagrama de un espectrómetro de masa cuadrupolar. con diferencia los más utilizados hoy en día (Plasencia. de iones secundarios o de fotones generados por láser. 2003. 16-17). Los espectrómetros de trampa de iones son más robustos. los espectrómetros de masas de transformada de Fourier proporcionan mejores relaciones señal/ruido.
Fig. La corriente obtenida puede amplificarse de nuevo por procedimientos electrónicos y se lleva a un sistema registrador.
Los iones procedentes del sistema acelerador llegan al detector el cual generalmente esta constituido por un cátodo emisor que al recibir el impacto producido por las partículas cargadas emite electrones. Estos electrones son acelerados hacia un dínodo el cual emite varios electrones más al recibir el impacto de cada electrón. VOLVER AL INDICE
. reseñar la situación de la pompa de iones (turbo pump) cuya función se señala arriba y que es parte fundamental de este instrumento. Este proceso se repite varias veces hasta obtenerse una cascada de electrones que llega al colector lográndose una corriente fuertemente amplificada. por un procedimiento muy similar al que se utiliza en los tubos fotomultiplicadores.5: Diagrama de un analizador de masa de transformada de Fourier donde podemos ver sus diferentes elementos.
Detectores.Es posible alcanzar una resolución extremadamente elevada (superior a 106) dado que las medidas de frecuencia se pueden realizar con elevada precisión.
Las intensidades de los demás picos se expresan en porcentajes de la intensidad del pico base.
Fig. Gracias a esto se pueden determinar que es la muestra por comparación y por otra parte.6: Aspecto clásico de un espectrograma de masas. El pico del espectrograma que aparece con valor más elevado de m/e corresponde a la molécula ionizada sin fragmentar y recibe el nombre de masa patrón. Rouessac. la intensidad relativa de los distintos picos. siempre que se opere con una tensión de ionización no excesivamente elevada. permite deducir la proporción en que cada componente se encuentra en la muestra.
Como consecuencia del bombardeo electrónico en la cámara de ionización.OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE UN ESPECTROGRAMA DE MASAS. 312) El pico mayor del espectrograma de masa se llama pico base. Esta masa patrón nos permite determinar con rapidez y precisión la masa molecular. siempre que una misma molécula se rompa en las mismas condiciones nos dará el mismo tipo y número de fragmentos y constituyen la fragmentación patrón. 2003. la cual produciría la fragmentación total de la molécula (Rouessac. en el que se señalan su pico base
. Normalmente la altura de este pico se toma como valor cien. las moléculas se rompen en una serie de fragmentos.
Determinación de la formula molecular. tienen una masa impar
. Nieman T. Si el instrumento es de gran resolución bastará la determinación precisa de su masa molecular para poder atribuirle una fórmula empírica. Pruebas para confirmar la presencia de drogas en sangre de caballos de carreras y en atletas olímpicos.. La tabla situada a la derecha nos indica la concentración y la relación m/z de cada uno de los elementos presentes en el analito VOLVER AL INDICE
APLICACIONES DE E. Existe una tercera forma que sería con la regla del nitrógeno. Identificación de los compuestos de cromatogramas en capa fina y papel. Determinación de secuencias de aminoácidos en muestras de polipéptidos y proteínas. según la cual todas las sustancias orgánicas con peso molecular par deben de contener un número par o ningún átomo de N y los de número impar deben de contener un número impar. Control de gases en enfermos respiratorios durante los procesos quirúrgicos. Análisis de partículas en aerosoles.. Determinación del peso molecular de péptidos. pág. Otras veces puede determinarse por la relación entre las alturas del pico correspondiente a la masa patrón y la de los picos de los isótopos. proteínas y oligonucleicos. Por el contrario los fragmentos moleculares por rotura de enlace.
Aplicaciones cualitativas (Skoog D.M. orina y saliva. Control de compuestos orgánicos volátiles en el agua de suministro
Vamos a ver ahora de un modo más extenso las principales aplicaciones de esta técnica. Determinación de residuos de pesticidas en alimentos. Detección e identificación de especies separadas por cromatrografía y electroforesis capilar..y su ión molecular más importante. a continuación veremos las más características:
Elucidación de la estructura de moléculas orgánicas y biológicas. 272-285) Determinación del peso molecular de todas las sustancias que pueden volatilizarse por la posición del pico correspondiente a la masa patrón. Holler J.
2000. Datación de ejemplares en arqueología. Identificación de drogas de abuso y sus metabolitos en sangre.
oxígeno. Las aplicaciones cuantitativas de la espectrometría de masas para analisis cuantitativo son de dos tipos:
Determinación cuantitativa de especies moleculares o tipos de especies moleculares en muestras orgánicas. de muestras orgánicas y biológicas: las concentraciones de analito en este caso se obtienen directamente a partir de las alturas de los picos de los espectros de masas.y
si contienen cero o número par de átomos de N y masa par si el número de átomos de N es impar. Se han descrito una serie de reglas generales que rigen los procesos de fragmentación. Identificación de compuestos por su fragmentación patrón: la fragmentación de la mayor parte de las moléculas produce un gran número de picos que permiten la identificación de numerosos compuestos y el reconocimiento de ciertos grupos funcionales de ellos.(Skoog D.
2000. pág. se puede emplear incluso como control durante un proceso quirúrgico. Análisis de sangre: gracias ala rapidez del método. en menor medida.
Aplicaciones cuantitativas. Nieman T. estudios con trazadores isotrópicos . Identificación de productos de reacción o de productos metabólicos: se usa en cinética química y en farmacología pudiéndose llegar a identificar impurezas y metabolitos a concentraciones de pocas partes por millón. nitrógeno.. estudiar la edad de las muestra por su proporción de isótopos con la ventaja frente a los radiactivos que se pueden medir los isótopos no radiactivos. Caracterización y análisis de polímeros: el polímero se piroliza en condiciones controladas y los productos volátiles se hacen pasar a un espectrómetro para su análisis. La calibración se realiza por comparación de los picos con patrones adecuados.. Las alturas de los picos son directamente proporcionales a las presiones parciales de los componentes volatilizados en la muestra. Se crean curvas de calibrado que nos permiten el analisis
. Holler J. Determinación de la concentración de elementos en muestras inorgánicas y. biológicas y ocasionalmente inorgánicas: normalmente tales analisis se llevan a cabo haciendo pasar la muestra a través de una columna cromatrográfica o de electroforesis capilar y posteriormente por el espectrómetro. Estudiar la abundancia de isótopos: Esta fue la finalidad con la que fue creada la técnica y en la actualidad se usa para análisis por dilución de isótopos.. 286-302)
Para la determinación cuantitativa de los componentes de una mezcla es conveniente que cada uno de ellos presente por lo menos un pico que difiera claramente de los demás. Así se puede determinar a gran velocidad las concentraciones hemáticas de monóxido y dióxido de carbono. los cuales son de gran utilidad para la determinación de los espectros. gases anestésicos (como el NO).
Vemos que el estudio exhaustivo de este instrumento es fundamental para su óptima utilidad. es la relación del número de masa (m) de una partícula dada entre el número (z) de unidades cargadas
. porque es uno de los pocos instrumentos que te permiten realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de forma simultanea y de calidad.cuantitativo gracias a la existencia de picos únicos para cada componente y cada valor de m/z. ya que te permite combinar diferentes tipos de cada uno de sus elementos para adecuarlo a las necesidades de cada investigación. De este trabajo me gustaría destacar la importancia de esta técnica desde sus comienzos hace más de cien años hasta la actualidad donde nos la encontramos como un instrumento altamente especializado y aplicable en multitud de campos. I+D farmacéutica o los laboratorios de biología molecular entre otros. pero que no está impidiendo que cada día se imponga más frente a otras más innovadoras y su demanda no haga más que aumentar. Esta variabilidad ha hecho que continúe vigente y se mantenga altamente adaptada en la actualidad. Hoy en día se continua investigando en nuevas instrumentos de mejora para esta técnica. a su alta aplicabilidad en campos tan variados como la medicina. Resultó indispensable en el conocimiento de la estructura molecular. como no. Sus ámbitos de uso se encuentran un tanto restringidos dado su elevado precio. abreviada m/z. VOLVER AL INDICE
Relación masa/carga: Esta expresión. criminalística. ya que cada día se exigen resultados con mayor precisión o simplemente porque se analizan muestras en las que se requiere una mayor especialización. VOLVER AL INDICE
Espero que el estudio realizado sobre la Espectrometría de masas pueda resultar de ayuda a los lectores y les ayude a entender este complejo instrumento y poder aplicarl con una mayor efectividad. su principal enemigo y retractor. ayudó a sentar las bases físico-químicas actuales y a derrumbar el modelo atómico de Bohr. unido. facilidad de uso y fundamentalmente. Pese a sus casi cien años de edad continua siendo uno de los instrumentos más recurridos a la hora de analizar todo tipo de muestras ya que de ella se destaca su gran versatilidad.
La escala de porcentaje total de ionización esta representada a la derecha del espectro de masas con el símbolo (%Sn).
Iones doblemente cargados:Es posible para una molécula perder dos electrones durante el proceso de ionización. Espectro de masas: Un espectro de masas es una gráfica de intensidad relativa del ion como función de la relación masa/carga (m/z). los picos correspondientes en el espectro de masas pueden ser usados en la interpretación de datos. Ion molecular: El ion molecular resulta de la ionización de la molécula a analizar. Sin embargo. Al pico base se le asigna una intensidad relativa de 100%. Esta forma de registro de iones y sus intensidades sirven para establecer el peso molecular y estructura del compuesto a ser analizado. para aquellas moléculas que los produzcan en forma estable. y corresponde a 1/12 de la masa del 12C. Es usado como base para normalizar las intensidades de los otros picos. Porcentaje total de ionización: Este término expresa la abundancia de un ion individual comparado con la suma de las abundancias de todos los iones en un rango de masa especifico.electrostáticamente (e) que posee la partícula.
J. este dato se indica en la izquierda del espectro de masas. Se representa como % respecto al pico base que es 100%. Lancashire. Así. El espectro de masas es frecuentemente representado como un histograma simple. Por convención. al que se la ha asignado un valor de 12. El símbolo para las unidad de masa es u. El pico del ion molecular aparece a un valor m/z numéricamente igual al peso molecular del compuesto. m/z es una relación adimensional que es el parámetro medido por el analizador de masas.
BIOGRAFÍAS. Intensidad relativa: La intensidad relativa de un pico representa su intensidad en comparación con el pico base. de
. Hijo de un librero que quiso que Thomson fuera ingeniero. Este ion representa la molécula intacta y es el último precursor de todos los iones fragmentados que componen el espectro de masas. Thomson (1856-1940): Nació el 18 de diciembre de 1856 cerca de Manchester. La masa de una partícula dada es igual a la suma de sus masas atómicas (en Daltons) de todos los elementos que componen la partícula. este dato puede ser utilizado para comparar diferentes espectros de masas de diferentes compuestos. Debido a que ocurre la fragmentación del analito. las fracciones del ion aparecen en el espectro a valores m/z menores que la molécula completa ionizada (ion molecular) a partir de es tos datos se deduce la estructura y peso molecular de la molécula completa. Estos iones que están doblemente cargados producirán un pico en el espectro de masas en un valor m/z numéricamente igual a la mitad de la masa molecular del ion.J. Pico base: Es el pico más intenso en el espectro de masas.000000 por convención. Con catorce años ingresó en Owens Collage (hoy parte de la Universidad de Manchester) posteriormente lo hizo en el Trinity College. Los iones doblemente cargados son insignificantes en el espectro de masa para la mayoría de los compuestos.
5: Imagen disponible en: http://collaboratory. Introdujo la representación de una función como una serie de senos y cosenos.pnl. Cursó estudios en las universidades de Gotinga. 2002.uk/ear thscienceandengineering/research/ggp/icpmsmulticollect or/micromassisoprobe Fig. Desde 1900 fue profesor de física en las universidades de Giessen..3: Imagen disponible en: http://www3. Se le consideró el descubridor del electrón por sus experimentos con el flujo de partículas (electrones) que componen los rayos catódicos. ejerció como profesor de física experimental en el laboratorio de Cavendish. Falleció el 30 de agosto de 1940.2: Harvey. pag. Würzburg y Munich. Bourgogne. Además fue presidente de la Sociedad Real (1915-1920) y profesor de filosofía natural de la Institución regia de Gran Bretaña (1905-1918).htm
.ugr. A la edad de 30 años fue designado por Napoleón consejero científico en una expedición a Egipto Regresó a Francia en 1801 donde fue nombrado prefecto del departamento de Isere por Napoleón.la Universidad de Cambridge.296.htm Fig. Heidelberg y Berlín. Jean Baptiste Joseph Fourier (1768.
Wien. donde también enseñó matemáticas y física. Por su descubrimiento de las leyes de la radiación del calor fue galardonado en 1911 con el Premio Nobel de Física.1: Imagén disponible en: http://www. Fig.ac.4: Imagen disponible en: http://www.es/~quio red/espec/ms1.html Fig.
Fig.bris.emsl. Wilhem (1864-1928): Nació el 13 de enero de 1864 en Gaffken. Nació el 21 de Marzo de 1768 en Auxerre.chm.gov/projects/AAAS/fticr/sld001. y fue rector del Trinity College (1918.1940).uk/ms/theory/quad-massspec.imperial. Falleció el 16 de marzo de 1830. Le concedieron en 1906 el Premio Nobel de Física. En el año 1890 fue ayudante del físico alemán Hermann Ludwig von Helmholtz en el Instituto Imperial de Técnica Física de Charlottenburg. gracias a su trabajo sobre la conducción de la electricidad a través de los gases.1830): Matemático Francés . Publicó "La teoría analítica del calor" en 1822. ahora conocidas como las series de Fourier.ac. Estableció la ecuación diferencial parcial que gobierna la difusión del calor solucionándolo por el uso de series infinitas de funciones trigonométricas.
Barcelona: Piros. Química Analítica Moderna. Técnicas Instrumentales en Farmacia y Ciencias de la Salud.htm Gates.O. Disponible en: http://web. 1998.U. P. Maestría En Ciencias Bioquímicas. G. School of Chemistry . 2006.bris.es/~quio red/espec/ms1. 195 pgs.html Grupo de Química Computacional. J. Universidad de Buenos Aires.ac.ac..uk/ear thscienceandengineering/research/ggp/icpmsmulticollector/micromassisopr obe Métodos Espectrométricos en Química Orgánica.uba. B.qo.Disponible en: http://collaboratory. MASS SPECTROMETRY RESOURCE (en linea). Compostela.pdf Oriol. The University of Bristol. 2003.1. (en linea).chm. London.gov/projects/AAAS/fticr/sld001. Buenos Aires. Disponible en: http://www. Departamento de química orgánica.. MC-ICPMS and the Micromass IsoProbe. 1993.emsl. 570 pgs. 2004. Disponible en: http://www3.htm
Creel A. Trends in Polymer Science.. Madrid: Mc Graw Hill / Interamericana de España s.ugr.uk/ms/theory/quadmassspec. 2002. Edición 26.pnl. nº11 Diccionario Médico Ilustrado de bolsillo Dorland.fcen. Prospects for the Analysis of High Molar Mass Polymers Using MALDI Mass Spectrometry. S..ar/Cursos/metesp06_files/introduccion06. (en linea). Departamento de Quimica Física de la Universidad de Compostela. Madrid: McGraw-Hill ± Interamericana de España. Facultad de ciencias naturales.usc. Vol.Fig. Electrospray Ionization Fourier Transform Ion Cyclorin Resonance Mass Spectrometer.. Imperial College London. Reading (UK).es/~qftjesus/ Harvey..imperial. Quadruple & Triple Quadrupole (QQQ) Mass Analysis.6: Imagen disponible en: http://www. Pacific Northwest National Laboratory. 568 pgs.
. Plascencia Villa.Battelle Memorial Institute (en linea). Howard F.A. 2001..a. Disponible en: http://www. (en linea). D. Ed: Pure and Applied Macromolecular Chemistry Group. del Castillo.Macro Group UK.
ugr. Mexico D. ---------------------------------------
1 La electroforesis es un método de laboratorio en el que se utiliza una corriente eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoleculas según su tamaño y carga eléctrica a través de una matriz gelatinosa formada por capilares muy finos. Willard. Elucidación estructural.. Universidad de Granada. 2004. Dpto.D. 490 pgs. 464 pgs. 2ª Edición. M.es/~quio red/espec/ms1. Rubinson. et al. 1988. 1991. 2000. H. con tamaño alrededor de los 50 nanómetros. 2001. Mexico: Grupo Editorial Americana. Principios de Analisis Instrumental.pdf Rouessec A. la eliminación de materia desde un medio adsorbente. 4 Un monocromador es un sistema con un elemento dispersivo (prisma o red de difracción) cuya función es la de separar angularmente las distintas longitudes de onda de un haz de luz policromático 5 Pequeñas sustancias coloidales (nanocoloides) cuyas partículas son neutras y biológicamente inertes.htm
Valcárcel Cases. Química Orgánica.. Estos preparados son estables in vivo y su mecanismo de acción es físico
. Madrid: Mc Graw Hill.unam. usualmente para recuperar material..mx/computo/pdfs/met/Spec_Masas. Hiller F.J. Skoog.Universidad Auntónoma Nacional de Mexico. Madid: Prentice Hall. Gómez Hens. 278 pgs.. (en linea
Disponible en: http://www. Rouesseac F. Instituto de Biotecnologías.. 5ª Edición. Facultad de ciencias. Tutorial de Espectroscopia. N..A. Barcelona: Reverté. Técnicas Analíticas de Separación. Métodos Instrumentales de Análisis.y
Curso De Métodos.H.ibt. Rubinson. A. Analisis Instrumental.F. Madrid: Mc Graw Hill. Espectrometría De Masas. 2 Lo contrario a la adsorción. (en linea) Disponible en: http://ww w. Los nanocoloides se marcan con 99mTc. radionúclido que presenta grandes ventajas prácticas como son su alta disponibilidad y su facil detección.. 782 pgs. J. Análisis Químico: Métodos y Técnicas Instrumentales Modernas.A. 2003.. 3 Descomposición térmica de materiales que contengan carbono en ausencia de oxígeno. Nieman T.
Documentos similares a espectroscopia de masasSkip carouselFundamentos de Espectrometría de MasaPrincipios ESIClase 1 MasasSEMINARIO_SEM_1_0015003107_0405 (1)Servicios Auxiliares de un biorreactorACERCA DE LOS IONES.pdfJoseph John ThomsonTeorico 01Cromatografia de Gases Acoplada a Espectroscopia de MasasCromatografosTerapia Cuántica o Electromagnética (Sintesis)Formato Proyecto 401582 Estructura Molecular 2016-ITrabajo escritoPRÁCTICA N° 06campo magnetico2LibroResumen-Fotociencias2008Cesar Caramo Transferencia de Masa6 to Lab Analisis Informe de Cualitativa -Aniones IIIActividad 1. Foro El uso de los modelos electrostáticos.docxsaponinas.docxResumen de C. MaterialesAniones y Oxoacidos29-04-15Villaveces Enseñza de Los Modelos AtomicosMateria Fuerza y MovimientoGuia Propiedades PeriodicasM12S2_Fuerzaycargaselectricas.docxact. 3.1

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución