Source: https://www.olympus-lifescience.com/es/laser-scanning/fvmpe-rs/
Timestamp: 2020-05-26 01:13:25+00:00

Document:
FVMPE-RS | Microscopio de escaneo láser multifotón | Olympus Life Science
Obtenga más detalles en profundidad
Desarrollado para un procesamiento de imágenes profundas en muestras biológicas, el microscopio multifotón FVMPE-RS ayuda a revelar el funcionamiento de las células y su forma de interactuar dentro del tejido vivo.
Procesamiento de imágenes multifotón profundas de alta resolución y alta sensibilidad
El microscopio multifotón FVMPE-RS utiliza un diseño óptico y de tecnología avanzada para mejorar la sensibilidad y la resolución durante el procesamiento de imágenes profundas.
La amplia ventana de transmisión espectral de 400 nm a 1600 nm entrega eficientemente la excitación del infrarrojo cercano sin comprometer la detección de longitudes de onda cortas.
La trayectoria de detección de área grande recoge más señal de emisión, especialmente fotones dispersos de ángulo grande.
Los objetivos TruResolution ofrecen compensación automatizada de aberraciones esféricas para aumentar el brillo y la resolución, revelando detalles finos en cada plano dentro de un apilamiento de imágenes profundas.
Imagen 3D reconstruida de un cerebro de ratón in vivo (ratón Thy1-YFP-H, corteza sensorial) adquirida con un objetivo TruResolution con una función de autoajuste (izquierda) e imágenes de máxima proyección adquiridas a una profundidad aproximada de 600 μm. Imágenes adquiridas sin función de ajuste automático (lado superior derecho) y con función de ajuste automático (lado inferior derecho).
Las imágenes se adquirieron en el centro RIKEN BSI-Olympus Collaboration Center, cortesía del Dr. Hiromu Monai, el Dr. Hajime Hirase y el Dr. Atsushi Miyawaki.
Flujo sanguíneo de embrión de pez cebra
Arriba: 438 fps / Abajo: 30 fps
Procesamiento de imágenes a alta velocidad para procesos celulares dinámicos rápidos.
El escaneo resonante de alta velocidad y el escaneo lineal de alta resolución son procedimientos normalizados.
El procesamiento de imágenes de cuadro completo a 30 cuadros por segundo (fps) reduce los artefactos de movimiento durante el procesamiento de imágenes in vivo y de células vivas.
La velocidad máxima del procesamiento de imágenes de 438 fps le permite capturar fenómenos rápidos y dinámicos, como el transporte de células durante el flujo sanguíneo y eventos de señalización de calcio en las neuronas y otras células.
Excitación de longitud de onda múltiple para una cobertura espectral más amplia
La plataforma de procesamiento de imágenes FVMPE-RS soporta un láser pulsado de longitud de onda doble o dos láseres infrarrojos independientes ajustables para un procesamiento de imágenes multicanal y con excitación multifotón.
Excitación óptima de diferentes fluoróforos sin necesidad de ajustar el láser repetidamente
El control independiente de la alimentación de cada línea de láser facilita la captura simultánea de fluoróforos con diferentes niveles de eficacia
Las longitudes de onda del láser superiores a 1000 nm permiten el acceso a la creciente biblioteca de tintes fluorescentes y proteínas con desplazamiento al rojo, así como al práctico procesamiento de imágenes de generación del tercer harmónico
Generación de imágenes de tercer harmónico de tejido adiposo porcino. El tejido adiposo porcino sin etiquetar ha sido irradiado con láser de femtosegundos a 1250 nm, se ha detectado el segundo harmónico en las fibras de colágeno en 625 nm y tercer harmónico de los acoplamientos lípidos a 416 nm.
Características opcionales para aplicaciones avanzadas
El microscopio multifotón FVMPE-RS es una plataforma modular, que le permite actualizar fácilmente su sistema a medida que crecen sus necesidades de investigación.
Una trayectoria de escaneo independiente para experimentos de optogenética y otros experimentos de fotomanipulación
Canales de entrada analógica compatibles con experimentos electrofisiológicos
Líneas de entrada/salida TTL digitales para coordinar los estímulos sensoriales con la creación de imágenes multifotón durante los experimentos de comportamiento
Software intuitivo optimizado para observación multifotón
El diseño personalizable del software le aporta flexibilidad, aumentando su eficiencia:
Adapte la interfaz de usuario a sus experimentos
Elija ver sólo las herramientas que necesita para acceder rápidamente a las funciones avanzadas
Guarde los parámetros de adquisición de cada experimento y recupérelos para obtener imágenes repetibles y coherentes
El análisis y el procesamiento de imágenes en línea, incluida la separación espectral y el renderizado en 3D, vienen de serie.
3 opciones de estativo del microscopio
Sistema de microscopio vertical: para microscopia multifotón in vivo e in vitro
La amplia distancia de la platina y el largo trazo de enfoque del estativo vertical estándar permiten alojar una amplia gama de muestras, desde secciones de tejido hasta ratones vivos y otros animales pequeños.
Más información acerca del sistema de microscopio vertical
Sistema de microscopio en puente — Para observaciones in vivoque requieren más espacio
La distancia de 355 mm de altura entre el objetivo y la placa base facilita las observaciones in vivo que requieren grandes aparatos, como las imágenes de comportamiento en ratones despiertos.
Más información acerca del sistema de microscopio en puente
Sistema de microscopio invertido — Para observaciones in vitro de células 3D (esferoides) y cultivos de tejido
El estativo invertido proporciona una plataforma estable para el procesamiento de imágenes time-lapse de muestras vivas gruesas, especialmente cultivos de tejidos y cultivos de células esferoides y organoides en 3D. Esta configuración también es útil para el procesamiento de imágenes intravital de órganos y tejidos a través de una ventana corporal en un animal pequeño.
Más información acerca del sistema de microscopio invertido
Resolución maximizada en el procesamiento de imágenes profundas
Obtenga niveles mejorados de resolución y contraste durante el procesamiento de imágenes profundas en muestras de gran espesor con objetivos TruResolution.
Estos objetivos tienen un collar de corrección automatizado que compensa dinámicamente la aberración esférica manteniendo una posición de enfoque precisa. Se ajustan automáticamente en cada plano de una imagen de volumen, entregando imágenes 3D más nítidas y brillantes en profundidad.
TruResolution: Maximice la resolución en el procesamiento de imágenes profundas
Procesamiento de imágenes sencillo y preciso con alineación automática del láser
La deriva del láser causada por el ajuste de la longitud de onda, la fluctuación de la temperatura y otras fuentes de desplazamiento de la cavidad pueden causar un desajuste del rayo de excitación en los sistemas típicos.
El microscopio multifotón FVMPE-RS mantiene una precisa alineación láser de 4 ejes del haz de excitación en la unidad del escáner, incluso frente a la deriva del láser, simplificando el mantenimiento del sistema. La posición y ángulo del haz se ajustan automáticamente para ofrecer una potencia superior del láser y un registro consistente de los píxeles.
Si su sistema tiene dos líneas de láser de excitación, esta característica mantiene la coalineación entre los rayos, ayudando a eliminar los errores de coregistro entre canales.
Escaneo de alta velocidad de hasta 438 cuadros por segundo
El escáner resonante rápido y el galvanómetro lineal proporcionan una generación de imágenes de alta velocidad y alta resolución en un único sistema. Con velocidades de captura de hasta 438 fps a 512 × 32 píxeles o 30 fps a 512 × 512 píxeles en todo el campo de visión (FN 18), podrá:
Evitar los artefactos de movimiento cuando se toman imágenes de muestras dinámicas
Rastrear las células de movimiento rápido en el flujo sanguíneo
Observar la rápida dinámica del potencial de membrana a través de las neuronas y otras células
Transmisión láser eficiente
Los espejos revestidos de plata de los escáneres ayudan a proporcionar más potencia láser a su muestra para obtener imágenes más brillantes.
La reflectancia aumentada en el rango casi infrarrojo en comparación con los espejos revestidos en aluminio es especialmente ventajosa para experimentos en vivo.
Las opciones del detector optimizan el desempeño del procesamiento de imágenes
Adquiera imágenes de alta relación entre la señal y el ruido (SNR) de fluorescencia débil con detectores de tubo fotomultiplicador (PMT) de arseniuro de galio (GaAsP) de alta sensibilidad. Ofrecen una mayor eficiencia cuántica que los PMT multialcalinos (MA) estándar y tienen refrigeración sin ventilador para mejorar aún más la SNR.
Si se trabaja con muestras de emisión brillante, se puede combinar la alta SNR del detector de GaAsP con el rango dinámico más amplio del detector MA.
Para una mayor eficiencia lumínica, la trayectoria de detección no descaneada del sistema presenta una óptica de gran superficie para captar mejor los fotones de fluorescencia dispersos y aprovechar al máximo la amplia capacidad de captación de nuestros objetivos multifotónicos.
Objetivos MPE desarrollados para una generación de imágenes profundas
Observe hasta 8 mm de profundidad en tejido clarificado
Los amplios campos de visión permiten a los objetivos multifotón especializados de Olympus recoger eficientemente fotones de fluorescencia dispersos y generar imágenes más brillantes desde las profundidades de los especímenes in vivo e in vitro.
Las diversas líneas le permiten seleccionar un objetivo en función de sus requisitos de investigación.
Los diferentes diseños ópticos enfatizan la alta apertura numérica, la larga distancia de trabajo, el amplio campo de visión y la compatibilidad con una amplia gama de medios de inmersión y agentes de aclaramiento de tejidos
El collar de corrección compensa el índice de refracción, el espesor de la cubierta del cubreobjetos y la profundidad del tejido.
Los objetivos TruResolution ofrecen una corrección de aberración esférica automatizada.
Obtenga más información acerca de los objetivos multifotón
Visible a la transmisión de IR con revestimientos ópticos avanzados
Nuestros objetivos multifotón y la óptica del escáner se dotan del recubrimiento óptico Olympus 1600 que ofrece una excelente transmisión de 400 nm a 1600 nm.
La transmisión eficiente de los infrarrojos se traduce en una potencia disponible superior para la excitación por fluorescencia en profundidad, mientras que el sólido soporte en las longitudes de onda cortas mantiene una recogida eficiente de la fluorescencia y las emisiones de armónicos.
Maximice la señal con el modo de enfoque profundo
El modo de enfoque profundo ajusta el diámetro del haz de láser basándose en unas condiciones de dispersión de láser. Para las muestras in vivo con dispersión fuerte de láser, el haz se estrecha de manera que más fotones de excitación pueden profundizar en la muestra para generar imágenes más brillantes.
Control de fotoestimulación independiente
Para experimentos precisos de fotoestimulación y fotoblanqueo de microsegundos, añada:
Un escáner galvanométrico independiente (escáner SIM)
Módulo de láser visible
Pueden definirse regiones de interés de estimulación arbitraria (ROI) independientemente de una imagen de ROI. La estimulación secuencial multipunto de acceso aleatorio también está disponible cuando se requiere una mayor velocidad.
En sistemas con dos líneas de procesamiento de imágenes IR, el escáner SIM permite la estimulación y el procesamiento de imagen simultáneos.
Más información acerca del escáner SIM
Sincronización de microsegundo para electrofisiología y optogenética
Un secuenciador de hardware proporciona una sincronización de precisión de microsegundos para eventos de estimulación y activación.
La estimulación puede sincronizarse tanto espacial como temporalmente al barrido de la imagen, lo que facilita la captura de dinámicas de respuesta rápida en ubicaciones precisas. Para electrofisiología u optogenética, esto podría suponer la diferencia entre distinguir una respuesta sincrónica o asincrónica a un estímulo.
Para las adquisiciones o experimentos que duran dos semanas o más con procedimientos complejos que requieren conmutación de tareas, el software gestor de secuencia mantiene una precisión de milisegundo lo que brinda datos de calidad alta en los exigentes experimentos in vivo e in vitro.
Conozca mejor la generación de imágenes multidimensionales y multiárea con lapso de tiempo
Sincronice los datos electrofisiológicos y la estimulación de luz láser con la unidad analógica
Las entradas analógicas y las E/S TTL digitales están disponibles para realizar experimentos electrofisiológicos. La unidad de entrada analógica registra las señales de voltaje externas como datos de imagen. Las señales eléctricas fotoestimuladas medidas con pinza de parche pueden sincronizarse con la captura de imagen y mostrarse como una superposición de intensidad de pseudocolor.
Más información acerca de la unidad analógica
El software avanzado de mapeo multipunto (MMASW) permite una estimulación lumínica precisa de múltiples puntos seleccionados arbitrariamente o puntos en una área rectangular de interés (ROI) para realizar escaneos de mapeo. Puede registrar simultáneamente las señales de voltaje eléctrico del sistema de sujeción del parche.
Escaneo multipunto: designa la cantidad de puntos de una imagen para la estimulación de la luz. Se pueden seleccionar diferentes líneas de láser para cada punto de estimulación independiente.
Escaneo de mapeo: el software evita que se exciten los puntos vecinos, permitiendo una observación más precisa de la reacción del objetivo.
Defina el tiempo, la duración y el intervalo de la estimulación al microsegundo, y programe el experimento con estimulación continua o pulsada.
Más información acerca del módulo de software de mapeo y multipunto
*Control láser punto a punto multicolor compatible mediante el uso de escáner SIM con láseres múltiples para experimentos combinados de ChR2 y NpHR.
Cree mapas 3D de reacción por estimulación
Los escaneos de mapeo especializados utilizan una secuencia pseudoaleatoria para obtener mapas de reacción espacial más precisos al medir la respuesta electrofisiológica a la estimulación óptica. Las grabaciones directas de las pinzas de parche eléctrico y las señales de fluorescencia de los indicadores de calcio o de voltaje pueden superponerse en una imagen de alta resolución. Se pueden utilizar umbrales de intensidad para definir un escaneo multipunto de alta velocidad de las regiones más activas. Esto también puede hacerse en mapas de reacción en 3D con una unidad piezoeléctrica Z opcional.
Combine un campo de visión amplio con una alta resolución
Vea su muestra completa en alta resolución y en un contexto más amplio con la función multiarea time lapse (MATL):
Capture y una en mosaico muchas imágenes adyacentes de forma automática sobre un campo de visión muy amplio utilizando una platina motorizada
Programe la adquisición time-lapse en todo el campo compuesto o incluso en áreas no adyacentes
Localice fácilmente la posición de células específicas en la imagen más grande con la función de mapeo
Imagen por cortesía de Urs Ziegler y Jose Maria Mateos, Center for Microscospy and Image Analysis, Universidad de Zúrich. Línea de ratón L15 por cortesía de Pico Caroni, FMI, Basilea.
Control de precisión para sus experimentos
El supervisor de secuencias facilita la coordinación de los experimentos. Puede organizar y agilizar fácilmente protocolos complejos con tiempos precisos, incluyendo:
Cambiar la velocidad de trama durante la toma de imágenes a intervalos de tiempo
Cambiar automáticamente entre las diferentes longitudes de onda de excitación
Repetición de eventos de fotoestimulación en diferentes posiciones durante la adquisición de imágenes
Puede guardar y recargar los protocolos para la ejecución uniforme de los experimentos.
Canales superpuestos independientes con deconvolución espectral
Los espectros de fluorescencia superpuestos muy cerca pueden complicar los estudios biológicos en los que se observan varias etiquetas de ensayo simultáneamente. Ahora, los canales espectrales superpuestos se pueden separar utilizando la deconvolución espectral basada en un algoritmo de separación ciega o en perfiles multicanal guardados anteriormente. Las señales cruzadas entre los canales pueden eliminarse incluso durante la captura de imágenes mediante el procesamiento en tiempo real.
La superposición espectral de la fluorescencia roja y verde causa señales cruzadas entre los canales durante la adquisición normal.
Modo in vivo no combinado
El modo in vivo no combinado aplica la deconvolución espectral durante la adquisición de imágenes para separar mejor los distintos fluoróforos.
Se pueden renderizar grandes cantidades de datos de apilamiento en Z en una pantalla 3D. Las vistas importantes pueden registrarse como cuadros clave, facilitando la creación de imágenes en 3D animadas que amplían y hacen transición hacia diferentes ángulos de la cámara.
Apilamiento 3D de 4 mm en la etiqueta del vaso sanguíneo con Texas Red en el cerebro de ratón.
Imagen por cortesía de Hiroshi Hama, Rie Ito, Atsushi Miyawaki, «Laboratory for Cell Function Dynamics», Instituto de ciencias neurológicas RIKEN
Datos adquiridos sin tratamiento en 30 fps con baja potencia del láser (0,05 %, 488 nm) [izquierda].
Proceso promedio de laminación (10 fotogramas) en datos adquiridos en 30 fps con baja potencia del láser [derecha].
El escaneo de alta velocidad con baja potencia del láser para evitar fototoxicidad puede reducir la relación entre la señal y el ruido. El posprocesado promedio de laminación le brinda flexibilidad para ajustar imágenes en intervalos de alta velocidad manteniendo asimismo la escala de tiempo y los datos originales.
Observación macro a micro
El uso de un objetivo de alta apertura numérica (A.N.), una platina motorizada y el software Olympus permiten la obtención de imágenes de mosaico:
Adquiera imágenes continuas en 3D (XYZ) y 4D (XYZT) de los campos de visión adyacentes
Automatice todo el proceso desde la adquisición de imágenes hasta la aplicación mosaico
Prepare rápidamente las imágenes compuestas usando la función de aplicación mosaico
Las imágenes en mosaico se pueden ampliar en secciones sin pérdida de resolución
Compensación de brillo-profundidad
Cuando se observan muestras gruesas, las imágenes pueden oscurecerse a medida que el punto focal se hace más profundo. La compensación de brillo-profundidad Bright Z permite ajustar continuamente la sensibilidad del detector y la potencia del láser para mantener un brillo constante. Esta función complementa los objetivos dinámicos TruResolution que también ajustan automáticamente la compensación de la aberración esférica con la profundidad.
Funciones de análisis ampliadas
El software de la plataforma de procesamiento de imágenes FVMPE-RS está integrado con el software de análisis de imágenes Olympus cellSens que expande las capacidades analíticas del sistema.
Las siguientes son algunas de las características opcionales:
Deconvolución 3D para imágenes de stack en Z
Estimación del área para cada partícula en una imagen
Filtro de procesamiento de imágenes
Análisis de colocalización
Sistema de láser individual
Sistema de líneas dual
Sistema de láseres dobles
Láseres pulsados IR calificados con pulso corto negativo para la excitación multifotón
Productos de Spectra-Physics:
MAITAI HPDS-OL: 690 nm – 1040 nm
MAITAI eHPDS-OL: 690 nm – 1040 nm
INSIGHT X3-OL: 690 nm – 1300 nm
INSIGHT X3 DUAL/DUALC-OL: 680 nm – 1300 nm + 1045 nm
Productos de Coherent:
Chameleon Vision I Olympus: 680 nm - 1080 nm
Chameleon Vision I Olympus: 690 nm - 1050 nm
Láser pulsado de IR principal
Línea IR/Láser adicional:
Usar como segunda línea de procesamiento de imágenes/láser o para la estimulación simultánea (escáner SIM opcional)
Línea fija de 1045 nm de
Óptica de introducción automática
Óptica de introducción con atenuación AOM
(incrementos de 0 %–100 %, 0,1 %)
Incluido el expansor de haces totalmente automatizado,
Desplazador XY y alineación de ángulo con dos ejes.
(óptica de autoalineación de alineación cuádruple de 4 ejes)
Acoplamiento directo al puerto láser de la unidad de escaneo. Óptica de introducción con 2 juegos de atenuación de AOM (0 %-100 %, incrementos de 0,1 %)
Incluidos 2 juegos de expansores de haces totalmente automatizados, un desplazador XY y una alineación de ángulo de dos ejes.
Acoplamiento directo al puerto láser de la unidad de escaneo.
Óptica de combinación de láser de IR
Conmutador de trayectoria de luz motorizado con DM900, DM1000R, DM1100 para combinar dos longitudes de onda de IR para el procesamiento de imágenes
Láser de luz visible opcional para estimulación
Fuente de láser con atenuación de AOTF de 405 nm/50 mW, 458 nm/20 mW, 588 nm/20 mW. Incrementos de 0 %–100 %, 0,1 %, tiempo de ascenso < 2 μs
Unidad de escaneo
Desviación de la luz a través de 2 espejos de escaneo galvanométricos con recubrimiento de plata, o espejo de escaneo resonante recubierto de plata.
Escáner galvanométrico (procesamiento de imágenes normal): 512 × 512 con 1,1 s–264 s, tiempo de píxel: 2 μs–1000 μs
Escáner de resonancia (procesamiento de imágenes de alta velocidad): 30 fps a 512 × 512, 438 fps a 512 × 32
XY, XYZ, XYT, XYZT, línea libre, XZ, XT, XZT, PointT
Escaneo ROI galvanométrico: clip rectangular, elipse, polígono, área libre, línea, línea libre y punto
Aumento: 1,0x–50,0x con incrementos de 0,01x, compatible con rotación y vista panorámica de 0°–360°
Número de campo de escaneo: 18
Tamaño de imagen: 64 × 64–4096 × 4096
Escaneo de ROI resonante: clip rectangular, línea
Aumento: 1.0x-8.0x con incrementos de 0.01x
Tamaño de imagen: 512 × 512
Óptica de soporte IR con recubrimiento 1600
Detectores de procesamiento de imágenes MPE no descaneado
Detección reflejada: configuración de 2 o 4 canales: configuración de 2 PMT, configuración de 4 PMT o 2 PMT + 2 PMT de GaAsP refrigerados
Detección transmitida: 2 unidades PMT con un condensador de alta A.N.
Módulo con detector fotomultiplicador de luz transmitida externa integrado y lámpara halógena de 100 W, conmutación motorizada, adaptación de la fibra al estativo del microscopio
Módulo de enfoque motorizado integrado del microscopio, incremento mínimo de 0,01 μm
Opcional: portaobjetivos piezoeléctrico de alta rigidez*1
Escáner de estimulación simultánea opcional
Escáner de estimulación simultánea altamente sincronizado, incluido un juego de escáner galvanométrico, VIS y puerto láser IR.
Escaneo de ROI: clip rectangular, elipse, polígono, tornado, área libre, línea, línea libre y punto.
Caja de entrada/salida digital y analógica opcional
Entrada de señal analógica de 4 canales, entrada de disparo de TTL digital de 6 canales, salida de disparo de TTL digital de 5 canales. Salida de temporización del escáner
Temperatura ambiente: 20 °C-25 °C, humedad: 75 % o menos a 25 °C, requiere una fuente de energía continua (24 horas)
Tamaño de la tabla antivibración
*1800 mm con sistema de microscopio invertido* 1500 mm × 1650* mm
*1800 mm con sistema de microscopio invertido* 1500 mm × 2000 mm
Diseño de interfaz gráfica del usuario que se adapta a salas oscuras. Diseño personalizable por el usuario.
Características de recarga de parámetros de adquisición. Capacidad de grabación en disco duro, ajuste de potencia láser y HV con adquisición de stack de Z.
Adquisición de stack en Z con mezcla alfa, proyección de intensidad máxima, representaciones de isosuperficie
Control de láser IR
Control de la longitud de onda del láser IR completamente integrado y modo de enfoque profundo
Software de platina motorizada opcional
Control de platina motorizada XY. Adquisición de imágenes de mapa para facilitar la ubicación del objetivo. Adquisición de imágenes en mosaico y ensamblado de imagen por software.
Definición de área múltiple para la creación de imágenes time-lapse.
Software opcional de mapeo y estimulación multipunto
Software de estimulación multipunto y adquisición de datos. Estimulación multipunto con mapeo para generar un mapa de reacción
Característica de filtrado para seleccionar puntos Estimulación multipunto Estimulación única o repetida
Selección de longitud de onda de estimulación independiente para cada punto
Software programable avanzado para definir varias tareas de procesamiento de imágenes/estimulación y ejecutarlas mediante un secuenciador de hardware
Retardo mínimo de 100 ms entre tareas
Software opcional de compensación automática
Software de compensación automática de aberración esférica
Control de la lente de objetivo con función de compensación automática de aberración esférica Ajuste automático de collar de corrección motorizado para encontrar la mejor posición en una profundidad de observación determinada
Ajuste automático del collar de corrección a lo largo del movimiento en Z
*1 No disponible en algunas áreas.
Objetivos TruResolution
Espesor de cubreobjetos
0 mm–0,23 mm 0 mm–0,23 mm
SCALEVIEW-A2 (agua, aceite de silicona y aceite normal disponible) Agua
Compensación automática, optimizada para procesamiento de imágenes multifotón Compensación automática, optimizada para procesamiento de imágenes multifotón
56 mm × 106,5 mm × 95 mm
56 mm × 106,5 mm × 101 mm
Aprox. 1 kg Aprox. 1 kg
Objetivos de inmersión en aceite de silicona: Procesamiento de imágenes de células vivas
Cerebro de ratón in vivo
Imagen reconstruida en 3D de cerebro de ratón in vivo
Demostración de FVMPE-RS
ScaleView-A2: La imagen muestra una adquisición profunda de 8 mm de cerebro de ratón
ScaleView-A2: La imagen muestra una adquisición profunda de 4 mm de cerebro de ratón
FVMPE-RS: Pez cebra 438 fps
FVMPE-RS: Pez cebra 30 fps
FVMPE-RS: Stack 3D de 4 mm en etiqueta de vasos sanguíneos

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución