Source: https://www.moscorner.com/es/como-afecta-la-resolucion-de-una-celula-de-carga-a-la-precision-de-la-dosificacion/
Timestamp: 2020-07-02 20:59:26+00:00

Document:
¿Cómo afecta la resolución de una célula de carga a la precisión de la dosificación?
Las células de pesaje modernas están disponibles con diferentes resoluciones de acuerdo con los requisitos en los diferentes ámbitos de carga
Las células de carga de los sistemas de dosificación gravimétrica tienen que realizar un acto de equilibrio: por un lado, se supone que deben registran grandes rendimientos de hasta varias toneladas por hora, pero, por otro lado, deben pesar con mucha precisión incluso las cantidades más pequeñas, alcanzando hasta unos pocos cientos de gramos por hora. Y, por supuesto, siempre en un periodo de tiempo corto, lo cual es un desafío, especialmente en procesos continuos. Porque aquí se requiere una dosificación constante y precisa para obtener una alta calidad del producto.
En este contexto cobra particular importancia la resolución de una célula de carga.
La resolución, también conocida como el valor de división, describe en los sistemas de carga digital la división o subpasos que se pueden visualizar para cada cambio en la carga medida. Se especifica en puntos, que de forma aislada se conocen como “dígitos” (d).
Dividiendo la carga máxima posible de una célula de carga entre la resolución se obtiene como resultado la mínima indicación posible de un cambio de peso. Esta especificación a menudo se denomina “valor de escala (d)”. La resolución es por tanto la diferencia más pequeña legible de una balanza en la indicación entre dos valores medidos. En las balanzas digitales con pantallas digitales es igual al valor de escala (d) (dígito = escalón numérico más pequeño).
Importante es la alta resolución, por ejemplo, en sistemas de dosificación por pérdida de peso (LIW). En el caso de la medición diferencial, se pesa completamente toda la estación de dosificación, que incluye cada alimentador y su contenido, el dispositivo de dosificación con su unidad de accionamiento y si lo hubiese el agitador asimismo con su unidad de accionamiento. El peso total de todo esto puede ser elevado.
Si se descarga material, la balanza registra la diferencia de peso por unidad de tiempo. Puede suceder, especialmente con pequeños alimentadores y bajos rendimientos, que el material a pesar constituya solo una fracción del peso total. Presentamos dos ejemplos al respecto:
En una balanza para pesar cartas con una resolución de 1:1000 y una carga máxima de un kilogramo, pesamos dos cartas de 20 gramos cada una. Si retiramos una carta de la báscula, la diferencia de peso se puede determinar con precisión. La balanza puede mostrar el peso indicando exactamente los gramos. En el segundo ejemplo: una persona se pesa con estas dos cartas en una báscula de personas con una resolución más alta de 1:1500 y una carga máxima de 150 kg. Si ahora se retira una carta, el peso de la carta no puede determinarse exactamente. A pesar de una mejor resolución, esta báscula solo puede mostrar cambios de peso de 100 gramos.
Conclusión: para lograr una alta precisión en pequeñas dosificaciones, es importante poder registrar cambios mínimos de peso. Cuanto menor sea la carga máxima permitida de una célula de carga y mayor sea su resolución, menor será el mínimo cambio de peso detectable.
Célula de carga / Exactitud en la dosificación / Resolución / Valor de división / Valor de escala

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución