Source: http://docplayer.es/1573477-Ta-instruments-analisis-termico.html
Timestamp: 2017-01-19 04:31:32+00:00

Document:
⭐TA Instruments ANALISIS TERMICO
Download "TA Instruments ANALISIS TERMICO"
María Concepción Correa Ferreyra
1 TA Instruments ANALISIS TERMICO2 3 Calorimetría Diferencial de Barrido Calorímetros Diferenciales de Barrido que ofrecen un desempeño superior con una flexibilidad incomparable para la más variada gama de aplicaciones4 4 ESPECIFICACIONES DEL DSC Q20005 Tecnologías Tecnología Tzero MDSC Medición Directa de Cp Software Platinum TM Avanzada Disponible Incluida Incluido El Q2000 es un DSC de tipo de investigación avanzada con un desempeño superior en la linealidad de la línea base, precisión, sensibilidad, y resolución. Su tecnología Tzero Avanzado, junto con otras múltiples características exclusivas de hardware y software hacen del Q2000 un instrumento poderoso, flexible y fácil de usar. Como opciones están disponibles el DSC Modulado y el confiable automuestreador de 50 posiciones. Una característica adicional de alto valor es el software Platinum, el cual permite la planificación automática de pruebas diseñadas para mantener al Q2000 consistentemente en óptimas condiciones de operación. Con sus accesorios disponibles como el nuevo fotocalorímetro, el DSC a Presión, y una amplia gama de sistemas de enfriamiento, hacen del Q2000 un DSC bien equipado para satisfacer al investigador más demandante. Características de Hardware Pantalla SVGA Táctil a Color Celda Tzero Reemplazable por el Usuario: Automuestreador de 50 posiciones: Autolid II: Controlador Digital de Flujo Másico Doble: Rango Completo de Accesorios de Enfriamiento (LNCS, RCS90, RCS40, FACS, QCA): DSC a Presión: Fotocalorímetro Desempeño de DSC Rango de Temperatura: Con accesorios de enfriamiento: Exactitud de temperatura: Reproducibilidad de temperatura: Reproducibilidad calorimétrica: Precisión calorimétrica: Margen Dinámico de Medición Curvatura de Línea base (-50 a 300 C} Reproducibilidad de línea base: Sensibilidad calorimétrica: Relación altura/ancho Indio: Incluida Si Incluido Incluido Incluido Disponible Disponible Disponible Ambiente a 725 C, 180 C a 725 C, ± 0.1 C ± 0.01 C ± 0.05%, basada en estándar metálico Indio. ± 0.05%, basada en estándar metálico Indio. >± 500 mw 10 µw; ± 10 µw; 0.2 µw (2:1 señal a ruido), 60 mw/ C *Relación altura/ancho del Indio: 1.0 mg In calentado a 10 C/min en atmosfera de N2. (Un número mayor indica un mejor desempeño). 56 6 ESPECIFICACIONES DEL DSC Q207 La Serie Q20 (Q20, AQ20, Q20P) son módulos DSC efectivos en costo, fáciles de usar, y de propósitos generales, con un desempeño calorimétrico igual o superior a muchos modelos de tipo investigación de la competencia. Estos son instrumentos de nivel básico basados no solo en el desempeño, sino en las opciones disponibles. La familia Q20 es ideal para la investigación, enseñanza, y aplicaciones de control de calidad que requieren de un DSC básico, robusto y confiable. El AQ20 está diseñado para el análisis de hasta 50 muestras de manera secuencial sin atención del usuario. Los Q20 y A20 incluyen un controlador de flujo másico doble integrado y están disponibles con MDSC. El Q20P está diseñado para realizar estudios en materiales sensibles a la presión o para muestras que pueden volatilizarse con el calentamiento. Características de Hardware Q20 AQ20 Q20P Celda Tzero (fija) Incluida Incluida Celda reemplazable por el usuario Incluida Automuestreador de 50 posiciones Incluido Autolid Incluido Controlador Digital de Flujo Másico Doble Incluido Incluido Rango Completo de Accesorios de Enfriamiento (LNCS, RCS90, RCS40, FACS, QCA) Disponible Disponible Solo QCA DSC a Presión Sí Software Platinum Incluido MDSC Disponible Disponible Desempeño Margen de Temperatura Amb a 725 C, Amb a 725 C, Amb a 725 C, Con accesorios de enfriamiento 180 C a 725 C 180 C a 725 C 130 C a 725 C Exactitud de temperatura ± 0.1 C ± 0.1 C ± 0.1 C Precisión de temperatura ± 0.05 C ± 0.05 C ± 0.05 C Reproducibilidad calorimétrica (estándar de Indio) ± 1% ± 1% ± 1% Precisión calorimétrica: (estándar de Indio) ± 1% ± 1% ± 1% Margen Dinámico de Medición +/- 350 mw +/- 350 mw +/- 350 mw Resolución Digital >0.04µW >0.04µW >0.04µW Curvatura de Línea base (-50 a 300 C) <0.15 mw; <0.15 mw; Reproducibilidad de línea base <0.04 mw; <0.04 mw; Sensibilidad 1.0 µw 1.0 µw 1.0 µw Relación altura/ancho Indio (mw/ C): 8 8 *Relación altura/ancho del Indio: 1.0 mg In calentado a 10 C/min en atmosfera de N2. (Un número mayor indica un mejor desempeño). 78 Tecnología DSC de la Serie Q Termopar Tzero Diseño de la Celda Tzero La celda Tzero está diseñada para la excelencia en el calentamiento y enfriamiento. El sensor de flujo de calor está maquinado simétricamente en una sola pieza de constantán de paredes delgadas, empotrado en el bloque de calentamiento de plata. Los beneficios del diseño incluyen una señal de respuesta más rápida, línea base más planas y reproducibles, sensibilidad y resolución superiores, mejoras en la precisión de los datos y una robustez incomparable. El termopar Tzero de chromel/constantán está localizado simétricamente entre las plataformas sensoras de la referencia y muestra, y actúa como un sensor independiente de medición y control del horno. Los termopares de disco de chromel están soldados por debajo de cada plataforma del sensor, proporcionando una medición independiente del flujo de calor medido en la muestra y la referencia que producen resultados DSC y MDSC superiores. Tapa Automática Los Q2000 y AQ20 cuentan con el nuevo y mejorado ensamble de tapa automática que consiste de 2 tapas superiores de plata con un innovador sistema de levantamiento y ventilación, con una cubierta aislante protectora en forma de domo. Con ello se obtienen mediciones más exactas y reproducibles derivadas de la mejora en el aislamiento térmico de la celda. Sensor de Constantán Termopar de Área de Chromel 8 Controladores de Flujo Másico Los experimentos DSC de alta calidad requieren de un control preciso de la tasa de flujo de los gases de purga. Los controladores de flujo másico de gases de purga con capacidad integrada de realizar cambio de gases, proporcionan un control flexible como parte de los métodos individuales. Las tasas de flujo se ajustan entre ml/min en incrementos de 1 ml/min. El sistema está precalibrado para helio, nitrógeno, aire y oxígeno, y pueden introducirse factores de calibración adecuados para manejar otros gases.9 Mufla Varillas y Brida de Enfriamiento El diseño único incluye un arreglo de varillas de níquel simétricas para el enfriamiento que conectan la mufla de plata con la brida de enfriamiento. Este diseño produce un desempeño de enfriamiento superior sobre un amplio margen de temperaturas, tasas de enfriamiento más rápidas y mejora la agilidad en la operación de cambio de calentamiento a enfriamiento. Con nuestra extensa variedad de accesorios de enfriamiento pueden obtenerse temperaturas subambiente mas bajas con cambios de calentamiento a enfriamiento más rápidos en experimentos isotérmicos, de enfriamiento controlado o balístico y MDSC. Mufla El transductor Tzero está integrado dentro de una mufla de plata de alta conductividad térmica con embobinado de Platinel robusto y de alta duración. Los gases de purga se dosifican con precisión y exactitud con el controlador de flujo másico digital, y se precalientan antes de ser introducidos a la cámara de la muestra. Ello asegura un ambiente interno altamente uniforme en los sensores de la muestra y la referencia, y una vida útil larga a la celda, y a la vez obteniendo temperaturas isotérmicas exactas, tasas de calentamiento verdaderas, con una rápida respuesta a cambios de temperatura, y la habilidad de calentar a tasas de hasta 200 C/min. Varillas de Enfriamiento Brida de Enfriamiento 910 Accesorios de la Serie Q Automuestreador El automuestreador patentado* del DSC es un potenciador poderoso del desempeño y productividad para los módulos DSC Serie Q, ya que proporciona una operación desatendida y confiable para los módulos Q2000 y Auto Q20. Tiene la habilidad única de emplear hasta 5 diferentes charolas de referencia y 50 portamuestras, por lo que permite a los laboratorios analizar secuencialmente muestras todo el día. Un sensor óptico guía al brazo de las muestras para asegurar una colocación precisa de la charola y la calibración automática del sistema. La productividad máxima del automuestreador del DSC se alcanza en conjunto con nuestro inteligente software Advantage que permite preprogramar el análisis, la comparación y presentación de los resultados. *U.S. Patent No. 6,644,136; 6,652,015; 6,760,679; 6,823,278 Software Platinum Para asegurar la alta calidad de los datos, los módulos DSC equipados con el automuestreador (AQ20, AQ2000) pueden tomar ventaja plena de las características Platinum inherentes en nuestro software Advantage. Estas permiten al usuario agendar una variedad de pruebas de calibración, verificación y de diagnóstico para asegurar constantemente que el DSC se mantiene en óptimas condiciones de operación. El software Platinum permite a todos módulos DSC de la Serie Q proporcionar notificaciones vía correo electrónico del término de un análisis. También incluye la habilidad de buscar y bajar cualquier nueva versión de software que TA Instruments desarrolle como actualización del software Advantage. 1011 Prensa Tzero para Encapsulamiento de Muestras Un contribuyente clave para la calidad de los resultados DSC es la preparación de las muestras. La nueva prensa Tzero lleva el encapsulamiento de las muestras a nuevo nivel de desempeño y conveniencia para el sellado estándar y hermético de una amplia variedad de materiales. El juego de accesorios de la prensa incluye (4) dados para el sellado de las nuevas charolas y tapas Tzero estándar y herméticas de aluminio, y también para el sellado de las charolas y tapas estándar y herméticas de aluminio tradicionales (están disponibles dados adicionales para las charolas DSC de alto volumen y las charolas TGA selladas para el Discovery TGA. Los dados se fijan magnéticamente y no se requiere de herramientas o ajustes del usuario. Además cada juego de dados esta codificado en colores con las cajas que contienen las charolas y tapas, sean Tzero o tradicionales. 1112 DSC a Presión El Q20P es un sistema DSC dedicado para ensayos a presión que brinda mediciones de flujo de calor en materiales sensibles a la presión de -130 a 725 C, a presiones desde 1 Pa (0.01 torr) hasta 7 MPa (1 000 psi). La celda DSC a Presión emplea tecnología heat flux estándar e incorpora válvulas de control de presión, un manómetro, y tiene protección por sobre presión. Esta celda DSC a presión también es un accesorio opcional para el DSC Q2000 y puede emplearse como celda estándar a presión atmosférica desde -180 hasta 725 C. 1213 Fotocalorímetro El Accesorio FotoCalorímetro (PCA) para el DSC Q2000 permite la caracterización de materiales fotocurables desde -50 hasta 250 C. Transmite una luz UV/visible ( nm.) desde una fuente de mercurio de alta presión de 200 W hacia la cámara de la muestra mediante una guía doble de rango extendido con filtros de cuarzo de densidad neutral de paso de banda. La tecnología Tzero permite la medición directa de la intensidad de luz en ambas posiciones, de muestra y referencia, lo que también permite la medición simultanea de dos muestras. 1314 Opciones de Control de Temperatura Sistemas de Enfriamiento por Refrigeración (RCS90 y RCS40) El RCS es selección favorita como el dispositivo de enfriamiento DSC para el analista por su operación desatendida y libre de problemas para experimentos DSC y MDSC en un amplio margen de temperatura. Ya que es un sistema sellado que requiere solo de corriente para operar, el RCS tiene ventajas operativas en áreas donde otros refrigerantes son caros o difíciles de obtener. TA Instruments ofrece dos modelos complementarios: el RCS90 y el RCS40; ambos emplean la misma cabeza de enfriamiento, la cual se monta estrechamente sobre la celda DSC Serie Q, eliminando completamente los problemas de congelamiento frecuentes diseños de competidores. Ambos enfriamiento balístico y controlable son alcanzables. RCS90 El RCS90 es un sistema de refrigeración de dos etapas, que permite una operación DSC / MDSC conveniente sobre el margen de temperatura de -90 hasta 550 C. Las tasas de enfriamiento controlado típicas del RCS90 se muestran en tabla debajo. El enfriamiento balístico desde 500 C hasta ambiente se alcanza en aproximadamente 7 minutos. El RCS90 es compatible con todos los sistemas DSC Serie Q. Tasas de Enfriamiento Controlado del RCS90, desde 550 C (límite superior)* Tasa Controlada Hasta Límite Inferior de Temperatura 100 C/min 300 C 50 C/min 120 C 20 C/min -20 C 10 C/min -50 C 5 C/min -75 C 2 C/min -90 C RCS40 El RCS40 es un sistema de refrigeración de una etapa, que permite una operación DSC / MDSC conveniente sobre el margen de temperatura de -40 hasta 400 C. Las tasas de enfriamiento controlado típicas del RCS40 se muestran en tabla debajo. El enfriamiento balístico desde 400 C hasta ambiente se alcanza en aproximadamente 7 minutos. El RCS40 es compatible con los modelos DSC Q2000 y Q20 (excepto el Q20P). Tasas de Enfriamiento Controlado del RCS40, desde 400 C (límite superior)* Tasa Controlada Hasta Límite Inferior de Temperatura 65 C/min 250 C 50 C/min 175 C 20 C/min 40 C 10 C/min 0 C 5 C/min -15 C 2 C/min -40 C 14 * El desempeño puede variar ligeramente dependiendo de las condiciones ambientales del laboratorio15 RCS40 RCS90 1516 Opciones de Control de Temperatura Sistema de Enfriamiento por Nitrógeno Líquido El Sistema de Enfriamiento por Nitrógeno Líquido (LNCS) brinda el más alto desempeño y la mayor flexibilidad en el enfriamiento. Tiene el más bajo límite operacional de temperatura (hasta -180 C), la mayor capacidad de tasa de enfriamiento (de hasta 140 C/min), con un límite superior de operación hasta 550 C. Las tasas de enfriamiento controlado típicas del LNCS se muestran en tabla debajo. El enfriamiento balístico desde 550 C hasta ambiente se alcanza en aproximadamente 5 minutos. Tiene la capacidad de autollenado, lo que le permite llenarse automáticamente desde una fuente mayor de nitrógeno líquido para una operación DSC continua. El LNCS es compatible con todos los sistemas DSC Serie Q (excepto el Q20P). Tasas de Enfriamiento Controlado del LNCS, desde 550 C (límite superior)* Tasa Controlada Hasta Límite Inferior de Temperatura 100 C/min 200 C 50 C/min 0 C 20 C/min -100 C 10 C/min -150 C 5 C/min -165 C 2 C/min -180 C * El desempeño puede variar ligeramente dependiendo de las condiciones ambientales del laboratorio 1617 Sistema de Enfriamiento con Aire (FACS) El sistema de enfriamiento de aire (FACS) es un accesorio de enfriamiento innovador disponible para todos los módulos DSC Serie Q que representa una alternativa efectiva en costo para los sistema de enfriamiento LNCS y RCS. El FACS puede emplearse para experimentos de enfriamiento controlado, estudios de ciclado térmico, y para mejorar el tiempo de demora entre experimentos. Pueden obtenerse líneas estables y tasas de calentamiento y enfriamiento lineales en el margen de temperatura ambiental hasta 725 C. Accesorio de Enfriamiento No Controlado (Quench) El Accesorio de Enfriamiento No Controlado (QCA) es un accesorio de enfriamiento de operación manual diseñado para su uso primario con los DSC Q20 para el templado de las muestras a temperatura subambiente antes de calentarla a un valor superior de temperatura. El margen recomendado de operación del QCA va desde -180 hasta 400 C. Su reservorio se llena fácilmente con agua, hielo, nitrógeno líquido, hielo seco o cualquier otro medio enfriante. 1718 La Tecnología Tzero proporciona: Línea base plana y reproducible, con una mejora de más de un orden de magnitud sobre los diseños de competidores, especialmente en el intervalo de temperatura subambiente. Sensibilidad superior debido a líneas bases más planas, con una mejor relación de señal a ruido. La mejor resolución disponible (mejor que la de instrumentos de compensación de potencia) Experimentos MDSC más rápidos Medición directa de capacidad calorífica (Q2000) La tecnología Tzero representa fundamentalmente un sistema más exacto para la medición del flujo de calor, ya que incorpora la medición de la resistencia y capacidad calorífica de los materiales de la celda, y cuyos efectos que se tenían por insignificantes. Su inclusión y compensación mejora dramáticamente la respuesta y reproducibilidad de la línea base. La resolución del flujo de calor también se ve mejorada ya que se mide directamente las diferencias en la tasa de calentamiento entre la posición de la muestra y la referencia, y que se compensa directamente en la medición del flujo de calor. La tecnología Tzero para la medición del flujo de calor es un desarrollo tecnológico patentado disponible solo en los DSC de TA Instruments. *U.S. Patent No. 6,431,747; 6,488,406; 6,523,998 La tecnología MDSC proporciona: La separación de transiciones complejas en sus componentes más fácilmente interpretables Incrementa la sensibilidad para detectar transiciones y fusiones débiles Incrementa la resolución sin disminuir la sensibilidad Permite una medición directa de la capacidad calorífica Brinda una medición de la cristalinidad más exacta En el MDSC* se superpone una oscilación sinusoidal de temperatura sobre la tasa de calentamiento lineal tradicional. El efecto neto es que el flujo de calor puede medirse simultáneamente con los cambios en la capacidad calorífica. En el MDSC, el flujo de calor DSC se denomina Flujo de Calor Total, su componente asociado con la capacidad calorífica es el Flujo de Calor Reversible, y su componente cinético es el Flujo de Calor No reversible. La señal de Flujo de Calor Total representa la contribución de todas las transiciones térmicas, justo igual que en un DSC estándar. La señal de Flujo de Calor Reversible contiene la transición vítrea y las fusiones, mientras que la señal de Flujo de Calor No Reversible muestra la contribución de los eventos cinéticos como el curado, volatilización, fusión y descomposición. Solo el Q2000 le permite un incremento en la productividad MDSC para producir datos de alta calidad ya que puede operar a tasas de calentamiento de DSC estándar de 10 C/min. *U.S. Patent Nos. 5,224,775; 5,248,199; 5,346,306 Canadian Patent No. 2,089,225 Japanese Patent No. 2,966,691 1819 1920 Aplicaciones de Desempeño DSC Tzero 0.5 Estabilidad de la Línea Base (Planicidad) La figura a la derecha muestra la comparación de una línea base de celda vacía del Q2000 con la misma obtenida en un DSC heat flux tradicional. Los datos muestran que la línea base del Q2000 es superior en todos los aspectos. El offset de inicio es mucho menor, la línea base es mucho más recta y se redujo grandemente la pendiente. Esto marcadamente contrasta con los resultados obtenidos con los DSC de otros diseños, en los que una curvatura de línea base de 1 mw en el mismo intervalo de temperatura se considera aceptable. Heat Flow (mw) Q2000 Conventional DSC Sensibilidad (Tg de polímero) Esta figura muestra una medición de alta sensibilidad del Q2000 de una transición vítrea (Tg) en función de la tasa de calentamiento de una muestra muy pequeña (1 mg) de polipropileno, cuya Tg no es fácilmente detectable en un DSC debido a su estructura altamente cristalina. Los datos muestran que la Tg es fácilmente detectable aun a una tasa de calentamiento de 5 C/min. La excelente línea base del Q2000 es la clave esencial para las mediciones exactas de las transiciones vítreas y capacidad calorífica de los materiales que exhiben transiciones débiles y amplias. Heat Flow (mw) C -17 C -13 C 5 C/min 10 C/min 20 C/min21 1.85 Sensibilidad (Tg de Lactosa) Esta figura ilustra el alto nivel de sensibilidad en una aplicación farmacéutica. La detección de pequeñas cantidades de lactosa amorfa es crítica en el desarrollo de fármacos y es fácilmente alcanzable en una muestra de 10 mg a 20 C/min en el Q2000. La medición directa de capacidad calorífica permite cuantificar el cambio radical de la Cp, el cual es directamente proporcional a la cantidad de fase amorfa presente en la muestra. Heat Capacity (J/(g. C)) C (H) 0.051J/(g. C) 5 Weight % 1 Weight % C (H) 0.031J/(g. C) C (H) 0.013J/(g. C) 2.5 Weight % Resolución La figura a la derecha muestra la excelente resolución inherente en la señal de flujo de calor Tzero. Este producto farmacéutico contiene una serie de transiciones polimórficas. Note que cada pico es fácilmente resuelto, a la vez que se preserva la sensibilidad necesaria para la sutil transición vítrea en una temperatura menor (inserto) Heat Flow (mw) Heat Flow (mw) C C C C C22 Aplicaciones MDSC Separación de Transiciones Complejas La figura a la derecha muestra los resultados MDSC para una aleación de una mezcla de los termoplásticos policarbonato (PC) y polibutilén-tereftalato (PBT). Este material exhibe una variedad de transiciones traslapantes, lo que complica la interpretación del Flujo Calórico Total. El MDSC separa efectivamente la cristalización del componente PBT en el Flujo Calórico No- Reversible, y con ello permitiendo una determinación exacta de las temperaturas de transición vítrea para cada polímero. Heat Flow (mw) PBT Tg Reversing Total PC Tg Nonreversing Nonreversing Heat Flow (mw) Melting Onset Reversing Heat Flow (mw) Sensibilidad de Señal Mejorada El MDSC proporciona una mejora en sensibilidad para medir transiciones muy débiles y muy amplias, tales como la transición vítrea en polímeros altamente cristalinos, o en los que la Tg está oculta bajo un segundo evento térmico que traslapa. Estos datos se generaron empleando una muestra muy pequeña (2.2 mg) de un recubrimiento polimérico. El flujo calórico total no muestra transición alguna en la región donde se espera la Tg, debido a la larga endoterma alrededor de los 40 C que indica la perdida de solvente. El Flujo Calórico Reversible sí indica una Tg muy débil (8.5 µw) alrededor de los 109 C, confirmando la sensibilidad de la técnica MDSC. Heat Flow (mw) Reversing Heat Flow Total Heat Flow 109 C (H) mw23 Interpretación de Datos Mejorada Esta figura ilustra una aplicación de interés en estudios en alimentos o farmacéuticos, en los que la señales MDSC de flujo calórico total y sus componentes no-reversible y reversible se muestran para una muestra acuosa enfriada de sacarosa al 40%. La señal reversible indica claramente la Tg de la sacarosa entre y 39.4 C. La señal no-reversible exotérmica se relaciona con la cristalización del agua libre que no pudo cristalizar durante el enfriamiento de la muestra debido al incremento significativo de la movilidad y difusión del material durante su transición vítrea. Heat Flow (mw) C Nonreversing Heat Flow (mw) J/g C C C(H) Rev. Heat Flow (mw) Capacidad Calorífica Cuasi-Isotérmica Uno de los mayores beneficios del DSC Modulado es su habilidad para medir la capacidad calorífica en modo cuasiisotérmico, esto es, isotérmicamente con la excepción de una pequeña modulación de la temperatura. El MDSC Cuasiisotérmico es particularmente benéfico al estudiar sistemas con curado. La figura debajo muestra el análisis cuasi-isotérmico de una resina epóxica termoendurecible. En la primer parte del experimento, se monitorea el curado a 100 C por 160 min y es evidente como disminuye la Cp y por la gran exoterma en el Flujo Calórico Total. La segunda parte involucra el calentamiento de muestra en condiciones MDSC a 3 C/min para medir la Tg del sistema curado, así como el curado residual. Heat Flow (mw) min J/g min J/g Time (min) Rev. Cp (J/g/ C) 2324 Aplicaciones de Charolas y Tapas Tzero 2 Fabricadas con tecnología avanzada y con especificaciones de maquinado muy cerradas, las charolas Tzero brindan una mejora significativa sobre la tecnología de las generaciones previas, así como la de los competidores, en el desempeño estándar de pruebas con estándar metálico de Indio. En la figura a la derecha, note la mejora en la señal de respuesta y la calidad del pico cuando se usa la charola Tzero contra la charola estándar. Heat Flow (mw) Tzero Pan Standard Pan Aquí se muestra la utilidad de la charola Tzero hermética. En este ejemplo, se muestran resultados DSC para caseína empleando tanto las charolas herméticas como las estándar. La caseína contiene una gran cantidad de humedad adsorbida, la cual se libera cuando se calienta en una charola estándar. Los datos resultantes solo exhiben una gran endoterma debido a su evaporación. Pero cuando se analizan en una charola Tzero hermética, la volatilización se suprime, lo que permite identificar claramente la transición vítrea de la caseína. Heat Flow (mw) -2.5 Tzero Hermetic Pan C -3.5 Standard Pan C(l) C25 Aplicaciones de Charolas / Tapas Estándar Las charolas y tapas DSC están disponibles en aluminio, aluminio con revestimiento galvánico, oro, platino, grafito, y las versiones de acero inoxidable. Pueden emplearse en una amplia variedad de condiciones de temperatura y presión. Las muestras pueden correrse en modo DSC estándar en charola abierta, charolas y tapas con sello estándar o hermético, o en capsulas de presión. Las muestras en charola abierta también pueden correrse con presiones controladas usando la celda PDSC. Todas las charolas estándar de aluminio tienen la misma clasificación de temperatura y presión. Los detalles generales se muestran aquí. Estándar Temperatura ( C) Presión Aluminio -180 a kpa Platino -180 a kpa Oro -180 a kpa Grafito -180 a kpa Hermética Temperatura ( C) Presión Aluminio -180 a kpa Aluminio Galvanizado -180 a kpa Oro -180 a kpa Alto Volumen -100 a MPa Acero Inoxidable Amb. a MPa 2526 Aplicaciones DSC Temperaturas de Transiciones El DSC proporciona determinaciones de temperaturas de transiciones rápidas y precisas empleando cantidades mínimas de muestra. Las mediciones de temperatura más comunes incluyen las siguientes: Fusión Transición Vítrea Estabilidad Térmica Onset de Oxidación Onset de Curado Cristalización Transiciones Polimórficas Cristales Líquidos Desnaturalización de Proteínas Transiciones Sólido -Sólido Heat Flow > exothermic Glass Transition Crystallization Melting Oxidation or Decomposition Crosslinking (Cure) Este compuesto ilustra la formas típicas de las principales transiciones observadas en un DSC. Temperature Flujo Calórico El flujo de calor es un det3ector universal, ya que todos los procesos físicos y químicos involucran un intercambio de calor. Por ello, la señal de Flujo Calórico DSC comúnmente se usa para medir y cuantificar una amplia variedad de eventos y transiciones, que a menudo ocurren en un material en función de la temperatura. Este ejemplo muestra un material farmacéutico que experimenta una amplia variedad de cambios físicos mientras se calienta desde debajo de ambiente hasta su temperatura de fusión. El DSC es sensible para todos esos eventos. Heat Flow (mw) Glass Transition Polymorphic Conversion Crystallization Melting27 Historia Térmica El DSC es una excelente herramienta para la determinación de la historia térmica de una muestra de polímero. En este experimento, la muestra se somete a un perfil de calentamiento-enfriamiento-recalentamiento y se hace una comparación entre los dos ciclos de calentamiento. La figura contiene los resultados de este perfil para una muestra de poliéster. Comparando el primer ciclo de calentamiento (con historial térmico desconocido) con el segundo ciclo de calentamiento (con historial térmico conocido), se puede derivar la información concerniente a la morfología original del material. Esto puede ser útil en la identificación de problemas en el desempeño o en las condiciones de procesamiento. Heat Flow (mw/mg) Cool Second Heat First Heat Cinética La Cinética es el estudio de los efectos del tiempo y temperatura en una reacción. La cristalización isotérmica es un ejemplo de un experimento en el cual se puede obtener la información cinética. Estos datos muestran los resultados de ensayos de cristalización isotérmica para una muestra de un polímero que se ha cristalizado a varias diferentes temperaturas por debajo de su punto de fusión. Analizando el tiempo en el que se alcanza el pico máximo del flujo de calor para cada temperatura, se pueden calcular varios parámetros cinéticos, entre los que se incluye la energía de activación, la tasa de constante y el porcentaje de conversión. Heat Flow (mw/g) min 2.50 min 3.49 min min Time (min) 2728 Aplicaciones DSC Presión (y Tiempo) El DSC a Presión acelera los ensayos OIT y resuelve el inicio del proceso de oxidación. La figura a la derecha muestra un estudio comparativo de una serie de dispersiones poliméricas de dos componentes que contienen diferentes niveles del mismo antioxidante. Rápidamente se pueden apreciar claras diferencias en su desempeño. Los ensayos proporcionaron los mismas respuestas en dos días que los ensayos tradicionales de exposición en el campo demoraron dos meses en obtener. Otras aplicaciones comunes de PDSC incluyen a) curado en resinas termoestables, b) estudios de catalizadores, y c) simulaciones a microescala de reacciones químicas. Heat Flow (W/g) Sample A Sample B Sample C Sample D Time (min) Fotocurado El Accesorio Fotocalorímetro (PCA) es una herramienta adecuada para caracterizar las reacciones que se inician por medio de luz UV/visible. La figura compara dos diferentes formulaciones acrílicas corridas en las mismas condiciones. Los datos muestran que la formulación A cura rápidamente bajo exposición a la luz UV, mientras que la formulación B reacciona más lentamente, y tiene un mayor tiempo de formación de pico y una entalpia más baja. En todos los experimento PCA la forma de los picos y las entalpias de las transiciones son afectadas por la química de la formulación, los aditivos, iniciadores y el gas de purga empleado. Heat Flow (mw) A B Time (min) 5 28 Mostrar más
ANÁLISIS TÉRMICO Introducción. El término Análisis Térmico engloba una serie de técnicas en las cuales, algún parámetro físico del sistema es medido de manera continua en función de la temperatura, mientras Más detalles REVISTA MEXICANA DE INGENIERIA QUIMICA Vol. 3 (2004) 227-231 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS TERMICO DE EXCIPIENTES
Nota Técnica REVISTA MEXICANA DE INGENIERIA QUIMICA Vol. 3 (4) 731 AMIDIQ METODOLOGIA PARA EL ANALISIS TERMICO DE EXCIPIENTES METHODOLOGY FOR THE THERMAL ANALYSIS OF EXCIPIENTS R. B.Cassel 1* A.T. Riga Más detalles Tema 6. Análisis térmico: TG y DTA
1 Tema 6. Análisis térmico: TG y DTA 6.1 Introducción 6.2 Termogravimetria (TG) 6.2.1 La balanza 6.2.2 Calentamiento de la muestra 6.2.3 Preparación de la muestra, atmósfera de medida y control de temperatura. Más detalles SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SAI) SECCIÓN UNIVERSITARIA DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA (SUIC)
SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SAI) SECCIÓN UNIVERSITARIA DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA (SUIC) Murcia, 30 de Octubre de 2013 http://suicsaiumu.wordpress.com/ 1 Análisis elemental CHNS Instrumentación: Más detalles CONTROL DE CALIDAD DE FARMACOS POR MEDIDAS DE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)
CONTROL DE CALIDAD DE FARMACOS POR MEDIDAS DE CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) Introducción: Un material que experimenta un cambio de estado físico o químico, por ejemplo una fusión o una transición Más detalles EL ANÁLISIS TÉRMICO CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE BARRIDO Y ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO
EL ANÁLISIS TÉRMICO CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE BARRIDO Y ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO Introducción Introducción Calorimetría diferencial de barrido (DSC) R M R=Referencia; W R (T R -T p ) W M (T M -T p Más detalles Estudio de polimorfismo en drogas farmacéuticas. Daniel Vega
Estudio de polimorfismo en drogas farmacéuticas. Daniel Vega Departamento Física de la Materia Condensada Comisión Nacional de Energía Atómica Escuela de Ciencia y Tecnología - UNSAM Polimorfismo afecta Más detalles TEMA 5: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA:
MÉTODOS DE ANÁLISIS TÉRMICO Aplicaciones al Control de Calidad Farmacéutico Dra. Patricia M Castellano 2015 QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO Cambio de dosis Biofarmacia Toxicología Investigación Control de calidad Más detalles Cómo especificar un producto. Sensores de procesos e instrumentos mecánicos
Cómo especificar un producto Sensores de procesos e instrumentos mecánicos Todo a la vista. A continuación le ofrecemos algunas pautas acerca de cómo especificar nuestros productos. Concebida como complemento Más detalles Prácticas Análisis Térmico por DSC
Prácticas Análisis Térmico por DSC 1.- Introducción Las técnicas termoanalíticas han sido y siguen siendo en la actualidad ampliamente utilizadas en la caracterización de materiales. El análisis térmico Más detalles Ensayos físicos e Instrumentación Equipos de análisis térmico
Ensayos físicos e Instrumentación CATÁLOGO GENERAL LLG 2010/11 1 STA 503 - TGA 503 1 Analizador térmico simultáneo STA 503 TGA 503 Analizador termogravimétrico El análisis térmico simultáneo (STA) se utiliza Más detalles Autoclaves Verticales. Systec Serie-V
Autoclaves Verticales Systec Serie-V Systec Serie-V Autoclaves verticales Autoclaves especialmente desarrolladas para procedimientos de esterilización en laboratorios. Realice estos procedimientos de forma Más detalles Manómetro de presión diferencial
Manómetro de presión diferencial testo 521 Medición de gran precisión con tubo de Pitot Sensor de presión diferencial con compensación de temperatura 2 entradas adicionales para la conexión de más sondas Más detalles CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN. esquemas siguientes (4.1 y 4.2), en los que se representan los mecanismos de iniciación
66 CAPITULO IV 66 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 66 4.1 Mecanismos de Iniciación. 66 4.2 Cinéticas de reacción 68 4.2.1 Comparación de cinéticas por efecto de la temperatura. 68 4.2.2 Comparación de cinéticas Más detalles Sensores de condición. Diseñados para producir resultados de alta calidad en una variedad de entornos hostiles
Sensores de condición Diseñados para producir resultados de alta calidad en una variedad de entornos hostiles DETECCIÓN DE CONDICIÓN APLICACIONES Rockwell Automation ofrece una impresionante línea de productos Más detalles VACÍO FLUJO ASISTENCIA EXCELENCIA
EN QUÉ PODEMOS AYUDARLE? VACÍO VACÍO FLUJO FLUJO ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA EXCELENCIA EXCELENCIA EN LA FABRICACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA EN LAS APLICACIONES INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE VACÍO LO ABARCAMOS Más detalles GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada
GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada Tiempo de análisis inferior a 30 minutos Alta sensibilidad, linealidad, exactitud Más detalles DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE LA MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCIÓN METODOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE LA MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCIÓN METODOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA La determinación del contenido de humedad en materiales de construcción tiene cada vez más importancia. Más detalles Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33
Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33 Introducción Los transmisores de presión AKS 32 y AKS 33 miden una presión y convierten el valor medido en una señal estándar: 1 5 V c.c. o 10 V c.c. para Más detalles UNA GUIA PRACTICA PARA MONITOREAR GASES PELIGROSOS
UNA GUIA PRACTICA PARA MONITOREAR GASES PELIGROSOS El monitoreo de gases peligrosos para calidad del aire en el área de trabajo y seguridad es un tema complejo. A diferencia de otros tipos relativamente Más detalles Calibrador de presión portátil con bomba incorporada Modelo CPH6600
Calibración Calibrador de presión portátil con bomba incorporada Modelo CPH6600 Hoja técnica WIKA CT 16.01 Aplicaciones Servicio de calibración y mantenimiento Laboratorios de medición y regulación Control Más detalles LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE PESAJE PARA CAMIONES
LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE PESAJE PARA CAMIONES Una balanza para pesar vehículos, es una plataforma soportada por uno o más elementos censores de peso que producen una salida directamente proporcional Más detalles MEDICIÓN DE TEMPERATURA
MEDICIÓN DE TEMPERATURA Métodos no eléctricos: Cambio de volumen de un líquido Cambio de presión de un gas o vapor Cambio de dimensiones de un sólido Métodos eléctricos: Fem generadas por termocuplas Cambio Más detalles Laboratorio orio de Operaciones Unitarias I
Laboratorio orio de Operaciones Unitarias I 1 República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero Laboratorio Más detalles CAUDALÍMETRO MÁSICO DE GASES
Instrumentación y control de procesos Calibraciones trazables en planta Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio Sistemas integrales de medida de nivel Válvulas de control e industriales CAUDAL CAUDALÍMETRO Más detalles LAS TRANSICIONES TÉRMICAS EN UN MATERIAL POLIMÉRICO ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS A LA ESTRUCTURA
LAS PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS DEPENDEN FUERTEMENTE DE LA TEMPERATURA LAS TRANSICIONES TÉRMICAS EN UN MATERIAL POLIMÉRICO ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS A LA ESTRUCTURA LAS TRANSICIONES TÉRMICAS TOMAN UNOS Más detalles TÉCNICAS DE DIFRACCIÓN Y TERMOGRAVIMETRIA PARA LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE MATERIALES
TÉCNICAS DE DIFRACCIÓN Y TERMOGRAVIMETRIA PARA LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE MATERIALES AUTORÍA JORGE RODRIGUEZ FERNANDEZ TEMÁTICA ENSAYOS FÍSICOS DE MATERIALES ETAPA FORMACIÓN PROFESIONAL Resumen En Más detalles ANALISIS TÉRMICO. Bibliografía. Bibliografía
ANALISIS TÉRMICO Curso Sólidos Inorgánicos Setiembre 2006 Dr. Jorge R. Castiglioni LAFIDESU, Cátedra de Fisicoquímica DETEMA Facultad de Química Bibliografía Peter J. Haines. Thermal Methods of Analysis. Más detalles Sistema Food Tracker Diseñado específicamente para todos sus procesos de cocina, fritura y congelación. Sistema totalmente nuevo
Sistema Food Tracker Diseñado específicamente para todos sus procesos de cocina, fritura y congelación Sistema totalmente nuevo Nuevo registrador de datos MultiPaq21 Nuevo rango de barrera térmica Nuevo Más detalles Contenido. Nuestras cabinas son ESD. Respetamos el medio ambiente. Serie SDB. Serie SD. Serie HSD. Serie MSD. Serie HSDi. Cabinas sobre pedido
Contenido Nuestras cabinas son ESD Respetamos el medio ambiente Serie SDB Estamos encantados de presentarles nuestro nuevo catálogo, y mostrarles todas las innovaciones que se han introducido en nuestras Más detalles Clase 3. Sensores (II).
AUTOMATIZACIÓN Optativa Ingenierías Informáticas Clase 3. Sensores (II). F. Torres Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal Grupo de Automática, Robótica y Visión Artificial Más detalles 24/11/2014. Quemadores. Quemadores. Quemadores QUEMADORES
Quemadores Los quemadores son aparatos o mecanismos cuya función es preparar la mezcla de combustible + comburente para realizar la combustión. En el quemador, el combustible y el comburente (aire) entran Más detalles Manómetros electromecánicos - Complemento al Tema 1
Manómetros electromecánicos - Complemento al Tema 1 *Utilizan un elemento mecánico elástico, que puede ser un tubo Bourdon, espiral, hélice, diafragma, etc. *Un juego de palancas convierte la presión en Más detalles Pruebas de fuga en la industria automotriz. Aplicaciones para la fabricación y la prueba final de componentes
Pruebas de fuga en la industria automotriz Aplicaciones para la fabricación y la prueba final de componentes MÉTODOS DE PRUEBA DE FUGA INFICON ofrece una amplia gama de opciones para la detección de fugas Más detalles INDICADORES DE NIVEL
Pol. Ind. Agro-Reus C/ Recasens i Mercadé, 17 43206 REUS (Tarragona) Tel. 977 328 445 Fax 977 333 465 Móvil 609 630 780 www.bandastarragona.com info@bandastarragona.com TIPOS RADAR MICROONDAS GUIADAS ULTRASONIDOS Más detalles TORRE DE ENFRIAMIENTO CICLO COMBINADO HÍBRIDO
Capacidad: 26 a 650 toneladas (78 a 1,950 GPM @ 95 F/ 85 F / 78 F) Disponible en galvanizado, galvanizado con recubrimiento epóxico para ambiente marino o acero inoxidable Bajo costo de instalación y operación Más detalles Interface Recolectora de Datos 7000-I
Sistema de adquisición de datos que combina una computadora lap-top e interface. Es por esto que no requiere una computadora adicional por que es una computadora laptop completa. Lo que maximiza la utilización Más detalles Propiedades térmicas de materiales poliméricos.
Tema 1 Propiedades térmicas de materiales poliméricos. Materiales Poliméricos Conceptos generales. Transiciones térmicas: transición vítrea, cristalización y fusión. (R. Benavente) Introducción Transiciones Más detalles NTE INEN-ISO 11357-4 2015-XX
Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 11357-4 2015-XX PLÁSTICOS. CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC). PARTE 4: DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉRMICA ESPECÍFICA (ISO 11357-4:2014, IDT) Más detalles Leonel Lira Cortes Laboratorio de Propiedades Termofísicas División i i Termometría, Área Eléctrica Centro Nacional de Metrología
Necesidades de medición de conductividad térmica para el cumplimiento i de normas de eficiencia i i energética en edificaciones Leonel Lira Cortes Laboratorio de Propiedades Termofísicas División i i Termometría, Más detalles Ultra Congeladores -40ºC / -86ºC
Ultra Congeladores -40ºC / -86ºC Platilab & Irilab Series 1 Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros en el email arpival@arpival.es - PLATILAB: máxima seguridad y rendimiento Más detalles S & C Instrumentación de proceso y analítica. Capitulo II
S & C Instrumentación de proceso y analítica Capitulo II Gabriel Asaa Siemens Austral-Andina / Argentina / Sector Industria Cómo Viaja el Calor? 1-Conducción (en sólidos) 2-Convección:(En líquidos y gases) Más detalles CURSO BASICO DE ANALISIS TERMICO
CURSO BASICO DE ANALISIS TERMICO Termogravimetría, cinética de reacciones y análisis térmico diferencial Juan A. Conesa Ferrer Profesor Titular de Ingeniería Química Universidad de Alicante Título: Curso Más detalles Baño de calibración Modelo CTB9400, baño caliente Modelo CTB9500, baño caliente y frío
Calibración Baño de calibración Modelo CTB9400, baño caliente Modelo CTB9500, baño caliente y frío Hoja técnica WIKA CT 46.20 Aplicaciones Calibración en laboratorios y talleres de medición y regulación Más detalles SONDAS DE TEMPERATURA
SONDAS DE TEMPERATURA Las cañas pirométricas son captadores de temperatura que están introducidos en el recinto donde se ha de efectuar la medición. Están formadas por un termopar o termosonda, aislante, Más detalles Técnica de plástico. krones Contiform H. Estiradora-sopladora para botellas Heat-Set
Técnica de plástico krones Contiform H Estiradora-sopladora para botellas Heat-Set Llenado en caliente de botellas PET Las bebidas sin CO 2 como pueden ser los zumos de fruta, de verdura o bebidas con Más detalles http://instrumentacionunexpo.blogspot.com/2007/05/laboratorio-1-calibracin-del-transmisor.html
PRACTICA NO. 1 CALIBRACION DE TRASNMISORES http://instrumentacionunexpo.blogspot.com/2007/05/laboratorio-1-calibracin-del-transmisor.html Transductor de presión de silicio difundido Cuando no hay presión, Más detalles Estudio de diferentes técnicas de detección de la degradación de una grasa
Estudio de diferentes técnicas de detección de la degradación de una grasa Estíbaliz Aranzabe, Arrate Marcaide, Raquel Ferret 1. INTRODUCCIÓN Las grasas lubricantes se degradan entre otros efectos con Más detalles CEM: Digestión y extracción por microondas Mars 6 y Discover SP-D. Dpto. de laboratorio. VERTEX Technics 93 223 33 33 www.vertex.
VERTEX Technics 93 223 33 33 www.vertex.es CEM: Digestión y extracción por microondas Mars 6 y Discover SP-D Dpto. de laboratorio Mars 6: Digestión de 40 muestras en paralelo. Discover SP-D: Digestión Más detalles PMI-MASTER Smart. PMI to Go. El primer y verdadero espectrómetro de emisión óptica de arco/chispa portátil
PMI to Go PMI El primer y verdadero espectrómetro de emisión óptica de arco/chispa portátil PORTÁ Tres opciones de transporte......para satisfacer sus requerimientos Portabilidad y comodidad Gracias a Más detalles PURIFICACION DE LOS SÓLIDOS POR CRISTALIZACION
PURIFICACION DE LOS SÓLIDOS POR CRISTALIZACION I. OBJETIVOS Poder lograr la purificación de la muestra experimentales. utilizada reconociendo procedimientos Obtener cristales de acetanilida. II. FUNDAMENTO Más detalles Tema 4 Difusión en estado sólido
Tema 4 Difusión en estado sólido Sabemos que los materiales están formados por átomos. Se ha modelado el agrupamiento de los átomos como un conjunto de esferas sólidas ordenadas siguiendo un patrón definido. Más detalles Sistemas de bombeo para el manejo de la producción de agua. Desagüe de minas y aplicaciones geotérmicas e industriales
Sistemas de bombeo para el manejo de la producción de agua Desagüe de minas y aplicaciones geotérmicas e industriales Del manejo de los campos petroleros al manejo del agua Desde hace más de 80 años, las Más detalles PolcoMagazine Edición Septiembre2015
Equipos de Análisis Químico y Físico PolcoMagazine Edición Septiembre2015 BÜCHI Nuevo Rotavapor R300 PerkinElmer Nuevo Espectrofotómetro LAMBDA 365 Metrohm Nuevo Método para TAN en Crudo Anton Paar Unidad Más detalles 1.1.- Qué es el análisis térmico? 1.2.- Importancia del análisis térmico ANÁLISIS TÉRMICO. 1.- Introducción
ANÁLISIS TÉRMICO 1.- Introducción 1.1.- Qué es el análisis térmico? Todos aquellos métodos de medida basados en el cambio, con la temperatura (o en función del tiempo a temperatura constante), de una propiedad Más detalles CAPITULO 4 EQUIPO EXPERIMENTAL. Se puede describir en forma general al equipo como un conjunto de partes formadas en
CAPITULO 4 EQUIPO EXPERIMENTAL 4.1 DESCRIPCION GENERAL Se puede describir en forma general al equipo como un conjunto de partes formadas en su mayoría de acero inoxidable tipo AISI 304L y vidrio borosilicato Más detalles We measure it. testo 526 Medición de cualquier rango de presión. www.testo.es
Manómetro de presión diferencial testo 526 Medición de cualquier rango de presión Sensor de presión de 0 a 2000 compensado en temperatura integrado en el instrumento 2 entradas para la conexión de sondas Más detalles CALENTADORES SOLARES DE AGUA PARA REGADERA RESIDENCIAL GRAVEDAD
Calentadores Solares CALENTADORES SOLARES DE AGUA PARA REGADERA RESIDENCIAL GRAVEDAD Acero Inoxidable Acero al Carbón PRESURIZADOS Acero Inoxidable ALBERCA HEAT PIPES Dentro de las fuentes renovables de Más detalles Espectrómetro de Emisión Óptica (OES) BRUKER Q8 MAGELLAN o Equipo OES de Altas Prestaciones Para Laboratorio
Espectrómetro de Emisión Óptica (OES) BRUKER Q8 MAGELLAN o Equipo OES de Altas Prestaciones Para Laboratorio IZASA, S.A. Plaza de Europa nº 21 23, 08908 L Hospitalet de Llobregat Barcelona. 1 Q8 MAGELLAN Más detalles Hornos portátiles de calibración
Hornos portátiles de calibración Datos técnicos Recientemente presentamos los hornos de calibración, que proporcionan las mejores prestaciones en cuanto a calibración portátil de temperatura. Los nuevos Más detalles Gama de crisoles DSC y TGA /SDTA. Crisoles para análisis térmico
Gama de crisoles DSC y TGA /SDTA Crisoles para análisis térmico Crisoles METTLER TOLEDO Crisoles para análisis térmico Comentarios generales Los crisoles se utilizan como recipientes de muestras durante Más detalles BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD. Diccionario de términos y definiciones de pesada. Una guía práctica de la terminología de pesada.
BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD. LTDA. Diccionario de términos y definiciones de pesada. Una guía práctica de la terminología de pesada. Introducción La implementación de los sistemas de gestión Más detalles TEMA 4: EQUIPOS DE SÍNTESIS HIDROTERMAL
1 1.- Prensa tipo Belt TEMA 4: EQUIPOS DE SÍNTESIS HIDROTERMAL El laboratorio dispone de una prensa tipo Belt para comunicar alta presión junto a temperatura dentro de los intervalos de trabajo 0-80 Kbar Más detalles SESIÓN 8 TIPOS DE SISTEMAS DE MANUFACTURA
SESIÓN 8 TIPOS DE SISTEMAS DE MANUFACTURA CONTENIDO Términos en manufactura Clasificación de sistemas de manufactura Beneficios y ejemplos de sistemas de manufactura Los componentes de un sistema de manufactura Más detalles Mejoras en detectores de incendio utilizando sensores múltiples
Mejoras en detectores de incendio utilizando sensores múltiples Introducción Los detectores de incendio están diseñados para detectar los incendios desde su fase inicial con un alto grado de fiabilidad. Más detalles Nuevos materiales (cerámica, metales, polímeros) Lubricantes y aditivos del aceite Sistemas autolubricadores Garantía de calidad.
Introducción El control de la fricción y del desgaste en piezas móviles de máquinas es un elemento crítico a hacer frente en la industria. Es importante tener datos comparables de análisis obtenidos durante Más detalles Manómetro de presión diferencial
Manómetro de presión diferencial 521 Medición de gran precisión con tubo Pitot Sensor de presión diferencial integrado con compensación de la temperatura 2 entradas para conectar sondas adicionales para Más detalles Diseño de una caja de refrigeración por termocélulas
Diseño de una caja de refrigeración por termocélulas Antonio Ayala del Rey Ingeniería técnica de telecomunicaciones especialidad en sist. electrónicos Resumen El diseño de un sistema refrigerante termoeléctrico Más detalles Composición Física y Fabricación de Dispositivos Fotovoltaicos
Composición Física y Fabricación de Dispositivos Fotovoltaicos 1.1 Efecto fotovoltaico Los módulos están compuestos de celdas solares de silicio (o fotovoltaicas). Estas son semiconductoras eléctricas Más detalles Equipos especiales de gas SF 6 1 / 6
Equipos especiales de gas SF 6 1 / 6 Tratamiento de gas SF 6 inteligente en la producción de los componentes GIS Fabricantes de estaciones eléctricas en todo el mundo tienen confianza en nuestras soluciones Más detalles Bobinas de trabajo de calentamiento por inducción
Bobinas de trabajo de calentamiento por inducción La bobina de trabajo, también conocida como inductor, es el componente del sistema de calentamiento por inducción que determina el grado de eficacia y Más detalles DT040A Sensor de Dióxido de carbono gaseoso
Sensor de CO 2 DT040A Sensor de Dióxido de carbono gaseoso El sensor de CO 2 puede ser conectado a los recolectores de datos ITP-C, MultiLogPRO o TriLink. El sensor de CO 2 mide la concentración de dióxido Más detalles Incubadoras. Incubadoras. Incubadoras. Págs. 71-76. Incubadora estufa de cultivo. Incubadora calentamiento enfriamiento
Incubadora estufa de cultivo Incubadora calentamiento enfriamiento Incubadora con agitación orbital Incubadora con agitación orbital refrigerada Incubadora con agitación orbital refrigerada apilable Págs. Más detalles Monitor de polvo de la Serie S510
Sintrol 5ª Generación Configuración automática del rango No requiere ajuste manual Compensación automática de la deriva Sin ópticas que limpiar Basado en la tecnología de inducción eléctrica de Sintrol. Más detalles ANEXO A DEMANDAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA SOLAR. Convocatoria SOLAR
Convocatoria SOLAR La convocatoria para la creación de un CEMIE-Solar está compuesta por dos partes: por las demandas en Energía Fotovoltaica y por las demandas con Energía Térmica Solar. A su vez cada Más detalles DETECTORES DE GAS PERSONALES Y PORTÁTILES
DETECTORES DE GAS PERSONALES Y PORTÁTILES 35 DETECTORES DE GAS PERSONALES Y PORTÁTILES RESUMEN DEL PRODUCTO TX6531 ALARMA DE GAS PERSONAL CHERUB Una respuesta rápida y precisa ante concentraciones de gas Más detalles NUEVO: Incubadora de CO2 con sensor esterilizable
Listo para descarga de datos usando el software MSALink Resistente clip de acero inoxidable Sensor MotionAlert alerta de hombre caído Alarma visual (LED) ultra brillante en la parte superior e inferior Más detalles [Trabajo práctico #4]
Hornos y tratamientos térmicos [Trabajo práctico #4] Materiales y Combustibles Nucleares 2008 Ingeniería Nuclear Instituto Balseiro, CNEA, UNCu 1 Autores: Bazzana Santiago Hegoburu Pablo Ordoñez Mariano Más detalles ESTERILIZACION ESTERILIZACION
ESTERILIZACION La esterilización puede definirse como la ausencia de todas las formas de vida viables. En la practica, la muerte de un microorganismo se alcanza cuando no es posible detectarlo en un medio Más detalles GUIA PRÁCTICA PARA EL COMPRADOR DE CALENTADORES SOLARES
GUIA PRÁCTICA PARA EL COMPRADOR DE CALENTADORES SOLARES El calentador solar por termosifón es la manera más práctica y económica de obtener agua caliente para el hogar. La sencillez de su diseño, su durabilidad Más detalles Manómetro de presión diferencial
Manómetro de presión diferencial testo 526 Medición de cualquier rango de presión Sensor de presión de 0 a 2000 compensado en temperatura integrado en el instrumento 2 entradas para la conexión de sondas Más detalles Transmisores de Condiciones Climáticas. Salida 4~20mA
Transmisores de Condiciones Climáticas Salida 4~20mA Sondas de Monitoreo Ambiental 4~20mA Velocidad del Viento (Anemómetro) Dirección del Viento Sensor de Energía de Luz (Piranómetro) Pantalla de Protección Más detalles Catalizadores. Posible relación con el incendio de vehículos. calor generado en su interior.
J. A. Rodrigo Catalizadores En general, los fabricantes de automóviles y de catalizadores suelen aconsejar o recomendar a los usuarios a través del Manual de Instrucciones del vehículo, advertencias como: Más detalles Energía Solar contribuimos al. horro de energía COMPONENTES DE UN SISTEMA PRESURIZADO NSSWH-01 COMPONENTES DE UN SISTEMA PRESURIZADO NBSWH-1
convierte la luz del sol en electricidad Energía Solar contribuimos al horro de energía TUBOS SOLARES DE VACÍO COLECTORES DE CALOR POR TUBO DE VACIO PANEL SOLAR TÉRMINO PANEL SOLAR TÉRMINO NSC-01 PANEL Más detalles UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA TRABAJO PRÁCTICO Nº 13
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA TRABAJO PRÁCTICO Nº 13 TEMA: MEDICIONES ELÉCTRICAS DE MAGNITUDES NO ELÉCTRICAS - TRANSDUCTORES 2 TRABAJO Más detalles We measure it. testo 645 Mediciones de alta precisión para la industria. www.testo.es. Medición de humedad de elevada precisión hasta un ±1 %HR
Termohigrómetro testo 645 Mediciones de alta precisión para la industria Medición de humedad de elevada precisión hasta un ±1 %HR Conexión de 2 sondas enchufables %HR C Medición de temperatura, humedad Más detalles Soluciones Totales de Redes Industriales
Soluciones Totales de Redes Industriales Los Productos de Gestión de Redes y Conmutación Ethernet y la Tecnología Inalámbrica ofrecen una Infraestructura de Control y Supervisión para los Activos Esenciales Más detalles T-CLASS. Unidades de aire acondicionado y bombas de calor comerciales Modelos TSA/TPA ALCANZA 16.0 SEER Y 9.7 HSPF
T-CLASS Rendimiento real con durabilidad y resistencia Unidades de aire acondicionado y bombas de calor comerciales Modelos TSA/TPA ALCANZA 16.0 SEER Y 9.7 HSPF Controle los costos operativos con sistemas Más detalles Baja Design Engineering @ Global Mechanical Group BOLETIN DE INGENIERIA 10
10, Es una empresa especializada en diseñar sistemas de protección contra incendio y con esta publicación pretendemos presentar, de una manera muy accesible los tópicos mas importantes de los sistemas Más detalles Cuando un termómetro es calibrado, debería serlo con base a la escala ITS90 o con base a otra escala tales como la IPTS-68 ò IPTS-48
CALIBRACION DE TERMÓMETROS Por Dave Ayres y Anne Blundell de Isothermal Technology, Merseyside, Inglaterra Traducción libre de Ottòn C Brenes de Representaciones Corelsa S.A. Costa Rica Un termómetro que Más detalles a m o r i x a m i d mi a r r te
terra midi maxi roma terra DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS PROYECTORES Grado de hermeticidad: IP 67 (*) Resistencia a los impactos (vidrio): Terra Midi: IK 10 (**) Terra Maxi: IK 10 (**) Terra Roma: IK 07 Más detalles Esp. Duby Castellanos MEDICIÓN DE LA VARIABLE PRESIÓN. Esp. Duby Castellanos
1 MEDICIÓN DE LA VARIABLE PRESIÓN 2 DEFINICIONES Presión: es la fuerza que un fluido ejerce perpendicularmente sobre la unidad de superficie. Las unidades más comunes para su medición son: Kg/cm 2, PSI Más detalles CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO VÍTREO BAJO LA AMPLIA DENOMINACIÓN GENÉRICA DE VIDRIOS O DE CUERPOS VÍTREOS QUEDA COMPRENDIDA UNA GRAN VARIEDAD
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO VÍTREO BAJO LA AMPLIA DENOMINACIÓN GENÉRICA DE VIDRIOS O DE CUERPOS VÍTREOS QUEDA COMPRENDIDA UNA GRAN VARIEDAD DE SUSTANCIAS QUE, AUNQUE A TEMPERATURA AMBIENTE TIENEN LA APARIENCIA Más detalles SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL Son aquellos sistemas formados por componentes físicos, conectados de tal manera que puedan comandar, dirigir o regular a si mismo o a otro sistema CONCEPTOS REALACIONADOS Más detalles Sistemas infrarrojos para la medida de temperatura Diseñados para la industria de Extrusión de Aluminio
abc Sistemas infrarrojos para la medida de temperatura Diseñados para la industria de Extrusión de Aluminio abc Land Instruments International es el suministrador Nº 1 del mundo en soluciones de medida Más detalles Barrera de microondas VEGAMIP
Barrera de microondas VEGAMIP Detección de nivel segura en condiciones extremas Los sólidos abrasivos como los minerales, el carbón o la mena requieren tecnologías de medición robustas. Gracias a su larga Más detalles UNIDADES DE MANEJO DE AIRE Y SERPENTINES INTERIORES Rendimiento y confiabilidad
UNIDADES DE MANEJO DE AIRE Y SERPENTINES INTERIORES Rendimiento y confiabilidad Modelos CB*, C* y TA* ALCANZAN 20 TONELADAS El confort excepcional y los ahorros de energía distinguen a las unidades de Más detalles DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE CESIÓN DE CALOR PARA EL DPTO. DE TRANSPORTES Y T.P.P. (GRUPO GIDAI) DE Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución