Source: https://issuu.com/acmaxv6/docs/bkpresicion
Timestamp: 2016-12-09 08:47:43+00:00

Document:
BK Precision by AcMax - issuu
de Señal ................................................2-11
‹ Generadores
AWG...................................................................................5-6
Digitales (DDS) ..................................................................7-9
Análogos ........................................................................10-11
‹ Fuentes de Alimentación..........................................12-23
Desempeño....................................................................16-18
Valor ...............................................................................19-20
Básicas...........................................................................21-22
Especiales ...........................................................................23
‹ Cargas Eléctronicas DC ...........................................24-29
Básicos................................................................................26
De Banco .......................................................................27-29
Alto Poder ......................................................................27-29
...........................................................30-35
‹ Osciloscopios
Almacenamiento Digital .................................................33-34
Análogos .............................................................................35
de Espectro ........................................36-41
‹ Analizadores
Portátiles ........................................................................38-40
Básicos................................................................................41
Medidor de Intensidad de Campo RF .................................41
‹ Multímetros................................................................42-48
De Banco.............................................................................45
Digitales Portátiles .........................................................46-47
De Pinza..............................................................................48
Análogos .............................................................................48
‹ Contadores de Frecuencia ...........................................49
de Componentes .....................................50-53
‹ Probador
LCR .....................................................................................51
Capacitancia........................................................................52
Transistores.........................................................................52
Probador de Componentes .................................................53
IC.........................................................................................53
ESR .....................................................................................53
Sondas Lógicas...................................................................53
‹ Probadores Eléctricos ..............................................54-55
‹ Programadores de Dispositivos ...................................56
‹ Probadores de Baterías .................................................57
‹ Probadores de Video .....................................................58
‹ Probadores de Cable .....................................................58
‹ Probadores Ambientales ...............................................59
‹ Accesorios Generales .............................................60-63
‹ Servicio & Soporte .........................................................64
Para obtener completa información y las especificaciones más recientes de productos, soporte, noticias y más,
visite www.bkprecision.com
Página General de Productos Individuales
Localización e información de productos específicos (o series)
Presione en “Contáctenos”
Hoja de datos, manual del usuario,
accesorios y software disponible
Presione para obtener fotografías
ampliadas de los productos
Video del producto seleccionado
MSRP e información de garantía
“Donde comprar” el producto individual
“Búsqueda de BK” para encontrar productos, información, manuales
114B ........................................48
117B ........................................48
206 ..........................................58
230A........................................58
231A........................................58
262 ..........................................58
300 ..........................................54
305 ..........................................54
307A........................................54
308A........................................54
309 ..........................................55
310 ..........................................55
312B........................................48
313A........................................48
316 ..........................................48
325 ..........................................55
330B........................................48
350B........................................48
367A........................................48
369B........................................48
388B........................................47
389A........................................47
390A........................................47
391A........................................47
510A........................................52
520C .......................................52
570A........................................53
575A........................................53
600 ..........................................57
601 ..........................................57
615 ..........................................59
625 ..........................................59
627 ..........................................59
630 ..........................................59
635 ..........................................59
636 ..........................................59
710 ..........................................59
715 ..........................................59
720 ..........................................59
725 ..........................................59
731A........................................59
732A........................................59
735 ..........................................59
760DX .....................................59
760KIT ....................................59
810C .......................................52
815 ..........................................53
830B........................................52
844USB...................................56
851 ..........................................56
866B........................................56
875B........................................51
878B........................................51
879B........................................51
881 ..........................................53
885 ..........................................51
886 ..........................................51
889B........................................51
890B........................................52
1045B......................................58
1211E ......................................58
1249B......................................58
1253 ........................................58
1257 ........................................58
1275 ........................................58
1280B......................................58
1541D .....................................35
1550 ........................................23
1604A......................................23
1620A......................................21
1621A......................................21
1623A......................................21
1626A......................................21
1627A......................................21
1651A......................................20
1652 ........................................20
1653A......................................23
1655A......................................23
1665 ........................................22
1666 ........................................22
1667 ........................................22
1670A......................................22
1671A......................................22
1672 ........................................20
1680 ........................................22
1682A......................................22
1686A......................................22
1688A......................................22
1689 ........................................22
1690 ........................................22
1692 ........................................22
1696 ........................................19
1697 ........................................19
1698 ........................................19
1710A......................................21
1711A ......................................21
1715A......................................21
1730A......................................21
1735A......................................21
1740B......................................21
1743B......................................21
1744A......................................21
1745A......................................21
1746B......................................21
1760A......................................20
1761 ........................................20
1762 ........................................20
1770 ........................................19
1785B......................................19
1786B......................................19
1787B......................................19
1788 ........................................19
1790 ........................................20
1791 ........................................20
1794 ........................................20
1795 ........................................20
1796 ........................................20
1803D .....................................49
1804D .....................................49
1823A......................................49
1856D .....................................49
2005B ......................................11
2120B......................................35
2121 ........................................35
2125A......................................35
2160A......................................35
2190B......................................35
2405A......................................47
2407A......................................47
2408 ........................................47
2522C .....................................35
2530B......................................33
2534 ........................................34
2540 ........................................34
2542 ........................................34
2630 ........................................41
2640 ........................................41
2650A ................................38-40
2652A ................................38-40
2658A ................................38-40
2700 ........................................44
2703C .....................................46
2704C .....................................46
2705B......................................46
2706B......................................46
2707B......................................46
2708B......................................46
2709B......................................46
2712 ........................................46
2831E......................................45
2860A......................................47
3001 ........................................11
3003 ........................................11
4001A......................................10
4003A......................................10
4007DDS ..................................7
4010A......................................10
4011A ......................................10
4012A......................................10
4013DDS ..................................7
4017A......................................10
4030 ........................................11
4033 ..........................................4
4034 ..........................................4
4040A......................................10
4040DDS ..................................7
4045 ..........................................8
4075 ..........................................5
4076 ..........................................5
4078 ..........................................5
4079 ..........................................5
4084 ..........................................9
4084AWG..................................8
4085 ..........................................9
4086 ..........................................9
4086AWG..................................8
4087 ..........................................9
5491B......................................45
5492B......................................44
8500...................................27-29
8502...................................27-29
8510...................................27-29
8512...................................27-29
8514...................................27-29
8518...................................27-29
8520...................................27-29
8522...................................27-29
8524...................................27-29
8526...................................27-29
8540 ........................................26
9110 ........................................23
9120A......................................18
9121A......................................18
9122A......................................18
9123A......................................18
9124 ........................................18
9130 ........................................18
9150 ........................................18
9151 ........................................18
9152 ........................................18
9153 ........................................18
CAL73 .....................................59
CC 510....................................62
CC 545....................................63
CC-21......................................60
CC265.....................................62
CC500.....................................62
CP 3 ........................................60
CT2701A.................................63
DP 21 ......................................53
DP 31A....................................53
DP 52 ......................................53
LC 210A ..................................61
LC 29B ....................................61
LC 33 ......................................61
LC 40 ......................................61
LC24 .......................................61
PR 100A..................................61
PR 150 ....................................61
PR 2000 ..................................61
PR 28A....................................60
PR 32A....................................61
PR 33A....................................61
PR 37AG.................................61
PR 37AR .................................61
PR-55......................................61
PR-60......................................61
TL 130A Kit..............................60
TL 2A Kit..................................60
TL 3 Kit....................................60
TL 30 .......................................63
TL 5A.......................................63
TL-50 Kit .................................60
TLFG.......................................62
TLPS .......................................63
TR110 .....................................23
XLN10014 ...............................16
XLN10014-GL .........................16
XLN3640 .................................16
XLN3640-GL ...........................16
XLN6024 .................................16
XLN6024-GL ...........................16
XLN8018 .................................16
XLN8018-GL ...........................16
Mientras que los generadores de señal tradicionalmente producen ondas de sinusoidales de
frecuencias y amplitudes precisas, los generadores de funciones modernos incluyen capacidades de generar ondas de pulso, cuadradas, triangulares y de sierra. Algunas de las funciones
adicionales incluidas son las de programabilidad, modulación, barrido, compuerta, ráfaga y una
gran variedad de métodos de disparos. Algunos generadores muestran ondas especiales, como
una simulación de terremoto o señales de un ECG (electrocardiograma). Los generadores de
onda arbitrarios (AWG) permiten crear señales de estímulos precisas y sofisticadas que reflejan
aplicaciones del mundo real. Por ejemplo, un ingeniero automotriz puede usar un AWG para simular de forma precisa la señal de un inyector de combustible y hacer pruebas de diagnósticos
www.bkprecision.com/SignalGenerators
Los circuitos y sistemas modernos pueden requerir una variedad de señales
para su caracterización y prueba. BK Precisión ofrece 28 modelos de generadores de señal para cumplir con las necesidades, desde sofisticados para trabajos
de laboratorio RB hasta precios que se adaptan a presupuestos escolares.
■ 2 MHz – 120 MHz
■ Generador de funciones análogo y digital
■ Generadores de ondas arbitrarias verdaderas
En la actualidad existen dos tipos de arquitecturas comunes para generadores
de señal: DDS (Síntesis digital directa) y análogas.
Los generadores DDS otorgan flexibilidad, precisión digital, programabilidad y
un desempeño sofisticado dentro de un pequeño paquete. Son capaces de generar ondas sinusoidales y cuadradas de hasta 50MHz y formas de onda arbitrarias de 14 bit, hasta 4 millones de puntos y 125 millones de muestras por segundo. La serie 407x de AWG de BK Precisión va a la vanguardia en precio, flexibilidad y rendimiento. Adicionalmente, esta familia también provee las capacidades completas de un generador de funciones.
Mientras que los generadores DDS se encuentran a la cabeza de otros generadores en tecnología y en funciones, los generadores análogos son los caballitos
de batalla a prueba de tiempo de la tecnología moderna, solución de problemas,
mantenimiento y educación. Ellos otorgan un excelente valor en calidad y precio
además de tener controles familiares y de ser de operación confiable, complaciendo tanto a usuarios como a directores de empresas.
Modelo 4040DDS
Generadores de Función/Arbitrarios
Los generadores de funciones DDS tienen principalmente una capacidad Arb. limitada en cuanto a espacio de memoria, resolución vertical y máxima
salida de frecuencia.
Generador de Onda Arbitrario (AWG)
Los verdaderos generadores AWG son capaces de generar casi cualquier forma de onda en combinación con las completas funciones y características
de un generador de funciones. (Dos en Uno)
Forma de Onda Arbitraria y Generadores de Función/ Arbitrarios
(puntos) de Muestra
1 uHz-50 MHz
10 mV-10 Vpp
marcador, entrada sumario
1 uHz-25 MHz
10 mV-10 Vpp RS232, GPIB opción
1 uHz-80 MHz
int./ext. FSK, PSK 1 mV-10 Vpp
1 uHz-20 MHz
0.1 Hz-20 MHz
Nota: *) Todos los generadores proveen funciones básicas y forma de onda sinusoidal, cuadrada, triangular, TTL/CMOS, rampa/pulso y formas de ondas complejas, sin(x)/x, exponencial y gaussiana
FORMA ONDAS
Básica *)
1 uHz-120 MHz
ruido, complejo
1 mV-10 Vpp
1 uHz-40 MHz
hasta 50 Ω
50 mV to 10 Vpp
0.2 Hz-20 MHz
0.1 Hz-10 MHz
100 mV-10 Vpp
0.5 Hz-5 MHz
0.5 Hz-3 MHz
0.2 Hz-2 MHz
Nota: *) Formas de ondas básicas incluyen sinusoidal, cuadrada, triangular, TTL/CMOS y rampa/pulso
50 ns - 50 ms
0.1 Hz - 50 MHz
5 ns - 100 ms
Señal/ Análogo
100 kHz-150 MHz
20 Hz-150 kHz
Señal/ Digital
100 mVrms max.
0-2.25 Vpp
0-2.5 Vpp
Generador de Función/ Forma de Onda Arbitraria
25 MHz & 50 MHz
Características Comunes & Beneficios
■ Capacidades estándar de barrido, com-
puerta, ráfaga y modulación (AM/FM/FSK)
■ El generador AWG incluye varias formas
de ondas como las de pulso, rampa, trián
gulo, ruido, sincronización, exponenciales
y de ruido Gaussiano. Usted puede utilizar estas formas de ondas para construir
su propia forma de onda arbitraria desde
el panel de control frontal
■ Las frecuencias de ondas sinusoidales
Los generadores 407x combinan las características completas de un generador de funciones DDS con un generador de forma de
onda arbitraria AWG. Esto permite al usuario
tener la flexibilidad poco común de generar
cualquier forma de onda que pueda ser descripta con una muestra de datos dentro de las
capacidades del generador. Los AWG han revolucionado la generación de señales de estímulos al reducir grandemente la necesidad de
construir circuitos especiales para generar señales específicas. Esto puede reducir los costos enormemente al evitar y eliminar múltiples
pasos en los procesos de diseño, construcción
y depuración. Ahora, el usuario puede hacer
que el software genere la forma de onda que
necesita utilizando las herramientas para construir fácilmente de manera gráfica una forma
de onda especial. Con el desarrollo de horarios
tan acelerados como los de hoy en día, ¿cómo
no tomar ventaja de podersoa tecnología que
está a su alcance?
de audio tienen un nivel de distorsión
muy bajo de -65 dBc
■ Generación de ruido versátil: en modo
■ Alto rendimiento y un costo efectivo en
Arb, usted puede añadir ruido a la forma
un empaque compacto
de onda de manera conveniente directa-
■ Capacidades estándar de un generador
mente desde el panel frontal, y ajustar de
de funciones (ondas sinusoidales, cua-
manera precisa la escala de la amplitud
dradas y triangulares) con la exactitud
del ruido. A diferencia de otros genera-
y precisión de un DDS. También incluye
dores que sólo producen una onda de
formas de onda de ruido, sincronización
ruido, esta característica permite al usua-
y exponenciales
rio escoger entre generar una onda de
■ Frecuencias desde 1 µHZ (sinusoidal y
ruido o añadir ruido a una forma de onda
cuadrada), y amplitudes de 10mVpp
hasta 10Vpp en 50 Ω
■ Soporte para el uso de las interfases
■ Hasta 4 millones de puntos (4076, 4079)
o 400 mil puntos de memoria AWG
■ Las unidades pueden ser fácilmente pro
—posee la memoria de formas de ondas
gramadas los lenguajes de programación
más grande dentro de los instrumentos
más populares utlizando sintáxis SCPI
de su clase. La memoria no está dividida
en partes— puede ser usada para guardar una forma de onda o varias en dife-
Frecuencia (sinusoidal)
1 uHz - 25 MHz
1 uHz - 50 MHz
±0.1 db @ 10 MHz, ±1 db @ 50 MHz
±0.2 db @ 1 MHz, ±1 db @ 25 MHz
Interfase de Computadora
RS232 estándar, GBIP opcional
RS232 y GPIB estándar
8.4” x 3.5” x 12” (213 x 88 x 300) mm
8.4” x 3.5” x 11.8” (213 x 88 x 300) mm
25MHz & 50MHz
Interfase flexible
Modelos de Canal Dual (4078 & 4079)
■ El panel posterior tiene una señal de
■ Los paneles LCD iluminados poseen
salida de referencia de 10MHz o puede
mucha información dentro un espacio
usarse como entrada para una señal de
pequeño y pueden ser facilmente
funcionalidad. Todos los parámetros de
referencia de 10MHz. Esto permite
leídos en un laboratorio con poca
forma de onda, tal como de frecuencia,
amplitud, y descompensación pueden
sincronizar múltiples generadores a un
generador o a una señal estándar de
■ Paneles con diseño y menús
laboratorio. Se puede ajustar con
ser configurados independientemente
de pantalla intuitivos
precisión la salida de fase de señal con
■ Permite sincronizar ambas señales de
■ Permite realizar ajustes de parámetros
respecto a esta señal de referencia
■ Los marcadores de pulsaciones (50 Ω
■ Ambos canales ofrecen una completa
salida a la misma señal de reloj ya sea
con la perilla de estilo análogo, o
(interna o externa) para ajustar
introduciendo la numeración por medio
de manera precisa la relación de fase
TTL de salida) pueden tener salida hacia
del teclado. Es posible introducir
cualquier punto de la forma de onda
frecuencia o periodo, dependiendo de
dependiendo de la duración definida por
cuál sea más conveniente. Para la
el usuario. Esto permite sincronizar otros
amplitud puede utilizar Vpp, Vrms o dBm
equipos con las formas de onda
(4076/1079). Las teclas con flechas hacia
arbitrarias. Disparo para otros
izquierda y derecha permiten elegir el
generadores con candado de fase al
dígito que desea ajustar con la perilla
generador principal para generar
entre las dos señales
■ Fuente de señal económica I/G
■ Permite ahorros en costo y espacio
Adición CH2
solo Model 4079
múltiples ondas con tiempo y relación de
fase precisa, o usar el marcador de
pulsaciones para disparo a osciloscopios
y poder ver la respuesta de un sistema
en un punto específico
externa de 10 MHz
■ Se pueden crear y editar formas de onda
4076 y 4079
complejas con el software WaveXpress
GPIB y RS-232
Modelo 4079 (panel posterior)
El software Wave Xpress™ de B&K Precision permite a los usuarios crear y editar
casi cualquier forma de onda imaginable, y se integra simultáneamente con
los DSOs y AWGs de BK Precision.
■ Integración simultánea con los
■ Genera rápidamente formas ondas
osciloscopios de BK 2534/2540/2542
y AWGs 4075-4079 & 4045
■ Permite captar formas de onda reales
con el DSO y reproducirlas en el AWG
de BK para pruebas
■ Interfase simple e intuitiva
complejas, y editarlas con rapidez
cuando se requieran cambios
■ Aprenda a utilizar el software con
rapidez con mensajes en pantalla en
lenguajes nativos segun al usuario
Capacidad para generación de formas de onda
Modelo 4013DDS
Los modelos 4007DDS y 4013DDS son similares en funcionamiento, pero difieren en las
frecuencias máximas de salida y en otras pocas características como en los niveles de distorsión y los tiempos de caída y bajada de las
formas de ondas cuadradas. Además, el modelo 4007DDS puede generar ondas triangulares de hasta 100kHz, y el 4013DDS puede hacerlo hasta 1MHz. La simetría en las formas
de ondas cuadradas puede ser ajustada desde 15% hasta 85%. Usuarios familiarizados
con generadores análogos apreciarán sus
controles estilo análogo.
Los tres modelos de la serie 40xx DDS son
generadores de funciones de barrido versátiles,
que utilizan un diseño avanzado de síntesis digital directa (DDS)
■ Formas de onda sinusoidal, cuadrada y
■ Función de barrido lineal o logarítmico
■ Parámetro DC ajustable
■ Ciclo ajustable
■ Pantalla de información LCD iluminada
Frecuencia (sinusoidal y cuadrada)
0.1 Hz - 7 MHz
0.1 Hz - 20 MHz
1 mV - 10 Vpp
DC-20 kHz = -55 dBc (<0.25%)
±1 dB a 7 MHz
±1 dB a 12 MHz
100 ms - 30 s
Dimensiones ( (L x A x H))
El generador modelo 4040DDS es un instrumento DDS de alta funcionalidad con varias
características sólo vistas en productos de un
mayor rango, pero a un precio atractivo.
■ Las ondas sinusoidales y cuadradas están
disponibles hasta 20Mhz con 0.01% de
■ La llanura de la amplitud es de ±1 dB so-
bre el rango completo de la frecuencia y
de ±0.5 dB hasta 1MHz
■ Las operaciones tanto normales como
de disparo están disponibles junto con la
operación de barrido y de modulación
AM/FM externa o interna. La modulación
interna para AM y FM es de una onda si
DC-20 kHz = -50 dBc
±0.5 dB @ 1 MHz
±1 dB to 20 MHz
4.4 lbs (2 kgs)
nusoidal de 1kHz
■ Incluye un contador
10 ms - 50 s
8.4” x 3.5” x 8.3” (213 x 88 x 210) mm
■ Permite importar formas de onda desde osciloscopios B&K, AWGs, o cargarlas
desde archivos de texto o CVS
■ Su función de auto-escaneo detecta automáticamente el tipo de instrumento
conectado vía RS232, USB o GPIB
■ Permite crear formas de onda a partir de bosquejos, utilizando las herramientas
de dibujo y edición. Es posible insertar formas de onda usadas comúnmente y
■ Realiza numerosas transformaciones para cambio de forma de onda. El usuario
puede añadir transformaciones definidas y usar el lenguaje de programación Python
Capacidades para edición de formas de onda
■ Soporte en múltiples idiomas: el usuario puede añadir idiomas adicionales
■ Rápido aumento/ reducción de zoom con mouse
■ Los diálogos de programación pueden ser guardados en memoria para repetición
de un trabajo con suma rapidez
■ Función de deshacer/rehacer permite una rápida experimentación
Gratuito en www.bkprecision.com/wavexpress
Generador de Función/ Arbitrario DDS
Modelo 4086AWG
Los modelos 408AWG y 4086AWG son generadores de funciones graduados en laboratorio con las capacidades básicas de formas
de onda arbitraria. Producen formas de ondas
sinusoidales de poca distorsión (0.1% THD)
desde 1 µHz, además de otras 26 formas de
ondas incluidas. Producen pulsos desde 0.1%
hasta 99.9% en un ciclo de trabajo y ofrecen
una salida de 1mVpp hasta 10Vpp en 50 Ω. A
los 100MHz, ofrece un contador con totalizado
con una sensibilidad de 50mVrms. El generador de forma de onda arbitraria de 200 MSa/s
otorga ocho tipos de ondas distintos con hasta
16,000 puntos cada una, y una resolución
vertical de 10 bits.
Incluye diferentes tipos de modulación
AM/FM/FSK/PSK, además de capacidades de
barrido lineal/logarítmico, ráfaga (de hasta
10,000 ciclos) y compuerta. Puede almacenar
en su memoria volátil el estado o configuración
de 10 instrumentos diferentes. Los parámetros
pueden ser ajustados por medio del teclado o
de su perilla.
Estos generados también ofrecen una salida
de voltajes ±DC desde niveles de milivolts con
resolución de 1μV hasta 9.999 V con resolución de 1mV. Un puerto serial permite realizar
programaciones con sintaxis compatible SCPI.
El modelo 4045 es un generador de onda arbitraria básico con 1000 puntos de memoria de
forma de onda definidas por el usuario. Las
amplitudes de salida van desde 10mV hasta
10Vpp a 50 Ω. Es un generador de funciones
completas y múltiples, con formas de onda
sinusoidal, cuadrada, triangular y de rampa.
Incluye modulación AM/FM, además de capacidades de barrido lineal/logarítmico, de ráfaga
y compuerta. El disparo puede ser interno,
externo o manual. Es una opción con un
excelente precio para entornos educacionales
y para gerentes muy concientes de su presupuesto que buscan ahorros.
Características y Beneficios del 4045
■ Ondas sinusoidales y cuadradas de
0.01Hz a 20MHz con una resolución
de frecuencia de 6 dígitos
■ Formas de ondas triangulares y de
rampa de 0.01HZ a 2MHz
■ Resolución de amplitud vertical de
formas de ondas arbitrarias de 12bits.
■ Rango de muestra por punto desde
Software para Generación de formas de ondas arbitrarias (4084AWG y 4086AWG)
1 uHz - 20 MHz
1 uHz - 80 mHz
1 uHz - 40 mHz
≤ 40 MHz: 1 mV ~ 10 Vpp
≥ 40 MHz: 1 mV ~ 2 Vpp
Amplitud (a 50 Ω)
10 mV - 10 Vpp
Exactitud de Frecuenica
≤ ±5 x 10-6 (22ºC ±5ºC)
8.4” x 3.5” x 8.3”
(213 x 88 x 210) mm
10” x 3.93” x 14.56”
(255 x 100 x 370) mm
20 ns a 50s
■ Tiempo de subida y caída de ondas
cuadradas de <18ns
■ Compensación DC de ±4.5 V a 50 Ω
■ El ajuste de simetría para las ondas
cuadradas y circulares permite
producir pulsaciones y rampas
■ Terminales de salida y sincronización
■ Precisión de frecuencia de 50ppm
■ Interfase USB (COM virtual)
Serie de Generadores de Función
DDS Programable
con regulador de voltaje AC), modulación
de fase sinusoidal (una fase de onda cuadrada con amplitud sinusoidal modulada)
logarítmica, exponencial, medio círculo,
sincronizada, raíz cuadrada, tangente y
combinada (rampa, DC y escalera)
■ Rango de frecuencia para ondas comple
Los generadores de la serie 4080 de BK
Precisión son generadores de funciones DDS
con calidad de laboratorio con salida de 1μHz
y amplitudes de 1mVpp hasta 10Vpp a 50 Ω
(salida reducida sobre los 40Mhz). Además
de contar con formas de ondas sinusoidales,
cuadradas, triangulares, de rampa y pulsación, incluye también otras 19 formas de ondas especializadas.
jas (de estilo arbitrario) de 1 μHz hasta
■ Baja distorsión en ondas sinusoidales
(≤ 0.1% THD para 20 Hz hasta 100 kHz)
■ Modulación AM/FM/FSK/PSK
milivolt con resolución de 1 μV y de hasta
■ Barridos de frecuencia tanto linear como
logarítmica. Tiempo de barrido de 1ms
9.999 V con resolución de 1 mV
■ Ajustes de configuración permiten mostrar
hasta 80s (linear). Permite barridos sobre
el completo rango de frecuencia
la amplitud tanto de una carga de alta im
pedancia como de una carga de 50 Ω
■ Contador con totalizador de 100MHZ con
■ Posee interfase estándar RS-232 para
sensitividad de 50MVrms (posee entrada
controlar el estado del instrumento, con
sintáxis SCPI compatible
■ Ciclo de trabajo con pulsaciones positivas
o negativas de 0.1% a 99.9% (por debajo
■ Pantalla VFD (vacío fluorescente) para
una fácil lectura
■ Permite almacenar la programación de
■ Otras formas de onda incluidas son: ruido,
±DC, escalera, pulso codificado, onda si
nusoidal completa rectificada, media onda
Modelo 4087 (vista posterior)
■ Voltaje de salida ±DC desde niveles de
hasta 10 instrumentos en su memoria
■ Terminales del panel posterior: entrada
sinusoidal rectificada, onda sinusoidal de
del contador/totalizador, entrada de modu-
corte transversal (ej. la parte superior de
lación, salida de modulación, de disparo
la onda sinusoidal está cortada), sinusoidal con corte vertical (como una lámpara
externo/FSK/ráfaga
■ Estabilidad de frecuencia de 1ppm
1 uHz - 120 MHz
1 mV ~ 10 Vpp
≤40 MHz: 1 mV ~ 10 Vpp
≥40 MHz: 1 mV ~ 2 Vpp
≥40 MHz: 1 mV ~ 3 Vpp
10” x 3.93” x 14.56” (255 x 100 x 370) mm
Estos generadores de funciones análogos
ofrecen controles familiares, salida estable y
una operación confiable a un excelente precio.
Mientras que los generadores DDS han
eclipsado a los generadores análogos en el
campo de la alta especialización, estos
generadores análogos son el caballo de batalla de la industria, la educación y los aficionados. Son muy usados en lugares donde las
señales repetitivas son necesarias.
El modelo 4040A es un generador análogo
con modulación AM/FM (interna o externa)
barrido lineal/logarítmico y capacidad de
ráfaga. Incluye un contador de frecuencia de
30MHz y 5 dígitos con sensitividad de 30 mV
Características Comunes y Beneficios
■ Salida variable: 10 Vpp a 50 Ω
■ Impedancia de salida de 50 Ω
■ Salida TTL/CMOS
■ Adjustable DC offset
■ Salidas de ondas sinusoidales/
cuadradas/triangulares/rampa/pulsación
Algunos modelos incluyen contador digital
para una mayor precisión de frecuencia y
medición, y otros son capaces de realizar
barridos en frecuencia. La frecuencia
máxima de salida va desde 2Mhz a 20Mhz.
Algunos de los usos más comunes para
estos generadores son:
■ Inyección de señal a circuitos eléctricos
para caracterización y localización y
■ Configuraciones experimentales para
cursos de ciencia en laboratorios de
■ Señales de prueba para equipos usados
en investigaciones científicas de
El modelo 4017A es un generador de
funciones barrido de 10 MHz con una pantalla
LED de 5 dígitos, barrido lineal y logarítmico,
ciclo de trabajo variable y compensación DC.
Nota: Mientras que el modelo 4040A solamente
ofrece modulación FM, todas las unidades excepto
la 4001A incluyen una entrada VCG (generador de
voltaje controlado) que puede simular la modulación
FM cuando ésta es dirigida por una señal moduladora. Además, al adicionar a esta entrada una señal
de rampa permite barrer efectivamente la salida de
frecuencia del generador. En generadores con
barrido el conector VCG ofrece una señal DC
proporcional a la frecuencia instantánea, la cual
puede ser útil para impulsar trazadores XY o
para pantallas de osciloscopio.
Los modelos 4011A y 4012A son
generadores muy populares de 5 Mhz
con aplicaciones generales para banco
y laboratorio, la combinación ideal de
funciones a un precio ideal. El 4012A
es idéntico al 4011A pero posee además
la función de barrido.
El modelo 4003A es similar al 4001A pero
además brinda configuraciones digitales de
frecuencia y un contador de frecuencia de
60 MHz para señales externas con sensibilidad
de 30 mV, a un precio bajo muy sorprendente.
El modelo 4010A es un generador análogo a
un nivel básico de 2 MHz - perfecto para uso
en laboratorios escolares.
4040A◊
4017A◊
4011A◊
4010A◊
4003A◊
4001A◊
Rango de Frecuencia (sinusoidal)
0.2 Hz - 20 MHz
0.5 Hz - 5 MHz
0.2 Hz - 2 MHz
0.5 Hz - 3 MHz
≤3% típico a 1 kHz
Tiempo de Elevación (cuadrado)
◊=
El modelo 4001A es un generador de
funciones económico, con la habilidad de
proporcionar barridos de frecuencia lineales y
logarítmicos-- una característica poco vista en
un instrumento de este precio. Esta función es
útil para la caracterización de frecuencia del
comportamiento de sistemas o para detectar
≤30 nS
4% típico a 1 kHz
≤120 nS
<2%, 1 Hz - 100 kHz
<90 nS
(Largo x Ancho x Hondo)
11.75” x 5.5” x 10.57”
(298 x 140 x 264) mm
11.75” x 4.5” x 10.57”
(298 x 114 x 264) mm
11.75” x 4.5” x 10.37”
10.83” x 3.6” x 11.8”
(275 x 90 x 300) mm
Generadores de Pulso, Portátiles y de RF
Generador de onda de audio sinusoidal/cuadrada de 20 Hz- 150 kHz
El modelo 3001 genera ondas sinusoidales de baja distorsión y posee 46
frecuencias diferenciadas. La impedancia de la salida es de 600 ohms en
enchufes duales tipo banana y el voltaje de salida puede ser ajustado continuamente hasta 1.2V (RMS) en un circuito abierto. La tolerancia o llanura
de salida es de ±0.5 dB. Ondas cuadradas de 5Vpp pueden ser obtenidas
de conectores de banana separados para sincronización. La precisión de la
frecuencia es de 3% de 20Hz a 100kHz. La unidad opera con una batería
Generador de pulsación de 10MHz
con pantalla LED de 4 dígitos
El generador de pulsación, el modelo 4030
suministra pulsos negativos y positivos de
0.5-5 volts a 50 Ω hasta un pulso de repetición
de frecuencia de 10MHz, con periodos de pulsación de 100ns a 100ms.
El ancho de las pulsaciones varía continuamente entre 50ns y 50ms y las pulsaciones
tienen un tiempo de subida y caída de 12ns.
Un contador de frecuencia de 4 dígitos y 8
frecuencias controladas por cristal permite
usar el generador en trabajos que requieran
dominio del tiempo. El generador puede ser
disparado desde señales externas.
Generador portátil para señal de onda sinusoidal/cuadrada de 10 Mhz
El modelo 3003 genera ondas sinusoidales y cuadradas TTL de hasta 10
MHz (amplitud ajustable de 0 hasta 4.5 Vpp sin carga) usando la tecnología DDS en pasos de 0.1Hz. La precisión de la frecuencia de salida es de
0.02%. Las ondas sinusoidales y cuadradas están disponibles simultáneamente desde conectores hembra BNC separados. El generador opera con
una batería de 9V y además puede usarse con un adaptador externo de 69 VDC. La frecuencia de salida es ajustable por medio de botones que permiten incrementarla o decrecerla. La unidad es más pequeña que un libro
común y tiene un espesor de alrededor de 2 pulgadas (50mm), lo que lo
hace un instrumento pequeño y portátil. La operación con baterías resulta
útil para evitar corrientes no deseadas o voltajes de modo común.
Generador de señal RF de 150MHz
El modelo 2005B proporciona salidas de ondas sinusoidales de 100kHz hasta 150MHz (hasta 450MHz
en uso armónico) y hasta 100 mV (RMS). La amplitud de la salida puede ser modulada con un señal inEjemplos de Uso
■ Actúa de interfase entre diferentes familias
■ Provee señales de reloj para realizar tareas
terna de 1kHz o con una señal externa de audio de
hasta 1V (RMS). Un cristal externo puede ser conectado para lograr un control de frecuencia preciso. La
salida utiliza un conector hembra BNC.
■ Mide pulsaciones de respuesta en circuitos
■ Otorga retrasos digitales de hasta 2 µs
■ Logra pulsaciones individuales limpias para
disparar otros eventos
■ Convierte una señal análoga repetitiva en
pulsaciones digitales limpias.
100 kHz - 150 MHz
> 1.2 V rms a programado máx (sin carga)
0 a 4.5 Vpp
hasta 100 mVrms
Distorsión (seno)
50 Ω - 200 Ω
3.3” x 6” x 0.9”
(82 x 150 x 21) mm
3.8” x 5.7” x 1.5”
(97 x 145 x 38) mm
9.84” x 5.91” x 5.12”
(250 x 150 x 130) mm
FUENTES DE ALIMENTACIO
Para el usuario ATE, una fácil integración de sistemas es muy importante. La serie XLN
es de tamaño compacto y posee una densidad de alto poder con rápidos tiempos de
proceso de menos de 50ms, y fue construida para facilitar la integración de sistemas
de prueba. Mientras que el flujo de aire circula desde la cara frontal de la unidad hasta la
posterior previene la interferencia con otros dispositivos montados. Posee una lista
de modos que permite al usuario crear hasta 150 pasos en una secuencia de prueba,
los cuales son ejecutados desde su memoria interna.
www.bkprecision.com/PowerSupplies
B&K Precisión ofrece una línea completa de fuentes de alimentación de buena calidad
para satisfacer todas las necesidades en una gran variedad de aplicaciones de educación,
diseño, servicios, mantenimiento y manufactura.
■ Básicas hasta de alto rendimiento
■ 30 W a 1440 W
■ Salida simple o múltiple
■ Programables y no programables.
■ Respalda todas las interfases estándar de la industria (USB, GPIB, LAN)
■ Tecnologías: Linear, Conmutada, Modo Mixto, Multirango (auto), Rango Dual
Rendimiento: Estas fuentes de alimentación son de alta velocidad y precisión, están combinadas con funciones avanzadas tales como
protección DUT, modo de lista y permiten un completo programado. Todas las fuentes son compatibles con el set de comandos SCPI e
incluyen drivers de Labview, siendo ideales para aplicaciones R&D y ATE.
Valor /Precio: Estas fuentes de alimentación están dirigidas a usuarios que necesitan funciones que no se encuentran en la línea básica,
tales como detección remota. Muchos modelos ofrecen interfases para programado, pero la programabilidad generalmente ésta limitada y
no es compatible SCPI. La velocidad y precisión son de menor importancia, pero son ideales para aplicaciones en general.
Básica: Estas fuentes de alimentación ofrecen lo mejor de una manera simplificada, posee funciones simples de usar. Todas las fuentes
pueden ser controladas solamente desde el panel frontal, y muchos modelos además incluyen medidores análogos. Son ideales para estudiantes, aficionados, para el personal de reparación y servicio y otros usos que no requieren funciones adicionales.
(M talla
Ra ero
Sa ero
3-Dígitos LED Dual
4-Dígitos LED Dual
12A @ 14V
3 1/2-Dígitos LED Dual
20A @ 14V
28A @ 13.8V
30, 12 (fijo), 5 (fijo)
3, 0.5, 0.5
3-Dígitos LCD Dual
5, 0.5, 0.5
13.8 (fijo)
2 (continuo)
4 (intermitente)
Directo: 500 VA continuo,
Aislado: 350 VA continuo,
500 VA intermitente
*= variable de 3 V a Vmax
Vo x. de
(V je
Co . de
(A ente
Especialidad: Estas fuentes de alimentación y transformadores AC están enfocados a usuarios con aplicaciones únicamente relacionadas
con corriente AC.
30 (Ch1 &
Ch2), 5 (Ch3)
3 (Ch1,
Ch2, Ch3)
Co rfase
<0.03%+6 mV
<0.05%+1 mA
<0.03%+3 mV
<0.05%+2 mA
<0.03%+6 mV,
<0.05%+1.5 mA
<0.03%+3mV,
<0.05%+2.5 mA
<0.02%+2 mV
<0.1%+30 mA
<0.02%+6mV
<120 us
<0.1%+15 mA
<0.02%+6 mV
<0.02%+12 mV
<50 us
<0.05%+10 mA
<0.05%+25 mV
< 0.05%+6 mA
<0.05%+6 mA
<0.05%+10 mV
< 0.05%+10 mA
<0.05%+15 mV
<0.05%+18 mA
<0.05%+20 mV
<0.05%+7 mA
<0.03%+10 mV, <500 us para Ch1&2,
<200 us para Ch3
<0.1%+5 mA
de ctitu
(m ulac
Vp ió
-p) n y
USB, RS485**
USB, RS485**,
GPIB, LAN
USB, RS232*
24 (A&B), 5 (fijo) 0.5 (A&B), 4 (fijo)
≤2 , ≤5
3-Dígitos LED Cuad.
30 (A&B), 6.5 ***
2 (A&B), 5
32 (A&B), 5 (fijo) 0-3 (A&B), 3 (fijo)
35 (A&B), 6.5***
3 (A&B), 5
60 (A&B), 6.5***
2 (A&B), 4
4-Dígitos LED Dual ≤1 , ≤2
3-Dígitos VFD Dual
RS232, USB*
1 3-Dígitos VFD Dual
4-Dígitos LCD
RS232, RS485*
17.5(R1) / 35(R2)
*= Opcional
**= Puede ser controlado remotamente vía interfase análoga
***= variable, pero de rango muy limitado
Aire circula desde el frente hacia atrás
Nueva Familia de Fuentes de Alimentación de Sistema de Alta Densidad
La seria XLN de BK Precisión es compacta,
programable, de una salida DC y adecuada
para una gran variedad de aplicaciones. Las
fuentes similares de otros fabricantes están
dirigidas primariamente para el mercado ATE,
mientras que la serie XLN está diseñada tanto
para usuarios de banco como para integradores de sistemas.
para permitir un control remoto sin necesidad
de programar una computadora. Las interfases
estándar USB & RS486 y las opcionales GPIB
& LAN, combinadas con un rápido procesamiento de comandos en menos de 50ms hacen que la serie XLN sea ideal para aplicaciones ATE. La serie XLN trabaja con SCPI
IEEE488.2 y viene con drivers de LabVIEW.
■ Compacta, de alta densidad, en un
paquete de 1U
■ Resolución de 1mV/1mA
■ Interfase USB (estándar) y GPIB/LAN
■ Interfase programable análoga externa
■ Modo de lista para ejecutar hasta 150
pasos en secuencia de prueba desde
Para aplicaciones de banco, estas fuentes
vienen integradas con medidores de corriente
y voltaje que muestran las configuraciones y
los valores de salida al mismo tiempo, así
como poseen una interfase intuitiva para el
usuario con teclado completo y perilla rotatoria.
Ofrecen un Software gratuito de aplicaciones
la memoria del instrumento
■ Tiempo de procesamiento de comandos
rápido <50ms
■ Rango de voltaje y corriente programable
que permite un “arranque suave” de cada
■ Diseñada para medidas de corriente y de
voltaje precisas
0-14.4 A
Versión GPIB & LAN
16.5” x 1.7” x 17” (420 x 43.6 x 432 ) mm
■ Memoria interna que almacena la progra-
mación de hasta 10 instrumentos
■ Características extensas de protección:
OVP, OCP, OPP, y de bloqueo de teclas
■ Capacidad para controlar de hasta 31
fuentes XLN desde una sola PC mediante
la interfase RS485
Conjunto para Montaje
de Estante (incluido)
Conectores de Salida (incluidos)
■ Entrada universal AC 100-240V con co-
rrector de factor de poder
■ Salida controlada por un temporizador
(1s a 100h)
■ Drivers de LabVIEW están disponibles
Manijas y Orejas
La versión GL incluye interfase GPIB y LAN
análogo externo
Entrada de línea AC
Salida auxiliar 5V/1A
Interfase para Servidor de Web
Permite conectar de manera paralela o en
serie hasta 4 unidades para operar en modo
de maestro o de esclavo. La interfase RS485
permite la comunicación entre maestro y
esclavo(s) y una vez configurada, el maestro
automáticamente buscará y detectará las
unidades esclavas para luego mostrar el
voltaje y la corriente del sistema completo.
La fuente de alimentación incluye un software
para PC que permite crear secuencias de
prueba para ejecución en modo lista a través
de las interfases GPIB o USB.
Las fuentes de alimentación de la serie XLN
proveen interfases GPIB/LAN que vienen integradas con un servidor Web. Esto permite al
usuario configurar, controlar o monitorear remotamente las configuraciones básicas de la
fuente desde una computadora, utilizando un
Genere, almacene en memoria y cargue listas de
programas. Revise las características de salida
y exporte características de curvas a un archivo.
Ejecución de Secuencias de Prueba
en Modo de Lista
La característica de modo de lista permite al
usuario descargar una lista de comandos a la
memoria interna para luego ejecutarlos. Un
total de 150 pasos pueden ser asignados a
cada una de las 10 secciones de la memoria
interna. Las secuencias de pruebas pueden
ser programadas remotamente utilizando las
interfases USB, GPIB o LAN, comandos SCPI,
o aplicando el software incluido. Las secuencias de pruebas pueden ser configuradas para
solo un evento o para repetidas ejecuciones.
La configuración de cada paso incluye voltaje,
corriente y la duración de paso (mínimo de
50ms).
Interfase para controlar voltaje, corriente
y el estado de la salida
Programado Externo de una Interfase
Control de Voltaje Externo
Control de Resistencia Externa
El voltaje y la corriente de salida pueden ser controlados tanto por voltajes análogos como por resistencias.
Voltajes de 0-10V y resistencias de 0-5 kΩ controlan
desde cero hasta una completa escala de salida.
Las series 9120A y 9150A están compuestas
por fuentes de alimentación programables DC
de alto rendimiento que otorgan un excelente
■ Programable vía USB y RS232 por medio
■ 3 salidas independientes, completamente
programables y eléctricamente aisladas
de comandos compatibles SCPI
desempeño y poseen características no halladas en fuentes de precio similar. Estas fuentes
de alimentación fueron diseñadas para aplicaciones de verificación de diseño, pruebas de
producción, o laboratorios universitarios donde
el usuario requiere alimentación confiable con
alta resolución y precisión, y un tiempo de respuesta rápido.
■ Operación en forma paralela o en serie
■ Operación de modo de lista para mayor
para producir voltajes o corrientes altos
■ Para uso de banco o montado en estante
■ Muestra y ajusta configuraciones de voltaje para 3 canales de manera simultánea
■ Calibración a estuche cerrado
■ De tamaño compacto
■ Programable vía interfase USB o TTL
■ Con protección OVP (Protección para
exceso de voltaje) y OTP (Protección
El modelo 9130 es una fuente de alimentación totalmente programable con triple salida
DC, que ofrece 0-30V/0-3A en dos salidas y 05V/0-3A en la tercera salida. Este modelo es
apto para aplicaciones de pruebas electrónicas, producción y servicios donde se requiere
muchas fuentes DC y el espacio en el banco
■ Debido a su regulación lineal la ondula-
ción y el ruido son muy bajos
■ Excelente resolución de pantalla
■ Tiempo de respuesta rápido (<150 μs
en todos sus modelos)
el panel frontal incluyendo la generación
de pruebas de secuencias simples
(0º C ~ 40º C)
0~20 V
0~60 V
0~72 V
0~1.2 A
0~5.2 V
0~60 A
0~27 A
0~18 A
0~9 A
0~3 V(1&2), 0~5 V(3)
<0.01%+0.5 mV
<0.1%+10 mA
<0.01%+1 mV
<0.1%+2 mA
<0.01%+3 mV
≤0.01%+3 mA
≤4 mVp-p
≤5 mVp-p
≤1 mVrms/3 mVp-p
±(% of output+offset)
≤4 mVp-p ≤3 mVp-p
para exceso de temperatura)
■ Incluye software para simulaciones desde
<0.01%+2 mV <0.01%+2 mV <0.01%+2 mV <0.01%+0.5 mV
<0.05%+0.5 mA <0.05%+1.5 mA <0.05%+0.3 mA <0.1%+10 mA
8.45” x 3.8” x 13.9”
(214.5 x 88.2 x 354.6) mm
0~3 A(1&2, 0~3 A(3)
16.88” x 3.47” x 18.06”
(429 x 88.2 x 458.9) mm
3.47” x 8.45” x 13.9”
(88.2 x 214.5 x 354.6)
Modelo 1787B
La fuente de alimentación modelo 1770 es
versátil y de rango dual, lo que permite que
tenga un desempeño confiable. La interfase
de programación GPIB es estándar.
■ Posee16 salidas preprogramadas y confi-
■ Interfase RS 232 y RS485 (adaptador
■ Salidas de rango dual, ya sea de 0 a
gurables
■ Control de salida para prendido y apaga-
17.5V, 0 a 6A como de 0 a 35V, 0 a 3A
■ Software de aplicaciones para introducción
do (ON-OFF)
■ Excelente programación de resolución
■ Resolución de pantalla de 10mV/10mA
■ Desactivación de la salida
■ Pantalla brillante VFD
■ Protección contra exceso de voltaje
■ Calibración a estuche cerrado para lograr
■ Operación de voltaje y corriente
una operación simple sin interrupciones.
■ El software de sistema integral permite
una rápida y precisa calibración en estuche cerrado
constante (limitador de corriente)
■ Baja ondulación y ruido
Los modelos 1696, 1697 y 1698 son fuentes
de alimentación DC programables y conmutadas que generan hasta 200 watts de poder
de salida a un costo más bajo que las fuentes
de alimentación lineales tradicionales.
Los modelos 1785B, 1786B, 1787B y 1788
son fuentes de alimentación programables DC
que ofrecen “fácil uso” y completa programabilidad en un paquete de bajo costo.
■ La pantalla de grandes caracteres LCD
■ Pantallas LCD grandes y fáciles de leer
hace que las medidas sean fáciles de
■ Excelente estabilidad de temperatura
■ Incluye cable de interfase serial y soft
■ Gran confiabilidad (50K hrs. MTBF)
ware para control remoto
■ Protección OVP, OCP y OTP
0-17.5; 0-35
0-6; 0-3
8.07” x 4.53” x 10.63”
(205 x 115 x270) mm
7.6 “ x 3.85” x 8.46”
(193 x 98 x 215) mm
8.4” x 5.2” x 15.7”
(213 x 132 x 398) mm
Fuentes de Alimentación DC No Programables
Modelo 1760A
Los modelos 1651A y 1652 son fuentes de
alimentación DC de triple salida que ofrecen
0-24 VDC/0-500mA en dos de sus salidas y
una salida fija de 5VDC/0-4A en un paquete
La 1672 es una fuente de alimentación DC
con pantalla cuádruple y de triple salida. Una
de sus salidas es fija (5V/3A) y dos salidas
son variables (0-32V/0-3A). La pantalla de
cuatro dígitos permite al usuario monitorear
constantemente los valores de voltaje y de
corriente de ambas salidas principales.
La serie 1760 son fuentes de alimentación DC
con triple salida que incluyen perillas para un
ajuste de voltaje grueso o fino, lo que las hace
ideales para aplicaciones con sensitividad de
poder. La pantalla LED de 4 dígitos ofrece una
resolución de 10mV y 1mA, y permite ajustar
los valores de corriente y voltaje de manera
más precisa que con pantallas de 3 dígitos de
otras fuentes de alimentación similares.
La serie 1790 son fuentes de alimentación lineares DC de gran poder, costo-efectivas e
ideales para aplicaciones en telecomunicación
o cualquier otra que requiera una salida de
bajo ruido. Las características especiales
incluyen la habilidad de configurar corriente
constante sin carga alguna y detección remota
para compensar cualquier pérdida de cable.
■ Operación de voltaje constante (CV) y de
■ Programación remota
■ Modos de operación independiente o rastreo/paralelo permiten duplicar el voltaje/corriente
■ Limitación de corriente ajustable
■ Llaves interruptoras de salida DC separadas (ON-OFF)
■ Alta estabilidad y excelente regulación
■ Diseñada para operar continuamente en una rango de salida
(±0.01%)
■ Protección contra corto circuito, exceso de voltaje y de polaridad reversa
■ Operación con voltaje constante (CV) y corriente constante (CC)
Ondulación &
Ruido (mVrms)
0-24 (A&B), 5 (Fijo)
0-0.5 (A&B), 4 (Fijo)
≤2, ≤5
11.75” x 5.5” x 10.97”
0-30 (A&B), 4-6.5
0-2 (A&B), 5
10.5” x 5.7” x 15” (267 x 145 x 381) mm
1760A◊
0-32 (A&B), 5 (Fijo)
0-3 (A&B), 3 (Fijo)
0-35 (A&B), 2-6.5
0-3 (A&B), 5
3-Dígital LED Cuad.
12.6 lbs ( 5.7 kg)
6.7” x 9” x 12.2” (170 x 230 x 310) mm
1672◊
0-2 (A&B), 4
≤1, ≤2
10.5” x 5.7” x 15”
(267 x 145 x 381) mm
1761◊
0-60 (A&B), 4-6.5
19” x 5.25” x 15.75”
(483 x 133 x 400) mm
Fuentes de Alimentación DC de Salida Simple
Modelo 1627A
Modelo 1745A
Modelo 1735A
La serie 1620A son fuentes de alimentación
robustas y compactas DC y de bajo costo que
además otorgan energía limpia y estable.
La serie 1740B ofrece pantallas análogas y
digitales, controles de voltaje y corriente gruesos y finos. Presionando un conveniente botón
para cortar la salida, el usuario puede configurar el límite de corriente.
Los modelos 1710A y 1730A son fuentes de
alimentación DC de alta calidad para uso general. Otorgan un excepcional control y precisión con alta resolución, en su pantalla LED
de cuatro dígitos o mediante lectura análoga a
■ Operación de voltaje constante (CV) y
■ Control de voltaje grueso y fino
■ Operación continua a carga completa
■ Excelente regulación de línea y de carga
sin sobrecalentarse
■ Poco ruido
■ Permite conectar múltiples unidades en
serie o en paralelo para otorgar mayor
■ Protección contra sobrecarga
voltaje o corriente
■ Ideal para talleres de servicio, laboratorios
de ingeniería, pruebas de producción y uso
■ Monitorea de continuo la salida de voltaje
en el hogar como hobby
y de corriente en dos medidores
Ondulación & Ruido
0.5 mV rms (Tipico)
2-Análogo
0-1.5 A
1710A◊
1735A◊
1 mV rms (Tipico)
1740B◊
Pantalla (Medidor)
4.53” x 8.07” x 10.63”
(205 x 115 x 270) mm
5.5” x 6.2” x 12.5”
(140 x 158 x 318) mm
1711A◊
1715A◊
1730A◊
1746B◊
Fuentes de Alimentación DC Conmutadas
Fuentes de Alimentación DC Triple Salida
■ Salida variable de 3V a 15V en 40A
■ Unidad compacta y liviana
■ Alta eficiencia
■ Circuito de corriente doble con indicador
Modelo 1670A
Los modelos 1665, 1666 y 1667 son fuentes
de poder que utilizan nuevas tecnologías de
conmutación que ofrecen más poder a un costo más bajo que las fuentes de alimentación
lineares tradicionales.
iluminado que previene sobrecargas
■ Pantalla brillante LED
■ Brillante pantalla LED de 3 ½ dígitos
■ Ideal para escuelas con laboratorios
electrónicos y proyectos de adicionados
que previene un voltaje de salida dema-
(1670A), 5A (1671A)
■ Operación CV y CC
■ Protección de exceso de voltaje (OVP)
de triple salida y 3 dígitos
■ Una salida variable de 0-30VCD/3A
■ Fuentes de alimentación DC reguladas
■ Una salida fija de 12 VCD y una de
■ Protección de exceso de voltaje y de
■ Protección de exceso de temperatura
Modelos 1670A y 1671A
siado alto
Fuentes de Alimentación DC Fijas
Modelos 1686 y 1688A
Modelos 1689 y 1690
■ Salida variable de 3 a 14V e interruptor
■ Salida variable de 1 a 15V
Modelos 1680 y 1682A
■ Salida fija de 13.8 VDC para aplicaciones
■ 28A a 13.8V
de salida fijo de 13.8V
■ Garantiza 20A a 13.8V (1688A) y 12A a
■ Protección de sobrecarga de corriente
■ Alta estabilidad RFI
13.8V (1686A)
■ Ventilador con enfriado controlado
■ Ventilador con enfriado controlado por
■ Ideal para aplicaciones automotrices
■ Pico de 6A (1680) y pico de 15A (1682A)
■ Conveniente salida tipo encendedor (1680)
8” x 4.5” x 10.8”
(203 x 114 x 274) mm
3 1/2 Dígitos LED
0-3.3 A
3-14 VDC
12 A @ 13.8 V
Precisión Ańalogo
20 A @ 13.8 V
28 A @13.8 V
19.9 lbs (9kg)
40A continuo
3 Digital LED
1-40 V
Color LED digital dual 7.7 lbs (3.5 kg)
8.5” x 4.9” x 11.5”
(216 x 124 x 292) mm
5.5 x 9.84 x 8.86"
(140 x 250 x 2250) mm
4.33 x 8.67 x 11.82"
(110 x 220 x 300) mm
3 - 15 V o fijo 13.8 VDC
Principal 0-30 VDC
Fijo 12 VDC ±5%
Fijo 5 VDC ±5%
Fijo 12VDC ±5%
0-3 A Principal
Fijo 0-500 mA continuo
0-5 A Principal
Fijo 0-500 mA
Fijo 13.8 V ±0.5 V
6 ADC pico, 4 ADC continuo
≤ 6 mVrms
6.31” x 3.62” x 6.75"
(160 x 92 x 170) mm
15 ADC pico,12 ADC continuo
≤ 10 mVrms
4.5” x 8.1” x 10.6”
(115 x 205 x 270) mm
1-19 V
≤5 mVrms
3 Dígitos LED
8.5” x 4.9” x 11.5"
Básicas & Especiales
Fuente de Alimentación DC Multirango
Al contrario que las fuentes de alimentación
convencionales con rangos de salida fijos, la
unidad 9110 es un nuevo tipo de fuente que
automáticamente recalcula los límites de corriente y voltaje dependiendo de la configuración. Además, otorga 100W de poder de
salida en cualquier combinación Volt/Amp
dentro de sus límites de voltaje (60V) y de
corriente (5A).
■ Salida de 60V/5A, máxima de 100W
■ Resolución de 10mV/1mA sobre su rango completo
■ Pantalla brillante de fácil lectura
■ Tamaño compacto y liviano
■ Control de salida prendido/apagado (ON-OFF)
■ Guarda y trae a memoria la configuración de hasta 4 x 100 grupos
de valores de voltaje y corriente previamente adquiridos
■ Ventilador con control inteligente
Conmutada con Cargador USB
La fuente de alimentación 1550 es compacta y
con poder de hasta 108 watts, que entrega de
1-36V y 0-3A desde la salida principal aislada.
Una característica única de esta fuente es el
cargador USB 1.1 ubicado en su panel frontal,
el cual permite al usuario cargar un celular o
■ Puerto de carga USB en el panel frontal*
■ Presilla de seguridad en el panel posterior
■ Control de salida encendido/apagado (ON-OFF)
■ Pantalla LCD grande, brillante y de fácil lectura
■ Operación de voltaje y de corriente constante
*El puerto para carga es compatible con USB 1.1 y 2.0. No cargará dispositivos
USB únicamente de 2.0
Fuentes de Alimentación AC (Especialidad)
El modelo 1604A (salida simple) y el modelo
TR110 (entrada dual) son transformadores de
aislamiento que otorgan la seguridad necesaria para trabajar con cualquier equipo energizado sin la necesidad de un trasformador AC.
Modelo 1604A
■ Fuga: menor de 0.1mA
■ Voltaje de Salida: nominal de 117-124V
Modelo TR110
Modelo 1655A
Los modelos 1653A y 1655A son fuentes AC
aisladas y modelos ideales para pruebas de
variaciones de voltaje en línea AC o cualquier
otro producto que requiera carga AC.
■ Salida aislada variable 0-150 VAC
Modelo 1653A
■ Salida continua de 2A
■ Muestra en pantalla lecturas de voltaje
o de corriente
■ El transformador de aislamiento elimina
(entrada de 120V)
■ Corriente de Salida: 1.25A de continuo
■ Salida continua de 3A y salida intermitente
de 4A
■ Construida con control de temperatura
■ Directo: su conveniente salida doble brinda
una línea de voltaje para un equipo auxiliar
de hasta 500VA
■ Aislado: dos interruptores deslizantes con
3 posiciones que otorgan 9 combinaciones
para soldadora (receptáculo adicional
de selección de voltaje desde 90 a 140V
para soldadora en el panel posterior)
continuamente de hasta 350VA o intermi-
■ Escala de fuga expandida
peligros de choque eléctrico al reparar
■ Protección contra sobrecarga de circuitos
■ Muestra fugas de V, A y VA
tente de hasta 500VA
■ Posee un interruptor de energía interno
con lámpara piloto
Aplicaciones para cargas electrónicas DC
■ Pruebas de rendimiento de fuentes de alimentación
■ Prueba y análisis de baterías
■ Simulación de curva de panel solar IV
www.bkprecision.com/DCLoads
Las cargas electrónicas DC son aptas para la prueba y caracterización de una gran variedad de instrumentos con poder DC, tales como fuentes de alimentación, baterías, celdas
combustibles y solares y otros componentes de poder. A diferencia de las cargas pasivas
resistivas, las cargas electrónicas DC ofrecen una gran variedad de rangos de voltaje y corriente, y pueden operar bajo diferentes modos, tales como corriente constante (CC), voltaje constante (CV), poder constante (CW) y resistencia constante (CR).
La línea de la familia 8500 de BK Precisión son cargas electrónicas DC programables y
económicas, que consisten de una gran selección de modelos en los rangos 300 - 500W.
Todos los modelos cuentan con características amigables para el usuario, tales como modos de operación flexible, medidores y pantallas VFD de alta resolución, generador transitorio integrado, y función de modo de lista para lograr que las pruebas de cargas programadas sean más dinámicas.
El modelo 8540 fue diseñado para usuarios que requieren una carga DC básica en un pequeño paquete y a un precio incomparable. Las especificaciones del 8540 son similares a
las de la línea 8500 pero sin características extras como la interfase de programación, disparos y la capacidad de crear condiciones de pruebas dinámicas.
Modelo 8540
Máx. Poder
0.1 V to 60 V
0.1 V to 120 V
0.1 V to 500 V
Al seleccionar una carga DC, es importante
considerar no sólo los requerimientos de voltaje y corriente, si no también los rangos de
poder. El poder utilizado al realizar pruebas
debe estar dentro de la región de verificación
para hallar la carga DC apropiada. Algunas
Dimensiones (L x A x H) Pág.
3.5” x 6.9” x 11.1”
(88 x 175 x 282) mm
8.46” x 3.46” x 14”
(215 x 88 x 355) mm
16.9” x 3.46” x 14”
(429 x 88 x 355) mm
17.48” x 7.09” x 21.22”
(444 x 180 x 539) mm
17.48” x 14.06” x 21.22”
(444 x 357 x 539) mm
aplicaciones requieren alto voltaje/baja corriente, o bajo voltaje/alta corriente, las cuales no
pueden hacerse con una sola carga. El amplio
rango de cargas DC de BK Precisión permitirá
al usuario seleccionar el modelo óptimo para
Carga Electrónica DC de 1500W
La carga electrónica DC modelo 8540 es un
instrumento compacto y económico para uso
de banco o en un piso de producción.
A pesar de ser una carga DC pequeña, puede
probar con confianza fuentes de alimentación
de 5 volts y 30 amps de manera continua.
■ Opera entre 0 y 60 VDC, y 1mA a 30A
(150W máximo)
■ Fácil operación
■ Pantalla brillante y fácil de leer
■ Posee dos rangos de corriente:
La carga electrónica DC modelo 8540 puede
operar en modos CC, CV o CR, mientras que
los valores de voltaje/corriente o resistencia/
poder pueden ser simultáneamente mostrados
en pantalla en tiempo real, siendo el instrumento ideal para la prueba de una gran variedad de fuentes de alimentación DC
3A (resolución de 1mA) y 30A
(resolución de 10mA)
■ Opera en modos de corriente constante
(CC), resistencia constante (CR) y de
■ Protección de exceso de corriente y de
El desempeño el 8540 es comparable a la mayoría de las cargas DC de banco, y aún así
realiza el mismo trabajo a mitad de precio y
ocupando la mitad de espacio.
■ Modo de cortos para simulaciones
■ Memoriza las configuraciones de hasta
400 instrumentos
Pantalla de alta resolución, fácil de leer
Conveniente entrada de datos
(CC), resistencia constante (CR), voltaje
constante (CV) y poder constante (CP)
■ Posee un amplio rango de voltaje y
de corriente, de 0 a 500V y 0 a 240A
(500W máximo)
■ Posee un voltaje mínimo de operación
de <0.1V y resistencia de entrada
mínima de 5mΩ (modelo 8518)
■ Permite a la carga procesar altas
corrientes a bajos voltajes,
característica requerida para
aplicaciones con celdas combustibles
La serie 8500 son cargas electrónicas programables DC que pueden ser utilizadas para
probar y evaluar una gran variedad de fuentes
de alimentación DC. Su amplio rango de
operación de hasta 500V y 240A, y sus modos
de operación flexibles y excelente precisión de
mediciones hacen de la serie 8500 muy
adecuada para caracterizaciones de fuentes
de alimentación DC, convertidores DC-DC,
baterías, celdas combustibles y solares.
Las cargas pueden operar en modo CC, CV,
■ Posee un generador transitorio
CR o CP mientras que los valores de
voltaje/corriente o resistencia/poder pueden
ser mostrados simultáneamente en tiempo
real. Las terminales están aisladas e incluyen
protección para exceso de temperatura, de
sobrecarga, de voltaje o de corriente, y de
■ Posee Medidor de voltaje y corriente
integrado de alta resolución
(0.1mA/1mV) (modelos 8500 y 8502)
(tecnología VFD)
■ Protección de exceso de corriente,
voltaje, poder o de temperatura
■ Incluye un Software para aplicaciones
Las cargas DC son fáciles de usar y todos sus
parámetros pueden ser configurados de
manera rápida y precisa desde su panel de
control o programados a través de las
interfases RS232 o USB.
y cable de convertidor serial RS232 y
■ Opera en modo de lista para mayor
■ Baterías en modo de prueba mostrarán
las características de A (ampere) X hora
Gráfica de operación de bajo voltaje
Operación de bajo voltaje
■ Posee un disparador flexible: permite
programar disparos desde su panel
frontal, señales TTL desde su panel
La serie 8500 puede operar óptimamente bajo
1V, lo cual es importante para aplicaciones
con bajo voltaje, tales como pruebas con celdas comestibles y solares. Todos los modelos
pueden regular (proveer una entrada estable)
por debajo de los 0.1V. El modelo 8518 puede
operar a una corriente completa de 240A a
1.2V (ver imagen) debido a su particular
de la batería ajustando su nivel de
posterior o por vía software.
■ Detecta remotamente el voltaje para
compensar el efecto de caída de voltaje
■ Guarda la configuración de 25
■ Ventiladores controlados por
termostato permiten al instrumento
operar en ambientes tranquilos o
Típico voltaje mínimo de operación a completa escala de corriente
■ Todos los modelos pueden montarse
en estantes. Los modelos compactos
300W y 600W son para uso de banco.
■ Pruebas en fuentes de alimentación
de corriente directa (DC)
■ Caracterización de baterías recargables.
En modo de prueba, puede proveer una
Forma de unidad de 300W
Forma de unidad de 600W-1200W
medida de amperes X hora (A*hr),
característica en una batería.
■ Pruebas en celdas de combustible
■ Aplicaciones de alto voltaje
Forma de unidad de 2400W
Terminales con cabeza de tornillo
Estas terminales de cabeza de tornillo hexagonal permiten
aplicar un torque para reducir la resistencia del contacto entre
los cables de interfase y los tornillos terminales.
Operación de Disparo
El disparo es utilizado generalmente para
sincronizar el comportamiento de la carga
DC con otros eventos. Permite generar un
evento de disparo desde su panel frontal,
aplicando una señal externa TTL a la
terminal del panel posterior, o enviando un
comando serial. El disparador puede ser
utilizado en modos de pulsación, transitorio,
o de lista y además opera en modos CC,
CR, CV y CP.
Presente en modelos de alto poder: 8515 hasta 8526.
Características de la parte posterior
1) Circulación de aire
Los ventiladores enfriados por medio de termostato hacen que el aire fluya desde la parte
delantera hacia atrás a través de rejillas, para mantener la temperatura constante dentro
2) Terminal para disparo y control remoto
Conecta las líneas de detección a esta terminal para compensar las caídas de voltaje
debido a la resistencia del cable. Esta terminal también contiene dos conexiones para
control remoto para la señal de entrada TTL del disparador.
3) Conexión de interfase
Conector de interfase serial para comunicación RS232 o USB
4) Interruptor de voltaje
Interruptor de selección del voltaje en línea (110VAC o 220VAC).
Modos de operación flexible
Modo CC, CR, CV y CP
En el modo de corriente constante (CC) la
carga descenderá a la corriente programada
de acuerdo al valor de esta, sin importar el
voltaje de entrada. El modo CC puede ser
usado para pruebas de regulación en fuentes
de poder DC o para caracterizar el perfil de
descarga de una batería.
El modo de poder constante (CP) simula una
carga cuyo consumo de poder es independiente al voltaje aplicado. El modo de poder
constante (CP) es útil para pruebas de batería
y para estimular una curva de descarga
En el modo de voltaje constante (CV) la carga
intentará descender la corriente suficiente
para controlar el voltaje del valor programado.
Este modo es adecuando para pruebas a
cargadores de baterías. En modo de resistencia constante (CR) la carga hará que la
corriente descienda de manera linealmente
proporcional al voltaje de entrada considerando la resistencia programada. A diferencia
de las resistencias convencionales, la
resistencia de carga se mantiene constante
sin importar el nivel de poder.
Generador Transitorio
La serie 8500 consta de un generador de
frecuencia variable que puede ser utilizado en
todos los modos de operación. La carga DC
va a alternar entre dos niveles preestablecidos
en una frecuencia entre 0.1Hz, ya sea continua
o controlada por disparo.
Control Remoto y Software de
Las cargas DC pueden ser remotamente controladas desde cualquier PC con interfase
USB o RS232, lo que permite al usuario programar por completo y monitorear todos los
parámetros. Incluye un cable convertidor de
RS232 y USB a TLL. Para usuarios que desean crear su propio software personalizado,
hay un grupo de ejemplos de programas disponibles para descarga desde el sitio de Internet de BK Precisión.
Una lista de secuencias de comandos puede
ser almacenada en la memoria no volátil y
ejecutada independientemente de una computadora. La ejecución en modo de lista reduce
el tiempo de procesamiento de comandos y la
interacción con la computadora durante pruebas con producto. El comando de secuencia
puede ser ingresada manualmente desde
el panel frontal, o descargada desde una PC
mediante la interfase RS232 o USB.
Un ejemplo de las características de la descarga de una batería alcalina AA
El software de aplicaciones incluido otorga la
emulación de la carga del panel frontal e incluye una aplicación de prueba de batería, la
cual muestra las características de A* (ampere
X hora) de la batería, además de niveles de
voltaje final ajustables (voltaje de seguridad).
Ya sea diseñando un dispositivo con baterías
hibridas de Níquel-Metal o de Litio, las cargas
electrónicas DC de la serie 8500 tienen la capacidad de probar todas estas características.
Aplicaciones: Los osciloscopios muestran una señal o forma de onda al trazar una gráfica de voltaje (eje y) versus tiempo (eje x).
Los osciloscopios también pueden trazar la relación entre dos diferentes voltajes aplicados a los canales 1 y 2 (modo XY).
www.bkprecision.com/Oscilloscopes
Los osciloscopios son herramientas esenciales en el mundo electrónico de hoy, y son
usados en una gran variedad de aplicaciones como educación, diseño, servicio y manufactura. La amplia línea de osciloscopios digitales y análogos de BK Precisión es útil para
ingenieros, técnicos y científicos que desean resolver sus problemas de mediciones de
Los osciloscopios son herramientas versátiles e indispensables para la ingeniería que
■ Medir la elevación de tiempo de una compuerta lógica
■ Determinar el ancho de banda de un amplificador
■ Caracterizar el campo de frecuencia de una señal de entrada usando la función FFT
integrada en el osciloscopio.
Modelo 2120B
Profundidad de Memoria Interfase de PC Puerto USB
Modelo Pág.
1= 250 MSa/s en operación de canal dual (cuando el tiempo base es más rápido que 25 ns/div)
2= 32,000 puntos cuando el tiempo base es 50 ns o 25 ns a máxima profundidad de datos (16,000 puntos por 50s – 100 ns de tiempo base),
16,000 puntos en operación de canal dual
Osciloscopio Análogo
Verticay
Barrido Máx.
Dual/ Barrido
5 mV/div to
0.1 µs/div
2522C**
Todos los osciloscopios análogos BK Precisión son de canal dual y tienen sincronización de video (TV-V y TV-H)
*= incluye contador de frecuencia de 50MHz
**= sección digital 40M/S velocidad de muestra, memoria de 2K por canal
El ancho de banda es una de las especificaciones más importantes al definir un osciloscopio, ya que representa el
rango dentro del cuál el osciloscopio muestra las frecuencias de manera exacta. El ancho de banda es definido por
la curva de respuesta de frecuencia cuando la atenuación
se encuentra en la marca de -3dB. Como una función general, el rango de los osciloscopios debe de ser al menos 5
veces la frecuencia más alta de la señal bajo prueba.
Base de tiempo con retraso:
Es una característica en algunos osciloscopios que le permite a una misma señal ser vista en dos bases de tiempo
diferentes, con la segunda base de tiempo expandiendo
una porción de la forma de onda y comenzando en algún
punto luego del inicio de la base del tiempo principal. Esta
función es útil para magnificar la pantalla.
Rango de muestra:
Especifica el rango en el cual se toma una muestra de la
forma de onda o señal. Es una de las principales especificaciones típicamente definida en los osciloscopios para
demostrar el número de muestras de datos que pueden
exhibir, y que se mide generalmente en unidades de
muestra por segundo.
Rango de Barrido:
Rango en el cual un generador de barrido repite un ciclo
EL modelo 2530B es un osciloscopio de almacenamiento digital (DSO) que cuentan con funciones esenciales y un desempeño confiable a
un precio razonable. Los controles de estilo
análogo, combinados con las funciones automáticas, hacen que estos osciloscopios sean
Este modelo es el osciloscopio ideal para aplicaciones de diseño y depuración, servicio, reparación y educación.
Simple Documentación y Análisis
■ Configuración automática de un toque,
para fácil uso
■ Longitud de grabación de hasta 32,000
puntos por canal (cuando tiempo base es
de 50 ns o 25 ns y el modo de profundidad
de datos máxima está habilitado)
■ 32 mediciones automáticas
■ 5 funciones matemáticas diferentes -
Suma, Resta, Multiplicación, División y FFT
■ Extensa capacidad de disparo, incluyendo
ancho de pulso y disparo de línea de video
■ Guarda y trae a memoria configuraciones
y datos de formas de ondas
■ 12 interfaces de idiomas diferentes para el
usuario y ayuda sensitiva de contexto
■ Conectividad USB para control remoto
Puertos RS232 y USB permiten un control
remoto desde una PC vía el Software
desde una PC vía el Software EasyScope
El software EasyScope incluido provee una
integración simple o transparente entre el
osciloscopio y la PC. Permite capturar y
transferir formas de onda, imágenes de pantalla, configuraciones y resultados de medidas a cualquier PC de Windows, mediante
el puerto USB ubicado en la parte posterior
■ Puerto USB para dispositivos que alma-
cena y traer a memoria datos de formas
de ondas, programaciones y fotos de
■ Guarda los datos de la onda en formato
pantallas en una memoria flash USB
csv (de Microsoft Excel) para análisis
Rango de Muestra
Canal Simple: 500 MSa/s
Canal Dual: 250 MSa/s para tiempo base es más rápido que 250 ns/div)
32,000 puntos cuando el tiempo base es 50 ns o 25 ns a máxima
profundidad de datos (16,000 puntos por 50s – 100 ns de tiempo base),
6,000 puntos en operación de canal dual
2 mV - 5 V /div (1-2-5 orden)
Largo x Ancho x Hondo
12” x 6.3” x 5.2”
(305 x 160 x 133) mm
■ Documenta los resultados: imprime,
guarda, o copia y pega datos de la forma
de onda y resultados de medidas. Guarda
e imprime imágenes de mapas de bits
■ Captura formas de onda y resultados
de medidas manual o automáticamente
en intervalos definidos por el usuario
■ El modo automático con actualización
rápida de 0.5 segundos, permite capturar
en tiempo real la forma de onda.
Pantalla de análisis del espectro FFT
■ Longitud de grabación de 4000 puntos
■ Pantalla LCD a color
■ Puerto USB en el panel frontal y
dispositivo de conectividad estándar
■ Filtro digital con límites ajustables
■ Prueba de máscara
■ Modo de grabación de forma de onda
Los modelos 2534, 2540 y 2542 son osciloscopios de almacenamiento digital (DSO)
de doble canal que brindan una excelente
combinación de desempeño y valor a buen
precio. Sus características avanzadas como
las de función FFT, filtración digital, grabación
de forma de onda, barrido retrasado, prueba
de máscara y mediciones automáticas ofrecen
al usuario una herramienta poderosa para
depurar los circuitos.
Estos osciloscopios incluyen software de PC
que permite al usuario capturar, guardar y
analizar formas de onda y resultados de
mediciones de manera sencilla. A diferencia
de otros osciloscopios DSO de precio similar,
estos incluyen dos sondas pasivas de alto
rendimiento de 150 MHz para no limitar el
ancho de banda de su sistema de medida.
■ 24 mediciones automáticas
■ FFT estándar más tres funciones
■ Extensa capacidad de disparo,
incluyendo ancho de pulso y disparo
de línea de video seleccionable
■ Interfase para lenguaje múltiple
Puerto USB en panel frontal para Conexión a PC
12.2” x 5.8” x 10.6” (310 x 147 x 269) mm
Osciloscopios Análogos
BK Precisión ofrece una amplia selección
de osciloscopios análogos. Desde los básicos
hasta los de alto rendimiento, estos osciloscopios otorgan una gran cantidad de funciones
■ Operación de localización dual o simple
Modelo 2522C
■ Sensibilidad de 5mV/div
■ Base de tiempo calibrada a 23 pasos
El modelo 2522C es uno de los osciloscopios
de almacenamiento digital/análogo de más
bajo costo de la industria. Incluye las características básicas más utilizadas por ingenieros
con magnificador de 10X
■ Probador de componentes integrado
■ Disparador de sincronización de video
(sólo en 2125A y 2160A)
■ Barrido alternado/interrumpido
■ Limitador de ancho de banda (sólo en
■ Capacidad de realizar adiciones y
2190B)
■ Contador de frecuencia de 50MHz
incorporado (sólo en 2121)
■ Función de almacenamiento digital
■ Tiempo base retardado (sólo en 2125A,
(2kB/ch con muestra directa, 1 kB/ch
2160A Y 2190B)
con tiempo de muestra equivalente
■ Muestra de tiempo equivalente a
*2125A, 2160A, y 2190B solo
1GHz (a 0.1us/div)
■ Captura previa al disparo
■ Entrada USB para guardar imágenes
dentro de una memoria flash USB.
Modelo 2190B
■ Rango de muestra de 40MS/s
2522C◊
2125A◊
1541D◊
2160A◊
2190B◊
5 mV/div a 5 V/div, 1 mV/div to 1 V/div en X5 MAG
10 pasos calibrados en secuencia 1-2-5. Vernier. El control provee ajuste de sensibilidad entre pasos, rango 1/1 hasta al menos 1/3.
±3%, 5 mV a 5 V/div; ±5% en X5 MAG
18 ns *
0.1 μs/div a 0.5 s/div
12 ns *
Principal, Mixto,
Atrazo, X-Y
5.8 ns *
3.5 ns *
0.1 μs/div a 2 s/div
Magnificación de Barrido
8.8 ns *
20 ns/div a 0.5 s/div
X10 ±10%
12.8” x 5.2” x 15.7”
(324 x 132 x 398) mm
*= (Exceso <5%)
www.bkprecision.com/SpectrumAnalyzers
Los analizadores de espectro son herramientas esenciales para observar el campo de
frecuencia de una señal. Las especificaciones claves de los analizadores de espectro son
rango dinámico, fase de ruido, precisión de nivel y resolución de ancho de banda. Estos
parámetros determinan qué tan bien el analizador funciona en tareas como medición de
frecuencia, poder, modulación, distorsión y ruido.
Los analizadores de espectro profesionales portátiles de BK Precisión son herramientas
indispensables para ingenieros y técnicos que llevan a cabo mediciones de campo en el
rango de 50kHz a 8.5GHz. A pesar de su forma compacta y su peso de sólo 1.8kg, la serie
2650A brinda un desempeño y las características excepcionales de otros analizadores de
espectro de banco comparables. Por ejemplo: el 2650A cuenta con un DANL (muestra un
nivel de ruido promedio) de 127dBm, el cual permite detectar señales muy pequeñas. En
comparación, el analizador de banco modelo 2630 de 1.06GHz con un DANL de – 100
dbm, es menos sensible, de cualquier modo su desempeño es suficiente para la mayoría
de aplicaciones en servicio y reparación. Es una solución ideal para usuarios que buscan
un analizador básico costo-efectivo, y con las características extras como el generador
de rastreo integrado y la modulación AM/FM.
Los medidores de intensidad de campo caracterizan la intensidad del campo eléctrico
de las señales de radio y microondas, dando a los usuarios una herramienta para investigación básica de señales a sólo una fracción del costo total de un analizador de espectro
convencional de características completas.
Modelo 2652A
Modelo 2640
■ Detección de interferencia de señal y emisiones no deseadas.
■ Transmisión y TV
■ Alineamiento de antena
■ Medición de intensidad del campo eléctrico
■ Instalación, mantenimiento y localización de desperfectos en sistemas
de comunicación inalámbrica como W-CDMA/CDMA, GSM, WLAN WiMAX, y Bluetooth.
■ Instalación, mantenimiento y localización
■ Rango de frecuencia de 50 kHz - 8.5 GHz
de problemas en sistemas de comunicación
inalámbrica como W-CDMA/CDMA, GSM,
mente portátil pesando sólo 1.8 kg
WLAN WiMAX, y Bluetooth
incluyendo batería
■ Detección de interferencia de señal y
de vida excepcional
■ TV y radiodifusión
■ Conectividad para PC con interfase USB
■ Medición de intensidad de campo eléctrico
■ Software intuitito para PC para un control
con antenas dipolo optimizadas para
frecuencias típicas utilizadas en sistemas
■ Medidas de fuerza del campo magnético
con sonda de campo magnético (PR 26 M)
■ Mediciones de respuesta de frecuencia de
de medidas y capturas de pantalla en
formato de mapa de bits a su memor
flash USB (interfase para USB)
componentes pasivos como cables RF,
■ Pantalla grande a color fácil de leer
filtros y atenuadores usando el generador
■ Funciones de medida: canal/ poder
de rastros integrado (2652A)
de canal adyacente, ancho de banda
ocupada, fuerza de campo eléctrico
(analizador de espectro)
(generador de rastro)
■ Función de auto-sintonización conve-
niente que programa automáticamente el
centro de la frecuencia a la señal máxima
dentro del completo rango y configura
RBW, VWB y tiempo de barrido
■ Disparo externo para medidas de rango
Con su fácil uso, flexibilidad de medidas y
portabilidad inigualable, los analizadores de
la serie 2650A son herramientas indispensables para ingenieros y técnicos que desean
llevar a cabo investigaciones de campo en el
rango de 50kHz a 8.5GHz.
remoto de documentación y resultados
■ Guarda convenientemente los resultados
■ Comandos de control remoto como SCPI
Especificaciones del generador de rastro
(2652A)
5 MHz a 3.3 GHz
-10 dBm ± 1 dB @ 1
GHz (nivel de salida fijo)
2650A/2652A
50 kHz a 3.3 GHz
50 kHz a 8.5 GHz
■ Batería de Ion de Litio recargable fácil
de remplazar; batería con 4 horas
Los analizadores de espectro portátiles de la
serie 2650A son instrumentos compactos,
livianos y costo-efectivos para investigación
de señales rápidas y precisas, especialmente
en lugares alejados del banco de trabajo. Con
un peso de sólo 1.8kg, la serie 2650A es la
más ligera dentro de los analizadores de espectro con funciones completas, y aún así
brindan un gran desempeño y características
comparables con analizadores de espectro de
banco de mayor tamaño. Además, los analizadores pueden operar hasta 4 horas con
una sola batería.
■ Un analizador de espectro verdadera-
3 kHz a 3 MHz (1-3 secuencia) y AUTO
Fase de sonido SSB
-90 dBc/Hz (típico) @100 kHz de compensación
-127 dBm (tipico) @ CF : 1 GHz, RBW : 3 kHz, VBW : 100 Hz, Ref.
level < - 40 dBm (preamp automaticamente encendido)
Entrada VSRW
1.8 kg or 4 lbs (incluyendo batería)
162(W) x 71(H) x 265(D) mm, 6.38 (W) x 2.80 (H) x 10.43 (D) inches
Desempeño magnífico que mejora
El diseño avanzado de base sintetizada,
permite a la serie 2650A otorgar imágenes
precisas y detalladas del espectro a investigar.
■ Velocidad de barrido rápida, mínima de
10ms, para ayudar a identificar señales
de interferencia elusiva y transitiva
■ DANL (muestra de nivel de ruido promedio)
de -127dBm
■ Fase de sonido individual de lado de banda
- 90dBc a un parámetro de 100kHz
Pantalla grande a color (640 x 480 pixeles) puede ser
cambiada a una monocromática de alto contraste en
caso de luz solar extrema, con luz de fondo ajustable.
La entrada RF (conector N) es capaz de soportar
hasta 27dBm (poder promedio CW) /25V DC máx.
Configuración de nivel de referencia
desde +1dBm hasta -60dBm en
Menú para operación simple
a través de teclas
• Poder de canal
• Poder de canal adyacente
• Intensidad del campo eléctrico
• Intensidad del campo
Sintonización automática a valor
máximo con rango completo
Funciones de Cálculo:
• Máxima espera
• Mínima espera
• Promediar
Programación de tiempo de barrido
y modo de detección
2, 5 y 10 dB/div
Puede guardar/cargar datos y
configuraciones hacia/desde la
memoria interna o memoria flash
Almacena capturas de pantalla en
formato bitmap para transferencia a
memoria flash, impresora o USB.
Marcador de medidas y búsqueda
Entrada manual de nombres
de archivos y configuraciones
de tiempo y hora
Perilla rotatoria para selección
Interfase PC - dispositivo
USB (conector A)
Memoriza y guarda datos de medición y configuraciones en formato
CSV directamente hacia y desde la memoria USB. Los nombres
de los archivos pueden ser cambiados por el usuario; poseen una
estampa de tiempo y la fecha
Indicador de estatus de carga
Entrada para energía DC
Medición de la potencia eléctrica de
Medición de la intensidad del campo
Permite medir la cantidad total de potencia o
ruido en un ancho de banda especificado por
Una antela dipolo (opción M401-M406)
conectada a la entrada RF permite realizar
mediciones de la intensidad del campo
eléctrico. Los usuarios pueden escoger entre
seis antenas, basándose en el rango de frecuencia utilizado para la investigación.
Potencia eléctrica del canal adyacente
Mide el índice del escape de potencia (desde
la señal deseada) hacia canales adyacentes.
Puede configurar la frecuencia centro, el ancho
de banda del canal adyacente, y el parámetro
de compensación entre el canal principal y los
Combinada con la función “MAX HOLD” y un
tiempo de barrido de 10ms, la antena dipolo
M404 es capaz de medir la intensidad del
campo eléctrico de sistemas Bluetooth y otros
sistemas que usan técnicas de modulación
de secuencia directa y difusión del espectro.
La serie 2650A es sencilla de operar e incluye
varias funciones para realizar mediciones
de manera rápida y fácil:
■ El botón inteligente “Auto Tune” activa una
función automática que escanea el rango
de frecuencia completo, detecta y centra
a señal máxima y configura los valores
óptimos para RBW, VBW, tiempo de barrido
y nivel de referencia
■ El atenuador de entrada y el preamplificador
interno están configurados automáticamente
en valores óptimos
■ Permite almacenar tanto dentro de la
memoria interna como desde una USB
hasta 200 configuraciones y mediciones
de espectros de referencia
Software de PC para una
documentación de mediciones
Existen dos modos diferentes para mediciones
■ El marcador en modo normal mide la
frecuencia y el nivel del punto indicado
■ El marcador en modo delta mide las
diferencias de la frecuencia y el nivel entre
las dos marcas (ver la imagen de abajo)
Usando una sonda de campo magnético
(PR 26M opcional), la serie 2650A es capaz de
medir de manera precisa la distribución de un
campo en un PCB (tablero de circuitos impreso) o IC (circuito integrado) sobre un gran
rango de frecuencia de 10MHz a 3GHz.
Debido a que los datos de compensación de
la sonda se encuentran previamente cargados
en el analizador, la intensidad del campo magnético es mostrada directamente en dBuA/m.
La serie 2650A incluye un software fácil de
usar, para documentación y análisis posterior
de las mediciones. Conecte el analizador vía
USB a la PC, configure el analizador de manera remota y después descargue los datos
de las mediciones y las configuraciones de los
instrumentos para su almacenamiento y futuro
■ El analizador barre y transfiere los datos
a la PC de manera constante
■ Captura hasta 1001 puntos de trazo
(el doble del número de puntos mostrados)
y almacena los datos en formato CSV
■ Guarda la captura de pantalla a un archivo
MEDIDOR DE INTENSIDAD DE CAMPO MAGNETICO
Medidor de Intensidad de Campo RF Portátil
El analizador de espectro de banco, modelo
2630 con generador de rastreo es una herramienta valiosa para profesionales de servicio
y reparación en la industria de Cable TV y el
campo de las telecomunicaciones donde se
necesite investigar señales de hasta 1.05GHz.
Este analizador es también útil para pruebas
de uso y conformidad previas a pruebas ante
terceros. Una sonda rastreadora de campo
cercano (PR 2061) puede ser usada para localizar emisiones o “hot spots” en un tablero,
y evaluar problemas tipo EMC a nivel de prototipo y placa de pruebas.
La sonda analizadora/rastreadora del espectro
es una excelente solución para la investigación
de fugas y radiación RF, para resolver problemas del sistema CATV/MATV, para pruebas
con teléfonos celulares y receptores de radio
llamada de bolsillo y diagnósticos EMI. Incluye
un estuche para transporte.
El modelo 2640 es un medidor de intensidad
de campo portátil, operado con baterías, capaz
de medir niveles RF y la intensidad de campos
eléctricos. Su diseño de base sintetizado asegura medidas confiables y precisas dentro de
su amplio rango de recepción de 100kHz a
2000MHz de ancho, posee un nivel de ruido
extraordinariamente bajo de -100dB para
detectar señales débiles y todas las características funcionales básicas de un analizador
El 2640 es una herramienta costo-efectiva
para técnicos de campo e ingenieros para la
investigación básica de señales a solo una
fracción del precio de un analizador de
espectro de funciones completas.
■ Rango de medición de 100kHz a 2GHz
con un largo máximo de pantalla de
■ Portátil y operado a batería (0.65kg,
102mm x 229mm x 46mm)
■ Construido con contador de frecuencia
de 2GHz
■ Detecta señales de banda ancha
(180kHz) y banda angosta FM (12.5kHz),
AM y SSB (2.4kHz)
■ Presilla de bloqueo de fase para
sintonización de frecuencia precisa
■ Permite escanear y mostrar hasta 160
■ Construido con bocina y salida de audio
de la señal detectada
■ Antena desmontable incluida
■ Pantalla con luz de fondo
■ Permite almacenar muestras y
■ De 150KHz a 1.05GHz (1050 MHz)
■ Rango dinámico de 80dB (113dB, con
■ Interfase RS-232
atenuación)
■ Demodulador AM y FM incluido
■ Anchura de banda con resolución de
20 y 400kHz
■ Estabilidad de 150kHz/hora
■ Generador de rastreo integrado
Analizador de Intensidad de Campo RF
■ Espectro: búsqueda de picos, marcador
El contador de frecuencia incorporado
del 2640 es independiente al analizador
de intensidad de campo y mide la señal
aplicada al conector BNC externo
de centro, función de potencia de canal
■ Atenuación interna: El rango de entrada
puede ser extendido al activar la función
de atenuación interna de 10dB
■ Modo de barrido: selección de corrida
simple, corrida libre y corrida silenciada
■ Rango de frecuencia: 35MHz a 2,000MHz
■ Número de dígitos: 7 dígitos
■ Resolución: 1kHz
■ Función del silenciador: el nivel del
silenciador puede ser ajustado a través
de todo el rango dinámico
■ Reparación y prueba eléctrica
■ Mantenimiento de potencia de red/línea eléctrica
■ Pruebas de circuitos y componentes
www.bkprecision.com/Multimeters
BK Precisión brinda una extensa selección de multímetros digitales y análogos, adecuado para uso en una gran variedad de medio ambientes. Si usted es un técnico electrónico
realizando pruebas de campo o un instructor de escuelas enseñando electrónica, siempre
encontrará un medidor que se adapte a sus aplicaciones. Los multímetros de tamaño completo son utilizados en bancos de laboratorios de ingeniería, mientras que los de tamaño
pequeño y portátil son usados sobre la marcha.
Para electricistas, también ofrecemos varios medidores de corriente de pinza, para medir
alta corriente y voltaje de manera segura y confiable.
Algunas de las características comunes de nuestros medidores incluyen:
■ Voltaje AC y DC
■ Corriente AC y DC
■ Prueba de diodos
■ Prueba de continuidad
Modelo 369B
Modelo 391A
* = visite www.bkprecision.com
** = Disponible Invierno 2010
o M máti
Multímetros de Banco Verdadero RMS
de 4½ dígitos y 50000 cuentas
Los multímetros de banco modelo 2831E (4½
dígitos) y 5491B (de 50000 cuentas) otorgan
mediciones precisas y confiables para el uso
diario. El 2813E y el 5491B toman las mediciones de un multímetro común como volts,
ohmios y amperes con gran exactitud y estabilidad. Además proveen una exactitud de
VDC de 0.02% para el 5419B y de 0.03% para
el 2831E e incrementan la productividad gracias a las funciones matemáticas integradas
y la conexión USB para control remoto.
Modelo 5491B
Incremento de productividad con conectividad a PC
■ Pantalla dual VFD
Los multímetros 2813E y 5491B son programables vía interfase USB y RS232 (sólo el 5491B)
utilizando los comandos SCPI que son estándar de la industria. Los usuarios pueden controlar y
configurar el instrumento remotamente desde una PC para guardar y traer a memoria resultados
de mediciones para análisis posterior. Los medidores también pueden ser controlados remotamente utilizando la aplicación de software (descargable del sitio Web de BK), la cual permite
emulaciones desde el panel frontal y el registro de datos de resultados de mediciones.
■ Mediciones Verdadero RMS de AC + DC
■ Funciones Matemáticas: Rel., Max./Min.,
dBm, dB, %, Retención, Comparación
■ Protección CAT I (1000V)/ CAT II (300V)
■ Compatible con SCPI
■ Modo de Límite para pruebas “Pasa/Falla”
Los medidores 2813E y 5491B poseen una
pantalla dual, lo que permite que múltiples
mediciones sean convenientemente mostradas al mismo tiempo.
Operación de Límite
Ideal para pruebas “Pasa/Falla”, donde la operación de límite permite al usuario configurar y
controlar los valores que determinan el status
HI/IN/LO de mediciones subsecuentes.
200m V, 2 V, 20 V,
10 uV, 100 uV, 1 mV,
0.03%(lectura)+0.04%(rango)
200 mV, 2 V, 20 V,
0.4%(lectura)+0.05%(rango)
at 50-20 kHz, 2V rango
5491B◊
500 mV, 5 V, 50 V,
0.02%(lectura)+0.016%(rango)
500 V, 750 V
0.35%(lectura)+0.02%(rango)
at 50-20 kHz, 5 V rango
8.85” x 3.93 “ x 13.97”
(225 ×100 × 355) mm
Serie Tool Kit® 2700 de BK Precisión
Estos medidores son excelentes para la mayoría de trabajos que requieren flexibilidad,
precisión y velocidad. Sus características
son un paquete de gran valor y hacen de
estos medidores un instrumento indispensable para toda caja de herramientas.
■ Voltaje DC de hasta 1000V
■ Voltaje AC de hasta 750V
■ Corriente DC de hasta 10A
■ Pruebas de continuidad
■ Pruebas de diodos
■ Carcasa resistente
■ Correa magnética
es conveniente para
colgar el multímetro
metálica magnética,
dejando las manos
libres para poder
200 mA AC/DC
a 40 uF
a 66,000 uF
a 20 uF
a 20 mF
a 500 kHz
a 66 MHz
Su diseño ergonómico permite al
usuario que es hábil tanto con la
mano derecha como con la mano
izquierda rotar la perilla mientras
sostiene el medidor con una mano.
Mientras que una mano sostiene la
sonda en el circuito, la otra cambia
las funciones del multímetro. Esto
sin que el usuario tenga que cambiar la sonda de posición.
3.07” x 6.4” x 1.67” (78 x 163 x 42) mm
Modelo 2860A
Modelo 390A
La serie TestBench® de alto rendimiento,
ofrece más características de gran valor por
precio dólar que otros multímetros. Estos instrumentos miden resistencia, capacitancia,
frecuencia y temperatura, y además incluyen
un indicador lógico y una función
de prueba para componentes.
Los multímetros Survivor® son los más adecuados para ofrecer durabilidad y una gran
protección. Su proceso de moldeado por inyección permite sujetarlo más firmemente y
protegerlo contra un mal uso o una caída accidental. Debido a su fusible de alta energía incorporado, brinda protección de sobrecarga
en todo el rango de corriente, haciendo que
el medidor sea muy seguro para ser utilizado
en diferentes escenarios y ambientes.
La serie Mini-Pro® es la mejor opción para
aficionados, permite desempeñar el 90% de
las medidas eléctricas básicas, tales como
voltaje DC/AC, corriente DC y resistencia.
Estos medidores de tamaño compacto y bajo
costo son excelentes para caja de herramientas y uso en el campo de servicio.
Contador de Pantalla
Exactitud Básica DC
Auto Ajuste a Cero
Retención Datos
Máx. Retención
12 oz (353 g)
3.5” x 6.88” x 1.5”
(89 x 175 x 38) mm
3.5” x 7.8” x 1.57”
(89 x 198 x 40) mm
2.25” x 5.63” x 1.37”
(57 x 143 x 35) mm
BK Precisión ofrece una gran variedad de amperímetros de gancho desde pequeños hasta
grandes, para una medida segura y no invasiva de corriente, voltaje, resistencia y continuidad. Algunos modelos pueden realizar mediciones de frecuencia y capacitancia y poseen
características especiales tales como la capacidad de grabar los valores mínimos y máximos, los valores pico y pruebas de diodo.
■ Mediciones de voltaje y corriente AC
■ Mediciones de resistencia
■ Continuidad audible
■ Retención de datos
■ Indicador de batería baja
■ Protección de sobrecarga
■ Aprobación CE
Contador de Pantalla/Dígitos
18.3 oz (482 g)
3.6” x 10.8” x 1.7”
(91 x 274 x 43) mm
Medidor de Sonda de Alto Voltaje
de 40kV
Los multímetros análogos 114B y 117B
son instrumentos multifunción útiles para
mediciones y pruebas básicas. Han sido
diseñados pensando en la seguridad del
usuario, asegurando una operación confiable para la medición de voltajes AC y DC,
y corriente DC.
■ Rangos múltiples
■ Tamaño compacto
■ Perilla de ajuste a “Cero Ohm”
■ Prueba de batería de 1.5V
2.76” x 7.55” x 1.33” 1.97” x 7.36” x 1.14” 2.76” x 7.95” x 1.33”
(70 x 192 x 34) mm (50 x 187 x 29) mm (70 x 202 x 34) mm
Modelo 114B
Modelo 117B
El modelo HV-44A es un instrumento integrado que mide altos voltajes DC de hasta +40kV.
Esta sonda es típicamente usada para medir
altos voltajes en equipos de TV, fuentes de poder, laboratorios y otras aplicaciones comerciales de alto voltaje.
Modelo 1804D
Modelo 1823A
Los modelos 1823A y 1856D son contadores
de frecuencia recíprocos controlados por un
microprocesador. En vez de contar el número
de ciclos en un período (Ej. 1 segundo), los
períodos son contados por un reloj maestro,
brindando una mejor resolución de medida, ya
que no es dependiente de la señal de entrada.
Estos contadores de frecuencia de banco
otorgan versatilidad y confiabilidad para un
amplio espectro de aplicaciones de laboratorio y de servicio. Además de medir frecuencia, los modelos 1823A y 1856D puden medir
período y totalizar las capacidades de medición.
Los modelos 1803D y 1804D son contadores
de frecuencia a un precio razonable, que ofrecen a los usuarios medidas de frecuencias de
una manera simple y precisa.
10 Hz - 200 MHz
0.1 Hz - 2.4 GHz
0.1 Hz - 3.5 GHz
Retención en Pantalla
Filtro de Paso Lento
250 mV (0.1 Hz - 1 Hz),
30 mV (1 Hz - 100 MHz),
25 mV (80 MHz - 150 MHz),
20 mV (150 MHz - 2.0 GHz),
60 mV (2.0 GHz - 2.4 GHz)
30 mV (0.1 Hz - 100 MHz), 15
mV (80 MHz - 2000 MHz), 20
mV (2000 MHz - 3.0 GHz),
30 mV (3.0 GHz - 3.2 GHz),
50 mV (3.2 GHz - 3.5 GHz),
Arranque-Parada Remota
1.8 lbs (680 g)
9.06” x 2.1” x 1.8” (230 x 53 x 46) mm
9.4” x 3.5” x 10.6” (239 x 89 x 269) mm
Guía­de­Selección
BK Precisión ofrece una amplia gama de probadores de componentes que pueden medir e identificar valores de capacitores, resistores, inductores,
diodos, circuitos integrados (IC) y transistores. Los valores medidos pueden ser usados para clasificar componentes o para buscar y solucionar problemas con circuitos.
Los Medidores LCR son instrumentos versátiles que pueden medir la mayoría de los componentes más comunes usados en la electrónica de circuitos.
Los medidores de capacitancia por el otro lado, sirven únicamente para la prueba de capacitores y por lo general tienen un rango de medición de capacitancia mucho mayor. Nuestros probadores de transistores y medidores de ESR, son herramientas invaluables al momento de probar y resolver
problemas “en circuito”, mientras que las sondas lógicas son siempre utilizadas para estos casos. Los probadores de circuitos integrados (IC) son
utilizados para identificar y probar tanto los digitales como los análogos.
Rango­Máximo
Exactitud­Básica
­Modelo
20 mF / 200 H / 20 MΩ
Medidor LCR Universal
20 mF /1 kH / 10 MΩ
Medidor Universal LCR con ESR de Lujo
LCR Sintetizado/Medidor ESR con sonda SMD
15.91 mF / 31.83 kH / 20 MΩ
100kHz Frecuencia de Prueba
Medidor LCR/ESR de Banco
con Probador de Componentes
15.91 mF /
Medidor de Capacitancia Compacto
Medidor de Capacitancia Pantalla Dual
20 mF/ 20 MΩ
Probador de Transistores Portátil
Probador de Semiconductores Industrial
con Probador de Fuga
Probador Lineal de IC
Probador Digital de IC
Probador ESR En-Circuito
Sonda Lógica de Pulsación
Los medidores LCR pueden medir valores
de inductancia, capacitancia y resistencia y
son principalmente utilizados en pruebas de
componentes durante control de calidad de
ma-nufactura o en el diseño de circuitos. Así
mismo son utilizados en muchas otras aplicaciones como la caracterización y ensamblado
de cables, materiales y químicos.
Modelo 889B
Los modelos 885 y 886 son medidores
portátiles de mano con un contador de hasta
10,000 unidades, equipados con cuatro terminales para conexiones, que permiten una
medición más precisa.
Modelo 879B
■ Parámetros de medición: Z, L, C, DRC,
■ Parámetros de medición: ACV, DVC, Z, L,
C, DRC, ESR, D, Q y Ø
ESR, D, Q y Ø
Los modelos 878B y 879B son medidores
portátiles diseñados para lograr medidas precisas y rápidas de hasta 40,000 unidades.
■ Condiciones para pruebas: 100Hz, 120Hz,
120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 200kHz,
0.25 Vrms, 0.05Vrms
1Vrms, 0.25 Vrms, 0.05Vrms, 1VDC
■ Exactitud básica de 0.2%
■ Contador de 40,000 unidades en la
■ Pantalla LCD dual
(sólo en modo DCR)
■ Mide DCV a 600V y ACV a 600Vrms
■ Incluye sonda tipo pinza para montaje en
secundaria (luz de fondo en el 879B)
■ Condiciones para prueba LCR: 100Hz,
1kHz, 100kHz (modelo 886), 1Vrms,
pantalla principal y de 10,000 en la
El modelo 889B s un medidor de banco con
contador de 10,000 unidades utilizado como
interfase de conexión de cuatro cables, diseñada para lograr medidas precisas.
en 40~1kHz
■ Mide DCA a 2A, y ACA a 2Arms en
superficie SMD
■ Mediciones principales L/C/R/Z (mide
Z sólo en el modelo 879B)
■ Exactitud básica de 0.1%
El modelo 875B es un medidor LCR de rango
manual, con un contador de 20,000 unidades
■ Mediciones secundarias tales como
D/Q/8/ESR (8/ESR en 879B)
■ Exactitud Básica de 0.5%
■ Mediciones D (factor de disipación)
■ Comandos SCPI para comunicación
■ Perilla de ajuste a cero
■ Mediciones de diodo y continuidad
■ Sonda tipo BNC a broche Kelvin incluida
0.2 Ω - 20 MΩ
3.47” x 6.97” x 1.58”
(88 x 177 x 40) mm
0.4 Ω - 10 MΩ
3.54” x 7.48” x 1.61”
(90 x 190 x 41) mm
3.4” x 6.9” x 1.9”
(86 x 175 x48) mm
1 Vrms, 0.25 Vrms, 50
0.079 uH - 31.83 kH 0.079 pF - 15.91 mF 0.1 Ω - 20 MΩ
mVrms, 1 VDC (DCR only)
8.7” x 11.8” x 5.9”
(220 x 300 x 150) mm
875B◊
Aproximadamente 0.5 Vrms
20 uH - 200 H
40 pF - 20 mF
Aproximadamente 0.6 Vrms
20 uH - 1000 H
40 pF -20 mF
100 Hz, 120 Hz, 1 kHz.
100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,
31.83 kH - 1.591 uH 0.159 pF - 15.91 mF
10 kHz, 100 kHz
31.83 kH - 0.159 uH 0.159 pF - 15.91 mF
10 kHz, 100 kHz, 200 kHz
2 uH - 1000 H
4 pF -20 mF
Medidores­de­Capacitancia­y­Probadores­de­Transistores
Medidores­de­Capacitancia
Modelo 810C
El­modelo­810C es un medidor de capacitancia compacto y manual, diseñado para obtener
mediciones precisas de componentes capacitivos a un precio económico. Posee un conector de prueba de enchufe directo con fusible y
otros para puntas de prueba. También incluye
una perilla rotativa de ajuste a “cero” para la
prueba de capacitancia.
Modelo 890B
Los medidores de capacitancia modelos 830B
y 890B cuentan con una gran pantalla LCD
dual de 4 ½ dígitos, contador de 11,000 unidades y 9 rangos automáticos seleccionables
con una completa escala de valores de 1.0pF
a 199.99mF (50mF en modelo 890B). Tanto su
dedicado chip como el microprocesador respaldan límites programables altos/bajos, o tolerancias para capacitores estándar ya programadas. Esto hace que el medidor sea el
instrumento perfecto para inspección, clasificación y pruebas de capacitores con base en
las tolerancias estándar. El 830B incluye software y cable de interfase para registro de datos y monitoreo desde una PC. En adición,
estos medidores cumplen con las medidas
de seguridad internacionales actuales.
Características­y­Beneficios
■ Rango automático
■ La pantalla dual muestra los valores y des-
Frecuencias­de
Nivel­de
Rango­de
(L­x­A­x­H)
■ Tolerancias predefinidas de 1, 5 y 10%
820 Hz, 82 Hz, 8.2 Hz
3” x 6.75” x 2.2”
(76 x 171 x 57) mm
■ Programa valores únicos para clasificar en
10 pF -50 mF
10 pF -199.99 mF
3.42” x 7.24” x 1.61”
(87 x 184 x 41) mm
viaciones de la tolerancia seleccionada de
específicas aplicaciones de circuitos
200 Hz, 1.1 kHz, 7.7 kHz,
38 kHz, 166 kHz
Probadores­de­Transistores
Los probadores de transistores modelos 520C
y 510A están diseñados para la prueba de
transistores dentro o fuera de circuito. Fueron
diseñados para un control mínimo de manipulación y ajustes, permitiendo pruebas rápidas
Prueba­de­Fuga
0.1 mA - 5 mA of ICE
en la mayoría de los dispositivos. El modelo
520 también incluye un medidor con escala
logarítmica que identifica fugas en dispositivos
tanto de Silicio como de Germanio.
NPN o PNP, FET
como canal N o canal P
Transistores de Silicio o Germanio en
manejo bajo (LO), sonda base en
manejo alto (HI) en toda sonda SCR.
NPN o PNP, FET canal N o canal P,
sonda FET-compuerta,
toda sonda SCR
4” x 7.5” x 2”
(450 g) (102 x 191 x 51) mm
Probadores­IC,­ESR­y­Sonda­Lógica
Modelo 570A
Probadores­IC
El modelo 570A trabaja con Circuitos Integrados (IC) análogos, mientras que el 575A lo
hace con digitales. Ambas versiones pueden
emular circuitos pasivos para asegurar una
prueba completa y correcta. Una verificación
de alta integridad permite obtener niveles
garantizados y resultados confiables. Los
modos de prueba de ciclo cerrado condicionado o incondicionado aseguran que faltas
de intermitencias o de temperatura puedan
ser detectadas. Las unidades detectan automáticamente la funcionalidad del dispositivo
bajo prueba y muestran una lista de posibles
equivalentes para remplazo. Permite la prueba
e identificación de circuitos integrados con o
sin codificación o marca.
Probador­ESR­En-Circuito­&­Capacitor
El modelo 881 es un medidor ESR En-Circuito
portátil que mide la resistencia equivalente de
una serie de capacitores electrolíticos dentro
o fuera de circuito, y también permite medir
el valor bajo de resistores no inductivos. Las
mediciones en-circuito dependen del diseño
del circuito y del capacitor a ser analizado.
■ Medición de ESR con un rango de 0.1 a
Probador­de­Componentes
El modelo 815 es un medidor de capacitancia
(0.1 pF a 20mF) y de resistencia (0.1 ohm a
20M ohm), y también puede probar transistores, diodos, SCR, LED y baterías.
■ Probador de fuga de transistores
■ Prueba de diodos y SCR
■ Prueba de LED
■ Prueba de baterías
■ Las gráficas tricolores del panel frontal
muestran lecturas de resultados tales
como: “Bueno, Regular o Malo”
■ Medición de DCR con un rango de 0.1
■ Modo de autoidentificación
■ Modo de circuito cerrado condicionado/
■ Pruebas funcionales que emulan circuitos
pasivos para implementar pruebas integrales en una gran variedad de parámetros y configuraciones de ganancia
■ Muestra en pantalla la información diag-
nóstica al nivel de cada pin individual del
a 30Ù
■ Voltaje de salida para prueba de 15mVp-p
(el cual no se activará en dispositivos de
■ Incluye sonda de prueba tipo pinza para
Modelo DP 21
Sonda­de­Prueba­Lógica
Para uso en circuitos TTL, CMOS, y en IC
Sonda de Prueba Digital Lógica de 20MHz
Sonda de Prueba Digital
de Pulso de 400Hz
Sonda de Prueba Digital Lógica de 50MHz
Modelo 307A
Separador de Línea de Corriente AC
Medidor de Fase y Rotación de Motor
El modelo 301 permite separar los conductores temporariamente para facilitar la medición
de corriente utilizando un medidor de corriente
AC de pinza.
El modelo 302 es un medidor de presencia y
rotación de 3 fases combinado con un probador de rotación de motor de 3 fases. Además,
otorga medidas rápidas y fáciles de obtener,
para uso en mantenimiento y en reparaciones
eléctricas de sistemas de 3 fases y maquinas
rotatorias de 3 fases.
Los probadores de aislamiento modelos 300,
305, 307A y 308A son operados a baterías, y
utilizados primariamente para pruebas periódicas de motores industriales, transformadores,
cableado eléctrico y aislamiento de cable. Lecturas muy bajas pueden indicar un deterioro en
el aislamiento, lo cual puede causar fallas posteriores. La detección temprana al realizar rutinas de mantenimiento permite prevenir interrupciones en una producción debido a fallas.
Los probadores de aislamiento son también
útiles para pruebas de seguridad en sistemas
de TV y electrodomésticos, para evitar fugas
de corriente peligrosas.
■ El modo X10 permite obtener medidas
exactas de dispositivos de bajo amperaje
■ Medidor de voltaje con puntas de prueba
■ Indica presencia de fase
■ Indica rotación de motor/cableado
■ Conductor a tierra integrado (conexión
■ El indicador de rotación de fase y de motor
estándar de 3 puntas/ EU)
trabaja a niveles bajos como de 1Vac
■ Capacidad máxima de 15A
■ IEC 1010 CAT III 600V/ CE
Modelos 300 y 305
■ Pruebas de resistencia del aislamiento
■ Medición de voltaje AC hasta 600V
0.2 MΩ - 1000 MΩ
0-400 MΩ
0-100 MΩ
1000 V, 0-2000 MΩ
500 V, 0-200 MΩ
250 V, 0-200 MΩ
1 MΩ, 2 MΩ, 4 MΩ
Escala Central
1 MΩ -2000 MΩ
15 oz. (430 g) Con Baterías
2.6 lbs (925 g) Con Baterías
6.66 x 4.18 x 1.42"
(169 x 106 x 36) mm
7 x 8.5 x 3.5"
(180 x 220 x 90) mm
■ Operado con baterías
■ 100V, 2000MΩ (modelo 300)
■ 500V, 1000MΩ (modelo 305)
Modelos 307A y 308A
■ Pruebas de aislamiento seleccionables
de 250V, 500V o 1000V
■ Pruebas de baja resistencia
■ Estuche extra resistente integral
■ Indicador de circuitos en tiempo real
para prevenir peligros de seguridad
Medidor Digital de Resistencia a Tierra
Medidor Digital de Mili-ohm
El medidor de resistencia a tierra, el modelo
309 (conocido como medidor de tierra física)
es pequeño, compacto, profesional y operado
a baterías; es fácil de usar e invaluable para
electricistas y contratistas que de-ben asegurarse de la calidad de la tierra para garantizar
la efectividad de edificios, estructuras, equipos
o sistemas eléctricos. Un me-didor de tierra es
utilizado para la prueba de nuevas estructuras
que necesiten pasar los códigos eléctricos requeridos. Edificios antiguos pueden perder su
efectividad a tierra con el paso del tiempo, o
luego de haber sido alcanzados por un rayo.
El medidor digital de mili-ohm, el modelo 310
es usado para asegurar la continuidad y la integridad de un cable, conductor de electricidad. Este modelo posee una pantalla con resolución de 100 micro-ohms e incluye un set
profesional de puntas de prueba de 4 cables
tipo Kelvin, para asegurar medidas precisas.
Su estuche robusto viene con una correa para colgar al hombro y una capa protectora de
hule para hacerlo resistente al agua.
■ Medidas Kelvin de cuatro cables
■ Protección contra exceso de voltaje y de
■ Mide la resistencia a tierra (en rangos
de 20/200/2000 Ω)
■ 5 rangos con resolución máxima de 100Ω
■ Apagado automático
■ IEC/EN 61010-1/ CE
Medidor de Pinza AC/DC, Verdadero
El medidor de energía verdadero RMS, el
modelo 325 otorga mediciones de hasta
400kW, 400 amps AC, y de hasta 600 volts
AC/DC utilizando el par de puntas de prueba
estándar. Este medidor de pinza liviano, portátil y operado a baterías, mide parámetros
como ACV, DVC; ACA, DCA Ωs, WATT, frecuencia y continuidad requeridos para localización y resolución de problemas en sistemas
eléctricos residenciales o comerciales.
■ Pantalla LCD con luz de fondo de 3 ¾
■ Captura de datos
■ Barra gráfica digital de alta velocidad
■ Apertura de pinza de 1.37” (35mm)
■ Mide el voltaje AC de la tierra a 200VAC
(40 a 500 Hz)
■ La función del temporizador permite sus-
pender las pruebas después de 3 a 5
minutos de funciones continuas.
■ El medidor de corriente de 2mA mide la
resistencia sin disparar los interruptores
automáticos del circuito.
0.1 A, 1 A
(Verdadero RMS: rango de 10% a 100%)
■ IEC 1010 CAT III 200V/ CE
40 Hz- 65 Hz
2.0% + 5 dígitos
65 Hz - 1 kHz
3.0% + 8 dígitos
Borrador EPROM de Lujo
Modelo 866B
Modelo 844USB
Los programadores universales de dispositivos son poderosos, versátiles y de fácil uso.
Nuestros programadores son la solución ideal
para la programación de nuevos chips, así
como para copiar chips con propósitos de
respaldo de datos o reparación.
■ Bibliotecas extensas de dispositivos
■ Alto desempeño y rapidéz
■ Compatible con Windows®
98/Me/NT/2000/XP/2003/XPx64/Vista/7
Ofrecemos programas de software constantemente actualizados que extienden las bibliotecas del dispositivo y proveen mejoras continuas para ambos programadores, modelos
844USB y 866. Ofrecemos una extensa línea
de adaptadores para trabajar en conjunción
con nuestros programadores, para utilizar con
paquetes PLCC, SOIC, TSOP, DIP, TQFP,
SSOP, PSOP y QFP
Soporta Dispositivos
Enchufe de Programado
Características de Búfer
EPROM, EEPROM/Flash, Serial EPROM, Microcontrolador (844USB &
866B), PLD(844USB & 866B) y BPROM (BPROMs 866B)
Sobre 24,000
Enchufe DIL de 40 pines ZIF
Enchufe DIL de 48 pines ZIF
“Borrar, Datos Aleatorios, Llenado del Bloque, Intercambiado de Bloque,
Impresión del Búfer, Búsqueda de Texto, Remplazo de Texto, Dirección a Ir,
Calculadora/Verificación Suma de Datos, Modos de Vista de 8 y 16 bits”
17.65 oz (500 g)
3.8” x 1.4” x 6.3” (95 x 35 x 160) mm 5.5” x 2.2” x 7.7” (140 x 56 x 195) mm
El modelo 851 es un borrador EPROM
resistente que puede borrar hasta 40
chips EPROM de 24 pines. Está construido con una caja metálica y diseñado con una gaveta para chips para evitar que la exposición a la radiación UV
cause riesgos al usuario. La gaveta está recubierta con espuma conductora
que previene daños electrostáticos a
los chips. Incluye un temporizador de
30 minutos para controlar el tiempo de
exposición UV.
Analizadores de Capacidad de Baterías
Los analizadores de capacidad de baterías,
los modelos 600 y 601 pueden ser utilizados
para identificar baterías defectuosas o deterioradas. Los analizadores miden la capacidad
de carga almacenada en baterías de plomo y
ácido, así como el voltaje de carga y descarga
■ Mide voltaje/capacidad de la batería
■ Muestra la capacidad de almacenaje
de baterías de plomo y ácido en forma
■ Es una gran herramienta para probar
baterías para UPS, seguridad, y sistemas
de luz de emergencia de inundaciones
■ Los analizadores se alimentan de la
Beneficios y características adicionales del modelo 601
■ Amperes/Hora (A-h) puede ser seleccionado
■ Muestra la resistencia interna de la
misma batería en prueba (sin necesidad
en pasos de 1Ah (un ampere x hora), lo que
de otra batería o fuente de alimentación
extiende el rango de baterías que pueden
ser probadas (comparado con el modelo
seleccionando el rango AH adecuado
600, el cual posee pocos valores Ah pre-
y presionando el interruptor de TEST,
configurados)
el usuario puede fácilmente obtener la
■ Permite un completo análisis de baterías
El uso de herramientas para el mantenimiento
de baterías se vuelve cada vez más indispensable en los campos del automovilismo, servicios y mantenimiento, telecomunicaciones y
manufactura UPS. Estos instrumentos son
ideales para cualquier persona que trabaja
con sistemas UPS, lámparas de emergencia,
hogar, sistemas de alarmas de seguridad o
cualquier otra aplicación que requiera el uso
de una batería ácida.
en tan poco tiempo como 6 segundos
batería siendo analizada
■ Interfase fácil de usar: simplemente
capacidad de balance porcentual del
BUT (batería bajo prueba).
■ Analiza baterías de 6 VDC y 12 VDC
Voltajes de Baterías Analizables
Ampere-Hora Seleccionable
7, 12, 24, 42, 65, 100
1 - 100 AH en pasos de 1 AH*
3.14” x 6.3” x 1.6”
(80 x 160 x 41) mm
3.14” x 9.5” x 1.6”
(80 x 241 x 41) mm
2.31 lbs (1.04 kg)
*=Optimizado para trabajar con baterías entre 5 y 99 Ah
Modelo 230A
Generador de Patrones HDTV
Probador de Cable de PC
El modelo1253, es un generador de pautas
HDTV portátil de precio accesible que entrega
desde sus salidas YPbPr patrones de prueba
precisos para pobar la mayoría de pantallas
HDTV (alta definición) incluyendo plasma,
LCD, TFT, CRT, DLP, GLV y OLED.
El modelo 206, el probador de cable de PC es
un dispositivo único, diseñado para la prueba
de los cables más populares utilizados en una
PC. Identifica el estado de la conexión de un
cable como: abierto, corto, cruzado, mal conectado, continuo y además configura pines.
Funciona con la mayoría de los cables de data
y de redes de transmisión como los de impresora, monitor, módem, Mouse, cables coaxiales BNC, RJ45, 1394 y cables USB.
■ Hecho en E.U.A.
■ Liviano y portátil
■ Ideal para uso en banco y en el campo
■ Incluye cable de interfase BNC a RCA
Generadores NTSC y Probadores de
Ambos modelos, tanto de banco como
portátiles brindan pruebas de patrones estándar utilizadas para pruebas de calidad de imágenes. Estos patrones incluyen barras de color
NTSC, entrelazado, puntos, escalera, círculos,
cruz centrada, ventanas y un completo rango
de patrones con tramado de color.
Los modelos 231A y 230A, pueden fácilmente
leer la configuración correcta de pines para
comparar un transmisor final con su receptor
final. Son utilizados para la prueba de cables:
10BasteT (categoría 5), 100BaseTx, 10Base2
(coaxial), cables modulares RJ45/RJ11, 356A,
TIA 568A y TIA 568B y cables Token Ring. El
kit de control remoto, permite al probador analizar cables instalados en lugares y paneles de
hasta 1000 pies de distancia. Además, el modelo 231A prueba de “punto a punto” en vez de
“par a par” para un análisis más detallado del
Probadores de Cable de PC
Probador de Cable de PC/Rojo con Modo Reverso
Generador de Patrones HDTV Portátil
Probador de Cable de Red Múltiple
Generadores NTSC Portátiles
Generadores de Color NTSC
Probador de Teléfono de 2 Líneas
y Rastreador de Cable
Generador de Tono y Kit de Rastreador de Cable
Generadores NTSC
Probador de Monitor de Video
Probador de Cables para Red de
Generador de Patrones de Video Portátil
Monitor de Computadora de Banco, PC y Mac,
Generador de Tono y Kit para Rastreo
El kit modelo 262, incluye dos instrumentos
portátiles de mano operados a batería, diseñados para efectuar una gran variedad de análisis en cables LAN o de líneas telefónicas sin
El generador posee pinzas de caimán y un
enchufe estándar RJ11, que permite al generador de tonos ser conectado a cables sin forrar, paneles de terminales, placas de pared,
o enchufes simples para línea modular.
El rastreador de cable permite rastrear las
señales de un generador de tonos a través de
paredes de paneles de yeso, madera y otras
superficies no metálicas, para ayudar a localizar e identificar cables sin perforar el aislamiento.
El modelo 1045B, ofrece varias pruebas de
operaciones básicas en teléfonos con cable
e inalámbricos, máquinas contestadotas, máquinas de fax y marcadores automáticos. Verifica cables de línea y dispositivos móviles en
busca de fallas intermitentes de continuidad o
cortos. Además verifica los números marcados
y remarcados (pulso o TouchTone®), revisa que
los niveles de voz y DTFM estén sobre el mínimo requerido, soporta pruebas de timbres de
sonido bajo y regular, y realiza pruebas de polaridad linear de manera automática.
Modelo 732A
Estos probadores ambientales portátiles de BK Precision realizan mediciones tomando muestras de propiedades como temperatura, humedad,
sonido, pH y corrientes de aire. Todos los medidores están diseñados para mediciones rápidas y confiables.
Anemómetro con Sonda de Varilla
de Carbono Digital
Termómetro Infrarrojo Digital con Apuntador Láser
Termómetro Infrarrojo Digital con Apuntador Láser Sin Contacto
Medidor de Temperatura/Humedad con Entrada Dual
Termómetro Dual Tipo-K
Medidor de Temperatura, Entrada Dual
Medidor de Temperatura con Registro de Datos, Entrada Dual
Medidor de PH Inteligente de Lujo con Accesorios
Medidor de PH Inteligente con Sonda de PH
Calibrador Acústico Estándar (94 dB, 1 kHz Onda Seno)
Medidor Digital de Nivel de Sonido con interfase RS 232
Medidor de Nivel de Sonido con Entrada de Datos,
Software y Cable RS 232
Medidor portátil que mide la intensidad de la
luz tanto en “lux” como en “pie candela” (fc)
Tres medidores portátiles que miden el nivel de
humedad relativa como un porcentaje y la temperaturas en ºF y ºC.
Tres termómetros digitales que miden la
temperatura con dos termopares tipo K. La
temperatura se muestra en ambos ºF y ºC.
Medidor portátil que mide los niveles de pH y
la temperatura de fluidos.
Instrumento utilizado para calibrar las medidas
del nivel de sonido al estándar 94dB y 114dB.
Anemómetro mecánico portátil retractable
de veleta, diseñado para medir las corrientes
y la temperatura del aire. Muestra los valores
en nudos, mph, km/h, m/s, ft/min, ºF y ºC.
Los termómetros digitales infrarrojos portátiles
compactos con apuntador láser y emisividad
ajustable, están diseñados para operación con
una sola mano. Estos medidores toman mediciones de temperatura mostrando valores en
ºF y ºC sin hacer contacto alguno.
Dos instrumentos para medir el nivel de sonido
desde 30 a 130dB en frecuencias A y C. Ambos medidores cumplen con los estándares
IEC 651 tipo II.
Medidor Digital de Monóxido de
Medidor portátil que mide la cantidad de
monóxido de carbono en partes por millón.
En adición a los accesorios generales ya presentados, BK Precision también ofrece una
gran variedad de accesorios específicos para
determinados productos. Visite las páginas individuales de cada producto en nuestro sitio
de Internet para ver los accesorios disponibles.
Kit de Puntas de Prueba de Lujo
Sonda de Alto Voltaje para DMM 40kV
Kit TL 2A
Kit de DMM para Propósito General
■ Cable de silicona con longitud de 60” (1.5m)
■ Incluye un clip tipo caimán color negro
■ Puntas de prueba enroscadas que se adaptan
a los accesorios del kit TL 3
■ Conforme a IEC61010 1000V
Kit TL 130A
Modelo PR 28A
Son utilizadas en mediciones de voltaje que están
por encima de las especificaciones regulares de las
sondas para propósito general.
Este kit es el adecuado para el usuario que desea
accesorios básicos para su medidor. Permite adaptar
las puntas o clips al conector forrado para completar
su prueba. Puntas de silicona suave y flexible hacen
que los movimientos sean más fáciles. Esta kit es
apto para trabajar con corriente y voltaje en aplicaciones electrónicas o eléctricas.
■ Funda de Velcro con 3 dobleces
■ Conforme a IEC61010-2-031
Puntas de Silicona de 4mm,
Recta de 1.5 m a Ángulo Derecho
con Puntas de w/Ø2mm
Clips Tipo Caimán
Exactitud (AC & DC)
Kit de Accesorios para Puntas
Kit TL 3
TL-130A
■ Accesorios entrelazados adaptables a las puntas
TL 2 A- pares negros y rojos (excepto clip caimán)
■ Clip caimán (sólo color rojo)
■ Clips de gancho de resorte
■ Puntas afiladas con extensión de 4”, con ángulo
para alcanzar puntos de prueba difíciles
■ Punta de espada No.10
Pinza de Corriente DC/AC
Kits para DMM Maxi-Pro
Kit TL-50
Completo kit de accesorios para necesidades de
cualquier tipo de pruebas. Incluye cables de silicona
suaves y flexibles para lograr un mejor movimiento.
■ Cable de silicona con longitud de 60” (1.5 m)
CATIII 12 A
Cuerpos de Sonda con Puntas de
w/Ø2mm
CATIII 36 A
Modelo CC-21
Clips estándar tipo BNC a caimán o enchufes forrados apilables. Este modelo posee botas negras moldeadas en los enchufes para resistir tensión y durar
de por vida. El cable RG58C/U posee una impedancia de 50 Ω.
(Exactitud especificada de 18º a 28ºC)
2 A to 400 DC or AC
Respuesta de Frecuencia (AC)
±(2% lectura + 2A)
10 kΩ min.
BNC m a Clips Tipo Caimán
1.1” (30 mm)
42V (1000V)
9 V batería, NEDA 1604
Adaptadores de Conector Banana 42V (1000V)
100 hr típico
0º to 40ºC, <70% RH
-20º to +70ºC, <80% RH
Clip Estilo Pinza
CATIII 6 A
Clip Tipo Caimán
Adaptadores Tipo Espada
Ensamblado Especial para Cable BNC
■ Convierte cualquier multímetro digital manual en
una pinza de corriente
■ Mide la corriente sin desconectar los circuitos
■ Mide hasta 400A, DC o AC
■ Salidas de 1mV por Ampere, opera en un rango
de 2V en cualquier DMM
CATIII 20 A
Puntas para Osciloscopios y Estuches de Transporte
Sonda Demoduladora
Modelo PR 32A
Es una sonda demoduladora multipropósito para uso
en la mayoría de los osciloscopios. Presenta un diseño liviano y un cable coaxial de 48” (1.2m).
PR 32 A
100 kHz - 650 MHz
±3 d B
Modelo PR-60
Permite mediciones flotantes rápidas y seguras en
osciloscopios estándar análogos o digitales. La atenuación puede ser cambiada entre x10 y x100. La
unidad incluye puntas de prueba de colores rojo y
negro en chaquetas de protección de caucho.
25 MHz (-3 dB)
4 MΩ/10 pF
cada lado a tierra
Voltaje HF
50 Veff
Voltaje Accionado
Sondas para Propósito Múltiple
Esta completa línea de sondas aumenta la versatilidad del osciloscopio, tanto con atenuación fija como
seleccionable desde 100 a 250MHz. Cada sonda incluye un completo kit de accesorios con gancho elastizado, punta de repuesto y adaptador BCN. Todos
los modelos cumplen con el estándar IEC61010-031
Diferencial Máx.
±700 V (DC +pico AC)
Modo Común Máx.
Modelo PR 37AR
±7 V (carga de hasta 2 kΩ)
Deslocamento (Típico)
≤±5 mV, -10º to 40º C
Ruido Típico
1.5 to 2 mV
Fuente de Impedancia
1 Ω @ 1 kHz
8 Ω @ 1 MHz
Modelo PR-55
Impedancia de Entrada R(MΩ)
PR 37 AG PR 37AR
x1/x10/REF x1/x10/REF
Ganchos de Resorte (B/R)
Longitud Líneas de Entrada
18º (45 cm)
Voltaje (VDC+AC máx.)
Compensación (pF)
14º a 104º F (-10 a 40ºC)
4 x AA Celdas
IEC61010-CATIII
DMM de Pinza
312B, 313A, 316, 325,
330B, 350B, 367A, 369B
4010A, 4011A, 4012A
4017A, 4040A
DMM de Banco 2831E
2120B, 2121, 2125A, 2126A,
2190B, 2522B
Analizadores de Espectro 2630
DMM Mini-Pro®
2405A, 2407A, 2408
810C, 815, 875B, 878B, 885,
890B, 879B & 830B
5 x 1.75 x 10.5"
(127 x 44 x 267) mm
11 x 5.5 x 12"
(279 x 140 x 305) mm
15 x 7.5 x 17.5"
(381 x 191 x 445) mm
3.75 x 1.5 x 6.75"
(95 x 38 x 171) mm
4 x 2.5 x 8"
(102 x 64 x 203) mm
3.18 oz. (90g)
1.02 lbs. (470 g)
2.36 lbs. ( 1070 g)
1.27oz. (36 g)
Cordura Laminada Azul Marino 1000D,
3/16” espuma de relleno, espalda protectiva Trico
Cordura Azul Marino de 1000D
interior forrado con tela de nailon
de 400D, para sostener
la espuma de relleno de 1.4”
Generadores de Función y Analizadores de Espectros
Kit de Accesorios para Generador de Función
Kit para Generadores de Función para Propósito General
Modelo TLFG
El kit TLFG es utilizado con generadores de función, y es muy conveniente y funcional para el usuario que desea comezar su trabajo con rapidéz. El kit elimina
el tiempo consumido en recolectar los cables y adaptadores necesarios para la
Ensamblado de Cable BNC, 120cm (48”)
1.20:1 @ 1 GHz
Cable Multiconector BNC (f) con Clips Caimán de Miniatura
Cable Multiconector BNC (f) con Tomacorriente de Ø0.31
Clips IC MiniFlex *Par Negro y Rojo
Clips IC MicroFlex *Par Negro y Rojo
Conector BNC, hembra-macho-hembra
BNC hembra a macho de tipo N
Modelo CC 510
El modelo CC 510 ofrece un amplio rango de interconectores coaxiales BNC y tipo
N para funciones básicas para ser usadas con generadores de funciones de forma
de onda arbitraria. Todos los componentes de interfase BNC a tipo N poseen una
impedancia de 50Ω y centros de contacto revestidos en oro, para asegurar una
medida precisa y repetible. El kit está contenido en un maletín para almacenaje
convenientemente forrado con espuma para una fácil selección y uso.
Ensamblado de Cable BNC de 100cm (40”)
Terminador Conductor BNC, 2W
BNC en forma T, hembra-macho-hembra
BNC hembra a Enchufe Doble Banana
1.30:1 @ 4 GHz
BNC hembra a tipo N macho
BNC hembra a tipo N hembra
Atenuador BNC, 20dB (10x) 2W
1.25:1 @ 4 GHz
Kit de BNC y Adaptador Tipo N para Propósito General
Modelo CC500
El modelo CC500 es utilizado para propósito general y su adaptador tipo N
otorga un rango completo de opciones
en la serie BNC y entre series de adaptadores coaxiales tipo N para suplir las
necesidades básicas de pruebas y resolución de problemas.
Conectores BNC y Tipo N de 50Ω
Contactos con centro revestido de oro
Maletín para almacenaje
Kit de Adaptador y Cable Coaxial para Analizador de Espectro
Modelo CC265
Este conveniente kit incluye los accesorios coaxiales más usados y útiles para
interconectar los analizadores de espectro de BK Precisión.
BNC Tipo T, hembra-macho-hembra
Tipo N, hembra-hembra
1.30:1 @ 8 GHz
Tipo N, macho-macho
Tipo N en forma T, female-male-female
BNC hembra a tipo N, macho
BNC macho a tipo N, hembra
BNC, hembra-hembra
Cable SMA macho, 60cm (24”)
1.3:1 @ 18 GHz
El modelo CC265 remplaza los modelos de BK Precisión:
CC 301, CC 302, CC 303, CC 304, CC 305, CC 306 & CC 307
Ensamblado de cable de alta frecuencia SMA
Adaptadores BNC de 50 Ω
Conductores con centro revestido en oro
BNC, macho-macho
BNC macho a SMA hembra
BNC hembra a tipo N, hembra
Tipo N hembra a SMA hembra
BNC tipo T, hembra-hembra-hembra
Tipo N macho a SMA hembra
DC – 11 GHz
1.30:1 @ 11 GHz
Tipo N en forma T, hembra-hembra-hembra
Tipo N angulo derecho, macho-hembra
1.35:1 @ 8 GHz
Fuentes de Alimentación y Analizadores de Espectro
Kit de Accesorios para Fuentes de Alimentación
Modelo TLPS
El kit de accesorios modelo TLPS combina
seguridad y funcionalidad. Es el producto
ideal para personas que utilizan fuentes de
alimentación, al poseer una completa selección de accesorios. El kit es especial para
aplicaciones en educación, manufactura,
Puntas de silicona forradas, de alta capacidad
Adaptadores para interconexión
Clips tipo caimán aislados medianos y grandes
Componentes de colores negro y rojo
Punta de detección incluida
Puntas retractiles, 120cm (48”) (colores)
Adaptadores tipo espada, 6/4mm (colores)
33 Vdc/ 70 Vac
Clips tipo caimán estándar (colores)
300 V CAT I
Adaptadores de conector banana de 4mm (colores)
Clips caimán aislados (colores)
Par de sondas para detección, 1m (negro y rojo)
Kit de Accesorios para Fuentes de Alimentación, para
Modelo CC 545
El kit modelo CC 545 ofrece casi todo elemento necesario para poner una fuente
de alimentación de banco a trabajar.
Puntas de silicona retráctiles forradas de alta capacidad
Clips caimán aislados, extra grandes
Componentes de colores negro, rojo y verde
Accesorios coaxiales para pruebas RF
Kit de Adaptador Coaxial Universal para Propósito General
Modelo CT2701A
El 2701A es la solución para la mayoría de las necesidades de intercomunicación. Este kit de adaptadores, con sus 6 adaptadores universales, permite el
ensamblado de cientos de diferentes adaptadores coaxiales: macho a macho,
hembra a hembra, macho a hembra en series y entre series para BNC, TNC,
Tipo-N, F, RCA, SMA, UHF y Mini-UHF.
Punta retráctil, 100cm (40”), negro
Adaptador tipo espada 6/4mm, negro
Ensamblabo de cable BNC, 100cm (40”)
Conector BNC hembra a doble banana
Conector doble banana, negro
BNC macho a conector tipo poste doble
Clip caimán aislado, negro
* Colores: Negro, Rojo a Verde
Adaptadores BNC machos
Adaptadores BNC hembras
Adaptadores tipo N machos
Adaptadores tipo N hembras
Adaptador SMA hembra
Adaptadores TNC machos
Adaptadores TNC hembras
Adaptadores UHF machos
Adaptadores UHF hembras
Adaptador Mini-UHF macho
Adaptador Mini-UHF hembra
Kit conveniente para interconexiones
Conectores BNC, TNC, N, SMA, RCA, F, SMA y Mini-UHF
Resistentes con acabado de níquel
Contactos centrales recubiertos en oro
Maletín de almacenamiento con cierre
Conector tipo Banana de 5A
y Cables para Fuentes de
Modelo TL 5A
Puntas de Conector de Banana, 4mm,
Cable para Fuente de Poder de 30A
Modelo TL 30
■ Clip tipo espada #10 a clip de batería grande
Cables, clip tipo espada #10 a batería
En BK Precisión estamos
comprometidos a brindar
un excelente soporte y
servicio al cliente para
nuestros productos, tanto
para los usuarios actuales
como para los futuros, y
a mejorar continuamente
Estamos aumentando de
manera regular nuestra
capacidad de servicio,
añadiendo recursos de
soporte y servicio, para
cumplir con las necesidades cambiantes de nuestros valiosos clientes.
Para ayudar a nuestros clientes a determinar
rápida y efectivamente cuál instrumento se adapta mejor a sus necesidades y presupuesto. Ofrecemos varios recursos en nuestra página de Internet, tales como: hojas de datos,
manuales de usuario, imágenes de productos
de alta resolución, herramientas y guías de
selección, software, videos, notas de aplicaciones, guías de productos, e información sobre “Donde Comprar”. Si no encuentra la información que busca en nuestro sitio, puede
llamarnos y hablar con un ingeniero con alto
conocimiento de nuestros productos, y le ayudará a encontrar el instrumento que cumple con los requerimientos de su aplicación.
Cada instrumento de BK Precisión posee una
garantía estándar de 1, 2 o 3 años contra defectos de fábrica desde la fecha original de la
compra. Nuestras garantías son válidas en todo el mundo, y damos servicio y soporte a través de nuestra red global de empresas asociadas y centros de servicio, para garantizar
Si ha comprado un instrumento recientemente
y necesita ayuda con su instalación y uso para resolver problemas, estamos aquí para asistirle. Usted puede encontrar muchos recursos en nuestra base de datos o puede contactarnos directamente por correo electrónico o
teléfono, y recibirá una respuesta rápida por
parte de nuestros ingenieros calificados. Conéctese con nosotros vía Twitter, YouTube,
RSS y por medio de los boletines de noticias
de BK Precisión.
Actualmente ofrecemos varias opciones de calibración y reparación, tales como calibración
trazable NIST con o sin datos, reparación de
garantía con tiempo de entrega de 10 días hábiles (excluyendo el tiempo de envío desde/a
BK Precisión en Yorba Linda, California, EUA).
También ofrecemos reparación de instrumentos sin garantía a precios fijos y paquetes de
calibración prepagados.
Hacemos todo lo posible para dar el mejor soporte a nuestros clientes, aún mucho tiempo
después que el producto ha sido descontinuado. Nuestra meta es dar servicio y reparación
a productos hasta 7 años después la fecha en
que fue descontinuado, siempre y cuando las
piezas de repuesto se encuentren disponibles.
En muchos casos, contamos con manuales de
usuarios, procedimientos de calibración y partes de repuesto para productos descontinuados más allá del período de 7 años.
Conéctese con nosotros vía Twitter,
YouTube, RSS y nuestros boletines
de noticias BK Precisión
Visite nuestra página Web para mayores opciones de soporte, servicio y calibración.
Acerca de BK Precisión
Familia de compañías BK Precisión
Por más de 50 años, BK Precisión ha brindado
soluciones para mediciones y pruebas a usuarios dentro de una amplio espectro de campos
de trabajo, incluyendo la investigación y desarrollo, diseño de productos, mantenimiento industrial, servicios en electrónica, pruebas en
líneas de producción y educación. Universidades y escuelas técnicas en todo el mundo han
adoptado nuestros instrumentos como parte
del equipamiento estándar de sus programas
BK Precisión fue parte de los pioneros de la
industria de prueba electrónica, y al igual que
otras marcas en este campo, se iniciaron en
un garaje. En 1948, los estadounidenses comenzaron a comprar televisores en grandes
cantidades, y un emprendedor de Chicago,
Carl Korn y su socio Philip Ban dieron respuesta a necesidades de mantenimiento de
sistemas, generalmente poco confiables. Frustrados por la falta de equipamiento para configurar fácilmente los televisores, Ban y Korn comenzaron a hacer sus propios dispositivos para luego abrir la Compañía de Servicio para Televisores Central. Rápidamente consiguieron
un negocio lucrativo al vender rejuvenecedores
para CRT y probadores de tubos vacíos a otros centros de servicios para televisores. En
1951, Korn ya había desarro-llado una compañía que se había ampliado hacia otras áreas
de mediciones y pruebas electrónicas, lo que
luego se convertiría en BK Precisión. Los ingenieros de BK abrieron un nuevo terreno, el cual
le aseguró varios re-gistros de patentes en el
campo de equipo de prueba para televisores,
convirtiendo a BK Precisión en una de las empresas líderes de mediciones electrónicas
Norte América – BK Precisión
Nuestra sede central mundial está ubicada en
Yorba Linda, California y alberga la mayoría de
las funciones ejecutivas y administrativas, incluyendo investigación y diseño, servicio al
cliente y reparaciones, ventas y mercadotecnia. Nuestra bodega en California surte productos a América del Norte, Central y Sur, y
nuestro centro de servicio ofrece al cliente
apoyo y soporte personalizado en vivo.
Desde el ano 1951, el nombre de BK Precisión
ha representado calidad, consistencia y valor.
Nos sentimos orgullosos de proveer productos
sobresalientes, con excelente servicio y precios justos. La certificación por parte de la Organización Internacional de Estandarización
(ISO 9001-2008) refleja nuestro compromiso
con la excelencia y nuestra misión de mantener los estándares que han construido nuestra
reputación. Deseamos desarrollar nuevos productos que cumplan con las necesidades actuales para continuar otorgando productos y
Respaldamos cada producto que enviamos
con garantías válidas en todo el mundo, brindando servicio y soporte global para asegurar
su satisfacción. Nuestras oficinas en Norte
América, Europa y Asia operan con una red
internacional de distribuidores autorizados,
para asegurar entregas rápidas y excelente
Los ingenieros de BK Precisión diseñan y trabajan con los mismos equipos que fabricamos,
por lo que tenemos el compromiso personal
de crear productos de excelente diseño que
otorguen los resultados rápidos y precisos que
el cliente necesita. Nuestros equipos de ingeniería y diseño trabajan constantemente para
mejorar las familias de productos actuales y
desarrollar nuevos productos que cumplan con
las demandas cambiantes de la industria.
BK ofrece un amplio rango de instrumentos de
prueba y medición en general. Nuestros productos principales incluyen fuente de alimentación, cargas electrónicas DC, generadores
de señal (sobre todo generadores de función
arbitrarios), probadores de componentes, osciloscopios, analizadores de espectro y multímetros. Brindamos una completa línea de programadores de dispositivos, probadores de video y cable, probadores eléctricos, de batería,
y probadores ambientales. Además producimos una gran selección de sondas de prueba,
adaptadores y accesorios adicionales para facilitar la prueba.
Nuestros productos están respaldados por garantías que cubren partes y labor, vigentes en
todo el mundo. Nuestros propios técnicos trabajan directamente con el usuario para realizar calibraciones o reparaciones necesarias
que aseguran el desempeño óptimo del instrumento.
En 1961, Carl Korn colocó a BK Precisión bajo
el conjunto de compañías de la Corporación
Dynascan, la cual comprendía una gran variedad de firmas de electrónica. Una de estas
compañías, Cobra Electronics, quedó a cargo
del fenómeno de radio Banda Ciudadana (CB).
Decidiendo enfocarse en el área de radio, Korn
vendió a BK Precisión. A través de una serie
de transiciones de propietarios, BK Precisión
continuó produciendo productos de medición
y prueba de alta calidad.
En 1996, el ingeniero Víctor Tolan, guió como
su nuevo dueño al equipo de BK Precisión a
lanzar una nueva línea de productos mucho
más amplia. La compañía se expandió como
base en los Estados Unidos para satisfacer a
los clientes internacionales. La sede central de
la compañía se trasladó al sur de California
para brindar un mejor servicio en Asia. En el
año 2004, BK expandió su presencia en Europa al adquirir la compañía de Instrumentos
Sefram, para cumplir de la mejor manera las
necesidades de los clientes de esa región.
BK Precisión ha recorrido un largo camino
desde los días en el garaje de Carl Korn, pero
siempre se aferró a los ideales de innovación,
flexibilidad y firme servicio al cliente que nos
han sabido guiar desde nuestros humildes
orígenes en los Estados Unidos, hasta expandirnos rápidamente hacia los mercados mundiales. Ahora brindamos servicio y soporte en
cuatro continentes, y nuestro equipo de diseño
opera en base a recursos de lugares como
Rumania, Israel y Taiwán.
Europa-Sefram
Nuestros clientes europeos se han familiarizado con BK Precisión gracias a la subsidiaria
de Instrumentos Sefram. Las oficinas de esta
empresa, ubicadas en St. Etienne, Francia
brindan soporte a clientes en Europa, Medio
Oriente y África.
Asia – ITECH y Lodestar
Los ingenieros de Asia conocen a BK Precisión a través de nuestras marcas ITECH y
Lodestar. Nuestras oficinas en Nanjing y Taipei
suplen y distribuyen producto a través de Asia,
el Medio Oriente y África.
Nuestros distribuidores asociados
Una extensa red de distribuidores independientes ofrece productos de BK Precisión en
todo el mundo. Visite nuestro sitio Web para
encontrar un distribuidor local autorizado, y
puede revisar el inventario disponible de cada
distribuidor participante. Usted puede comprar
instrumentos con confianza, sabiendo que
todos nuestros productos llevan la garantía de
BK Precisión, además de servicio y soporte en
Mientras que BK Precisión sigue en crecimiento, continuamos elevando los estándares que
impusimos hace más de medio siglo, buscando nuevas respuestas a las necesidades de
nuestros clientes. Si necesita equipos de medición para su nueva empresa, si desea realizar
pruebas en equipos para verificar su cumplimiento con los estándares, si busca tecnología
para la enseñanza de jóvenes científicos o instrumentos para pruebas con mediciones que
brindan la mejor calidad y exactitud, BK Precisión tiene todas las soluciones.
Catalogo general de BK Precision

References: resolución 
 resolución

resolución 
 resolución 
 resolución

 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 Resolución 

resolución 
 Resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución