Source: http://docplayer.es/47292249-Calibracion-de-termocuplas-por-comparacion.html
Timestamp: 2018-11-17 22:59:00+00:00

Document:
CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLAS POR COMPARACIÓN - PDF
CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLAS POR COMPARACIÓN
Download "CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLAS POR COMPARACIÓN"
Miguel Castellanos Herrera
1 Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento específico: PEC09 CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLAS POR COMPARACIÓN Revisión: Agosto 2015 Este documento se ha elaborado con recursos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sólo se permite su reproducción sin fines de lucro y haciendo referencia a la fuente.
2 PEC09 Lista de enmiendas: Agosto 2015 ENMIENDA DESCARTAR INSERTAR RECIBIDO Nº FECHA CAPÍTULO PÁGINA PÁRRAFO CAPÍTULO PÁGINA PÁRRAFO FIRMA 1 de 1
3 PEC09 Índice: Agosto 2015 NOMBRE DEL CAPÍTULO REVISIÓN Página titular Agosto 2015 Lista de enmiendas Agosto 2015 Índice Agosto 2015 Calibración de termocuplas por comparación Agosto 2015
4 1. Objetivo Establecer los métodos para realizar la calibración de termocuplas. Determinar una tabla de calibración, donde se evaluará el valor de fuerza electromotriz generada por la termocupla a calibrar en función de la temperatura y su incertidumbre. 2. Alcance Este procedimiento afecta a todo tipo de termocuplas con o sin cables de compensación o extensión, con las siguientes características: De inmersión Longitud mínima 400 mm Diámetro máximo 8 mm Además, se calibrarán en los valores de temperatura seleccionados (tres como mínimo), y en el rango comprendido entre 300 C y 1100 C según la siguiente tabla, que se muestra a continuación: Tipo de termopar Rango/ C U (k=2)/ C J K 300 a 1100 E 0,1 ºC+0,001*t N T 300 a 400 B S 300 a ,2 ºC +0,0005*t R 3. Definiciones y abreviaturas 3.1. Medición: Se considerará a un grupo de cuatro barridas (lecturas) de cada canal del scanner (o cada sensor a medir) Junta Fría: Unión del termopar que está a una temperatura conocida, normalmente 0 C, y que sirve como referencia de temperatura. 4. Documentación de referencia 4.1. ITS90. International Temperature Scale of 1990, Metrología, 27, 3-10, Low Level Measurements, J.F. Keithley, J. R. Yeager, R.J. Erdman, NIST Monograph 175 (ITS90) Calibration of Thermocouples, EURAMET cg-8, version Handbook of Temperature Measurement Vol. 3: The Theory and Practice of Thermoelectric Thermometry, Robin E. Bentley. 5. Responsabilidades 5.1. Del Coordinador de la Unidad Técnica Calor Supervisar la realización de las calibraciones. Verificar que se cumplan los procedimientos y revisar los resultados. 1 de 4
5 5.2. Del personal del laboratorio Realizar las calibraciones aplicando el presente procedimiento. Procesar los datos correspondientes y emitir el certificado. 6. Instrumentos de referencia 6.1. Termocuplas patrones tipo S con junta fría en 0 C, rango de trabajo 0 C a 1150 C. Identificadas como SELEC- TRO09 y SELECTRO Juntas frías de referencia identificadas como JFE1 y 2, JFJ1 y 2, JFK1 y 2, JFS 1 y 2, JFT1 y Horno, marca FLUKE, modelo 9112B, thermocouple calibration furnace, número de serie BOC111, HART SCIENTI- FIC, rango de trabajo 300 C a 1100 C Horno calibrador marca AΣL, modelo B Bloques ecualizadores de plata, cobre niquelado, acero inoxidable Nanovoltímetro digital (multímetro) marca Hewlett Packard, modelo HP 34420A, rango de trabajo: 0 mv a 100 mv y 0 mv a 1 V Scanner marca Keithley, modelo 705, con plaqueta marca Keithley, modelo Computadora personal Programa 2CALITER 7. Condiciones Ambientales La temperatura del laboratorio deberá estar comprendida en: (23 ± 5) ᵒC y la humedad relativa ambiente menor que 80 %hr. 8. Instrucciones para la calibración Al efectuar la calibración se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 8.1. Se introducirá un bloque ecualizador en el horno de calibración que se utilizará durante la calibración. La elección del bloque dependerá del criterio del personal técnico del laboratorio, estará en función de la exactitud, rango y características de la calibración. Una vez instalado el bloque, en el centro del horno se insertan las termocuplas patrones, y las termocuplas a calibrar a la misma profundidad Si la termocupla a calibrar no posee junta fría de referencia, se utilizará la que dispone el laboratorio Se colocan las juntas frías en el baño de hielo, realizado según el procedimiento PEC Se selecciona utilizando el controlador del horno, la temperatura máxima de calibración Para la calibración se utiliza el programa 2CALITER, que se inicia ingresando todos los datos solicitados de los patrones y equipos que se utilizarán Una vez estabilizada la temperatura del horno, se selecciona la opción medir del programa. Se realizan por lo menos dos mediciones. En función de las desviaciones estándar de la temperatura del horno y de la exactitud requerida en la calibración, el personal técnico decidirá si las mediciones realizadas son aceptables o no, para ser archivadas Luego se procede a disminuir su temperatura hasta el siguiente valor de calibración solicitado Se repite el ítem 8.6. hasta llegar al valor mínimo de temperatura a calibrar Se repite lo indicado en los ítems 8.4 a Una vez que se cuenta con los valores medidos y los resultados de los cálculos realizados por el programa, se guarda la información de la calibración, en tres archivos que se detallan a continuación: *.ent : contiene información acerca del instrumento a calibrar, los patrones utilizados y los canales en los que se encuentran conectados. *.gra : contiene los resultados de cada medición. *.sal : contiene todos los datos obtenidos durante la calibración. 9. Tratamiento de datos Se obtendrán de los archivos *.gra, los promedios para cada valor de calibración solicitado. Estos datos se transfieren directamente a la planilla de cálculo PEC09U_tipo_.xlsm. 2 de 4
6 10. Modelo de medición e incertidumbres Se determina el valor de fuerza electromotriz generada sobre los terminales de la termocupla, la fem medida (F x), mediante la siguiente expresión: F x = F tr + δ1+ δ2+ δ3+ δ4+ δ5+ δ6+ δ7+ δ8+ Cx + δ9+ δ10 + δ11+ δ12+ δ13 (1) Donde: U (F X) es la incertidumbre de la expresión (1). Cada una de las componentes de F x, se describen a continuación: F x: es la fem corregida de la termocupla a calibrar. F tr: es la fem correspondiente a la temperatura de calibración solicitada, para el tipo de termocupla(s) a calibrar (de acuerdo al NIST Monograph 175 (ITS90)), su incertidumbre U (F tr) se obtiene del promedio de las dispersiones de los valores de las temperaturas medidas con las termocuplas patrones. δ1 es la corrección de la fem debida a la Calibración de los patrones utilizados, su incertidumbre U(δ1) se obtiene del certificado de calibración. δ2 es la corrección de la fem debida a la Inhomogeneidad del medio isotermo (temperatura del horno), su incertidumbre U(δ2) se evalúa con las especificaciones del fabricante o con los resultados de la caracterización del horno utilizado. δ3 es la corrección de la fem debida a la Resolución del voltímetro para los termómetros patrones, su incertidumbre U(δ3) se considera ½ digito de la resolución del voltímetro. δ4 es la corrección de la fem debida a las fems parásitas de los patrones, obtenidas de los archivos generados del ítem 9, su incertidumbre U(δ4) se evalúa tomando en cuenta el máximo valor de las fem parásitas obtenidas. δ5 es la corrección de la fem debida a la deriva de los patrones (obtenidas del histórico de las calibraciones), su incertidumbre U(δ5) se evalúa la deriva máxima para los patrones. δ6 es la corrección de la fem debida al Error de la junta fría de referencia utilizada, su incertidumbre U(δ6) se evalúa con su certificado de calibración. Esta componente se considera nula en caso de que la termocupla venga provista de junta fría de referencia. δ7 es la corrección de la fem debida a la Exactitud del voltímetro para los termómetros patrones, su incertidumbre U(δ7) se evalúa con las especificaciones del fabricante. δ8 es la corrección de la fem debida a la Inhomogeneidad de las termocuplas patrones, su incertidumbre U(δ8) se evalúa con su certificado de calibración. δcx es la corrección de la fem debida a las Correcciones de la termocupla, obtenidas de los archivos generados del ítem 9, su incertidumbre U(δ9) se obtiene del promedio de las dispersiones de los valores obtenidos. δ9 es la corrección de la fem debida a la Repetibilidad de la termocupla a calibrar, su incertidumbre U(δ10) se obtiene de la desviación estándar de las correcciones obtenidas. δ10 es la corrección de la fem debida a la Resolución del voltímetro para la termocupla a calibrar, su incertidumbre U(δ11) se evalúa de igual forma que U(δ3). δ11 es la corrección de la fem debida a la Exactitud del voltímetro para la termocupla a calibrar, su incertidumbre U(δ12) se evalúa de igual forma que U(δ7). δ12 es la corrección de la fem debida a las fems parásitas de la termocuplas a calibrar, obtenidas de los archivos generados del ítem 9, su incertidumbre U(δ13) se evalúa tomando en cuenta el máximo valor de las fem parásitas obtenidas. δ13 es la corrección de la temperatura debido a la Inhomogeneidad del termopar, su incertidumbre U(δ14) se considera el 20% del valor de la tolerancia de la Clase 2 para el tipo de termocupla, de acuerdo a la IEC Esta componente se considera nula para termómetros con otro tipo de sensor. 3 de 4
7 11. Ejemplos de Balance de incertidumbre Tabla 1. Balance de incertidumbre para una termocupla tipo K Fuente de incertidumbre Símb Valor estim Tipo Dis Intervalo (±) Fac ui ν i ci (ciui) 2 W-S % Fem de la TC a calibrar para una Temp Ftr 43550,911 µv A1 N mv 0,21 C µv/ C 6,3E+01 1E+02 9% Calibración de la referencia δ1 0 C BN N 1,000 C 2,0 0,50 C µv/ C 3,7E+02 3E+03 53% Inhomogeneidades del medio isotermo δ2 0 C BR R 0,250 C 1,7 0,14 C µv/ C 3,1E+01 2E+01 4% Resolución del voltímetro-referencia δ3 0 µv BR R 0,005 µv 1,7 0,0029 µv ,3E-06 1E-12 0% Fem's parasitas TC (patrones) δ4 0 µv BR R 1,150 µv 1,7 0,66 µv ,4E-01 4E-03 0% Deriva de la TC patrón δ5 0 C BR R 0,020 C 1,7 0,01 C µv/ C 2,0E-01 6E-10 0% Error de la Junta Fria δ6 0 C BR R 0,010 C 1,7 0,0059 C µv/ C 5,1E-02 2E-15 0% Exactitud del voltímetro-referencia δ7 0 µv BR R 2,142 µv 1,7 1,24 µv ,5E+00 5E-02 0% Inhomogeneidad de la termocupla ref δ8 0 µv BR R 1,700 µv 1,7 0,98 µv ,6E-01 2E-02 0% Corrección de la termocupla a calibrar Cx -39,693 µv A1 N mv 0,0 8,28 µv ,8E+01 3E+02 10% Repetibilidad de la termocupla δ9 0 µv A1 N mv 0,0 5,96 µv ,5E+01 8E+01 5% Resolución del voltímetro-instrumento δ10 0 µv BR R 0,010 µv 1,7 0,0058 µv ,3E-05 2E-11 0% Exactitud del voltímetro-instrumento δ11 0 µv BR R 2,142 µv 1,7 1,24 µv ,5E+00 5E-02 0% Fem's parasitas TC (a calibrar) δ12 0 µv BR R 1,150 µv 1,7 0,66 µv ,4E-01 4E-03 0% Inhomogenedidad del termopar a calibrar δ13 0 C BR R 0,500 C 1,7 2,9E-01 C 4 38 µv/ C 1,2E+02 4E+03 18% Fem medida Fx 43590,603 µv N 52,011 µv 2,0 26,321 µv % 52011, ,603 ± 52,011 µv Tabla 1: Balance de incertidumbre para una termocupla tipo K, con un factor de cobertura k=2, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 %. Tabla 2. Balance de incertidumbre para una termocupla tipo S Fuente de incertidumbre Símb Valor estim Tipo Dis Intervalo (±) Fac ui ν i ci (ciui) 2 % Fem de la TC a calibrar para una Temp Ftr 10791,588 µv A1 N mv 0,46 C µv/ C 3,0E+01 29% Calibración de la referencia δ1 0 C BN N 1,000 C 2,0 0,50 C µv/ C 3,5E+01 33% Inhomogeneidades del medio isotermo δ2 0 C BR R 0,250 C 1,7 0,14 C µv/ C 2,9E+00 3% Resolución del voltímetro-referencia δ3 0 µv BR R 0,005 µv 1,7 0,0029 µv ,3E-06 0% Fem's parasitas TC (patrones) δ4 0 µv BR R 1,150 µv 1,7 0,66 µv ,4E-01 0% Deriva de la TC patrón δ5 0 C BR R 0,020 C 1,7 0,01 C µv/ C 1,4E-04 0% Error de la Junta Fria δ6 0 C BR R 0,010 C 1,7 0,0059 C µv/ C 3,5E-07 0% Exactitud del voltímetro-referencia δ7 0 µv BR R 0,832 µv 1,7 0,48 µv ,3E-01 0% Inhomogeneidad de la termocupla ref δ8 0 µv BR R 1,700 µv 1,7 0,98 µv ,6E-01 1% Corrección de la termocupla a calibrar Cx 11,900 µv A1 N mv 0,0 5,48 µv ,0E+01 29% Repetibilidad de la termocupla δ9 0 µv A1 N mv 0,0 0,62 µv ,9E-01 0% Resolución del voltímetro-instrumento δ10 0 µv BR R 0,01 µv 1,7 0,0058 µv ,3E-05 0% Exactitud del voltímetro-instrumento δ11 0 µv BR R 0,83 µv 1,7 0,48 µv ,3E-01 0% Fem's parasitas TC (a calibrar) δ12 0 µv BR R 1,15 µv 1,7 0,66 µv ,4E-01 0% Inhomogenedidad del termopar a calibrar δ13 0 C BR R 0,30 C 1,7 1,7E-01 C 4 12 µv/ C 4,2E+00 4% Fem medida Fx 10779,688 µv N 20,327 µv 2,0 10,240 µv % Tabla 2: Balance de incertidumbre para una termocupla tipo S, con un factor de cobertura k=2, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 %. 12. Confección del certificado de calibración Además de lo establecido en el capítulo 9 del MC, en el certificado de calibración se informa: Una breve descripción del método de calibración utilizado y/o la referencia al procedimiento (PEC) aplicado Una tabla con los valores de fem para las temperaturas de calibración solicitadas y sus respectivas incertidumbres. 13. Registro de la calidad Se conservan registros manuscritos de las observaciones originales, copia de los certificados emitidos, como así también copia de la orden de trabajo, salida de elementos y demás documentación relacionada, de acuerdo con el Manual de la Calidad del INTI - Física y Metrología, Capítulo Apéndices y anexos No Aplica , ,688 ± 20,327 µv 4 de 4
Procedimiento específico: PEA08 PISTONFONES, VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMA IEC Copia No Controlada
Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento específico: PEA08 PISTONFONES, VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMA
Procedimiento general Luminotecnia: PGL02F
Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento general Luminotecnia: PGL02F SELECCIÓN DE LÁMPARAS DE REFERENCIA Revisión: Enero 2015
Procedimiento específico: PEA14 EQUIPO CALIBRADOR Y MEDIDOR DE SONIDO, VERIFICACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS. Copia No Controlada
Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento específico: PEA14 EQUIPO CALIBRADOR Y MEDIDOR DE SONIDO, VERIFICACION DE CARACTERISTICAS
NUEVAS CAPACIDADES DE MEDICIÓN ACREDITADAS; TERMOPARES. Mauricio Araya C. Juan Carlos Soto R.
NUEVAS CAPACIDADES DE MEDICIÓN ACREDITADAS; TERMOPARES Mauricio Araya C. Juan Carlos Soto R. 11 diciembre 2015 INTRODUCCIÓN Los termopares son los sensores más ampliamente usados en la industria para la
TERMOPARES Y TERMORRESISTENCIAS
Instrumentación y control de procesos Calibraciones trazables en planta Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio istemas integrales de medida de nivel Válvulas de control e industriales TEMPERATURA TERMOPARE
CALIBRACIÓN DE ANALIZADORES DE DESFIBRILADOR
Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento específico: PEE52 CALIBRACIÓN DE ANALIZADORES DE DESFIBRILADOR Revisión: Diciembre
Medición y calibración de la temperatura: Lo que todo técnico en instrumentos debería saber
Medición y calibración de la temperatura: Lo que todo técnico en instrumentos debería saber Nota de aplicación Introducción La temperatura puede ser el parámetro físico más comúnmente medido. Sin embargo,
Procedimiento específico: PEL09F FOTOMETRÍAS DE FAROS DE PLACA PATENTES DE VEHÍCULOS. Copia No Controlada. Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento específico: PEL09F FOTOMETRÍAS DE FAROS DE PLACA PATENTES DE VEHÍCULOS Revisión: Abril
1.1 Introducción... 1 1.2 Características de los instrumentos...6
Contenido Capítulo 1 Generalidades 1.1 Introducción... 1 1.2 Características de los instrumentos...6 1.2.1 Generalidades... 6 1.2.2 Campo de medida (range)... 6 1.2.3 Alcance (span)... 6 1.2.4 Error...
Procedimiento específico: PEM07P. CALIBRACIÓN DE PESAS DE BALANZAS DE PRESIÓN (10 g A 6 kg). Copia No Controlada
Copia No Controlada Instituto Nacional de Tecnoloía Industrial Centro de Desarrollo e Investiación en Física y Metroloía Procedimiento específico: PEM07P CALIBACIÓN DE PESAS DE BALANZAS DE PESIÓN (0 A
Calibración de un termómetro de resistencia de platino según los coeficientes de Callendar Van Dusen Resumen En la calibración de un termómetro de resistencia de platino, (PRT por sus abreviaturas en inglés),
PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad de Santiago de Chile 2013 Roberto Santander Diego Vasco Francisco Sepúlveda INTRODUCCIÓN La temperatura
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS REGISTROS DE TEMPERATURA
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS REGISTROS DE TEMPERATURA CML 23/2011-03 Versión 00/2011 INDICE 1. OBJETO...3 2. PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS... 3 2.1 Verificación de
Consideraciones presentes en la calibración de multímetros en bajos niveles de corriente eléctrica continua.
Laboratorio Multifunciones-División de mediciones electromagnéticas-dirección de metrología eléctrica-cenam Consideraciones presentes en la calibración de multímetros en bajos niveles de corriente eléctrica
ANEXO II PROTOCOLO DE ENSAYO PMI
ANEXO II PROTOCOLO DE ENSAYO PMI Este ensayo esta orientado hacia una visión USUARIO, en el cual se decidió analizar la Producción de Agua Caliente a temperatura de uso, la cual se fijara en un valor (posibilidad

References: in fine
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución