Source: http://pcquimica.com/productos-angulo-contacto.html
Timestamp: 2017-06-25 22:17:15+00:00

Document:
Inicio | Ángulo de Contacto
Ángulo de Contacto DSA25
El DSA 25 es un equipo óptico básico, fácil de usar y bastante confiable para llevar a cabo mediciones de ángulo de contacto principalmente, así como tensión superficial, interfacial y energía libre superficial manualmente. Una amplia gama de accesorios pueden ser acoplados para ampliar las opciones de medición y brindar soluciones a un problema particular. Aplicaciones
Estudios de recubrimientos, pinturas y procesos de impresión en materiales.
Desarrollo de surfactantes para extracción terciaria de petróleo.
Textiles e industria papelera
NUEVO Sistema de Dosificación Doble a Presión! Permite la medición de Energía Libre Superficial extremadamente rápido y confiable gracias al novedoso sistema de Aguja Liquida, técnica científicamente validada.
Diferentes sistemas de dosificación.
Cámaras para medición a diferentes temperaturas.
Módulos para control de humedad.
Plataforma externa para trabajar diferentes ángulos de inclinación.
Adaptadores variados para diferentes tipos de muestra (polímeros, telas, papeles, polvos, etc.)
Variedad de cubetas para SFT/IFT
Cámara de alta velocidad para 79 fps, 135 fps y 301 fps con sensor 1/3” CCD.
Diferentes sistemas ópticos para ajuste manual del zoom (6.5x) y foco fino.
Con unidades de dosificación manual o controladas por software para uno o dos líquidos.
DSA25E
Rango de Ángulo de Contacto
Rango de Tensión Superficial e Interfacial
0.01 a 2000 mN/m
0.3 mN/m
Tipo CF03: 200 fps a 1200 x 800 px
500 fps a 560 x 350 px
800 fps a 320 x 200 px
2000 fps a 90 x 60 px
Tipo CF06: Hasta 3400 fps a 640 x 50 px
Manual, 6.5x
CF03: 15.2 mm x 15.2 mm
CF03: 3.2 x 3.2 mm a 18.5 x 18.5 mm
CF06: 6.6 mm x 5 mm
CF06: 1.4 x 1 mm a 8.1 x 6 mm
Resolución del Campo de Visión
CF03: 13.3 µm
CF03: 2.5 a 16.2 µm
CF06: 10.9 µm
CF06: 2.1 a 13.3 µm
LED de alta iluminación
Controlado por el software
2 x Controlado por el software
Deposición de la gota manual
Resolución de la Dosificación
10 a 900 µl/min
Sistema de Dosificación Doble a Presión!! NUEVO
Deposición de la gota controlada por software
Resolución: 0.1 µl
Velocidad fija Plataforma de Muestra
Control manual, longitud de 38 mm
Externa, controlada por software, de 0° a 90°
Por líquido, sistema eléctrico o Peltier
Rango: -30°C a 400°C
Resolución: 0.1 K
Rango: -50°C a 400°C
Exactitud: 1/3 DIN B (±0.1°C a 0°C hasta ±0.8°C a 400°C)
610 mm x 250 mm x 430 mm Peso
Ángulo de Contacto DSA30
El DSA 30 es un equipo óptico robusto para mediciones de ángulo de contacto principalmente, así como de tensión superficial, interfacial y energía libre superficial. Es el instrumento ideal para laboratorios de control de calidad que gracias a su flexibilidad, versatilidad, accesorios y opciones de automatización permite tener en cuenta posibles mejoras al futuro dada su capacidad para adaptarse a diferentes aplicaciones.
Investigación de la adhesión y estabilidad de recubrimientos.
Desarrollo de surfactantes para extracción terciaria de petróleo
Cámara de alta velocidad para 61 fps, 212 fps y 311 fps con sensor ½” CCD.
Sistema óptico para ajuste manual del zoom (6.5x) y foco fino.
Con unidades de dosificación manual o controladas por software para hasta 5 líquidos.
(4x) Controlado por el software + Manual (1x)
10 a 1400 µl/min
Eje Z: Manual, 38 mm, resolución CS
Controlada Manualmente
Eje X: 100 mm, resolución 2 mm/turno
Eje X: 100 mm
Eje Y: 100 mm, resolución 2 mm/turno
Eje Y: 100 mm, resolución 10 µm, Exactitud 100 µm
Eje Z: 38 mm, resolución CS
Eje Z: 38 mm
Interna, controlada por software, de 0° a 90°
Ángulo de Contacto DSA100
El DSA100 es un equipo óptico de alta gama para mediciones de ángulo de contacto principalmente, así como de tensión superficial, interfacial y energía libre superficial que brinda soluciones para todas las tareas de análisis de mojabilidad y adhesión en superficies sólidas, completamente automatizado. El DSA 100 se adecúa a las necesidades individuales y particulares gracias a su flexibilidad y modularidad. Da cumplimiento a todos los requerimientos para un análisis confiable dirigido a la investigación y procesos que requieran una alta calidad..
Estudios de pinturas y procesos de impresión en materiales.
Control de calidad en microelectrónica y semiconductores
Elasticidad de películas liquidas
Reología de superficies (Módulos de Elasticidad y Viscosidad)
Diferentes sistemas de dosificación, incluyendo una unidad de dosificación de alta temperatura (400°C) y para picolitros.
Cámaras para medición a diferentes temperaturas y celdas para alta presión.
Módulos para control de humedad y caracterización reológica.
Plataformas para trabajar diferentes ángulos de inclinación.
Adaptadores variados para diferentes tipos de muestra (polímeros, telas, polvos, lentes de contacto, muestras cilíndricas, etc.)
Sistema óptico para ajuste manual o motorizado del zoom (7.0x) y foco.
Con unidades de dosificación manual o controladas por software para hasta 9 líquidos.
Plataforma de medición móvil en el Eje X, Y e Z de control manual o por software.
Cuenta con un prisma para realizar mediciones independientemente de la altura a la cual se encuentre la muestreados.
Manual, 7x
Controlado por software, 7x
CF03: 3.9 x 3.9 mm a 24.7 x 24.7 mm
CF06: 1.7 x 1.3 mm a 10.8 x 8.1 mm
CF03: 3.1 a 21.7 µm
CF06: 2.5 a 17.8 µm
Hasta 8 unidades de dosificación posibles!
Eje Z: Manual, 38 mm
Interna, externa (opcional) controlada por software, de 0° a 90°
555 mm x 375 mm x 490 mm Peso
MSA- Analizador Portátil de Energía Libre Superficial
El MSA es un equipo óptico automático, innovador y de última tecnología diseñado para mediciones de energía libre superficial en diferentes superficies. Este equipo dosifica simultáneamente dos gotas de líquido sobre la superficie de estudio, analiza inmediatamente el ángulo de contacto y brinda el dato de la energía libre superficial en un solo clic y en cuestión de segundos. El MSA permite analizar procesos de pretratamiento en materiales y todo tipo de recubrimientos.
Medición de ángulo de contacto y energía libre superficial en grandes superficies.
Análisis de mojabilidad de superficies solidas previo a procesos de pretratamiento
Control de calidad de procesos de recubrimientos
Pruebas de efectividad hidrofóbica de recubrimientos
2 x CF02: 10 fps a 1000 x 700 px
2 x CF02: 4.7 x 3.3 mm
2 x CF02: 5 µm
Longitud de onda predominante 468 nm
Doble a Presión - Disposición de la Gota Controlada por software
- Cartucho/Jeringa (Volumen)
Cartucho desechable (1 ml)
Tamaño Máx. de la Muestra
∞ x ∞ x ∞
Carcasa / Compartimiento
106 x 59 x 112 mm

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución