Source: http://docplayer.es/10987998-Pliego-de-prescripciones-tecnicas-para-el-suministro-instalacion-y-mantenimiento-integral-excepto-lotes-5-y-6-de.html
Timestamp: 2018-12-10 18:49:21+00:00

Document:
Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro, instalación y mantenimiento integral (excepto lotes 5 y 6) de - PDF
Download "Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro, instalación y mantenimiento integral (excepto lotes 5 y 6) de"
1 Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro, instalación y mantenimiento integral (excepto lotes 5 y 6) de equipamiento para diagnóstico por la imagen en Radiología Convencional Digital. Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias
2 INDICE: 1 OBJETO PRESCRIPCIONES GENERALES DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS LOTE 1. Salas Digitales, Telemando y Ortopantomógrafo LOTE 2.- Radioquirúrgicos LOTE 3: Mamógrafos y Mesa de Biopsia Estereotáxica Digital LOTE 4.- Ecógrafos Doppler Altas Prestaciones LOTE 5. Ecógrafos y Ecógrafos Doppler LOTE 6. Ecógrafo Doppler Portátil ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL (SÓLO LOTES 1 A 4) LEGISLACIÓN CONDICIONES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS GARANTÍA OTRAS de 55
3 1 OBJETO El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el equipamiento electromédico del Procedimiento que se convoca para la adquisición de Equipamiento diverso para diagnóstico por la imagen en Radiología Convencional Digital, así como las condiciones de suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento integral (excepto lotes 5 y 6) de los suministradores, para la provisión de dichos equipos y sistemas para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso, que las descripciones técnicas de los equipos a adquirir. 2 PRESCRIPCIONES GENERALES 1. Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el apartado de Especificaciones Técnicas. Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. Se deberán cumplimentar las Encuestas Técnicas (una por cada modelo ofertado, señalando la marca, modelo de los equipos) que se adjuntan en el Pliego de Cláusulas Jurídicas como Anexos III y IV. Si el licitador desea incorporar alguna información a mayores, deberá reflejarlo claramente y lo hará al final del documento. En caso de que alguna Especificación Técnica pueda no corresponderse exactamente con su valor real, (una vez instalado el equipo), en el apartado correspondiente de la Encuesta Técnica deberá señalarse su valor con el margen de tolerancia establecido (en ±%) Las diferentes especificaciones (medidas, valores ) que se solicitan de los equipos en la Encuesta Técnica, deben facilitarse en las unidades que se indican. Estas especificaciones técnicas deberán corresponder con las características que el equipo presentará una vez instalado. 2. Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la máxima descripción, hojas de datos técnicos de producto (Product Data), e información que permita realizar una completa valoración de las diferentes ofertas presentadas. La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados ó respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta no sea valorada. Se dispondrá asimismo de los protocolos a realizar para las pruebas de aceptación de los equipos, que así lo requieran además de un Programa de formación de personal (a efectuar en fecha posterior a la entrega de los equipos), a nivel de usuario y técnico de mantenimiento de primera intervención, con detalle del alcance, contenido y duración. 3 de 55
4 3. Se adjuntará un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos, relacionado con el uso eficiente de los mismos y la resolución de dudas y problemas que pudieran surgir en el inicio de su puesta en servicio. 4. Se adjuntará un Plan de Mantenimiento Integral que describa de forma detallada la metodología de trabajo que proponen para la prestación de este servicio conforme a lo dispuesto en el presente Pliego. 5. En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el sistema de información del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Corre a cargo del licitador realizar la completa integración con el mismo. 6. En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. 7. Se adjuntará un programa de Formación de Personal para llegar al adiestramiento del equipo humano que posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y mantenimientos de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y facultativos; según cada caso. Especificar metodología, número de personas, lugar y duración del mismo. 8. Se adjuntará también un programa de Formación de Personal Técnico, especificando metodología, número de personas, lugar y duración del mismo (servicios de Electromedicina e Informática). 3 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Lote 1: Salas Digitales, Telemando y Ortopantomógrafo Lote 2: Radioquirúgicos de Altas y Medias Prestaciones y Radioquirúrgico CPR Lote 3: Mamógrafos y Mesa de Biopsia Esterotáxica Digital Lote 4: Ecógrafos Doppler Altas Prestaciones Lote 5: Ecógrafos y Ecógrafos Doppler Lote 6: Ecógrafos Doppler Portátiles LOTE SUBLOTES EQUIPO SERVICIO UDS SALA DE RX DIGITAL DE DOBLE PANEL 1.2 SALA DE RX DIGITAL DE PANEL ÚNICO RADIODIAGNÓSTICO 9 RADIODIAGNÓSTICO 1 4 de 55
5 1.3 TELEMANDO DIGITAL RADIODIAGNÓSTICO ORTOPANTOMÓGRAFO RADIODIAGNÓSTICO RADIOQUIRÚRGICO ALTAS PRESTACIONES RADIODIAGNÓSTICO RADIOQUIRÚRGICO PRESTACIONES MEDIAS RADIODIAGNÓSTICO EQUIPO CPR RADIOQUIRÚRGICO DIGESTIVO MAMÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS RADIODIAGNÓSTICO MAMÓGRAFO DIGITAL RADIODIAGNÓSTICO MESA DE BIOPSIA ESTEROTÁXICA DIGITAL RADIODIAGNÓSTICO ECÓGRAFOS DOPPLER ALTAS PRESTACIONES (a). RADIODIAGNÓSTICO(3) TOCOGINECOLOGIA(2) UCI NEONATAL(1) ECÓGRAFOS DOPPLER ALTAS PRESTACIONES (b). CIRUGÍA GENERAL(1) ECÓGRAFOS A. Y REANIMACIÓN(1) UROLOGÍA(2) ECÓGRAFOS DOPPLER (a). TOCOGINECOLOGÍA(2) UROLOGÍA(1) ECÓGRAFOS DOPPLER (b). URGENCIAS 1 5 de 55
6 5.4 ECÓGRAFOS DOPPLER (c). C.CARDIACA(1) C. VASCULAR(1) DIGESTIVO(1) NEUROLOGÍA (1) QUIROFANO (1) RADIOLOGÍA (1) UCI(1) 11 UCI PEDIÁTRICA(1) ECÓGRAFOS PORTÁTILES DOPPLER ENDOCRINOLOGÍA(1) TOCOGINECOLOGÍA(1) 5 UROLOGÍA(2) 3.1 LOTE 1. Salas Digitales, Telemando y Ortopantomógrafo Sublote 1.1. Salas de Rx Digital de Doble Panel Características mínimas requeridas Equipo de rayos X para la obtención de radiografías, con su correspondiente mesa de exploración de altura variable, estativo mural, generador, tubo de rayos X con coraza y colimador y sistemas de imagen basados en detectores de salida digital directa. Mesa de exploración Tipo: Motorizada y de altura variable Longitud útil de exploración: 150cm Tablero: Flotante, de baja absorción, y con frenos electromagnéticos Límite de carga: 150 kg (dinámico) Ergonomía de movimientos (altura mínima de la mesa, facilidad del control de altura, etc.) Atenuación del tablero Longitud de exploración Límite de carga, tanto en condiciones estáticas como dinámicas Posibilidad de incorporar accesorios, y accesorios de soporte incluidos en la oferta Sistemas de seguridad incorporados Estativo mural Tipo: Móvil, de altura variable Ergonomía de movimientos (altura mínima alcanzable, facilidad del control de altura, etc.) 6 de 55
7 Atenuación del tablero Posibilidad de angulación Posibilidad de incorporar accesorios, y accesorios de soporte incluidos en la oferta Incorporación de estativo para columnas totales y miembros inferiores Sistemas de seguridad incorporados Generador de rayos X Tipo: Automático, de alta frecuencia, controlado por procesador Potencia: 50 kw Control automático de exposición: Incorporado Programación anatómica: Incorporada, con selección de área y proyección Potencia Mecanismos de autorregulación, autodiagnóstico y autocontrol Indicación continua de la carga del tubo y protección contra sobrecargas Tiempos mínimos de exposición Exactitud y reproducibilidad de parámetros de disparo Prestaciones y calidad del sistema automático de exposición Sistemas de señalización y alarma relativos a los modos empleados Capacidad para exploraciones con energía dual Tubo de rayos X Potencia: No inferior a la del generador ofertado Mancha focal: Doble, al menos, con un foco para la máxima potencia y otro de no más de 0,6 mm de tamaño Capacidad calorífica: 1,5 MHU (global, incluida coraza) Filtración: 2,5mm Al eq. (en cualquier condición de trabajo) Potencia Capacidad calorífica del ánodo y del conjunto ánodo-coraza Tasa de disipación calorífica en continuo del conjunto ánodo-coraza Tiempo de aceleración Tamaños de foco (a potencias semejantes) Sistemas de filtrado diseñados para la mejora de las propiedades del haz y para la reducción de dosis a pacientes Refrigeración eficiente sin servidumbres especiales Inclusión de sistemas y dispositivos para exploraciones con energía dual Sistema automático y preprogramado de movimientos del tubo hasta las posiciones de exploración habituales Sistema de colimación 7 de 55
8 Tipo: Multiplanar, automático Indicaciones: Presentación digital de distancia y formato de campo Incorporación de sistema automático de colimación Incorporación de filtros removibles para exploraciones específicas Incorporación de un dispositivo para la medida del producto dosis*área Presentación de valores estimados de dosis a la entrada del paciente, adicionales a los de producto dosis*área Posibilidad de registrar los parámetros de dosis en algún tipo de soporte, y especialmente en la cabecera DICOM de las imágenes Soporte para tubo de rayos X Tipo: suelo o suspensión de techo Movimientos: Para permitir desplazamiento vertical del tubo Prestaciones: Sincronización automática del movimiento del tubo con el detector Nota: Al menos cuatro salas dispondrán de suspensión y detector inalámbrico, que permitan la máxima versatilidad para la realización de estudios de pacientes de Urgencias y encamados. Sistema de adquisición de imágenes Tipo de detector(es): Panel plano de estado sólido Tamaño de píxel: 0,2 mm Superficie de detección 40 cm, en al menos una dirección Incorporación de dos detectores independientes Tamaño efectivo de la superficie de detección Flexibilidad en cuanto a tamaño efectivo de campo Tamaño de píxel capaz de una mayor resolución espacial Intervalo de valores (profundidad de bits) para la adquisición Alta calidad de imagen determinada por: Alto valor de DQE del detector Bajo valor de ruido en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Alta resolución de contraste en imágenes de maniquí, tomadas con protocolos y a dosis de uso estándar en clínica Alta resolución espacial en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Sistema automático y preprogramado de movimientos del tubo hasta las posiciones de exploración habituales 8 de 55
9 Sistema informático Plataforma principal: Suficiente para el control global del sistema Subsistema de adquisic. de imagen: Idóneo para el detector incorporado Procesador de imágenes: Con funciones generales Consola de control: Con interfaz gráfico para gestión e imágenes Para la plataforma principal: Potencia global Multifuncionalidad (adquisición, procesado, envío, etc.) Capacidad total de almacenamiento interno de imágenes Capacidad de los sistemas externos de almacenamiento incluidos Conectividad de alto nivel Para el subsistema de adquisición de datos: Potencia global Distribución, número y calidad de los monitores incorporados Cantidad y versatilidad de la información recogida en los monitores en tiempo real Tamaño de las matrices de adquisición de datos Programas de reducción de dosis a pacientes Incorporación de indicadores de dosis Sistemas de alerta en caso de sobredosis Para el procesador de imagen: Potencia global y velocidad de procesado Adaptación al sistema de adquisición de datos Herramientas para la eliminación o reducción de artefactos Herramientas para realce de imagen en estudios específicos Para la consola de control: Funcionalidad y accesibilidad Calidad, tamaño y número de los monitores Calidad y ergonomía del entorno gráfico Alcance de la utilización del español como lenguaje de la interfaz Programas y aplicaciones Alcance: Suficiente para la utilización óptima del equipo ofertado Funciones: Postproceso, análisis y evaluación de imágenes Calidad y catálogo de programas incluidos en la oferta: Calidad y NÚMERO de los paquetes de software clínico adaptados para áreas de interés, tales como: 9 de 55
10 Reconstrucción en exploraciones de columna total o miembros inferiores Exploraciones con caracterización de tejidos (energía dual, ) Inclusión de tomosíntesis en alguna de las salas Compromiso de actualización de Software y hardware futuras Programas de realce y detección de estructuras específicas Sistema automático y preprogramado de movimientos del tubo (y del detector) hasta las posiciones de exploraciones habituales Conectividad Estándar de referencia: DICOM 3 Servicios incluidos en el sistema: Gestión de listas de trabajo Presentación de imágenes Envío de imágenes y verificación Impresión básica Control de procedimientos (MPPS) Número de servicios DICOM incluidos Nivel más avanzado de los servicios incluidos Servicios adicionales de conectividad con PACS y RIS Sistemas auxiliares locales de gestión de archivos Sublote 1.2. Sala de Rx Digital de Panel único Características mínimas requeridas Equipo de rayos X para la obtención de radiografías, con soporte vertical para pacientes, generador, tubo de rayos X con coraza y colimador y sistema de imagen basado en detectores de salida digital directa. Soporte vertical para pacientes Tipo: Móvil, de altura variable capaz de alojar el detector y servir de soporte al paciente Movimientos: Posibilidad de angulación Accesorios: Dispositivo para la obtención de imágenes convencionales Ergonomía de movimientos (altura mínima alcanzable, facilidad del control de altura, etc.) Atenuación del tablero Posibilidad de incorporar accesorios, y accesorios de soporte incluidos en la oferta Sistemas de seguridad incorporados Generador de rayos X Tipo: Automático, de alta frecuencia, controlado por procesador 10 de 55
11 Potencia: 50 kw Control automático de exposición: Incorporado Programación anatómica: Incorporada, con selección de área y proyección Potencia Mecanismos de autorregulación, autodiagnóstico y autocontrol Indicación continua de la carga del tubo y protección contra sobrecargas Tiempos mínimos de exposición Exactitud y reproducibilidad de parámetros de disparo Prestaciones y calidad del sistema automático de exposición Sistemas de señalización y alarma relativos a los modos empleados Capacidad para exploraciones con energía dual Tubo de rayos X Potencia: No inferior a la del generador ofertado Mancha focal: Doble, al menos, con un foco para la máxima potencia y otro de no más de 0,6 mm de tamaño Capacidad calorífica: 1,5 MHU (global, incluida coraza) Filtración: 2,5mm Al eq. (en cualquier condición de trabajo) Potencia Mayor capacidad calorífica del ánodo y del conjunto ánodo-coraza Tasa de disipación calorífica en continuo del conjunto ánodo-coraza Tiempo de aceleración Tamaños de foco (a potencias semejantes) Sistemas de filtrado diseñados para la mejora de las propiedades del haz y para la reducción de dosis a pacientes Refrigeración eficiente sin servidumbres especiales Inclusión de sistemas y dispositivos para exploraciones con energía dual Soporte para tubo de rayos X Tipo: suelo o suspensión de techo Movimientos: Para permitir desplazamiento vertical del tubo Prestaciones: Sincronización automática del movimiento del tubo con el detector Sistema de colimación Tipo: Multiplanar, automático Indicaciones: Presentación digital de distancia y formato de campo Incorporación de sistema automático de colimación 11 de 55
12 Incorporación de filtros removibles para exploraciones específicas Incorporación de un dispositivo para la medida del producto dosis*área Presentación de valores estimados de dosis a la entrada del paciente, adicionales a los de producto dosis*área Posibilidad de registrar los parámetros de dosis en algún tipo de soporte, y especialmente en la cabecera DICOM de las imágenes Sistema de adquisición de imágenes Tipo de detector(es): Panel plano de estado sólido Tamaño de píxel: 0,2 mm Superficie de detección 40 cm, en al menos una dirección Tamaño efectivo de la superficie de detección Flexibilidad en cuanto a tamaño efectivo de campo Tamaño de píxel capaz de una mayor resolución espacial Intervalo de valores (profundidad de bits) para la adquisición Alta calidad de imagen determinada por: Valor de DQE del detector Valor de ruido en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Resolución de contraste en imágenes de maniquí, tomadas con protocolos y a dosis de uso estándar en clínica Resolución espacial en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Sistema automático y preprogramado de movimientos del tubo hasta las posiciones de exploración habituales Sistema informático Plataforma principal: Suficiente para el control global del sistema Subsistema de adquisic. de imagen: Idóneo para el detector incorporado Procesador de imágenes: Con funciones generales Consola de control: Con interfaz gráfico para gestión e imágenes Para la plataforma principal: Potencia global Multifuncionalidad (adquisición, procesado, envío, etc.) Capacidad total de almacenamiento interno de imágenes Capacidad de los sistemas externos de almacenamiento incluidos Conectividad de alto nivel Para el subsistema de adquisición de datos: 12 de 55
13 Potencia global Distribución, número y calidad de los monitores incorporados Cantidad y versatilidad de la información recogida en los monitores en tiempo real Tamaño de las matrices de adquisición de datos Programas de reducción de dosis a pacientes Incorporación de indicadores de dosis Sistemas de alerta en caso de sobredosis Para el procesador de imagen: Potencia global y velocidad de procesado Adaptación al sistema de adquisición de datos Herramientas para la eliminación o reducción de artefactos Herramientas para realce de imagen en estudios específicos Para la consola de control: Funcionalidad y accesibilidad Calidad, tamaño y número de los monitores Calidad y ergonomía del entorno gráfico Alcance de la utilización del español como lenguaje de la interfaz Programas y aplicaciones. Alcance: Suficiente para la utilización óptima del equipo ofertado Funciones: Postproceso, análisis y evaluación de imágenes Calidad y catálogo de programas incluidos en la oferta: Paquetes de software clínico adaptados para áreas de interés, tales como: Reconstrucción en exploraciones de columna total o miembros inferiores Exploraciones con caracterización de tejidos (energía dual, ) Programas de realce y detección de estructuras específicas Conectividad Estándar de referencia: DICOM 3 Servicios incluidos en el sistema: Gestión de listas de trabajo Presentación de imágenes Envío de imágenes y verificación Impresión básica Control de procedimientos (MPPS) Número de servicios DICOM incluidos Nivel más avanzado de los servicios incluidos Servicios adicionales de conectividad con PACS y RIS 13 de 55
14 Sistemas auxiliares locales de gestión de archivos Sistema automático y preprogramado de movimientos del tubo (y del detector) hasta las posiciones de exploraciones habituales Sublote 1.3. Telemando Digital Características mínimas requeridas Un equipo de rayos X telemandado para radiodiagnóstico médico constituido por generador, tubo de rayos X con coraza y colimador, mesa de exploración basculante y sistema de fluoroscopia digital. Mesa de exploración con soporte de tubo Tipo: Telemandada, basculante y con tablero móvil en sentido transversal Tablero: De baja absorción, y frenos electromagnéticos Movimiento basculante: De entre +90º y -15º, mínimo Límite de carga: 150 kg (dinámico) Parrilla antidifusora: Incorporada Columna porta-tubo: Solidaria con soporte del detector de imagen, con desplazamiento longitudinal sobre la mesa y con angulación variable Ergonomía de movimientos (altura variable de la mesa, altura mínima de la mesa, amplitud de movimiento transversal, etc.) Mayor amplitud del movimiento basculante, especialmente la opción +90º/-90º Atenuación del tablero Límite de carga, tanto en condiciones estáticas como dinámicas Posibilidad de incorporar accesorios, y accesorios de soporte incluidos en la oferta Desplazamiento de la columna porta-tubo Intervalo de selección para la distancia foto-detector Dispositivos de parada automática en posiciones horizontal y vertical, 0º, etc. Parrilla antidifusora de alta selectividad Seriador automático o sistema equivalente Sistemas de seguridad incorporados Generador de rayos X Tipo: Automático, de alta frecuencia, controlado por procesador Potencia: 50 kw Modos de funcionamiento: Radiografía (o fluorografía) y fluoroscopia Control automático de exposición: Incorporado Programación anatómica: Incorporada, con selección de área y proyección Potencia 14 de 55
15 Mecanismos de autorregulación, autodiagnóstico y autocontrol Indicación continua de la carga del tubo y protección contra sobrecargas Tiempos de exposición Exactitud y reproducibilidad de parámetros de disparo Flexibilidad y eficiencia de los sistemas de regulación de la carga en adquisición de imagen fluorográfica o de los sistemas de control automático de exposición Flexibilidad de los sistemas de control automático de brillo en fluoroscopia Capacidad para control dinámico de la corriente sin intervención del operador (técnicas de 0 puntos) Capacidad para trabajo en modos de fluoroscopia pulsada y baja tasa de dosis Capacidad para trabajo en modo de alta intensidad (alta tasa de dosis) Programación anatómica, CAE, CAB Sistemas de señalización y alarma relativos a los modos empleados Tubo de rayos X Potencia: No inferior a la del generador ofertado Mancha focal: Doble, al menos, con un foco para la máxima potencia y otro de no más de 0,6 mm de tamaño Capacidad calorífica: 1,5 MHU (global, incluida coraza) Filtración: 2,5mm Al eq. (en cualquier condición de trabajo) Potencia Capacidad calorífica del ánodo y del conjunto ánodo-coraza Tasa de disipación calorífica en continuo del conjunto ánodo-coraza Tiempo de aceleración Tamaños de foco (a potencias semejantes) Sistemas de filtrado diseñados para la mejora de las propiedades del haz y para la reducción de dosis a pacientes Refrigeración eficiente sin servidumbres especiales Sistema de colimación Tipo: Multiplanar, automático Indicaciones: Presentación digital de distancia y formato de campo Accesorio incorporado: Medidor de producto dosis*área Incorporación de sistema automático de colimación Combinación de sistemas automático y manual de colimación Incorporación de filtros removibles para exploraciones específicas Presentación de los valores de dosis*área en los monitores de imagen Presentación adicional de valores estimados de dosis a la entrada del paciente 15 de 55
16 Posibilidad de registrar los parámetros de dosis en algún tipo de soporte, y especialmente en la cabecera DICOM de las imágenes Sistema de adquisición de imágenes Con adquisición digital con panel plano ESPECIFICAR: Tipo de detector: Nº de Campos Tamaño de Campos Tamaño del píxel Tamaño de la Matriz de imagen Profundidad Sistemas de adquisición en fluorografía y fluoroscopia Sistemas de fluorografía y fluoroscopia de alta calidad de imagen y baja dosis Tamaño efectivo de la superficie de detección Flexibilidad en cuanto a tamaño efectivo de campo Sistema capaz de una mayor resolución espacial Intervalo de valores (profundidad de bits) para la imagen adquirida Alta calidad de imagen determinada por: Valor de DQE del detector Valor de ruido en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Resolución de contraste en imágenes de maniquí, tomadas con protocolos y a dosis de uso estándar en clínica Resolución espacial en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Sistema informático Plataforma principal: Suficiente para el control global del sistema Subsistema de adquisición de imagen: Idóneo para el detector incorporado Procesador de imágenes: Con funciones generales Consola de control: Con interfaz gráfico para gestión e imágenes Para la plataforma principal: Potencia global Multifuncionalidad (adquisición, procesado, envío, etc.) Capacidad total de almacenamiento interno de imágenes Capacidad de los sistemas externos de almacenamiento incluidos Conectividad de alto nivel Para el subsistema de adquisición de datos: 16 de 55
17 Potencia global Distribución, número y calidad de los monitores incorporados Cantidad y versatilidad de la información recogida en los monitores en tiempo real Tamaño de las matrices de adquisición de datos Programas de reducción de dosis a pacientes Incorporación de indicadores de dosis Sistemas de alerta en caso de sobredosis Para el procesador de imagen: Potencia global y velocidad de procesado Adaptación al sistema de adquisición de datos Herramientas para la eliminación o reducción de artefactos Herramientas para realce de imagen en estudios específicos Para la consola de control: Funcionalidad y accesibilidad Calidad, tamaño y número de los monitores Calidad y ergonomía del entorno gráfico Alcance de la utilización del español como lenguaje de la interfaz Programas y aplicaciones Alcance: Suficiente para la utilización óptima del equipo ofertado Funciones: Postproceso, análisis y evaluación de imágenes Calidad y catálogo de programas incluidos en la oferta: Calidad y completitud de los paquetes de software clínico adaptados para áreas de interés Conectividad Estándar de referencia: DICOM 3 Servicios incluidos en el sistema:gestión de listas de trabajo Presentación de imágenes Envío de imágenes y verificación Impresión básica Control de procedimientos (MPPS) Número de servicios DICOM incluidos Nivel más avanzado de los servicios Servicios adicionales de conectividad con PACS y RIS Sistemas auxiliares locales de gestión de archivos 17 de 55
18 3.1.4 Sublote 1.4. Ortopantomógrafo Ortopantomógrafo con sistema de imagen digital para la realización de estudios radiográficos panorámicos dentales. Sus elementos y componentes cumplirán, al menos, las condiciones, características y especificaciones que se detallan a continuación. Características mínimas requeridas Equipo de Rayos X para exploración ortopantomográfica del maxilar, articulaciones temporo-maxilares y senos paranasales con brazo extensible giratorio de 1.8 m mínimo de largo. Estativo porta-tubo con movimientos controlados por microprocesador con posibilidades de obtener geometrías distintas de proyecciones. Generador de rayos X a convertidor de frecuencia controlado por microprocesador. Potencia de al menos 1 kw. Intervalo mínimo de tensión de kv Tubo de rayos X con tamaño de foco nominal no superior a 0,6 mm Filtración total del tubo no inferior a 2.5 mm Al ni superior a 3.5 mm Al a 80 kv Temporizador digital de los tiempos de exposición Incorporará brazo lateral para cefalometrías. Con capacidad para formatos de 18 x 24 y 24 x 30. Permitirá realizar tomografía de secciones transversales, incluyendo todos los elementos necesarios. Detector de imagen digital Estación de trabajo para visualización, procesado y análisis de las imágenes adquiridas. Incluirá un monitor de escala de grises con una resolución de al menos 1 megapixel y un brillo no inferior a 400 cd/m2. El disco duro de la estación debe permitir el almacenamiento de al menos 400 imágenes Importará de manera automática de las imágenes adquiridas por el equipo. Incorporará software con funciones básicas y avanzadas de post-procesado de las imágenes. Con al menos un dispositivo para archivo digital permanente de imágenes, mediante disco óptico, MOD, CD-ROM, etc. 3.2 LOTE 2.- Radioquirúrgicos Sublote 2.1. Radioquirúrgico de Altas Prestaciones Características mínimas requeridas 18 de 55
19 Equipo radioquirúrgico compacto, móvil de Rayos X, con arco en C con sistema de registro de imagen y cadena de TV para su utilización en quirófano y que permita técnicas de radiografía y radioscopia así como aplicaciones específicas para cirugía vascular. Compuesto por: Generador Generador monobloque de rayos x de alta frecuencia, controlado por microprocesador. Potencia mínima de 10 kw. Control de tiempo de escopia con avisador acústico. Permitirá tiempos largos de escopia con avisador acústico. Modos de trabajo: automático, manual, pulsado, mínima dosis y radiografía electrónica. Tubo rayos x Tubo de rayos x tipo monobloque de alta frecuencia. Potencia apta para trabajar a la máxima potencia del generador. Filtración total del tubo no inferior al equivalente de 2,5 mm de Al. Gran capacidad de disipación calorífica anódica. Deberá disponer de sistemas de refrigeración elevados, que permita trabajar con el equipo durante largos periodos de escopia. Indicar tiempo máximo de escopia. Sistema incorporado para determinación de producto dosis*área durante las exploraciones Sistema de arco en c Espacio libre mínimo de 75 cm. Profundidad de arco mínima de 60 cm. Movimiento vertical motorizado. Movimiento orbital mínimo de 120º / 30º. Rotación del arco mínima de 180º. Sistema deflector en las ruedas y sistemas de movimiento del arco, mediante frenos de fricción. Sistema de adquisición de imagen Detector Plano ó intensificador de Imagen Con al menos tres tamaños de campo, uno de ellos de tamaño no inferior a 27 cm Rejilla antidifusora Control automático de brillo Capacidad de adquisición de al menos 12 imágenes por segundo, con sistema de pulsación que permita procedimientos de Bolus Chase grabados automáticamente en cine digital. 19 de 55
20 Calidad de imagen determinada por: Valor de DQE del detector Valor de ruido en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Valor de alta resolución de contraste en imágenes de maniquí, tomadas con protocolos y a dosis de uso estándar en clínica Valor de alta resolución espacial en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Mayor nº campos de visión Mayor nº de imágenes por segundo Tecnología de Detector Plano. Caso de ofertar este tipo de tecnología Especificar: Tipo de detector Tamaño de píxel Superficie de detección Sistema de adquisición modo CT Sistema de imagen Cadena de video digital con cámara CCD de alta resolución de al menos x x 16 bits de profundidad, captura en toda la cámara y rotación de al menos 370º Ancho de banda mínimo de 10 MHz Con capacidad para substracción, roadmapping, detección del pico de máximo contraste, landmarking, corrección de movimiento de píxeles, posibilidad de usar varias mascaras, cambio de mascaras en la misma secuencia, etc. Monitores de TV Dos monitores con tamaño mínimo de 17 de al menos líneas de alta resolución sin parpadeo y progresivos con un círculo de imagen de al menos 25cm. Rotación de la imagen Anotación de los datos del paciente en teclado Sistemas de reducción de ruido y de artefactos Capacidad de adaptación a cambios bruscos de brillo en la imagen. Célula de compensación de luz ambiente sobre carro de monitores. Impresora de vídeo, que garantice impresiones de gran resolución. Procesado de imágenes y Conectividad Memoria digital de imágenes. Sustracción digital de imágenes. 20 de 55
21 Sistemas de reducción de ruido y de artefactos Visualización de la técnica empleada e indicadores de dosis sobre pantalla Visualización simultanea de imagen en vivo y sustracción. Directorio de imágenes de pacientes Zoom y Roam integrados Memoria de archivo en disco duro de al menos 100 imágenes, así como representación instantánea de las mismas sobre monitor de TV en modo mosaico Unidad de CD integrada en el equipo para grabación de imágenes en diferentes formatos con posibilidad de grabación en matriz de 512 x 512 o x Servicios DICOM suficientes para la conexión al futuro RIS/PACS del Centro y para la integración de datos con los actuales equipos Estándar de referencia: DICOM 3 Servicios incluidos en el sistema: Gestión de listas de trabajo (SCU) Presentación de imágenes (SCU) Envío de imágenes y verificación (SCU) Impresión básica (SCU) Control de procedimientos (MPPS, SCU) Servicios incluidos con la estación: Envío de imágenes y verificación (SCU) Presentación de imágenes (SCU) Consulta y recuperación (SCU, SCP) Impresión básica (SCU) Almacenamiento (SCP) Número de servicios DICOM incluidos, en el sistema principal y en la estación de trabajo Servicios incluidos en el sistema principal y en la estación de trabajo Servicios adicionales de conectividad con el futuro PACS y RIS Sistemas auxiliares locales de gestión de archivos Memoria y capacidad de almacenamiento Sistema de Navegación compatible Reconstrucción 3D Sublote 2.2. Radioquirúrgico de Medias Prestaciones Características mínimas requeridas Conjunto soporte con arco en C y generador monobloque de Rayos X de alta frecuencia que permita las técnicas de radiografía y radioscopia Generador Tipo: Generador controlado por microprocesador. 21 de 55
22 Potencia: Potencia nominal mínima de 2 kw. Tensión: Tensión máxima de generador no inferior a 110 kv Control: Control de tiempo de escopia con avisador en límite. Potencia Rango de kv, ma, tiempo de exposición Exactitud de los anteriores parámetros técnicos Reproducibilidad Tubo de rayos x Tipo: De ánodo fijo o rotatorio de foco doble, con tamaños nominales no superiores a 0,8 y 1,5 mm. Potencia: Potencia del tubo apta para trabajar a la máxima potencia del generador en foco grueso. Filtración: Filtración total del tubo no inferior a 2.5 mm. Al, a 80 Kvp. Sistema de arco en c Movimientos: Rotación axial y desplazamiento longitudinal del arco. Desplazamiento vertical motorizado, o manual contrapesado. Rotación del arco en C sobre su eje vertical. Transporte: Manual con ruedas en la base y sistema de frenos correspondiente. Sistema de adquisición de imagen Tipo: Detector Plano ó intensificador de Imagen de alta resolución, con diámetro nominal mínimo no inferior a 17 cm., pantalla de entrada de yoduro de cesio y parrilla incluida Colimación: Sistema de colimación automática y manual (iris, Diafragma, etc.) no superior al tamaño de la pantalla de entrada del intensificador de Imagen. Control de ganacia y brillo: Automático. Cadena de video digital con cámara CCD de alta resolución Ancho de banda mínimo de 8 MHz Monitores: Se suministrará con dos Monitores de TV. (mínimo), de alta resolución y de tamaño no inferior a 17, con su carro de transporte. Rotación de imagen: electrónica sobre el monitor de TV. Modos de trabajo: Escopia automática. Escopia pulsada y continua. Memoria digital de al menos dos imágenes Almacenaje en el monitor de TV de la última imagen Resolución mínima del sistema de Imagen en alto contraste Umbral de sensibilidad del sistema de imagen a bajo contraste 22 de 55
23 Tamaño de la matriz de la cámara CCD, del display y almacenaje Calidad de imagen determinada por: valor de DQE del detector Valor de ruido en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Valor de alta resolución de contraste en imágenes de maniquí, tomadas con protocolos y a dosis de uso estándar en clínica Valor de alta resolución espacial en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Tecnología de Detector Plano. Caso de ofertar este tipo de tecnología Especificar: Tipo de detector Tamaño de píxel Superficie de detección Procesado de imágenes y Conectividad Memoria digital de imágenes. Sistemas de reducción de ruido y de artefactos Visualización de la técnica empleada e indicadores de dosis sobre pantalla Directorio de imágenes de pacientes Memoria de archivo en disco duro de al menos 100 imágenes, así como representación instantánea de las mismas sobre monitor de TV en modo mosaico Unidad de CD integrada en el equipo para grabación de imágenes en diferentes formatos con posibilidad de grabación en matriz de 512 x 512 o x Servicios DICOM suficientes para la conexión al futuro RIS/PACS del Centro y para la integración de datos con los actuales equipos Estándar de referencia: DICOM 3 Servicios incluidos en el sistema: Gestión de listas de trabajo (SCU) Presentación de imágenes (SCU) Envío de imágenes y verificación (SCU) Impresión básica (SCU) Control de procedimientos (MPPS, SCU) Servicios incluidos con la estación: Envío de imágenes y verificación (SCU) Presentación de imágenes (SCU) Consulta y recuperación (SCU, SCP) Impresión básica (SCU) Almacenamiento (SCP) 23 de 55
24 3.2.3 Sublote 2.3. Equipo Radioquirúrgico CPR Características mínimas requeridas Conjunto soporte con arco en C y generador monobloque de Rayos X de alta frecuencia que permita las técnicas de radiografía y radioscopia Generador Tipo: Generador controlado por microprocesador. Potencia: Potencia nominal mínima de 2 kw. Tensión: Tensión máxima de generador no inferior a 110 kv Control: Control de tiempo de escopia con avisador en límite. Potencia Rango de kv, ma, tiempo de exposición Exactitud de los anteriores parámetros técnicos Reproducibilidad Tubo de rayos x Tipo: De ánodo fijo o rotatorio de foco doble, con tamaños nominales no superiores a 0,8 y 1,5 mm. Potencia: Potencia del tubo apta para trabajar a la máxima potencia del generador en foco grueso. Filtración: Filtración total del tubo no inferior a 2.5 mm. Al, a 80 Kvp. Sistema de arco en c Movimientos: Rotación axial y desplazamiento longitudinal del arco. Desplazamiento vertical motorizado, o manual contrapesado. Rotación del arco en C sobre su eje vertical. Transporte: Manual con ruedas en la base y sistema de frenos correspondiente. Sistema de adquisición de imagen Tipo: Detector Plano ó intensificador de Imagen de alta resolución, con diámetro nominal mínimo no inferior a 27 cm., pantalla de entrada de yoduro de cesio y parrilla incluida Colimación: Sistema de colimación automática y manual (iris, Diafragma, etc.) no superior al tamaño de la pantalla de entrada del intensificador de Imagen. Control de ganacia y brillo: Automático. Cadena de video digital con cámara CCD de alta resolución Ancho de banda mínimo de 8 MHz Monitores: Se suministrará con dos Monitores de TV. (mínimo), de alta resolución y de tamaño no inferior a 17, con su carro de transporte. Rotación de imagen: electrónica sobre el monitor de TV. Modos de trabajo: 24 de 55
25 Escopia automática. Escopia pulsada y continua. Almacenaje en el monitor de TV de la última imagen Resolución mínima del sistema de Imagen en alto contraste Umbral de sensibilidad del sistema de imagen a bajo contraste Tamaño de la matriz de la cámara CCD, del display y almacenaje Calidad de imagen determinada por: valor de DQE del detector Valor de ruido en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Valor de alta resolución de contraste en imágenes de maniquí, tomadas con protocolos y a dosis de uso estándar en clínica Valor de alta resolución espacial en imágenes de maniquí con protocolos, algoritmos y filtros de uso estándar en clínica Tecnología de Detector Plano. Caso de ofertar este tipo de tecnología Especificar: Tipo de detector Tamaño de píxel Superficie de detección Procesado de imágenes y Conectividad Memoria digital de imágenes. Sistemas de reducción de ruido y de artefactos Visualización de la técnica empleada e indicadores de dosis sobre pantalla Directorio de imágenes de pacientes Memoria de archivo en disco duro de al menos 100 imágenes, así como representación instantánea de las mismas sobre monitor de TV en modo mosaico Unidad de CD integrada en el equipo para grabación de imágenes en diferentes formatos con posibilidad de grabación en matriz de 512 x 512 o x Servicios DICOM suficientes para la conexión al futuro RIS/PACS del Centro y para la integración de datos con los actuales equipos Estándar de referencia: DICOM 3 Servicios incluidos en el sistema: Gestión de listas de trabajo (SCU) Presentación de imágenes (SCU) Envío de imágenes y verificación (SCU) Impresión básica (SCU) Control de procedimientos (MPPS, SCU) 25 de 55
26 Servicios incluidos con la estación: Envío de imágenes y verificación (SCU) Presentación de imágenes (SCU) Consulta y recuperación (SCU, SCP) Impresión básica (SCU) Almacenamiento (SCP) Mesa Tablero desplazable Mandos de control de movimientos incorporado Capacidad de inclinación en tren y antitrendelemburg Límite de carga > a 150 Kg. Otras prestaciones: inclinaciones, sistema de frenado, otros movimientos, etc. Con carácter general para todos los Radioquirúrgicos se valorará se incluyan Sistemas de Diagnóstico Guiado para las especialidades quirúrgicas o cualquier otra aplicación novedosa para el nuevo Hospital. 3.3 LOTE 3: Mamógrafos y Mesa de Biopsia Estereotáxica Digital Sublote 3.1. Mamógrafo digital con Tomosíntesis Equipo de rayos x con dispositivo de adquisición de imágenes digital directa, sistema de procesamiento y visualización de imágenes, y accesorios para la realización de estudios mamográficos, con la composición mínima y las características generales que se relacionan a continuación: Características mínimas requeridas Generador de rayos X Automatizado, de tensión constante, mediante convertidor de frecuencia o computarizado con corte asíncrono. Potencia mínima de 3 kw. Intervalo de error en tensión no superior a 1 kv en todo el rango de utilización Con presentación digital de parámetros técnicos en la consola Dotado de sistema de control automático de la exposición, con compensación en función del tiempo de exposición, de la tensión de disparo y del espesor de la mama. El sistema garantizará que las diferencias de kerma en la superficie de entrada del sistema de imagen entre casos extremos no sean superiores al ± 50%. Con dispositivos de control y seguridad para protección del tubo contra sobrecargas. Tubo de rayos X y colimador De ánodo giratorio. Especificar material de ánodo y filtro 26 de 55
27 Con doble foco de tamaños nominales no superiores a 0.15 y 0.3 mm respectivamente. Apto para trabajar a la máxima potencia del generador en foco grueso. Con capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a HU. Con dispositivo de colimación o diafragmas adecuados para distintos formatos de imagen. Con una capa hemirreductora a 28 kv no inferior a 0.3 mm Al. Sistema soporte conjunto radiológico Columna telescópica motorizada con altura variable y con radio de giro mínimo de ± 100º. Distancia foco-detector no inferior a 60 cm. Dispositivo de compresión manual y motorizado mediante pedal. Sistema de descompresión automática tras la exposición. Indicador luminoso del campo incorporado en el sistema. Dispositivo adecuado para realizar técnicas de magnificación, con un factor de ampliación mínimo de 1,5. Pantalla de cristal o plástico plomado para protección del operador. Sistema preparado para la incorporación de dispositivo de estereotaxia. Tomosíntesis Características mínimas requeridas Hardware y Software incorporados a Mamógrafo Digital. Características del sistema Se incluirá el hardware correspondiente que permita realizar los movimientos tomográficos necesarios para la adquisición de las vistas. Incluirá el Software de adquisición, reconstrucción y presentación de las imágenes de mama 3D. Número máximo de imágenes obtenidas por barrido. Duración de la adquisición y tiempo de reconstrucción. Ancho de corte mínimo posible Rango de angulación Acreditar marcado CE y número de instalaciones similares. Sistema de adquisición de imágenes Basado en un detector plano de adquisición digital directa con una superficie útil no inferior a 18 cm en su dimensión mínima. Con un tamaño de píxel no superior a 100 μm y una profundidad de no menos de 12 bits. 27 de 55
28 Deberá permitir la adquisición de imágenes en diferentes formatos Las imágenes se mostrarán de forma inmediata en un monitor situado en la sala de control, de modo que permita al operador comprobar la calidad de las imágenes y el correcto posicionamiento de la mama El monitor tendrá una resolución mínima de 2 Megapixel Teclado alfanumérico para introducción de datos El disco duro del sistema tendrá capacidad para al menos 400 imágenes Estará dotado de funciones básicas de proceso de imagen. La oferta deberá detallar los programas, protocolos y procedimientos de imagen incorporados en el software del equipo ofertado, así como otros opcionales posibles. Debe ser susceptible de incorporación a una red DICOM sin necesidad de elementos adicionales. El sistema en su conjunto será compatible con el estándar DICOM 3. Incluirá las clases de servicio DICOM 3, para envío (Send), almacenamiento (Storage), impresión (Print), control de listas de trabajo (WLM). Estación de trabajo de diagnóstico Estación de trabajo de altas prestaciones para visualización, procesado y análisis de las imágenes adquiridas. Incluirá dos monitores verticales de escala de grises con una resolución de al menos 5 megapixel y un brillo no inferior a 600 cd/m2. El disco duro de la estación debe permitir el almacenamiento de al menos 800 imágenes Estará conectada al equipo principal y preparada para la importación automática de las imágenes adquiridas por éste. Incorporará software con funciones básicas y avanzadas de post-procesado de las imágenes. Con al menos un dispositivo para archivo digital permanente de imágenes, mediante disco óptico, MOD, CD-ROM, etc. Debe ser susceptible de incorporación a una red DICOM sin necesidad de elementos adicionales. Incluirá las clases de servicio DICOM 3 para impresión (Print). SISTEMA DE CAD Otros componentes y accesorios La empresa ofertante describirá aquellos otros componentes o accesorios que incluya y que considere convenientes para el buen funcionamiento del equipo En particular, podrá incorporar como accesorios determinados maniquíes para control de calidad del equipo, Sublote 3.2. Mamógrafo digital Equipo de rayos x con dispositivo de adquisición de imágenes digital directa, sistema de procesamiento y visualización de imágenes, y accesorios para la realización de estudios 28 de 55
29 mamográficos, con la composición mínima y las características generales que se relacionan a continuación: Características mínimas requeridas Generador de rayos X Automatizado, de tensión constante, mediante convertidor de frecuencia o computarizado con corte asíncrono. Potencia mínima de 3 kw. Intervalo de error en tensión no superior a 1 kv en todo el rango de utilización Con presentación digital de parámetros técnicos en la consola Dotado de sistema de control automático de la exposición, con compensación en función del tiempo de exposición, de la tensión de disparo y del espesor de la mama. El sistema garantizará que las diferencias de kerma en la superficie de entrada del sistema de imagen entre casos extremos no sean superiores al ± 50%. Con dispositivos de control y seguridad para protección del tubo contra sobrecargas. Tubo de rayos X y colimador De ánodo giratorio. Especificar material de ánodo y filtro Con doble foco de tamaños nominales no superiores a 0.15 y 0.3 mm respectivamente. Apto para trabajar a la máxima potencia del generador en foco grueso. Con capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a HU. Con dispositivo de colimación o diafragmas adecuados para distintos formatos de imagen. Con una capa hemirreductora a 28 kv no inferior a 0.3 mm Al. Sistema soporte conjunto radiológico Columna telescópica motorizada con altura variable y con radio de giro mínimo de ± 100º. Distancia foco-detector no inferior a 60 cm. Dispositivo de compresión manual y motorizado mediante pedal. Sistema de descompresión automática tras la exposición. Indicador luminoso del campo incorporado en el sistema. Dispositivo adecuado para realizar técnicas de magnificación, con un factor de ampliación mínimo de 1,5. Pantalla de cristal o plástico plomado para protección del operador. Sistema preparado para la incorporación de dispositivo de estereotaxia. PREPARADO PARA INCORPORAR TOMOSÍNTESIS. Sistema de adquisición de imágenes 29 de 55
30 Basado en un detector plano de adquisición digital directa con una superficie útil no inferior a 18 cm en su dimensión mínima. Con un tamaño de píxel no superior a 100 μm y una profundidad de no menos de 12 bits. Deberá permitir la adquisición de imágenes en diferentes formatos Las imágenes se mostrarán de forma inmediata en un monitor situado en la sala de control, de modo que permita al operador comprobar la calidad de las imágenes y el correcto posicionamiento de la mama El monitor tendrá una resolución mínima de 2 Megapixel Teclado alfanumérico para introducción de datos El disco duro del sistema tendrá capacidad para al menos 400 imágenes Estará dotado de funciones básicas de proceso de imagen. La oferta deberá detallar los programas, protocolos y procedimientos de imagen incorporados en el software del equipo ofertado, así como otros opcionales posibles. Debe ser susceptible de incorporación a una red DICOM sin necesidad de elementos adicionales. El sistema en su conjunto será compatible con el estándar DICOM 3. Incluirá las clases de servicio DICOM 3, para envío (Send), almacenamiento (Storage), impresión (Print), control de listas de trabajo (WLM). Estación de trabajo de diagnóstico Estación de trabajo de altas prestaciones para visualización, procesado y análisis de las imágenes adquiridas. Incluirá dos monitores verticales de escala de grises con una resolución de al menos 5 megapixel y un brillo no inferior a 600 cd/m2. El disco duro de la estación debe permitir el almacenamiento de al menos 800 imágenes Estará conectada al equipo principal y preparada para la importación automática de las imágenes adquiridas por éste. Incorporará software con funciones básicas y avanzadas de post-procesado de las imágenes. Con al menos un dispositivo para archivo digital permanente de imágenes, mediante disco óptico, MOD, CD-ROM, etc. Debe ser susceptible de incorporación a una red DICOM sin necesidad de elementos adicionales. Incluirá las clases de servicio DICOM 3 para impresión (Print). SISTEMA DE CAD Otros componentes y accesorios La empresa ofertante describirá aquellos otros componentes o accesorios que incluya y que considere convenientes para el buen funcionamiento del equipo 30 de 55
- PHILIPS IBÉRICA, S.A.U - GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.
INFORME DEL ORGANO PROMOTOR DE LA CONTRATACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚM: HSLL 48/2016 TIPO DE CONTRATO: Suministros. OBJETO: Suministro de dos sistemas digitales de radiología para Quirófano del
C i rcular 5. R espuestas a co nsultas recibidas entre el 1-7 y 20-7-20 10
CIRCULAR 5 Respuesta a las consultas realizadas por los oferentes entre los días 1 de julio y el 20 de julio de 2010 al pliego particular de condiciones de la LPI 4 Equipamiento Biomédico para la mejora
ARCADIS Varic. Flujo de trabajo más eficiente y excelente calidad de imagen en el QF. Hoja de datos. www.siemens.com/healthcare
Flujo de trabajo más eficiente y excelente calidad de imagen en el QF Hoja de datos www.siemens.com/healthcare s Flujo de trabajo más eficiente y excelente calidad de imagen en el QF Con la nueva generación
Tipo de consulta: TÉCNICA ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PER/212/1426-1 Adquisición de Equipos de Rayos X Digital Directo (DR) Arco en U para Hospitales de ESSALUD NOTA ACLARATORIA No. 1 CONSULTAS Y PEDIDO DE ACLARACIONES AL

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución