Source: http://www.tiendacables.com/epages/ea2337.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea2337/Categories/Herramientas/Otras_Herramientas
Timestamp: 2017-01-19 21:18:43+00:00

Document:
Otras Herramientas - TiendaCables.com : Cables HDMI , Red, Audio y video........
Herramienta de montaje de conectores F
Herramienta de montaje para colocar de manera sencilla conectores F en cables coaxiales. Apta para conectores de engaste y presión. Con asa con diseño ergonómico. ... Disponible solo webRef : ibRH-TTOOL-MS13
Tacómetro laser DT2234A
Herramienta basada en luz laser que permite medir la velocidad de rotación de un objeto. Incorpora una electrónica inteligente, con técnicas foto-eléctricas y visor LCD retro-iluminado. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (5 dígitos de 18 mm). Tiempo de muestreo: 0,5 segundos (a más de 1200 RPM). Selección de rango automática. Memoria para los valores máximo, mínimo y último. Velocidad de medida: 2,5 a 99.999 RPM. Resolución: 0,1 RPM (2,5 a 999,9 RPM) y 1 RPM (a 1000 RPM o más). Distancia de detección: 50 a 500 mm. Precisión de 0,05 %. Cristal de cuarzo de 6 MHz. Funciona con 3 pilas AA de 1,5V. Tamaño: 160 x 72 x 37 mm. Disponible solo webRef : ibGM11
Tacómetro de contacto DT2235A
Herramienta basada en el contacto que permite medir la velocidad de rotación de un objeto. Incorpora una electrónica inteligente, con técnicas mecánicas y visor LCD retro-iluminado. Funcionamiento basado en el contacto pues la herramienta se aplica directamente en el eje de rotación. Para ello se suministran 3 puntas de goma y una polea. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (5 dígitos de 18 mm). Tiempo de muestreo: 0,5 segundos (a más de 1200 RPM). Selección de rango automática. Memoria para los valores máximo, mínimo y último. Permite almacenar 96 valores. Velocidad de medida: 0,5 a 19.999 RPM. Resolución: 0,1 RPM (0,5 a 999,9 RPM) y 1 RPM (a 1000 RPM o más). Precisión de 0,05 %. Funciona con 4 pilas AA de 1,5V. Tamaño: 160 x 72 x 37 mm. Disponible solo webRef : ibGM12
Tacómetro electromagnético GED2600P
Herramienta basada en inducción electromagnética para medir la velocidad de rotación de un motor. Incorpora una electrónica inteligente, con técnicas de inducción electromagnética y visor LCD. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos). Aplicación de 2 círculos (1, 2, 3 y 4 cilindros) y 4 círculos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 cinlindros). Rango de medida: motor de 100 a 9999 r/min. Método de detección por inducción electromagnética. Resolución: 0.1/1. Memoria para el valor máximo. Auto-apagado. Precisión de 0,05 %. Funciona con 2 pilas AA de 1,5V. Tamaño: 100 x 35 x 23 mm. Disponible solo webRef : ibGM14
Medidor de humedad de materiales MC7806
Herramienta para medir la humedad de los materiales sólidos aplicable a maderas, fibras, lanas, tabaco, algodón, papel, construcción y otros materiales. Medidor de humedad compuesto de 2 partes: la unidad central con el visor y los controles y el sensor compuesto de 2 puntas que son las que entran en contacto con el material del cual deseamos medir su humedad. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 10 mm). Contenido de humedad de 0% a 50%. Temeratura de trabajo: -10 a 60 grados centígrados. Resolución: 0,1. Precisión humedad: +/- 0,5 %. Precisión temeratura: +/- 0,8 grados centígrados. Calibración automática. Funciona con 4 pilas AA de 1,5V. Tamaño: 182 x 68 x 39 mm. Disponible solo webRef : ibGM21
Medidor de humedad de materiales MC7812
Herramienta para medir la humedad de los materiales sólidos aplicable a maderas, fibras, lanas, tabaco, algodón, papel, construcción y otros materiales. Medidor de humedad compacto con el sensor integrado en la propia unidad central. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (3 dígitos de 10 mm). Contenido de humedad de 0% a 80%. Temeratura de trabajo: -10 a 60 grados centígrados. Resolución: 0,1. Precisión humedad: +/- 1 % (bajo 30%) o +/- 2% (más de 30%). Calibración automática. Temperatura de operativa: 0 a 50 grados centígrados. Tiempo de muestreo: 1,0 s. Funciona con 4 pilas AA de 1,5V. Tamaño: 218 x 76 x 53 mm. Disponible solo webRef : ibGM22
Medidor de grosor ultrasónico TM8810
Herramienta para medir el grosor de los materiales mediante la tecnología de los ultrasonidos. Modelo dividido en dos partes: la unidad central con los controles y el visor, y el sensor que se aplica directamente a las superficies de las cuales queremos medir el grosor. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 10 mm). Rango de medida: 1,5 mm a 200 mm. Tecnología de ultrasonidos. Compatible con 11 tipos de material entre los que estan el acero, hierro fundido, aluminio, cobre, latón, zinc, cristal de cuarzo, polietileno, PVC, hierro fundido gris y fundición nodular. Incluye bloque de calibración. Resolución: 0,1 mm. Precisión: +/- 0,5 %. Funciona con 4 pilas AA de 1,5V. Tamaño: 160 x 68 x 32 mm. Disponible solo webRef : ibGM31
Anemómetro digital AM4826
Anemómetro digital de dos piezas: la unidad central con controles y visor, y el sensor en forma de ventilador. Ideal para la industria, para la medida de aparatos de ventilación, navegación, tiempo, etc. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 10 mm). Rango de medida: 0,4 a 30,0 m/s o 4,0 a 108,0 km/h. Soporta m/s, km/h, nudos y pies/min. Tecnología de turbina. Resolución: 0,1 (m/s, km/h y nudos) y 1 (pies/min). Precisión: +/- 2 %. Funciona con 1 pila 9V. Tamaño: 141 x 72 x 31 mm. Disponible solo webRef : ibGM41
Anemómetro y termómetro digital AM4836V
Anemómetro digital de dos piezas: la unidad central con controles y visor, y el sensor en forma de ventilador. Ideal para la industria, para la medida de aparatos de ventilación, navegación, tiempo, etc. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 13 mm). Parámetros de medida: velocidad del viento, flujo de viento, escala de beaufort, altura de la ola y temperatura. Rango de medida de la velocidad del viento: 0,4 a 45,0 m/s, 1,4 a 162,00 km/h o 0,8 a 88,00 nudos. Rango de medida del flujo de aire: 0 a 9999 CMM (metros cúbicos minuto) o CFM (pies cúbicos por minuto). Escala de viento: 0 a 12 niveles. Escala de ola: 0 a 14 m. Temperatura de 0 a 60 grados centígrados. Soporta sistema métrico (m/s y km/h), sistema inglés y nudos. Tecnología de turbina. Resolución: 0,1 (m/s, km/h y nudos) y 1 (pies/min). Precisión: +/- 2 %. Almacenamiento del valor máximo. Memoria para 24 grupos de datos. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 156 x 67 x 28 mm. Se suministra con maletín de transporte. Disponible solo webRef : ibGM42
Anemómetro, veleta y termómetro digital AM4836C
Anemómetro, termómetro y veleta digital que se compone de 3 partes: la unidad central con controles y visor, el sensor del anemómetro y el sensor de la veleta. Ideal para la industria, para la medida de aparatos de ventilación, navegación, tiempo, etc. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 13 mm). Parámetros de medida: velocidad del viento, flujo de viento, escala de beaufort, altura de la ola, temperatura y dirección del viento. Rango de medida de la velocidad del viento: 0,4 a 45,0 m/s, 1,4 a 162,00 km/h o 0,8 a 88,00 nudos. Rango de medida del flujo de aire: 0 a 9999 CMM (metros cúbicos minuto) o CFM (pies cúbicos por minuto). Escala de viento: 0 a 12 niveles. Escala de ola: 0 a 14 m. Indicador de la dirección del viento de 16 niveles (resolución de 22,5 grados). Temperatura de 0 a 60 grados centígrados. Soporta sistema métrico (m/s y km/h), sistema inglés y nudos. Tecnología de turbina. Resolución: 0,1 (m/s, km/h y nudos) y 1 (pies/min). Precisión: +/- 2 %. Almacenamiento del valor máximo. Memoria para 24 grupos de datos. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 156 x 67 x 28 mm. Se suministra con maletín de transporte. Disponible solo webRef : ibGM43
Medidor nivel de sonido SL5826
Medidor de nivel de sonido ambiente.Modelo digital ideal para la industria, la administración, para medir los niveles de sonido ambientales, etc. Modelo compacto fácil de utilizar. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 13 mm). Cumple los estándares IEC651 tipo 2 y ANSI S1.4 tipo 2. Rango de medida: 35 a 100 dB (A) y 80 a 130 dB (H). Características de detección: rápido, lento y picos. Resolución: 0,1 dB. Precisión: 1 dB. Rango de frecuencia: 31,5 Hz a 8 kHz. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 233 x 68 x 32 mm. Disponible solo webRef : ibGM51
Medidor nivel de sonido SL5868P
Medidor de nivel de sonido ambiente.Modelo digital ideal para la industria, la administración, para medir los niveles de sonido ambientales, etc. Modelo compacto fácil de utilizar. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 13 mm). Cumple los estándares GB/T 3785, IEC651 tipo 2 y ANSI S1.4 tipo 2. Funciones: LP, Leq y LN. Rango de medida LP: 30 a 130 dB (A), 35 a 130 dB (C) y 35 a 130 dB (F). Rango de medida Leq: 30 a 130 dB. Rango de medida LN: 0 a 100%. Características de detección: rápido, lento y picos. Resolución: 0,1 dB. Precisión: 1 dB. Rango de frecuencia: 31,5 Hz a 8 kHz. 30 grupos de valores de memoria. Función de valor máximo. Alarma configurable para valores entre 30 y 130 dB. Señal de calibración de 94 dB. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 236 x 63 x 26 mm. Disponible solo webRef : ibGM52
Luxómetro digital LX9621
Luxómetro digital para la medición de nivel lumínico de ambiente.Modelo digital ideal para la industria, la administración, para medir los niveles lumínicos ambientales, etc. Modelo dividido en dos partes: el sensor y la unidad central con los controles y el visor. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (3 dígitos de 10 mm). Rango de medida: 0 a 50000 LUX. 3 rangos de medida: X1, X10 y X100. Resolución: 1 LUX. Precisión: +/- 5%. Función de bloqueo de valor. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 132 x 64 x 30 mm. Disponible solo webRef : ibGM61
Luxómetro digital LX9626
Luxómetro digital para la medición de nivel lumínico de ambiente.Modelo digital ideal para la industria, la administración, para medir los niveles lumínicos ambientales, etc. Modelo dividido en dos partes: el sensor y la unidad central con los controles y el visor. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (3 dígitos de 10 mm). Rango de medida: 0 a 50000 LUX y 0 a 5000 FC. Unidad de medida: LUX y FC. 3 rangos de medida: X1, X10 y X100. Resolución: 1 LUX. Precisión: +/- 5%. Función de bloqueo de valor con interruptor. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 132 x 64 x 30 mm. Disponible solo webRef : ibGM62
Luxómetro digital para la medición de nivel lumínico de ambiente.Modelo digital ideal para la industria, la administración, para medir los niveles lumínicos ambientales, etc. Modelo dividido en dos partes: el sensor y la unidad central con los controles y el visor. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (3 dígitos de 18 mm). Rango de medida: 0 a 100.000 LUX. Unidad de medida: LUX. Resolución: 1 LUX. Precisión: 4% (< 10.000 LUX) y 5% (> 10.000 LUX). Función de bloqueo de valor con interruptor. Tiempo de muestreo: 0,5 segundos. Fotodetector de tipo diodo con filtro. Funciona con 1 pila de 9 V. Tamaño: 130 x 72 x 30 mm. Disponible solo webRef : ibGM63
Luxómetro digital para la medición de nivel lumínico de ambiente.Modelo digital ideal para la industria, la administración, para medir los niveles lumínicos ambientales, etc. Modelo dividido en dos partes: el sensor y la unidad central con los controles y el visor. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (3 dígitos de 15 mm). Rango de medida: 0,1 a 200.000 LUX y 0,01 a 20.000 FC. Unidad de medida: LUX y FC. Resolución: 1 LUX. Precisión: 3% (< 20.000 LUX) y 5% (> 20.000 LUX). Función de bloqueo de valores. Tiempo de muestreo: 0,25 segundos. Fotodetector de tipo diodo con filtro. Funciona con 1 pila de 9 V. Tamaño: 149 x 71 x 41 mm. Disponible solo webRef : ibGM64
Vibrómetro digital VM6310
Vibrómetro digital para se utiliza para medir el movimiento periódico, para comprobar el desequilibrio y la desviación de la maquinaria en movimiento. Especialmente diseñado para medir las vibraciones mecánicas presentes en diversos equipos, a fin de proporcionar los datos para el control de calidad, tiempo de ejecución y mantenimiento de equipos. De conformidad con la norma ISO 2372, utilizado para mediciones periódicas, para detectar desequilibrios, desalineamientos y otros fallos mecánicos en máquinas rotativas. Especialmente diseñado para facilitar la medición de la vibración de toda la maquinaria de rotación para el control de calidad, puesta en marcha y los trabajos de mantenimiento predictivo. Acelerómetro individual de alta calidad para mediciones precisas y repetibles. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 18 mm). Velocidad: 0,1 a 200 mm/s. Frecuencia de muestreo: 10 Hz a 1 kHz. Precisión: < 5%. Apagado automático. Almacena el valor máximo. Tecnología: Transductor acelerómetro piezoeléctrico. Se suministra sensor basado en 2 agujas y 1 peana magnética. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 160 x 68 x 32 mm. Disponible solo webRef : ibGM71
Termómetro y higrómetro HT6830
Medidor de humedad y temperatura digital. Hace las funciones de higrómetro, hytro termómetro, termo higrómetro, psicrómetro y analizador de la humedad. Modelo compacto de una sola pieza. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 10 mm). Temperatura: -10 a 65 grados centígrados. Humedad relativa: 10% a 95% RH. Resolución: 0,1. Precisión humedad: 2,5% RH. Precisión temperatura: 0,5 grados centígrados. Sensor incorporado en el propio dispositivo. Memorias: máximo, mínimo y último valor. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 210 x 77 x 40 mm. Disponible solo webRef : ibGM81
Termómetro y higrómetro HT6290
Medidor de humedad y temperatura digital. Hace las funciones de higrómetro, hytro termómetro, termo higrómetro, psicrómetro y analizador de la humedad. Modelo que se compone de 2 partes: el sensor y la unidad central con el visor y los controles. Especificaciones Visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización (4 dígitos de 10 mm). Temperatura: -10 a 65 grados centígrados. Humedad relativa: 0% a 100% RH. Resolución: 0,1. Precisión humedad: 2,5% RH. Precisión temperatura: 0,5 grados centígrados. Sensor incorporado en el propio dispositivo. Memorias: máximo, mínimo y último valor. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 160 x 68 x 32 mm. Disponible solo webRef : ibGM82
Durómetro HT6510A
Comprobador de dureza diseñado para medir la dureza de la penetración de caucho, elastómeros, neopreno, silicona, vinilo, plásticos blandos, fieltro, cuero y materiales similares. Escala de dureza Shore A. Especificaciones Visor LCD de fácil visualización. Cumple con los estándares DIN53505, ASTMD2240, ISO7619 y JISK7215. Muestra los vaores de dureza, media aricmética y valor máximo. Rango de medida: 0 a 100 Shore A. Desviación de la medida: < 1%. Resolución: 0,1. Apagado automático. Funciona con 4 pilas de 1,5 V. Tamaño: 162 x 65 x 28 mm. Disponible solo webRef : ibGM91
Sensor cableado que permite la detección de corriente eléctrica monofásica en un rango de 0 a 380 VAC. Cuando la corriente está activada significa que el estado es ON y el relé de salida se cierra. Cuando la corriente falla o está desactivada, significa que el estado es OFF y el relé de salida de abre, transmitiendo la señal de alarma a la central de control. Especificaciones Sensor conectable a la central de alarma por cable. Dispone de 2 terminales de entrada para la conexión de la línea eléctrica de entrada de 0 a 380 VAC. Dispone de 2 terminales de salida para la conexión a la central de alarmas. Entrada y salida aislada hasta 2000 V. Tamaño: 98 x 56 x 42 mm. Preparado para ser montado en carril DIN de cuadro eléctrico. Disponible solo webRef : ibLB63
Pistola de pegamento mini de 8mm
Pistola de pegamento termo-fusible de tamaño mini y compatible con barritas de pegamento de 8mm de sección (referencia #TK71). Se conecta directamente de red eléctrica de 220 VAC. Dispone de gatillo para activar la termo-fusión de la barra de pegamento. Potencia de 20W. Incluye 3 barritas de 8mm de sección y 100mm de largo. Disponible solo webRef : ibTK61
Pistola de pegamento de 11mm
Pistola de pegamento termo-fusible de tamaño estándar y compatible con barritas de pegamento de 11mm de sección (referencia #TK72). Se conecta directamente de red eléctrica de 220 VAC. Dispone de gatillo para activar la termo-fusión de la barra de pegamento. Potencia de 60W. Incluye 2 barritas de 11mm de sección y 100mm de largo. Disponible solo webRef : ibTK62
Pistola de pegamento termo-fusible de tamaño estándar y compatible con barritas de pegamento de 11mm de sección (referencia #TK72). Se conecta directamente de red eléctrica de 220 VAC. Dispone de gatillo para activar la termo-fusión de la barra de pegamento. Modelo sin cables con base de reposo y carga. Tiempo de carga de 6 minutos y tiempo de trabajo de 6 minutos. Potencia de 15-80W. Incluye 5 barritas de 11mm de sección y 200mm de largo. Disponible solo webRef : ibTK63
Pistola de pegamento profesional de de 11mm
Pistola de pegamento termo-fusible de tamaño estándar y compatible con barritas de pegamento de 11mm de sección (referencia #TK72). Se conecta directamente de red eléctrica de 220 VAC. Dispone de gatillo para activar la termo-fusión de la barra de pegamento. Modelo con dos potencias de calefactor: 600W y 100W. Incluye 3 barritas de 11mm de sección y 200mm de largo. Disponible solo webRef : ibTK64
Pegamento termofusible en barrita de 8 mm de sección y 100 mm de largo cada una. Paquete de 12 barritas. Color transparente. Para pistolas que acepten barritas de 8 mm de sección. Disponible solo webRef : ibTK71
Pegamento termofusible de 11mm
Pegamento termofusible en barrita de 11 mm de sección y 300 mm de largo cada una. Paquete de 33 barritas. Color transparente. Para pistolas que acepten barritas de 11 mm de sección. Disponible solo webRef : ibTK72
Anemómetro y termómetro modelo TM-402
Medidor digital de la velocidad del aire, del caudal de aire y de la temperatura. Se trata de un dispositivo portátil compuesto de la unidad central y un sensor compuesto de un molinillo de 30 mm de diámetro y 6 aspas. Dispone de pulsadores para las funciones de valores mínimos, máximos, media y bloqueo de datos. Dispone de memoria interna para capturar un histórico de 99 muestras. Amplio visor retro-iluminado de fácil lectura incluso en condiciones adversas. Medidas realizadas y precisión Unidades de velocidad del aire soportadas: m/s, km/h, mph, nudos, pies/m y Beaufort. Soporta un rango de velocidad del aire de 0,4 a 25,0 m/s, con resolución de 0,1 m/s y precisión de +/- 2%+0,2. Para otras medidas diferentes a m/s aplicar el equivalente. Unidades de caudal de aire soportadas: CMM y CFM. Soporta un rango de caudal del aire de 0 a 9999 CFM o CMM, con una resolución de 1. Unidades de temperatura soportadas: ºC y ºF. Soporta un rango de temperatura de -20 a +60 ºC con una resolución de 0,1 ºC y una precisión de +/- 1 ºC. Soporta un rango de temperatura de -4 a +140 ºC con una resolución de 0,1 ºC y una precisión de +/- 1,8 ºC. Disponible solo webRef : ibTM42
Anemómetro termómetro higrómetro y barómetro modelo TM-404
Medidor digital de la velocidad del aire, del caudal de aire, la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica. Se trata de un dispositivo portátil compuesto de la unidad central y un sensor compuesto de un molinillo de 30 mm de diámetro y 6 aspas. Dispone de pulsadores para las funciones de valores mínimos, máximos, media y bloqueo de datos. Dispone de memoria interna para capturar un histórico de 99 muestras. Amplio visor retro-iluminado de fácil lectura incluso en condiciones adversas. Medidas realizadas y precisión Unidades de velocidad del aire soportadas: m/s, km/h, mph, nudos, pies/m y Beaufort. Soporta un rango de velocidad del aire de 0,4 a 25,0 m/s, con resolución de 0,1 m/s y precisión de +/- 2%+0,2. Para otras medidas diferentes a m/s aplicar el equivalente. Unidades de caudal de aire soportadas: CMM y CFM. Soporta un rango de caudal del aire de 0 a 9999 CFM o CMM, con una resolución de 1. Unidades de temperatura soportadas: ºC y ºF. Soporta un rango de temperatura de -20 a +60 ºC con una resolución de 0,1 ºC y una precisión de +/- 1 ºC. Soporta un rango de temperatura de -4 a +140 ºC con una resolución de 0,1 ºC y unaprecisión de +/- 1,8 ºC. Unidades de humedad relativa soportadas: %HR. Soporta un rango de humedad relativa de 20 a 80 %HR con una resolución de 0,1 y una precisión de +/- 3,5 %HR. Unidades de presión atmosférica soportadas: hPa, mmHg y inHg. Soporta un rango de presión atmosférica de 350 a 1100 hPa con una resolución de 0,1 y una precisión de +/- 2 hPa. Disponible solo webRef : ibTM44
Higrómetro y termómetro modelo TM-181
Medidor digital de temperatura y humedad (higrómetro) del aire. Se trata de un dispositivo portátil y compacto. Dispone de pulsadores para las funciones de valores mínimos, máximos, media y bloqueo de datos. Amplio visor de fácil lectura incluso en condiciones adversas. Función de alarma al alcanzar determinados valores. Tamaño de 200 x 55 x 38 mm y peso de 165 g. Se suministra en funda de transporte. Medidas realizadas y precisión Unidades de temperatura soportadas: ºC y ºF. Soporta un rango de temperatura de -40 a +60 ºC con una resolución de 0,1 ºC y una precisión de +/- 0,5 ºC. Unidades de humedad relativa soportadas: %HR. Soporta un rango de humedad relativa de 1 a 99 %HR con una resolución de 0,1 y una precisión de +/- 2,5 %HR. Disponible solo webRef : ibTM45
* Precio con IVA incluido 1 - 30 de 64 resultados

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución