Source: http://elcometer.com.mx/climaticos/Elcometer_319.php
Timestamp: 2019-01-21 01:43:30+00:00

Document:
Elcometer 319/2 Medidor de Punto de Rocío
Productos / Climáticos / Elcometer 319/2
Medidor de Punto de Rocío Elcometer 319/2 **producto descontinuado**
BS 7079-B4 ISO 8502-4
NSTM 009-32 PPI 63101-000
Este producto ha sido descontinuado y es remplazado por el nuevo
Medidor de Punto de Rocio Elcometer 319
Página del Producto Elcometer 319
El Elcometer 319/2 ha sido diseñado para incorporar todas las características necesarias para el monitoreo de condiciones climáticas.
Operación con una sola mano, lo que permite al operador tener una mano libre.
Menú interfase fácil de utilizar en Inglés, Francés, Alemán y Español.
Pantalla clara e iluminada que muestra todos los 5 parámetros en un solo vistazo incluyendo estatus de la batería.
Medidor de uso rudo, diseñado para su uso en duros ambientes industriales.
Sondas estan incorporadas al equipo. Sin cables de sensores sensitivos que pueden atorarse o dañarse.
Carcaza de hule para protección y firme agarre.
Extremadamente resistente superficie de apoyo de la sonda térmica conductora de goma.
3 pilas AA aseguran hasta 400 horas de uso continuo.
Sensores industriales durables estan combinados con procedimientos sofisticados de calibración de fábrica asegurando la mas alta precisión.
Cumple y supera ISO 8502-4.
La flecha indicadora muestra la tendencia de la temperatura.
La sonda HR esta equipada con un filtro el cual protege el equipo de contaminación tranportada por aire.
Dos botones de contacto para navegación segura.
El Elcometer 319/2 puede ser utilizado tanto como un medidor de mano o como un registrador de datos autónomo al utilizar la unidad de acoplamiento.
Almacena datos en la memoria de manera manual o se puede seleccionar el sistema de registro automático- permitiendo que la información se registre de manera automática en un periodo definido por el usuario.
Pequeña luz de linterna integrada, genial para espacios reducidos
Límites pueden ser establecidos para cada parámetro de temperatura com alarmas tanto visuales como auditivas que se encienden cuando se rebasa el límite.
La función Suspender/Congelar permite que las lecturas sean tomadas y revisadas antes de almacenarlas en la memoria.
Unidades cambiables grados Celsius / Fahrenheit.
Cada grupo de mediciones pueden estamparse con fecha y hora.
Alarma Establecida por el usuario para indicar cuando las condiciones no son seguras para la pintura.
Memoria Memoria manual almacena hasta 6000 lecturas. Memoria de registro por intervalos puede almacenar hasta 12000 lecturas en un máximo de 8 lotes.
Hora y Fecha Cada grupo de datos es almacenado con sellos de hora y fecha. Hora y fecha pueden ser desplegadas en la pantalla.
Luz de fondo y Linterna Mide en áreas con luz tenue y oscuras, encendido de luz de fondo.
Revisión de Lecturas Vea todas la lecturas almacenada en la memoria de la pantalla.
Resolución Aumentada Rangos de dos escalas, los cuales automáticamente cambian dependiendo de las lecturas, provee una gran precisión y resolución de lecturas debajo los 60°C (140°F).
Durabilidad Mejorada Estructura ergonómica para uso rudo diseñada para mayor protección.
Idiomas Menú disponible en 4 idiomas: Inglés, Alemán, Francés y Español
Lista de Embarque Elcometer 319/2 Estándar: Medidor Elcometer 319/2, estuche, correa para la muñeca, pilas, certificado de calibración e instrucciones de operación.
Elcometer 319/2 Superior: Medidor Elcometer 319/2, unidad de acoplamiento completa con almohadillas magnéticas de superficie, sonda magnética de temperatura de superficie, llave hexagonal, cable USB y Software ElcoMaster™, estuche, correa para la muñeca, pilas, certificado de calibración e instrucciones de operación.
Medidor de Punto de Rocío Elcometer 319/2
Rango de Temperatura del Aire -20 a 60ºC (-4 a 140ºF)
Precisión de Temperatura del Aire ±0.5°C (±1°F)
Resolución de Temperatura del Aire 0.1°C (0.1ºF)
Rango de Temperatura de Superficie -30 a 60°C (-22 a 140°F)
Precisión de Temperatura de Superficie ±0.5°C (±1°F)
Resolución de Temperatura de Superficie 0.1ºC (0.1ºF)
Rango de Temperatura Externa de Superficie -30 a 60°C( -22 a 140°F)
Precisión de Temperatura Externa de Superficie ±0.5°C (±1°F)
Resolución de Temperatura Externa de Superficie 0.1°C (0.1°F)
Rango de Humedad Relativa 0 a 100% HR
Precisión de Humedad Relativa a 23°C ±3% HR
Resolución de Humedad Relativa 0.5% HR
Rango de Temperatura de Operación -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Dimensiones 195 x 75 x 35mm (6.9 x 3 x 1.4")
Peso 260g (0.57lb)
Tipo de Pila Pilas AA 1.5V x 3
Vida de la Pila 400+ horas continuas de operación
Elcometer 319/2 Elcometer 319/2 Estándar G319----S
Elcometer 319/2 Elcometer 319/2 Superior G319----T
Unidad de Acoplamiento: comprende de unidad de acoplamiento, almohadillas magneticas de superficie, sonda magnetica de temperatura de superficie, Software ElcoMaster™ , cable USB y llave hexagonal T31920289
Sonda Magnética de Superficie T31920162
Funda de Instrumento T31920253
Correa de Muñeca T31920254
Cable USB T31920167

References: Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución