Source: http://docplayer.it/1917705-Associazione-italiana-di-aritmologia-e-cardiostimolazione-area-di-telecardiologia.html
Timestamp: 2017-01-23 23:45:35+00:00

Document:
⭐Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione. Area di Telecardiologia
Download "Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione. Area di Telecardiologia"
1 Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione Area di Telecardiologia Consensus Document sul monitoraggio remoto dei dispositivi impiantabili: tecnologie disponibili, indicazioni, modelli organizzativi, accettabilità, responsabilità ed aspetti economici. Renato Pietro Ricci 1, Giovanni Calcagnini 2, Antonello Castro 3, Franco Giada 4, Diran Igidbashan 5, Maurizio Landolina 6, Donato Melissano 7, Giovanni Battista Perego 8, Tiziano Toselli 9 1. Ospedale San Filippo Neri, Roma 2. Istituto Superiore di Sanità, Roma 3. Ospedale Sandro Pertini, Roma 4. Ospedale di Mestre (VE) 5. Ospedale S. Giovanni di Dio di Gorizia 6. Policlinico S. Matteo, Pavia 7. Ospedale di Casarano (Lecce) 8. Istituto Auxologico, Milano 9. Ospedale S. Anna, Ferrara Indirizzo per la corrispondenza: Dr Renato P. Ricci, Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale San Filippo Neri Via Martinotti, 20, Roma Tel.: Fax: I capitoli su tutela dei dati personali e privacy e su responsabilità e aspetti medico-legali sono stati scritti con la collaborazione del Dr Antonio Osculati, Medicina Legale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università dell'insubria, Varese.2 Premessa: perché un sistema di controllo remoto dei dispositivi impiantabili? I moderni dispositivi impiantabili, pace maker (PM), defibrillatori (ICD), dispositivi per la resincronizzazione cardiaca (CRT), loop recorder, prodotti dalle varie aziende sono in grado di memorizzare una quantità sempre maggiore di informazioni diagnostiche relative al funzionamento del dispositivo, all incidenza di aritmie, a misure fisiologiche sullo stato del paziente e a indicatori della funzione cardiovascolare. L invecchiamento della popolazione, l ampliarsi delle indicazioni all impianto di ICD, il trattamento con device di nuove patologie ha portato ad una espansione esponenziale dell utilizzo dei dispositivi e ad un aumento del numero e della complessità clinica dei pazienti che afferiscono ai centri di cardiostimolazione. In particolare l introduzione della terapia elettrica dello scompenso cardiaco fa affluire negli ambulatori di controllo pacemaker e ICD pazienti complessi, in genere molto fragili che necessitano di controlli frequenti e nei quali l ottimizzazione della programmazione del dispositivo e della terapia medica trovano gli elementi chiave nelle informazioni memorizzate dal dispositivo. In Europa i pazienti affetti da scompenso cardiaco sono circa 15 milioni. L incidenza dello scompenso è tra il 2 e 3 % e sale rapidamente al di sopra dei 75 anni tanto che nella decade anni essa è tra il 10 e 20 %. L incidenza è in netto aumento per l invecchiamento della popolazione, per il successo della terapia della cardiopatia ischemica e per il successo delle terapie che riducono e posticipano gli eventi coronarici mediante prevenzione nei soggetti ad alto rischio (prevenzione primaria), ed in quelli sopravvissuti ad un evento (prevenzione secondaria). I moderni trattamenti terapeutici hanno ridotto notevolmente la mortalità dei pazienti scompensati ma nonostante i grandi risultati, lo scompenso rimane, ancora, una tra le principali cause di morte e di ospedalizzazione della popolazione. Per tutti i motivi appena esposti, il controllo dei pazienti con dispositivi impiantabili costituisce un carico di lavoro pesantissimo per le strutture sanitarie, difficilmente sostenibile a breve-medio termine. Il monitoraggio remoto dei dispositivi impiantabili messo a punto da tutte le maggiori aziende produttrici può contribuire a facilitare e rendere più rapido ed efficace il follow-up di tali pazienti. Nella maggior parte dei pazienti con pacemaker o ICD i controlli ambulatoriali vengono in genere eseguiti ogni 3-12 mesi a seconda della organizzazione del centro, della complessità del paziente e del tipo di dispositivo 1. Inoltre molti pazienti richiedono visite addizionali, non programmate, per analizzare sintomi, che possono essere o meno correlati alla cardiopatia sottostante o al funzionamento del dispositivo. Altri controlli sono eseguiti in caso di eventi clinici non legati alla cardiopatia quali un intervento di chirurgia non cardiaca, esami diagnostici ed altro. L erogazione di terapie appropriate o non appropriate rappresenta una causa comune di visite di controllo non programmate. I principali limiti dell organizzazione tradizionale sono rappresentati da: Diagnosi ritardata di malfunzioni del sistema generatore elettrodi o di una scarica inaspettata della batteria specie per dispositivi in recall ; Acquisizione differita delle informazioni diagnostiche memorizzate dal dispositivo relative ad aritmie, trend di frequenza, comportamento del ritmo spontaneo, interventi degli ICD; Reazione differita a cambiamenti dello stato clinico; Ritardo nella valutazione degli effetti delle modifiche terapeutiche introdotte; Spreco di tempo e risorse per il controllo periodico di pazienti nei quali non sussistono problemi tecnici o clinici Il monitoraggio remoto può rappresentare una risposta a questi limiti. La sfida è quella di trovare un modo di controllare un maggior numero di pazienti portatori di dispositivo in minor tempo ma3 mantenendo costantemente elevati gli standard di qualità delle cure. Tale scenario, destinato sempre più ad ampliarsi, può essere gestito solo se si prevede un cambiamento nei modelli organizzativi che preveda un pieno coinvolgimento e integrazione delle figure professionali coinvolte nel team di gestione del paziente portatore di dispositivo (clinici, elettrofisiologi, tecnici, infermieri). Il controllo remoto consente una continua raccolta di informazioni relative allo stato clinico del paziente, e tecniche relative allo stato di funzionamento del dispositivo senza la presenza fisica dello stesso in ambulatorio. Non è da intendersi come un trattamento ma come un diverso modo di organizzare l assistenza. Tale sistema è particolarmente utile per i pazienti che hanno difficoltà di accesso alle cure per problemi geografici, di trasporto, di infermità, logistici. La raccolta delle informazioni può richiedere la partecipazione attiva o meno del paziente, a seconda del tipo di tecnologia utilizzata. La continua monitorizzazione e analisi dei trend dei vari parametri clinici e tecnici ha lo scopo di attivare dei meccanismi di controllo e quindi facilitare il management del paziente. Tra i fini del controllo remoto è quello di ridurre l utilizzazione del consumo di risorse sanitarie attraverso riduzione delle visite di controllo ambulatoriali, riduzione delle riospedalizzazioni, miglioramento della qualità di vita del paziente, maggiore efficienza nel management del dispositivo. In sintesi i vantaggi potenziali del controllo remoto includono: identificazione precoce di problemi tecnici del dispositivo e degli elettrocateteri e in particolare delle malfunzioni; valutazione continua dello stato della batteria e delle funzioni di sensing, soglia e impedenza; identificazione precoce dei cambiamenti dello stato clinico del paziente: aritmie atriali e ventricolari, trend della frequenza cardiaca, progressione dello scompenso, variazione del peso corporeo, attività fisica; reazione tempestiva alle variazioni dello stato clinico e valutazione tempestiva dei cambiamenti terapeutici introdotti; riduzione ed ottimizzazione del numero dei follow-up ambulatoriali; migliore ottimizzazione nell allocazione delle risorse del sistema sanitario. Il controllo remoto dei dispositivi sembra ormai una necessità clinica e sociale non più eludibile. La tecnologia avanzata ed affidabile ormai prontamente utilizzabile, le scarse risorse finanziarie, lo spropositato aumento dei carichi di lavoro nei centri di cardiostimolazione ne impongono un immediato e diffuso utilizzo. Si aprono, ovviamente, scenari nuovi, di vario ordine, culturale, organizzativo, medico legale, che devono essere definiti. Ciò comporterà una radicale modifica dei sistemi organizzativi in ambito sanitario, e dei rapporti tra paziente, medico, infermiere e tecnico al fine di ottimizzare l efficienza e l efficacia del sistema, migliorare la qualità dell assistenza e conservare il rapporto umano interpersonale in un sistema ad alto contenuto tecnologico. Tecnologie di telemonitoraggio disponibili Il monitoraggio remoto dei dispositivi di stimolazione e defibrillazione cardiaci impiantabili, come li intendiamo oggi, è stato ideato e realizzato tra il 1999 e il 2000, sfruttando la rivoluzione in atto che ha permesso la larga e diffusa disponibilità dei sistemi elettronici miniaturizzati e di telefonia senza fili. Tra il 2000 e 2001 è stato realizzato un prototipo, non commercializzato, inserendo un sistema di4 trasmissione a radio frequenza in un comune pacemaker DDD, in quel momento regolarmente commercializzato ed in uso, in grado di trasmettere automaticamente ad intervalli programmabili i dati raccolti dalla memoria di quel dispositivo. L invio di tali dati avveniva, tramite un antenna posta nel connettore del PM, sotto forma di SMS, attraverso un oggetto che era una combinazione di ricevitore e telefono cellulare, necessariamente situato entro un raggio di due metri, che a sua volta trasferiva i dati ad un centro servizi e quindi al medico sotto forma di FAX. Un congruo numero di tali dispositivi, con la possibilità di attivazione e disattivazione della funzione di tele-monitoraggio mediante il programmatore del dispositivo, completi del sistema di trasmissione, successivamente denominato CardioMessenger, è stato fornito ad 11 centri Europei (tra cui due italiani), per uno studio sulla fattibilità pratica della tecnologia, sui vantaggi reali ottenibili, sul riscontro d eventuali problematiche e sul grado di soddisfazione percepito dal paziente. Tale studio ha dimostrato, secondo le attese, il buon funzionamento del sistema denominato Biotronik Home Monitoring (HM), con tempi di trasmissione-ricezione dei dati nel 97% dei casi entro 3 minuti ed un elevato grado di soddisfazione da parte dei pazienti, con un limite costituito dalla copertura geografica della rete GSM 2,3. Dopo questa iniziale esperienza, il riconoscimento della validità di un sistema di controllo remoto in grado di fornire informazioni riguardanti problematiche, tecniche e/o cliniche, ricavabili direttamente ed indirettamente, ha stimolato tutte le principali aziende produttrici a sviluppare sistemi analoghi. Nel frattempo, il sistema è stato commercializzato da parte della Biotronik, inserendolo gradualmente in tutti dispositivi cardiovascolari elettronici impiantabili di propria produzione (cosiddetti IECD = Implantable Electronic Cardiovascular Devices, per intendere PM, ICD e CRT) con la possibilità di attivare il sistema, abbinandolo, quando attivato, ad un qualsiasi dispositivo di trasmissione paziente CardioMessenger. Quest ultimo, attualmente disponibile in due modelli, può essere associato a qualsiasi dispositivo dotato della possibilità di trasmissione HM. Più recentemente è stato introdotto anche un modello di CardioMessenger fisso, da collegare ad una linea telefonica terrestre, per garantire la possibilità del monitoraggio di pazienti in luoghi non coperti da reti GSM. A partire dal 2004, le tre principali aziende produttrici nord-americane hanno iniziato a fornire, con vari gradi di avanzamento, propri sistemi di monitoraggio a distanza. Sia pure con differenze tra loro, il comune denominatore di questi ultimi sistemi è apparso essere l utilizzo di una linea telefonica fissa per la trasmissione finale dei dati. Per questo aspetto, tali aziende, sono state verosimilmente influenzate dalla pratica consolidata, iniziata e costantemente utilizzata dagli anni settanta, di una sorta di controllo a distanza, chiamata TTM (acronimo per Trans Telephonic Monitoring) negli USA e poco o nulla in Europa, per monitorare lo stato di carica delle pile allo zinco-mercurio, allora utilizzate nei dispositivi di cardiostimolazione e caratterizzate da una curva di scarica rapida e poco prevedibile. Questo tipo di monitoraggio è stato attuato storicamente per lo più da aziende di servizio USA (come Raytel ecc.), dedicatisi a fornire tale tipo di sorveglianza, dietro rimborso anche da parte delle assicurazioni sanitarie. Con lo sviluppo e l introduzione delle varie versioni dei nuovi sistemi di monitoraggio, le aziende produttrici hanno attivato anche dei propri centri di servizio con sistemi che utilizzano siti internet protetti, con accesso riservato, per rendere disponibili i dati ottenibili. Tuttavia, alcune aziende di servizio hanno sviluppato una partnership con alcune case produttrici dei dispositivi per una collaborazione nell analisi dei dati trasmessi (vedi tab.1). Attualmente, accanto al sistema di monitoraggio remoto HM della Biotronik Gmbh di Berlino, sono disponibili il CareLink Network della Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA, il sistema Latitude Patient Management System della Boston Scientific, St Paul, MN, USA ed i sistemi HouseCall Plus e Merlin Net (che è una evoluzione del precedente) della St Jude Medical,5 Sylmar, CA, USA 5. Oltre a questi, è in corso di sviluppo un ulteriore sistema da parte della Sorin Group, che sarà presumibilmente disponibile prossimamente, dopo il completamento delle verifiche necessarie 6. Il sistema HM della Biotronik, in uso dal 2001, già descritto in parte, si caratterizza per la possibilità d un monitoraggio quotidiano automatico, senza alcuna interazione da parte del paziente, ovunque si trovi geograficamente nel mondo, essendo le trasmissioni basate sulla rete GSM (Global System for Mobile Communication). Invia, tramite un centro servizi, dei report completi quotidiani, visualizzabili sul sito web dedicato, con accesso protetto. Nel caso vi sia un evento d allarme riguardante svariati parametri (alcuni dei quali obbligatori) viene inviato al centro un messaggio d allerta con tutti i parametri, l identificazione del motivo dello stesso e l elettrogramma endocavitario (IEGM) relativo di 45 secondi, oltre che sul web, anche via FAX e SMS 7. Viene altresì inoltrato un messaggio evento anche nel caso non vi sia stato contatto tra il dispositivo impiantato (paziente) ed il CardioMessenger per un intervallo temporale programmabile (da 36 ore a qualche settimana). Il dispendio energetico per tale tipo di monitoraggio giornaliero viene dichiarato essere trascurabile e valutato, da parte del produttore, in meno del 2% della durata di vita del dispositivo, pari ad uno shock per un ICD. Dispone della possibilità d inviare un messaggio, tramite il sito web, al CardioMessenger, sulla quale viene acceso un segnale luminoso per indicare al paziente la necessità di mettersi in contatto con il centro che lo monitorizza. Il sistema HM viene utilizzato dalla Biotronik, con piccole differenze funzionali, sia sui PM che sugli ICD di propria produzione. Il sistema di monitoraggio e trasmissione può essere attivato o disattivato e può essere associato a qualsiasi dispositivo CardioMessenger. Per la trasmissione utilizza esclusivamente una banda di frequenza appositamente dedicata ai dispositivi impiantabili (MICS, Medical Implantable Comunication Service, MHz), eliminando così possibili interferenze con altri dispositivi. Tale frequenza viene usata anche da CareLink e solo negli USA da HouseCall Plus. Il sistema HM risulta essere il sistema più ampiamente studiato ed oggetto di numerose pubblicazioni, riguardanti i suoi vari aspetti funzionali ed il suo impatto sulla gestione medica ed economica, oltre ai benefici clinici ad essa riconducibili, attestati da numerose relazioni circa il precoce riconoscimento di manifestazioni cliniche e di disfunzione non altrimenti evidenziati 4,7. Il sistema CareLink (CL) della Medtronic, che è stato temporalmente introdotto nel 2004 nella sua forma preliminare solamente negli USA, è stato successivamente arricchito con nuove funzioni e dispositivi di trasmissione con l estensione della sua diffusione anche in Europa 8. È attualmente disponibile anche nella modalità wireless, intesa come trasmissione dal dispositivo controllato al dispositivo di ricezione-trasmissione con gli ICD e CRT-D delle ultime generazioni. Necessita invece dell interazione tramite la testina di trasmissione (wand) per interagire con gli ICD più datati e con alcuni modelli di PM (e del dispositivo Reveal ) di propria produzione. Il sistema CL, che prevede l uso d un CL Monitor esclusivo (non utilizzabile con altri dispositivi impiantabili simili), pur raccogliendo informazioni continuamente, è in grado di inviare i dati automaticamente ad intervalli, precedentemente programmati, non inferiori a 21 giorni. Nel caso si verifichi un evento avverso (tra quelli programmati), il sistema emette un tono, udibile dal paziente, avvertendolo che deve iniziare una sessione di comunicazione (oppure inizia una trasmissione automatica con i sistemi wireless, oltre ad inviare eventuali messaggi o SMS al medico/ospedale in orari predeterminati). Da quanto sopra, appare chiaro che questo sistema prevede una gestione essenzialmente guidata da eventi. I report inviati contengono tutti i parametri, tutti gli episodi registrati con relativi IEGM con Marker Channel e 10 secondi di IEGM. Il sistema CL applicato sui dispositivi CRT-D monitorizza con un esclusivo sensore incorporato, denominato OptiVol, l accumulo di liquido, come indice di peggioramento dello stato di compenso emodinamico, rilevato mediante le variazioni dell impedenza transtoracica.6 Analogamente al sistema HM, studi sulla fattibilità, sulla sua superiorità ai sistemi tradizionali, del grado d accettazione dal paziente, ecc. hanno evidenziato ottimi risultati anche per il sistema CL 9,10. Il sistema Latitude Patient Management System della Boston Scientific, non ancora in disponibile in Europa, supporta quasi tutti i dispositivi ICD e CRT-D di propria produzione negli USA. Questi, in base al modello, richiedono l uso d un trasmettitore denominato communicator dotato d una testina telemetrica, oppure, per i modelli più recenti, d un communicator funzionante senza fili (quest ultimo utilizza una banda di frequenza di 914-MHz, non approvato per motivi medici fuori USA) 4, mentre ora, l azienda comunica che utilizza la banda SDD (Short Distance Device) che opera tra MHz 11. Entrambi i sistemi utilizzano, come s è già detto, una linea telefonica fissa per la trasmissione a lungo raggio. Il modello che usa la testina telemetrica del communicator, richiede l apposizione di questa sul dispositivo impiantato, mentre il modello senza fili riceve le informazioni dai dispositivi supportati in modo automatico, senza interazione. Nel caso venga riscontrato un evento rilevante da parte del dispositivo impiantato, il paziente viene avvertito dal lampeggio del bottone d azione, posto sul dispositivo trasmettitore, di attivare una comunicazione. Gli eventi vengono distinti (peraltro come in altri sistemi) in allarmi rossi o urgenti, per condizioni che potrebbero privare il paziente della funzione terapeutica del dispositivo e in gialli per situazioni cliniche configurabili 12. Il sistema è dotato d un esclusiva capacità di potersi connettere ad una bilancia e ad uno sfigmomanometro dedicati, per poter monitorare i dati da questi ricavabili, che, assieme alla risposta a quesiti specifici, possono fornire indicazioni circa eventuali modifiche delle condizioni cliniche. Il sistema HouseCall Plus con la sua evoluzione MerlinNet, supporta la maggior parte dei prodotti ICD e CRT-D della St. Jude Medical. Il sistema è attivo negli USA con la tipologia che prevede l uso d una testina di programmazione che il paziente deve applicare per trasmettere i dati relativi ad eventi sintomatici. Per quanto riguarda eventi asintomatici, il paziente viene avvisato della ricezione d un avviso sotto forma di vibrazione del dispositivo. I controlli periodici, che sono programmati, potrebbero essere attivati sia dal paziente che da un avviso dal centro. È stato realizzato anche un dispositivo di trasmissione/ricezione senza fili, denominato RF, interfacciabile con modelli RF degli ICD di St. Jude, per ora disponibile solo negli USA, utilizzando la banda di frequenza MICS per le trasmissioni a breve raggio, mentre, analogamente ai precedenti 2 sistemi, richiede una linea telefonica fissa per inviare i dati a lungo raggio. Le interrogazioni per i controlli con quest ultimo si attiveranno, senza interazione da parte del paziente, in date programmate, mentre il monitoraggio sarà giornaliero con la possibilità d inviare messaggi d allerta al centro raccolta dati nel caso dovessero verificarsi eventi predefiniti, programmabili 13. Analogamente al sistema CareLink, sembra sia in programma la possibilità d usare la trasmissione senza fili anche a lungo raggio nel prossimo futuro. Questo sistema, come CareLink e Latitude, è in grado di interfacciarsi con alcune cartelle cliniche elettroniche, mentre tutti i sistemi sono dotati dello standard d interfacciamento HL7. La Sorin Group ha annunciato che è in corso di sviluppo un proprio sistema di Remote Monitoring. Il sistema, che verrà inizialmente applicato agli ICD RF, invierà i dati in maniera wireless e automatica ad una consolle presso il domicilio del paziente e verranno poi altrettanto automaticamente avviati, da questo, tramite linea telefonica ad un server centrale, accessibile online. I dati verranno memorizzati nel server ed organizzati in modo conforme agli standard attualmente in uso. Saranno elaborati dal sistema esperto AIDA+ (Automatic Interpretation for Diagnosis Assistance). Le informazioni potranno essere inviate nella data di controllo programmato, nel momento dell attivazione d un allarme dal dispositivo o direttamente dal paziente nel caso di comparsa di sintomi o da parte del medico, dall ospedale, in caso di necessità. Sarà possibile visualizzare tutti i dati diagnostici e relativi ad aritmie o terapia memorizzate, con corrispondenti IEGM. Il sistema potrà contare su un algoritmo per la prevenzione dello scompenso7 cardiaco denominato PhD (Predict Heart Failure Development) mediante la presenza di multisensori 6,14. I dati comparativi dei sistemi attualmente noti e di prevedibile prossima introduzione sono elencati in modo schematico in tabella I, modificata e aggiornata da Jung et al 4, con il contributo diretto delle aziende produttrici. I sistemi di monitoraggio remoto di IECD noti, indipendentemente dal periodo della loro introduzione ed il grado di sviluppo ed applicazione, hanno alcune caratteristiche comuni come la loro accessibilità tramite Internet. E logico pensare che, pur con qualche particolarità, funzionalmente i sistemi diverranno omogenei nelle prestazioni offerte. Invece, analogamente a quanto è storicamente avvenuto con i programmatori, gli utilizzatori saranno obbligati ad avere, oltre ad almeno 5 sistemi, con caratteristiche particolari differenti, più d un dispositivo per ciascuna casa produttrice con i problemi gestionali che ne derivano. Sarà pertanto importante poter identificare, nel prossimo futuro, almeno una modalità comune di rappresentazione dei dati, utilizzando un sistema standard per poter disporre dei dati nel modo più uniforme possibile. Tabella I Aspetti comuni e differenze fra le diverse tecnologie disponibili per il monitoraggio remoto Parametro Medtronic: Boston St. Jude M.: Sorin Biotronik: Home CareLink Scientific: House Call +, Group: Monitoring Network Latitude Merlin Net? Approvazione della FDA ? CardioMessenger HouseCall Plus Latitude CareLink Communicator Monitor F paziente Nome dispositivo paziente casa? di Caratteristiche Telemetria domiciliare Portatile, semplice negli USA MICS In Europa Prodotti dotati di sistemi senza fili (wireless) Promemoria al paz. per trasmissione manuale Richiesta al paziente di intraprendere un azione Telemetria a distanza Interazione trasmissione durante MICS Fisso, semplice MICS, telemetrica MICS, telemetrica testina testina Fisso, interattivo Trasmissione senza fili, testina telemetrica non disponibile ancora Tutti ICD, CRT-D ICD, CRT-D Trasmissione solo automatica Accensione spia CardioMessenger per richiesta contattare centro 4 linee GSM, GPRS mobile, linea terrestre NO nessuno si Fisso, interattività vocale MICS testina telemetrica ICD, CRT-D RF Nessuno per HC Audio Audio Vibrazione? Linea terrestre Linea terrestre Linea terrestre NO (senza fili); SI (con testina telemetrica) NO (senza fili); SI (con testina telemetrica) SI? Fisso Trasmissione senza fili Trasmissione senza fili ICD RF Automatico, si Linea terrestre8 Trasmissione FU giornaliero, messaggi evento (automatici) FU programmati, messaggi evento (inviati da paz.) FU programmati, messaggi evento (inviati da paz.) Inviati da pz. (manuali) o auto con RF FU program., manuali automatici Fax, internet, Canali d informazione Fax, , , messaggio Fax, telefono, messaggio Internet percorribili da eventi messaggio testo testo internet testo n.d. con <24 h (per tutti i <24 h (alcuni tipi <24 h (alcuni tipi Riconoscimento precoce H.Call, <24 h <24 h tipi di evento) di evento) di evento) con RF Archiviazione dati di lunga durata di lunga durata di lunga durata di lunga durata n.d. Interfaccia con EMR HL7, HL7, HL7 HL7, alcuni EMR? alcuni EMR alcuni EMR Guidata eventi Guidata da Guidata Presentazione dei dati Guidata da eventi Guidata da eventi semaforo eventi eventi IEGM triggerato Holter del PM, IEGM o trasmissione Holter del PM da evento (fino a IEGM di 10s (ICD) IEGM di 16s? Holter in tempo reale IEGM di 10s 45 sec) 20 sec. per PM Sensore Heart Failure Monitor * OptiVol, Cardiac compass Interpretazione dati Medico partnership Raytel Peso, arteriosa, Sintomi, Statistica PM partnership Raytel Pressione Statistica PM, ECG di superficie partnership Mednet, Raytel, PHTS # PhD TM Multisensore Medico e da Impatto monitoraggio con invio messaggio giornaliero (ove possibile) su durata pila Basso Alto Alto n.d. n.d. Medical Implantable Communication Service, MHz Le azioni possono comprendere: trasmissione di dati tramite telemetria a lungo raggio; inserimento di dati particolari prima della trasmissione; chiamare il medico/centro per programmare trasmissioni particolari od ottenere informazioni aggiuntive. Global System for Mobile Communication General Packet Radio Service # Personal Healthcare Telemedicine GmbH Electronic Medical Records Health Level Seven (Standard di interfacciamento) (www.hl7.org) * comprende trend di parametri di: freq cardiaca media 24h e a riposo; HRV, burden % di FA stimolazione BiV, VES/h, attività paziente comprende trend di parametri di: ore totali AT/AF, freq ventricolare durante AT/AF, % di stimolazione giornaliera, frequenza ventricolare media, attività paziente, HRV Predict Heart Failure Development Compatibilità con i sistemi di archiviazione elettronica e sicurezza dei dati. In linea di principio tutte le soluzioni presenti sul mercato ad oggi (Home Monitoring, Biotronik; House Call Plus, St. Jude; Carelink, Medtronic; Latitude, Boston Scientific) sono in grado di interfacciarsi con i sistemi elettronici di archiviazione di dati medici (EMR, Electronic Medical Records). Ciò è reso possibile dall adozione nella gestione e trasmissione dei dati dello standard HL7, oppure della disponibilità di pacchetti software di conversione in HL7 dei dati stessi (HL7, Health Level 7 è uno standard per la interoperabilità dei sistemi di gestione di dati amministrativi e clinici). Dal punto di vista pratico, i sistemi attualmente funzionanti prevedono un accesso ai dati attraverso una interfaccia Web, di tipo sicuro e con autenticazione degli utenti attraverso nome utente e password. Di fatto, quindi, una integrazione con archivi preesistenti è tecnicamente realizzabile, ma richiede comunque un lavoro di adeguamento del software di gestione degli archivi preesistenti, il cui costo può non essere trascurabile. Per quanto riguarda l aspetto relativo alla9 raccolta ed archiviazione dei dati, tutte le soluzione presenti sul mercato, come accennato in precedenza, raccolgono i dati in archivi gestiti direttamente dal produttore del dispositivo o dati in gestione a società specializzate, sollevando quindi la struttura clinica da questa responsabilità. In generale, l accesso a questi dati è gestito attraverso protocolli che utilizzano le tecnologie più avanzate allo stato dell arte per quanto riguarda gli aspetti relativi alla conservazione, sicurezza e riservatezza dei dati. Affidabilità dei sistemi di trasmissione dati e interferenze con altri sistemi di telecomunicazione. Un analisi della affidabilità di questi sistemi deve considerare sia le componenti tecnologiche ed umane coinvolte nel processo di acquisizione e trasmissione del dato strumentale dal dispositivo al centro di raccolta e analisi, sia la precisa definizione delle finalità del sistema di monitoraggio stesso. Sebbene infatti il monitoraggio remoto di dispositivi impiantabili cardiaci possa essere di aiuto nell identificare anche eventi clinici significativi e/o cambiamenti nello stato complessivo del paziente, allo stato attuale non può essere considerato comunque un sistema per la gestione di situazioni di urgenza/emergenza. In generale, l utilizzo di tecnologie di tipo digitale garantisce la corretta ricezione dei dati. E infatti estremamente improbabile la ricezione di un dato errato o corrotto, quindi l analisi dell affidabilità di questi sistemi è riconducibile all analisi della possibilità che ci sia effettivamente la trasmissione e la ricezione. In altre parole, mentre la qualità del dato ricevuto non rappresenta un problema, ciò che potrebbe venire a mancare è l intera trasmissione di una interrogazione o di un allarme o l impossibilità da parte della struttura clinica ad accedere ai dati trasmessi. Se il sistema di monitoraggio remoto è utilizzato in alternativa al controllo periodico del dispositivo, per ridurre il carico di lavoro della struttura clinica e gli accessi da parte del paziente, i sistemi attuali si sono dimostrati sufficientemente affidabili, sia che si tratti di sistemi con tecnologia wireless che di sistemi via cavo. Più complessa è invece l analisi della affidabilità di questi sistemi qualora siano utilizzati anche per il controllo dello stato clinico del paziente e per la gestione degli eventuali allarmi. In questo contesto la certezza della ricezione del dato dipende dalla affidabilità delle tecnologie impiegate (es. rete GSM e UMTS, oppure servizio ADSL), e per molte di esse non esiste tuttora una certificazione per uso specifico in campo medico come servizio di emergenza. Inoltre, per alcuni sistemi è determinante la capacità del paziente di mantenere le condizioni per l interrogazione automatica oppure a domanda del dispositivo (es. distanza dal trasmettitore wireless oppure disponibilità della rete telefonica per la connessione del modem) e dalla affidabilità del sistema di ICT (Information and Communication Technology) della struttura clinica. Non bisogna inoltre dimenticare la necessità di realizzare un servizio di controllo periodico dei dati e di gestione degli allarmi. Tutti questi aspetti, evidentemente hanno una criticità minore nel caso del semplice controllo periodico del dispositivo, per il quale il rischio associato ad una mancata trasmissione può essere gestito mediante appropriate procedure. E comunque importante sottolineare che, poiché il controllo dei dati inviati dal dispositivo avviene attraverso un accesso internet mediante strutturala rete informatica della struttura clinica, è necessario che i servizi che gestiscono l infrastruttura di rete siano a conoscenza del tipo di utilizzo che ne viene fatto. Nel caso in cui il sistema di controllo remoto venga utilizzato anche per il controllo periodico dello stato del paziente e degli eventuali allarmi, è necessario predisporre un sistema di procedure (possibilmente scritte) da utilizzare per garantire l affidabilità del sistema e gestire l eventuale rischio clinico associato. Ciò implica una stretta collaborazione con chi gestisce e garantisce l accesso a internet, in modo da mettere a punto procedure rapide di intervento in caso di malfunzionamenti e/o interruzioni del servizio.10 Nei sistemi di tipo wireless esiste inoltre il rischio potenziale di malfunzionamenti dovuti ad interferenza con altri sistemi. La percezione di tale rischio è aumentata dal fatto che questi sistemi sono di solito utilizzati a casa del paziente, e quindi in ambienti non controllati e caratterizzati da un costante aumento della presenza di tecnologie che utilizzano onde elettromagnetiche per il funzionamento (principalmente telefonia cellulare GSM e UMTS, ma anche sistemi di accesso ad internet senza fili e connessioni WiFi tra computer all interno delle abitazioni). A tale rischio percepito non corrisponde comunque un rischio reale. A tutt oggi non sono stati pubblicati casi di malfunzionamento di sistemi di controllo remoto riconducibili ad interferenze elettromagnetiche. Uno studio specifico sul sistema Home-Monitor Biotronik non ha evidenziato nessuna suscettibilità nei confronti di telefoni cellulari di tipo GSM 15. Tutela dei dati personali e legge sulla privacy Le Fonti Normative. La Direttiva europea 1995/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è stata recepita nell ordinamento italiano con la Legge n. 675/96. A ciò hanno fatto seguito diversi interventi normativi poi culminati nel decreto legislativo n. 196/2003, il cosiddetto Codice Privacy, che attualmente racchiude l intera disciplina in materia di protezione dei dati personali. La definizione di dato personale. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a una persona fisica, una persona giuridica, un ente o un associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (incluso un numero di identificazione personale). I principi fondamentali del Codice Privacy. Lo scopo del Codice Privacy è quello di assicurare che i dati personali siano trattati rispettando la dignità, i diritti e le libertà fondamentali del soggetto cui tali dati si riferiscono. In particolare, i dati personali dovranno essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Informativa e consenso dell interessato. La legge richiede che l interessato debba essere previamente informato circa a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, c) le conseguenze di un suo eventuale rifiuto, d) i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e) il diritto di accesso e gli altri diritti riconosciuti all interessato, f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento. Secondo il principio generale, queste informazioni dovranno essere seguite dal consenso liberamente espresso dell interessato. Il trattamento di dati sensibili. Tale consenso dovrà essere manifestato in forma scritta qualora riguardi i dati sensibili, così definiti dal legislatore in quanto idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a11 partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Questa ultima categoria di dati può essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Peraltro, l Autorità Garante ha emanato un autorizzazione generale per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte degli esercenti professioni sanitarie e degli organismi sanitari pubblici o privati (Autorizzazione n. 2 del 2008). La telemedicina. La telemedicina può essere definita come l insieme delle tecniche mediche e informatiche che permettono di fornire servizi sanitari a distanza, a fini di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie. I soggetti coinvolti sono: i) il fruitore del servizio, che può essere il medico curante oppure il paziente stesso ( colui che trasmette i dati ), ii) il medico consulente, che effettua a distanza la prestazione sanitaria ( colui che riceve ), iii) il fornitore dei servizi e/o degli strumenti necessari alla realizzazione compiuta della prestazione sanitaria. Qualsiasi applicazione della telemedicina deve essere considerata un atto medico, pertanto è necessario che il paziente sia adeguatamente informato delle caratteristiche del servizio, dei possibili rischi correlati, delle precauzioni che si intende attivare per ridurre tali rischi e, in particolare, per garantire la riservatezza delle informazioni raccolte. Sulla base di tali informazioni, il paziente dovrà acconsentire o meno alla prestazione sanitaria erogata attraverso un sistema di telemedicina. A tale informativa, strettamente connessa alla natura di atto medico della telemedicina, si deve aggiungere l informativa prescritta dal Codice Privacy, a seguito della quale il paziente dovrà acconsentire preventivamente e per iscritto al trattamento dei dati sensibili interessati dai servizi di telemedicina. La sicurezza dei dati. Il fornitore dell infrastruttura tecnica che consente il servizio di telemedicina deve garantire un elevato livello di sicurezza nel trattamento e nella trasmissione dei dati sanitari, attraverso sistemi e strumenti in grado di garantire la qualità del dato ricevuto (ovvero garantire che ciò che viene ricevuto sia identico a ciò che viene trasmesso), nonché la riservatezza e la sicurezza dei dati. Pertanto, è opportuno che il fornitore di servizi applichi alcune pratiche comuni, quali: i) l autenticazione dei singoli utenti del sistema informatico, tramite password segrete e da mantenersi tali, in modo da consentire un riconoscimento univoco del soggetto che in quell istante sta fornendo o avendo accesso ai dati clinici; ii) la definizione dei diritti di accesso alle informazioni cliniche; iii) la registrazione degli accessi alle informazioni cliniche; iv) la cifratura dei dati in fase di trasmissione e la protezione da virus informatici. L attribuzione dei ruoli. Anche nel caso dei servizi di telemedicina è opportuno attribuire specifici ruoli ai vari soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in modo chiaro. In particolare, occorre organizzare i soggetti coinvolti secondo il Codice Privacy, ossia: i) il titolare del trattamento dei dati (il soggetto che assume decisioni in relazione al trattamento dei dati), ruolo che sarà ricoperto dal centro ospedaliero oppure dal fornitore dei servizi necessari alla realizzazione della prestazione sanitaria telemedica; ii) il responsabile del trattamento, nominato per iscritto dal titolare, che parimenti potrà essere individuato nell istituto ospedaliero o nel fornitore di servizi; iii) gli incaricati del trattamento dei dati, ossia i medici o il personale sanitario incaricati per iscritto dal titolare o dal responsabili a trattare i dati. Iniziative in ambito europeo 16,17. Tra gli interventi registratisi in materia in ambito europeo è opportuno segnalare le Linee Guida per la telemedicina emanate dal CPME (Comitato12 Permanente dei Medici Europei), associazione non profit costituita dalle associazioni nazionali di medici degli Stati membri dell Unione Europea, che si occupa, tra l altro, di promuovere standard di pratica medica nell applicazione della telemedicina. Il documento mette in particolare evidenza l aspetto della corrispondenza tra medico e paziente, che in telemedicina avviene essenzialmente tramite posta elettronica. A questo proposito il medico dovrà adottare particolari accorgimenti al fine di garantire la riservatezza dei dati trattati, in particolare: i) , username e password dovranno essere trattati come informazioni confidenziali; ii) il computer utilizzato per le comunicazioni con il paziente deve essere collocato in modo tale che lo schermo non sia visibile da altri se non il medico; iii) qualora il medico debba lasciare la stanza nella quale si trova il server dovrà disconnettersi dal proprio account oppure utilizzare uno screen saver protetto da password; iv) qualora vi sia necessità di stampare le , i documenti stampati saranno trattati come ogni altro documento confidenziale inerente la salute del paziente; v) il server utilizzato per le comunicazioni via deve essere dislocato in un luogo sicuro e accessibile solo a soggetti autorizzati. Il controllo remoto nella gestione degli advisories (recall) e delle malfunzioni La crescente complessità e diffusione dei dispositivi impiantabili pone inevitabilmente il problema della performance e della affidabilità a breve e a lungo termine della tecnologia utilizzata in clinica. La sensibilità nei confronti di tale problematica è cresciuta anche a livello di interesse dei media dopo che un numero significativo di advisory alerts relativi alla performance a lungo termine di elettrocateteri, pacemaker e ICDs prodotti dalle maggiori ditte è stato comunicato ai medici e alle istituzioni sanitarie negli ultimi anni La malfunzione in genere era grave e poteva compromettere la corretta erogazione delle terapie di stimolazione e di shock con possibili gravi conseguenze per la salute del paziente, in taluni casi potenzialmente letali. In conseguenza di ciò le istituzioni sanitarie, le società scientifiche 21 e le ditte costruttrici hanno elaborato dei documenti contenenti raccomandazioni per una tutela adeguata del paziente con dispositivo a rischio. Per garantire la massima protezione del paziente è stato in genere suggerito di sostituire il dispositivo soggetto ad advisory nelle situazioni cliniche di maggior rischio, quali ad esempio in pazienti pacemaker dipendenti, in pazienti sottoposti ad impianto di ICD in prevenzione secondaria e in quelli impiantati in prevenzione primaria ma con storia di interventi appropriati del dispositivo su tachiaritmie ventricolari. Questi criteri hanno determinato l esecuzione di numerosi interventi di sostituzione preventiva. Questa strategia tuttavia non si è dimostrata scevra di rischi. In un esperienza nordamericana in una popolazione di pazienti sottoposti a sostituzione preventiva di un ICD in advisory, il tasso di complicanze maggiori è stato del 5.8% con una mortalità dello 0.4% 22. L introduzione e la diffusione dei sistemi di controllo remoto può modificare radicalmente la strategia gestionale degli advisories. Una sorveglianza continua su base quotidiana del dispositivo con allarmi in caso di eventi critici consente una reazione molto tempestiva all insorgenza di una malfunzione. E possibile monitorare infatti la carica e lo stato della batteria, le impedenze di pacing e di shock degli elettrocateteri, le variazioni del sensing e delle soglie di stimolazione. Per quanto riguarda i defibrillatori l analisi degli eventi aritmici consente di identificare iniziali rotture dell elettrocatetere che si manifestano con riconoscimenti inappropriati di tachiaritmia ventricolare dovuti a oversensing di rumore sul catetere 23. Spesso inizialmente questi episodi sono autolimitati o trattati solo con pacing antitachicardico. Il riconoscimento tempestivo di questa situazione consente di richiamare il paziente e sostituire il catetere con imminente rottura prima che il paziente stesso riceva shock inappropriati che spesso si presentano sotto forma di tempesta elettrica e che possono potenzialmente indurre fibrillazione ventricolare per una non corretta sincronizzazione dello shock13 sul rumore invece che sul QRS. L utilizzo sistematico del controllo remoto potrebbe consentire l adozione di atteggiamenti conservativi in molti casi e di evitare un certo numero di reinterventi a scopo preventivo che vengono decisi laddove è inaccettabile un riconoscimento tardivo della potenziale malfunzione. Esperienze cliniche preliminari hanno confermato le potenzialità del monitoraggio remoto. In una popolazione di 69 pazienti portatori di ICD seguita prospetticamente, Hauck M e coll 24 hanno documentato una sensibilità del 75% del controllo remoto nel riconoscimento precoce di severi eventi avversi legati a una malfunzione del sistema impiantato, con un anticipo nella diagnosi di 2-5 mesi rispetto al controllo ambulatoriale. In una popolazione di 54 pazienti con disfunzione dell elettrocatetere da defibrillazione, Spencker e coll 25 hanno dimostrato che l incidenza di shock inappropriati e/o inibizione sintomatica della stimolazione era del 27,3% nei pazienti seguiti in remoto versus il 53.4% in quelli seguiti con follow-up tradizionale (p<0,05). Le potenzialità del controllo remoto nella sorveglianza dei dispositivi in advisory sono tali da aver indotto la Heart Rhythm Society a raccomandare alle ditte produttrici di sviluppare e utilizzare tecnologie wireless di controllo remoto in grado di controllare lo stato funzionale dei dispositivi impiantabili con maggiore frequenza e accuratezza, allo scopo di identificare il più precocemente possibile comportamenti anomali dei dispositivi e di ridurre il numero di casi di malfunzione non segnalati 26. Criticità nell uso del controllo remoto nella sorveglianza dei dispositivi e degli elettrocateteri in advisory sono da un lato la modalità di insorgenza della malfunzione (progressiva o improvvisa, stabile o intermittente) e dall altro i tempi necessari al riconoscimento e notificazione degli eventi critici da parte dei sistemi di controllo remoto disponibili. In una popolazione di 471 pazienti con elettrocatetere in advisory per rischio di frattura 27, variazioni critiche dell impedenza tali da indurre un alert si sono verificate almeno 24 ore prima dell erogazione di uno shock inappropriato nel 75% dei pazienti con frattura dell elettrocatetere e intervalli VV brevissimi da oversensing di segnali spuri hanno preceduto lo shock inappropriato di un intervallo variabile fra 0 e 37 giorni (mediana 7,5). Per definizione il controllo remoto non consente una reazione in tempo reale agli eventi e non costituisce di per sé un sistema deputato a trattare l emergenza. Non tutti i sistemi consentono la trasmissione automatica wireless degli eventi critici e alcuni richiedono la collaborazione attiva del paziente per trasmettere i dati, cosa che può avvenire solo ad intervalli relativamente lunghi. Nei sistemi completamente automatici che utilizzano la rete GSM i messaggi di allarme vengono inviati una volta al giorno e pertanto il tempo di reazione del medico non può essere inferiore alle 24 ore. Solo alcuni eventi critici (tipicamente l insorgenza di tachiaritmie ventricolari) possono essere trasmessi in tempo reale, a condizione che il paziente sia nelle vicinanze del trasmettitore e che la rete GSM sia disponibile in quel momento. In ogni caso la capacità di rispondere in tempo reale agli allarmi implica dei cambiamenti molto profondi nella struttura organizzativa degli ospedali che al momento sembrano di difficile realizzazione. In conseguenza di quanto detto, tutte quelle situazioni che implicano una risposta immediata da parte del centro non possono beneficiare del controllo remoto. Per i dispositivi a rischio di malfunzione improvvisa la sostituzione preventiva nei soggetti a rischio resta l unica strada percorribile. Viceversa nelle situazioni con carattere evolutivo, in particolare nella sorveglianza degli elettrocateteri, il controllo remoto sembra poter divenire lo standard da utilizzare. Nelle tabelle 2-4 sono schematizzati i dati offerti dal monitoraggio remoto per la sorveglianza di dispositivi ed elettrocateteri e i campi di applicazione per l utilizzo del controllo remoto nella gestione degli advisories.14 Tabella 2: dati disponibili per il monitoraggio remoto del dispositivo e degli elettrocateteri (variabili leggermente per tipo e denominazione a seconda delle ditte) DISPOSITIVO Tensione batteria ERI / EOL Tempo di carica eccessivo Reset elettrico / stato di backup Active can OFF senza SVC Sospensione del circuito di carica Stato del circuito Modalità di stimolazione asincrona Riconoscimento o terapie di fibrillazione ventricolare disattivate ELETTROCATETERI Impedenza di stimolazione atriale fuori range Impedenza di stimolazione ventricolare destra fuori range Impedenza di stimolazione ventricolare sinistra fuori range Impedenza di defibrillazione ventricolare fuori range Impedenza di defibrillazione SVC fuori range Contatore di integrità elettrocatetere (VV brevi) Ampiezza sensing atriale, ventricolare destro e sinistro Soglia di stimolazione ventricolare destra e sinistra Tabella 3: Applicabilità del controllo remoto nel monitoraggio degli advisory ICD Prevenzione primaria Prevenzione primaria o secondaria con interventi appropriati per TV FV sporadici e basso rischio di malfunzione del dispositivo Pazienti con ritmo spontaneo valido Determinazione del tasso reale di malfunzione Identificazione precoce di malfunzione in dispositivi non in advisory Elettrocateteri In tutti i casi in cui non si ritengono accettabili i rischi legati all estrazione Tabella 4 Condizioni in cui il monitoraggio remoto non è adeguato al monitoraggio degli advisory Dispositivi ad alto rischio di malfunzione Soggetti con frequenti interventi appropriati per TV FV o storia di tempesta elettrica Soggetti pacemaker dipendenti Elettrocateteri con evidenza di iniziale malfunzione Il controllo remoto nella gestione delle tachiaritmie sopraventricolari I dispositivi impiantabili di ultima generazione (pacemaker e defibrillatori) consentono un approccio globale al paziente con tachiaritmie sopraventricolari. Sono dotati di sofisticati algoritmi di stimolazione capaci da un lato di prevenire l insorgenza delle tachiaritmie e di evitare la stimolazione non fisiologica del ventricolo destro quando non necessaria e dall altro di interrompere precocemente gli episodi di tachicardia / flutter atriale attraverso stimolazione atriale antitachicardica ad alta frequenza. In molti defibrillatori è possibile erogare uno shock atriale (automatico o erogato dal paziente mediante attivatore esterno) per l interruzione precoce della aritmia. Parallelamente all implementazione di nuove opzioni terapeutiche, nei nuovi dispositivi è stata progressivamente incrementata la capacità di memorizzare dati relativi agli episodi di fibrillazione atriale e all efficacia delle terapie erogate. Tra i dati disponibili vi sono il numero, ora di insorgenza e durata degli episodi, il burden complessivo di aritmia, l elettrogramma endocavitario che permette di confermare l appropriato riconoscimento e di analizzare il meccanismo di innesco e le proprietà di regolarità e frequenza dell aritmia nelle fasi iniziali. Quest ultima informazione è importante per la scelta della programmazione ottimale del15 dispositivo. Il monitoraggio continuo del ritmo cardiaco da parte del dispositivo si è dimostrato particolarmente efficace nell identificare gli episodi di fibrillazione atriale asintomatica. Nonostante questi miglioramenti tecnologici il monitoraggio ambulatoriale tradizionale dei pazienti portatori di dispositivi impiantabili non è scevro da limiti perchè, essendo i follow-up eseguiti generalmente ogni 4-6 mesi, le informazioni disponibili vengono acquisite tardivamente, rendendo così impossibile la diagnosi precoce delle tachiaritmie specialmente se asintomatiche. E infatti ormai ben documentato come l incidenza di episodi di fibrillazione atriale asintomatica, in pazienti con pregressi episodi clinici, sia molto più elevata di quanto precedentemente ipotizzato. Nello studio PAFAC Fetsch 28 che ha seguito nel corso del tempo con monitoraggio transtelefonico pazienti sottoposti a cardioversione elettrica ha documentato che il 70% di tutte le recidive tachiaritmiche si manifestavano in modo totalmente asintomatico. Dati più o meno simili sono riportati nel follow-up di pazienti portatori di pacemaker bicamerali e di defibrillatore automatico, ove l incidenza di fibrillazione atriale, la maggior parte delle volte asintomatica, è pari a circa il 50% indipendentemente dall indicazione all impianto L identificazione e il trattamento precoce, della fibrillazione atriale è importante visto che queste aritmia, nei pazienti portatori di pacemaker, rappresenta un fattore di rischio indipendente per embolie periferiche, stroke e mortalità totale come dimostrato sia dallo studio MOST 32 che dal registro italiano AT La possibilità di utilizzare un sistema di controllo remoto capace di trasmettere dati anche giornalmente può certamente favorire una migliore comprensione della storia naturale delle aritmie sopraventricolari e soprattutto una terapia specifica tempestiva. Attualmente abbiamo a disposizione un numero limitato di studi clinici che hanno valutato l utilità e l affidabilità del controllo remoto nella gestione delle tachiaritmie sopraventricolari. Varma 34 ha analizzato per primo in modo retrospettivo il pattern temporale della fibrillazione atriale e la conseguente frequenza ventricolare media in 276 pazienti portatori di pacemaker DDD seguiti giornalmente con tecnologia Home Monitoring per 1 anno. Come anticipato in uno studio pilota, l analisi di circa messaggi esaminati ha mostrato che il sistema di monitoraggio era affidabile visto che l 89% degli episodi aritmici erano trasmessi con successo e di questi più del 90% erano ricevuti dal medico in meno di 4 minuti dall insorgenza dei sintomi. Ventinove pazienti (10,5%) avevano presentato almeno 1 episodio di fibrillazione atriale al giorno caratterizzato da una percentuale di cambio modo superiore al 20% delle 24 ore. La distribuzione degli episodi nel corso dell anno esaminato variava da un minimo di 5 giorni a un massimo di 90 giorni e la frequenza ventricolare media era superiore ad 80 battiti al minuto nel 79% dei pazienti; da segnalare 3 casi di fibrillazione atriale di nuova insorgenza totalmente asintomatici ed altri 3 sempre asintomatici durante profilassi antiaritmica. Successivamente Lazarus 7 ha eseguito una analisi retrospettiva multicentrica su scala mondiale di più di 3 milioni di messaggi trasmessi da oltre pazienti impiantati e seguiti con monitoraggio remoto e tecnologia Home Monitoring per un periodo variabile da 1 a 49 mesi. Numerose variabili sono state esaminate: tachiaritmie ventricolari, sopraventricolari, indicatori di malfunzionamento dei dispositivi, fasi di scarica. La maggior incidenza di eventi riportati era rappresentata dagli episodi di fibrillazione atriale, identificati sulla base dell attivazione dell algoritmo automatic swich mode. Sia nei soggetti portatori di pacemaker che in quelli con ICD si registrava una incidenza particolarmente alta (> 60%) non solo di recidive dell aritmia ma anche di primi episodi di fibrillazione atriale. Da segnalare che in più del 10% dei casi gli episodi tachiaritmici duravano oltre 2,5 ore al giorno. Recentemente Ricci 35 et al hanno dimostrato l utilità del sistema di monitoraggio a distanza per quanto riguarda l identificazione e il trattamento della fibrillazione atriale in 163 pazienti portatori di pacemaker o ICD. Sono stati arruolati pazienti consecutivi, non selezionati candidati all impianto di un dispositivo; 37% del gruppo pacemaker e 9% del gruppo ICD avevano storia di fibrillazione16 atriale pre-impianto. Durante un follow-up medio di 488 giorni, 42 pazienti (26%, 37 con pacemaker e 5 con ICD) hanno presentato alerts per fibrillazione atriale e sono stati rivalutati. Tra questi il 52% non aveva storia precedente di fibrillazione atriale ed il 73% era totalmente asintomatico. A seguito del follow-up aggiuntivo la terapia farmacologica è stata modificata: nel 48% dei casi è stata infatti introdotta una terapia antiaritmica, nel 45% dei casi una terapia anticoagulante, nel 6% una terapia antiaggregante. Inoltre grazie alla identificazione precoce di fibrillazione atriale persistente, il 21% dei pazienti è stato sottoposto a cardioversione elettrica e il 6% ad adeguata riprogrammazione del device. I falsi positivi da oversensing del far field del QRS sono risultati pari al 12%. Nei pazienti sottoposti a cardioversione elettrica e in quelli in cui è stata modificata la terapia antiaritmica il monitoraggio a lungo termine ha permesso inoltre di confermare o meno la persistenza del ritmo sinusale e di valutare il burden di fibrillazione atriale In conclusione, i dati preliminari attualmente a nostra disposizione, dimostrano che il monitoraggio a distanza dei pazienti portatori di pacemaker favorisce l identificazione precoce ed accurata delle tachiaritmie sopraventricolari sia sintomatiche che asintomatiche. Ciò permette in caso di fibrillazione atriale parossistica o persistente di intervenire rapidamente cardiovertendo il paziente, se l aritmia è insorta da meno di 48 ore, o apportando modifiche nella terapia antiaritmica o anticoagulante la cui efficacia può essere validata nel tempo. Particolarmente interessante infine sembra l utilizzo di questa tecnologia nei soggetti portatori di ICD visto che nonostante i miglioramenti degli algoritmi di discriminazione delle aritmie, le tachiaritmie sopraventricolari continuano ad essere la causa più frequente di scariche inappropriate 36. In questi casi la rapida identificazione dell aritmia responsabile dello shock permette di evitare le scariche inappropriate modificando la terapia o riprogrammando il device. Nella tabella 5 sono schematizzati i potenziali benefici del monitoraggio remoto dei dispositivi nella gestione delle tachicardie sopraventricolari. Tabella 5: Vantaggi del monitoraggio remoto dei dispositivi nella gestione delle Tachiaritmie sopraventricolari. Diagnosi precoce delle TSV sintomatiche e asintomatiche Cardioversione elettrica entro 48 ore dall insorgenza di fibrillazione atriale Valutazione dell efficacia della terapia antiaritmica Modifica di precedente terapia antiaritmica o anticoagulante Rapida riprogrammazione di ICD in caso di shocks inapproprati Riduzione del numero di visite di follow-up annuali Il controllo remoto nella gestione delle tachiaritmie ventricolari Le indicazioni alla terapia con defibrillatore impiantabile si sono modificate nel tempo, con un incremento importante dei pazienti impiantati in prevenzione primaria rispetto alla prevenzione secondaria. Il rischio annuale di shock, pur a fronte di un aumento significativo del numero di impianti, è quindi diminuito nel tempo: se nel trial AVID 37, in prevenzione secondaria, il rischio di shock è stato di oltre il 50%, nel trial SCD-Heft, studio di prevenzione primaria in cui il criterio di arruolamento era esclusivamente rappresentato dalla frazione di eiezione ventricolare sinistra minore o uguale al 35%, in pazienti in classe funzionale II o III, il rischio di shock è risultato inferiore al 10% 38. In una ampia analisi retrospettiva su un database di oltre 3 milioni di trasmissioni quotidiane, in un gruppo di oltre pazienti, Lazarus ha dimostrato che la percentuale di pazienti liberi da eventi era del 47.6%, se si consideravano tutti i tipi di eventi, ma saliva a ben l 80% se si considerava17 l assenza di episodi aritmici ventricolari 7. I dati relativi alla numerosità della popolazione, al follow-up e alla incidenza di eventi ventricolari sono riportati in tabella 6. Tabella 6. Eventi ventricolari in una popolazione di pazienti con ICD seguiti in monitoragio remoto (da Lazarus 7, modificata) VVI-ICD DDD-ICD CRT-D Pazienti Follow-up (mesi) 12.4 ± ± ± 4.9 Fibrillazione ventricolare (%) Tachicardia ventricolare 1 (%) Tachicardia ventricolare 2 (%) Nello studio Home - ICD, Brugada 39 ha riportato una incidenza del 14% di episodi di fibrillazione ventricolare, del 16% di episodi di tachicardia ventricolare e del 14% di entrambe le aritmie. Le curve attuariali relative al tempo del primo episodio mostravano che il 72% dei pazienti non aveva episodi di tachiaritmia ventricolare al primo controllo a tre mesi dall impianto, con una lieve e progressiva riduzione nei follow-up successivi: il 65% dei pazienti era libero da eventi a 6 mesi, il 58% a 9 mesi ed il 56% ad 1 anno. Anche nell esperienza di Nielsen l incidenza di eventi è risultata simile: il 58.8% dei pazienti era senza eventi, ed in particolare il 61% senza eventi ventricolari 8. In sostanza, si può affermare che oltre il 50% dei pazienti con ICD non ha eventi ventricolari ad un anno dall impianto. Se l incidenza di aritmie ventricolari è, almeno percentualmente, diminuita, l aumento del numero di impianti ha portato ad un incremento esponenziale del numero di controlli, spesso però privi, come si può intuire da quanto suddetto, di eventi aritmici significativi. D altra parte, poiché i controlli periodici sono programmati a 3-6 mesi (e talora a tempi più lunghi) eventi anche potenzialmente gravi possono rimanere non riconosciuti per lunghi periodi. Il monitoraggio remoto, pur non essendo un sistema deputato a gestire l emergenza, consente di rispondere in tempi brevi ad aritmie gravi come tachicardia o fibrillazione ventricolare: può essere necessario infatti confermare o modificare la terapia farmacologica o elettrica, anche in caso di aritmie correttamente riconosciute e trattate. Lazarus 7 ha riportato che il tempo intercorso tra l ultimo follow-up programmato e la notifica di un evento era di 26±45 giorni: il monitoraggio remoto consente dunque di conoscere l accaduto con un anticipo medio di almeno 2 mesi rispetto al controllo trimestrale standard, con ovvi benefici in termini di efficacia e sicurezza clinica. Se poi si considerano intervalli più lunghi tra i follow-up, il beneficio può essere ancora più evidente, specie se l aritmia non è clinicamente avvertita. Nello studio Home ICD 39 sono stati seguiti per 1 anno un gruppo di 271 pazienti, per valutare se il controllo remoto consentisse una riduzione dei follow-up senza riduzione della sicurezza per il paziente stesso. Secondo protocollo, il medico analizzava i dati del controllo remoto prima della visita programmata e dava un giudizio di predizione sulla effettiva necessità della visita ambulatoriale. L appropriatezza di tale giudizio veniva valutata alla luce delle effettive risultanze del follow-up. Confrontando i dati inviati dal sistema di monitoraggio remoto con quelli ottenuti al follow-up tradizionale in ospedale 129 su 908 dati telemetrici a distanza in 91 pazienti sono risultati falsi negativi. Tra questi, solo in 8 eventi si trattava di episodi di tachiaritmia ventricolare non riportati dal monitoraggio remoto. Tali falsi negativi potevano essere sostanzialmente annullati introducendo un albero decisionale per cui visite ambulatoriali vengano comunque effettuate al 1 controllo dopo l impianto, in caso di problemi di soglia, dopo una ospedalizzazione, in caso di interventi del dispositivo o di sintomi del paziente. L applicazione di tale schema ha comportato la riduzione di circa il 50% dei follow-up ambulatoriali programmati, senza inficiare la sicurezza del paziente. In conclusione secondo questo studio il controllo remoto consente di ridurre il numero di18 controlli, ma in caso di episodi aritmici è comunque consigliabile mantenere il follow-up già programmato. E esperienza quotidiana anche la scoperta, ai controlli ambulatoriali, di eventi aritmici misconosciuti al paziente. E stato riportato un caso clinico relativo a un paziente, paucisintomatico nonostante l esistenza di una tachicardia ventricolare incessante, insorta dopo la auto-sospensione della terapia betabloccante. Il controllo remoto è stato in grado di informare prontamente il centro di riferimento dell insorgenza della tachicardia, monitorando successivamente l efficacia della terapia betabloccante e la stabilizzazione del quadro clinico, senza necessità di ospedalizzazione 40. Il monitoraggio remoto può anche essere molto utile nel riconoscere shock inappropriati o terapie antitachicardiche in caso di aritmie sopraventricolari, o in caso di rumori per frattura di catetere, oversensing dell onda T, interferenze elettromagnetiche o miopotenziali 41. Shock inefficaci alla massima energia sono stati erogati in circa il 5% dei casi della casistica riportata da Lazarus 7 : tale informazione può rivestire particolare importanza in quanto, in ampia percentuale, tali shock sono inappropriati e richiedono controlli precoci. La possibilità di visualizzare l elettrocardiogramma telemetrico dell evento è fondamentale per poter chiarire la corretta dinamica. L evitare shock inappropriati può contribuire a mantenere a livelli accettabili la qualità di vita di questi pazienti, spesso già compromessa per la patologia di base. Un ultimo aspetto, ma non di minore importanza la conoscenza dello stato del device può tranquillizzare il paziente in caso di shock soggettivamente percepiti ma in realtà non erogati. Sebbene il numero di eventi ventricolari si sia ridotto, almeno in termini percentuali a causa della diversa tipologia di pazienti impiantati con ICD, i controlli devono essere effettuati periodicamente proprio per la possibile gravità degli eventi aritmici ed i benefici che derivano da un rilevamento precoce attraverso il monitoraggio remoto delle tachiaritmie ventricolari 8,42 sono numerosi: valutare l appropriatezza e l efficacia delle terapie erogate, modificando in tempi brevi la programmazione dell ICD in caso di terapia inappropriata o inefficace tranquillizzare il paziente in relazione agli eventi percepiti, siano essi veri o falsi valutare l efficacia della terapia farmacologica associata ottenere un schema di follow-up il più individualizzato possibile, per migliorare la gestione clinica globale del paziente. Controllo remoto dei dispositivi impiantabili nello scompenso cardiaco Circa il 2% della popolazione dei paesi occidentali è affetta da scompenso cardiaco e la prevalenza dell insufficienza cardiaca è destinata ad un ulteriore aumento, in relazione all incremento di aspettativa di vita 43. Secondo le attuali linee guida, gran parte dei pazienti con disfunzione sistolica da moderata a grave avrebbero indicazione all impianto di defibrillatore per la prevenzione primaria della morte improvvisa 44,45. Si valuta che i dispositivi biventricolari rappresentino un terzo di tutti i defibrillatori impiantati 46. Ne deriva che la maggior parte dei portatori di ICD tecnicamente passibili di monitoraggio remoto è affetta da insufficienza cardiaca. Scompenso cardiaco e eventi avversi evidenziabili con il controllo remoto. I pazienti con insufficienza cardiaca hanno una maggiore incidenza di eventi aritmici maggiori. I vantaggi generici della valutazione remota degli eventi aritmici sono quindi più evidenti in questa specifica popolazione: in particolare la tempestività con cui vengono acquisite le informazioni può assumere rilevanza clinica, quando si consideri l instabilità di base che caratterizza questa sindrome 7. Queste considerazioni, come sottolineato nei paragrafi specificamente dedicati a queste aritmie, si applicano sia alla valutazione di appropriatezza degli interventi ad alta energia, sia al19 riconoscimento degli eventi aritmici silenti, quali la fibrillazione atriale asintomatica e gli storm aritmici trattati con terapie a basso voltaggio. Diagnostiche specifiche per lo scompenso cardiaco. Alcuni dei dati elettrici raccolti dai sistemi impiantabili di ultima generazione sono rilevanti agli effetti della gestione clinica dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca. La frequenza media nelle 24 ore può guidare la titolazione del trattamento farmacologico (valutazione del controllo della risposta ventricolare nella fibrillazione atriale e limitazione della frequenza nella cardiopatia ischemica). La variabilità della frequenza cardiaca e la frequenza cardiaca notturna forniscono indicazioni indirette circa lo stato emodinamico del paziente 7. I dati sulla percentuale di pacing possono essere di guida per la programmazione dei device e l ottimizzazione della terapia, allo scopo di evitare la stimolazione apicale destra e le sue potenziali conseguenze negative su funzione ventricolare e mortalità 47. Alcuni dispositivi impiantabili incorporano diagnostiche specifiche per lo scompenso cardiaco. Per alcuni di questi sistemi è stata riconosciuta la capacità di ridurre l incidenza di episodi di scompenso acuto, grazie a dispositivi di allarme che si attivano quando sono soddisfatti i criteri che identificano un imminente episodio congestizio e inducono il paziente a cercare assistenza medica. Attualmente sono in corso diversi studi allo scopo di valutare l ipotesi che la gestione remota di questi sistemi ne migliori il rapporto costo-beneficio e l outcome clinico. La trasmissione sistematica di dati relativi a frequenza cardiaca, pressione arteriosa, ECG e peso corporeo si è dimostrata in grado di migliorare la prognosi di pazienti affetti da scompenso cardiaco moderato-severo in diversi studi di telemedicina Facendo seguito a questi risultati, sono stati sviluppati dispositivi (Latitude Guidant) in grado di ricevere misure di peso e pressione arteriosa da periferiche esterne connesse mediante radiofrequenza. I dati vengono ritrasmessi quotidianamente ed automaticamente per mezzo di un sistema wireless alla centrale di controllo remoto. Lo studio RAPID RF arruolerà circa 1000 pazienti che saranno seguiti con il programma Latitude, con l obiettivo primario di dimostrare un miglioramento dell outcome clinico. Nei pazienti con scompenso cardiaco avanzato (classe NYHA III-IV) l impedenza intratoracica misurata per mezzo del sistema elettrodico di un defibrillatore correla inversamente con la pressione di incuneamento cuneo polmonare e il contenuto d acqua dei polmoni. La riduzione acuta dell impedenza predice e precede la comparsa di segni clinici di scompenso (sistema Optivol - Medtronic) 51. L integrazione dei dati ottenuti in maniera automatica dal sistema di controllo remoto, delle informazioni anamnestiche e degli elementi raccolti dal counselling telefonico potrebbe migliorare la specificità della diagnosi di pre-scompenso, ridurre il carico di viste non programmate non necessarie e consentire, in casi selezionati, variazioni o integrazioni della terapia farmacologica secondo indicazioni impartite per via telefonica. Lo studio EVOLVO (reference in press) ha lo scopo di valutare il valore aggiunto del controllo remoto rispetto al follow-up convenzionale in pazienti portatori di defibrillatori dotati dell algoritmo Optivol per la misura dell impedenza cardiaca. Sono in corso di studio altri sensori sviluppati allo scopo di valutare lo stato emodinamico di pazienti affetti da insufficienza cardiaca: le variabili misurate sono dp/dt del ventricolo destro, pressione del ventricolo destro, impedenza del ventricolo destro, saturazione venosa mista, ventilazione. Finora nessuna di queste tecnologie è stata utilizzata per un programma di controllo remoto per lo scompenso cardiaco. Terapia di resincronizzazione Uno studio retrospettivo 7 ha dimostrato che in circa il 50% dei pazienti trattati con CRT-D un sistema di monitoraggio remoto ha identificato variazioni della percentuale di pacing che hanno richiesto la riprogrammazione. Nello stesso studio, la maggiore tempestività di diagnosi degli eventi avversi, clinici o elettrici, ottenuta con il monitoraggio remoto ha portato maggiori benefici ai pazienti con CRT-D rispetto a quelli con CRT o ICD non biventricolari. Le analisi effettuate non20 consentono di discriminare l effetto della differente configurazione elettrica dei sistemi rispetto a quello di una presumibile maggiore compromissione clinica dei pazienti portatori di CRT- D. D altra parte, mentre per i sistemi che non prevedono stimolazione ventricolare sinistra l incidenza dei difetti di pacing è relativamente bassa, per cateteri sinistri il rischio di perdita di cattura è consistente. Per questi ultimi, la valutazione della soglia di stimolazione dovrebbe essere parte integrante della valutazione di routine: il controllo remoto non può quindi sostituire quello convenzionale, se non per i sistemi dotati di algoritmi di determinazione automatica della soglia ventricolare sinistra 52. Costi ed organizzazione Data l alta probabilità a priori di destabilizzazione, ospedalizzazione e morte dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca, in tale categoria di pazienti, i sistemi di controllo remoto hanno maggiore probabilità di determinare una riduzione delle risorse economiche richieste per l assistenza. Il beneficio atteso sarebbe conseguenza del riconoscimento tempestivo di variazioni critiche delle condizioni cliniche del paziente e della risposta terapeutica tempestiva, che dovrebbe ridurre frequenza e costi di ospedalizzazione, così da neutralizzare quelli di implementazione iniziale del sistema 53. In base ai risultati degli studi di follow-up domiciliare dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca 48-50, i programmi di counselling domiciliare telefonico, dovrebbero essere considerati tra gli standard assistenziali per i centri di cura dello scompenso. Sebbene finora non sia stata effettuata una valutazione in studi controllati, le tecnologie di controllo remoto devono essere applicate in stretta integrazione con i programmi di telemedicina per lo scompenso cardiaco. Associare il controllo remoto dei dispositivi a quello clinico, potrebbe comportare una riduzione dei costi e un probabile incremento nell efficienza organizzativa del sistema. In tabella 7 sono riassunte le applicazioni specifiche del telemonitoraggio nel paziente scompensato. Tabella 7 Telemonitoraggio: applicazioni specifiche nel paziente scompensato (schema riassuntivo). Diagnostiche Convenzionali Diagnostiche specifiche Percentuale di stimolazione ventricolare destra Periferiche esterne (peso corporeo, pressione) Frequenza cardiaca media diurna/notturna Impedenza toracica Heart rate variability Pressioni intracardiache Aritmie ventricolari Terapia di resincronizzazione Aritmie sopraventricolari: diagnosi precoce Percentuale di stimolazione ventricolare sinistra Aritmie sopraventricolari: controllo frequenza Monitoraggio catetere ventricolare sinistro Monitoraggio remoto dello scompenso cardiaco: conclusioni/raccomandazioni. La maggior parte dei portatori di ICD è affetta da insufficienza cardiaca. In questa coorte di pazienti la probabilità di eventi è più elevata. Pertanto i benefici clinici ed i vantaggi economici del controllo remoto sono maggiori rispetto a quelli della popolazione generale dei portatori di device. Algoritmi diagnostici specifici (come la misura dell impedenza o la trasmissione delle misure di peso e pressione) potrebbero dimostrare maggiore efficacia nel contesto di programmi di controllo remoto, rispetto a quella già dimostrata negli studi convenzionali. Nel caso di CRT e CRT-D la valutazione automatica della soglia ventricolare sinistra dovrebbe essere considerata condizione necessaria per sostituire parte dei controlli convenzionali con quelli remoti. In mancanza di studi controllati non è possibile esprimere raccomandazioni formali circa il controllo remoto dei dispositivi nello scompenso cardiaco. Alcuni studi sono in corso e porteranno sicuramente nuovi elementi al riguardo. Vedere altro
RPM for brady device should be easy to use and without patient interaction: Latitude NXT Dott. P.G. De Marchi Source: EHRA WhiteBook 2012 2011 Italy CRTP CRTD CRT tot ICD PM 2.000 10.380 12.380 11.970 Dettagli GIORNATE MEDICHE DI SANTA MARIA NUOVA 2014. Dott.ssa Federica Giannotti Cardiologia SMN
5 Convegno di Formazione Teorico Pratico Multidisciplinare: La Sincope e le Perdite Transitorie di Coscienza di Sospetta Natura Sincopale Royal Carlton Hotel, Bologna, 10 11 marzo 2011 Il ruolo degli infermieri Dettagli Il Telemonitoraggio con il CareLink Network per i Pazienti Portatori di Dispositivi Cardiaci Impiantabili
Il Telemonitoraggio con il CareLink Network per i Pazienti Portatori di Dispositivi Cardiaci Impiantabili Andrea Donato Patient Management and Service Solutions Manager Medtronic Italia Spa Alcune considerazioni Dettagli Lo Studio Elettrofisiologico Endocavitario nella stratificazione del rischio di morte improvvisa
Lo Studio Elettrofisiologico Endocavitario nella stratificazione del rischio di morte improvvisa Claudio Pedrinazzi U.O. Cardiologia Ospedale Maggiore di Crema Lo Studio Elettrofisiologico Endocavitario Dettagli Gestione infermieristica nel controllo remoto dei pazienti portatori di Device impiantabili
Azienda Ospedaliera AAS 5, UO Cardiologia, Pordenone S.S.di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione Coordinatrice infermieristica Edda Pollesel Referente di Dipartimento M.C. Zorzi Direttore M. Cassin Gestione Dettagli Informativa Urgente sulla Sicurezza Elettrocateteri di defibrillazione ISOLINE, modelli 2CR5, 2CR6 e 2CT6.
pagina 1 di 5 28 gennaio 2013 Informativa Urgente sulla Sicurezza Elettrocateteri di defibrillazione ISOLINE, modelli 2CR5, 2CR6 e 2CT6. Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, con la presente intendiamo Dettagli PACEMAKER BICAMERALI DDD RATE-RESPONSIVE CON RELATIVI CATETERI
ALLEGATO TECNICO AL CAPITOLATO SPECIALE OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA L oggetto della presente gara è l acquisto di pacemakers, defibrillatori e monitor cardiaci impiantabili e relativi accessori Dettagli Oggetto: relazione previsionale per la fornitura di elettrostimolatori e defibrillatori cardiaci con relativi accessori.
Direttore S.C. Provveditorato-Economato Oggetto: relazione previsionale per la fornitura di elettrostimolatori e defibrillatori cardiaci con relativi accessori. A seguito di Vostra richiesta, si invia Dettagli Nuovi modelli organizzativi per la gestione remota dei pazienti: irrinunciabile priorità
Nuovi modelli organizzativi per la gestione remota dei pazienti: irrinunciabile priorità Controllo e monitoraggio, pace-maker e defibrillatore: differenti caratteristiche e differenti approcci? La gestione Dettagli PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI: PRESENTE E FUTURO
3 PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI: PRESENTE E FUTURO Dal 1988 a oggi presso il Reparto di Cardiologia dell Ospedale di Pesaro sono stati impiantati poco meno di 5000 pacemakers e dal 1996 sono Dettagli Il cuore è un organo muscolare situato nella cavità toracica, sotto lo sterno e spostato leggermente a sinistra; esso ha la funzione di far circolare
Il cuore è un organo muscolare situato nella cavità toracica, sotto lo sterno e spostato leggermente a sinistra; esso ha la funzione di far circolare il sangue nell organismo per apportare ossigeno e nutrimento Dettagli INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE CHE DEVE SOTTOPORSI A: IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT - D)
INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE CHE DEVE SOTTOPORSI A: IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT - D) FINALITÀ DELL INTERVENTO Il defibrillatore biventricolare (CRT D), in grado di stimolare l atrio Dettagli Oggetto: Disponibilità di informazioni aggiuntive sulla misura dell impedenza di shock
Boston Scientific S.p.A. Viale Forlanini, 23 Lungomare Canepa, 55 20134 Milano (MI) Italy 16149 Genova Italy Tel. +39 02 26983.1.1 Tel. +39 010 6060.1 Fax +39 02 26983.230 Fax +39 010 6060.200 www.bostonscientific-international.com Dettagli ALLEGATO A1 DISCIPLINARE TECNICO GARA PACEMAKERS
ALLEGATO A1 DISCIPLINARE TECNICO GARA PACEMAKERS Per i lotti relativi a pacemakers l offerta dovrà comprendere il generatore e gli elettrocateteri (a fissazione attiva o passiva) necessari al sistema di Dettagli CARDIOVERTER. Defibrillatore Impiantabile (ICD) Procedure - Linee Guida. Giancarlo Corsini A.O. San Sebastiano di Caserta.
CARDIOVERTER Defibrillatore Impiantabile (ICD) Procedure - Linee Guida Giancarlo Corsini A.O. San Sebastiano di Caserta Maggio 2003 ICD I componenti fondamentali del cardioverter- defibrillatore impiantabile Dettagli Il defibrillatore indossabile LifeVest
Il defibrillatore indossabile LifeVest Via Tolstoi 7 20090 Trezzano S/N (Milano) Tel 02/48424.1; Fax 02/48424290 sito internet: www.sedaitaly.it certificazione UNI EN ISO 9002 Introduzione Il rischio dell Dettagli Follow-up del cardiopatico con Aritmie
Regione Friuli Venezia Giulia Follow-up del cardiopatico con Aritmie Documento di consenso regionale 2011 Hanno collaborato alla stesura del Documento di consenso: Dr. Massimo Zecchin; SOC Cardiologia, Dettagli Sistemi di analisi ECG MARS Ambulatory Valutare e prevedere: ora è possibile
GE Healthcare Sistemi di analisi ECG MARS Ambulatory Valutare e prevedere: ora è possibile La prevenzione inizia con la conoscenza In tutto il mondo, i casi di malattie cardiache sono in costante e rapido Dettagli Deliverable 2 Definizione degli Scenari di Utilizzo IRCCS, Università di Bari Aldo Moro, CNR, eresult, Sabacom 31/01/2014
PO FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I Linea di Intervento 1.4 Azione 1.4.2 Investiamo nel vostro futuro Bando Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell offerta di contenuti e servizi digitali Dettagli PROGRAMMA PRELIMINARE
PROGRAMMA PRELIMINARE GIOVEDI 14 MARZO 2013 09:00 16:00 Competence Medica 13:00 16:00 Competence Infermieristica AULA PLENARIA 15:00 16:30 Assemblea Generale AIAC 16:30-18:00 Simposio: I progetti e le Dettagli COSA SONO I PACEMAKER E DEFIBRILLATORI?
COSA SONO I PACEMAKER E DEFIBRILLATORI? I dispositivi Pacemaker (PM) e defibrillatore impiantabile (ICD) sono apparecchi ad altissima tecnologia, utilizzati per la cura dei disturbi del ritmo cardiaco, Dettagli attività aritmica ventricolare.
La valutazione dell attivit attività aritmica ventricolare. P. CARVALHO S. BURZACCA Le aritmie ventricolari Extrasitoli ventricolari (polimorfe, a coppie, triplette) Tachicardia ventricolare Fibrillazione Dettagli La gestione del paziente portatore di PMK/ICD impiantabile. Luca Sangiovanni Tecnico di cardiologia Policlinico Casilino Roma
La gestione del paziente portatore di PMK/ICD impiantabile Luca Sangiovanni Tecnico di cardiologia Policlinico Casilino Roma Il post intervento Dopo la completa cicatrizzazione della ferita, il pz può Dettagli Il Sistema di tele cardiologia
Il Sistema di tele cardiologia A cura di Vincenzo Gullà Aditech La nuova rete di tele-cardiologia implementata nelle strutture del Policlinico delle Marche è stata realizzata tenendo presente i requisiti Dettagli Dott. Davide Giorgi Cardiologia Ospedale San Luca Lucca
Defibrillatori e Closed Loop Stimulation: algoritmo accessorio o strumento innovativo? Dott. Davide Giorgi Cardiologia Ospedale San Luca Lucca Defibrillatori e Closed Loop Stimulation: algoritmo accessorio Dettagli Caratteristiche Tecniche
cubestresslite system cubestresslite system è il sistema completo per la gestione dell esame ECG da Sforzo. Include l hardware e il software necessari per l esecuzione dell esame ed è compatibile con gli Dettagli Programmatore tablet S-ICD System PROGRAMMAZIONE AL FOLLOW-UP
Programmatore tablet S-ICD System PROGRAMMAZIONE AL FOLLOW-UP FUNZIONAMENTO Accendere il programmatore il pulsante di accensione si trova nella cavità sopra e dietro l angolo sinistro dello schermo Testa Dettagli CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BINETTI, GIGLI, VARGIU, MONCHIERO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1101 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BINETTI, GIGLI, VARGIU, MONCHIERO Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari per Dettagli Informazioni ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2003. n. 70
Informazioni ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2003. n. 70 Il nome a dominio www.albertplaza.it è registrato dalla ditta Plaza Group di Alberto Piazza, corrente in Via Padule n 153 (81034) Mondragone. Per ogni Dettagli HD+ Descrizione generale. Caratteristiche principali
HD+ Descrizione generale HD+ è un dispositivo di acquisizione ECG wireless, sviluppato come acquisitore per PC e Tablet che utilizzino piattaforme standard (Windows / MAC OS / Android) e per l utilizzo, Dettagli più piccolo del mondo
a cura di Pompeo Pindozzi il defibrillatore Le patologie che causano morte improvvisa nei giovani Vi sono quattro patologie alla base della maggior parte dei casi di morte improvvisa nei bambini e nei Dettagli La sicurezza secondo skymeeting (data pubblicazione 06/12/2011)
La sicurezza secondo skymeeting (data pubblicazione 06/12/2011) www.skymeeting.net La sicurezza nel sistema di videoconferenza Skymeeting skymeeting è un sistema di videoconferenza web-based che utilizza Dettagli I dati personali potranno essere oggetto di trattamento anche per la finalità di consentire la navigazione e la consultazione del Sito.
Privacy Policy (Codice della Privacy Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196) La Mind the Lab snc, quale editore del Social Network denominato I AM CALCIO, si impegna costantemente per tutelare la privacy Dettagli CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE PER CARDIOSTIMOLAZIONE ED ELETTROFISIOLOGIA
CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE PER CARDIOSTIMOLAZIONE ED ELETTROFISIOLOGIA LOTTO 1 C IG 39873311A2 Pacemaker SSIR codice CND J01010102, prezzo di riferimento regionale per unità: 1.663,50 PM telemetrico Dettagli L esperienza della Cardiologia dell Osp Maria Vittoria di Torino
Controllo remoto nei dispositivi impiantabili di defibrillazione e resincronizzazione ventricolare: Dipartimento di Cardiologia un esempio di organizzazione, ruolo dell infermiere e grado di soddisfazione Dettagli L'anno il giorno del mese di, nella sede municipale del Comune di Nome_Ente
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI NOME_ENTE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE L'anno il giorno del mese Dettagli L esperienza di Regione Lombardia nel controllo remoto dei pazienti affetti da scompenso cardiaco impiantati con ICD: lo studio EVOLVO
L esperienza di Regione Lombardia nel controllo remoto dei pazienti affetti da scompenso cardiaco impiantati con ICD: lo studio EVOLVO Dott. Maurizio Marzegalli Commissione Cardiologica Regione Lombardia Dettagli L iscrizione al Corso è possibile solo online tramite il sito web: www.pacing2014.com/cardionurse/
Sede dei Lavori I lavori scientifici si terranno dal 3 al 5 dicembre, nell ambito del XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing, presso l Ergife Palace Hotel aula 8 (Via Aurelia, 619-00165 Dettagli Meditel organizza e promuove servizi diagnostici specialistici erogati in telemedicina WEB BASED
l e v o l u z i o n e d e l l a t e l e m e d i c i n a Meditel organizza e promuove servizi diagnostici specialistici erogati in telemedicina WEB BASED 2 Telemedicina E la pratica della medicina che si Dettagli GE Healthcare MAC 5500. Sistema ECG diagnostico
GE Healthcare MAC 5500 Sistema ECG diagnostico Caratteristiche principali del MAC 5500 Frutto delle dimostrate capacità innovative di GE nel campo dell acquisizione e dell analisi ECG, il MAC 5500 è il Dettagli Valutazione dei segnali EGM di elettrocateteri con i dispositivi COGNIS e TELIGEN
Valutazione dei segnali EGM di elettrocateteri con i dispositivi COGNIS e TELIGEN SOMMARIO Gli elettrogrammi (EGM) in tempo reale o memorizzati consentono di assistere il medico nella valutazione del paziente, Dettagli Questo dispositivo, inoltre, è modulare; è quindi possibile scegliere i moduli e personalizzare la configurazione più adatta per le proprie esigenze.
MONITOR DEFIBRILLATORE LIFEPAK 12 Il Monitor Defibrillatore LIFEPAK 12 è un dispositivo medicale che nasce per l emergenza e resiste ad urti, vibrazioni, cadute, polvere, pioggia e a tutte quelle naturali Dettagli Il San Filippo Neri può essere considerato uno degli. Ospedali romani all avanguardia per. l aggiornamento tecnologico. Non possiamo immaginare una
IL DIRETTORE GENERALE Il San Filippo Neri può essere considerato uno degli Ospedali romani all avanguardia per quanto concerne l aggiornamento tecnologico. Non possiamo immaginare una medicina moderna Dettagli Siamo in grado di fornirvi le soluzioni hardware più adatte al Vostro Reparto. Assistenza in tempo reale via web, soluzioni wireless, ecc
CardioRef è il metodo più semplice, completo, duttile e personalizzabile per eseguire la refertazione in ambito Cardiologico. Composto da maschere di refertazione per ogni singolo Ambulatorio / Laboratorio, Dettagli Servizio di Ingegneria Clinica
Servizio Ingegneria Clinica Energy Management Tel. 0874/409.550 (Interno 2550) Fax 0874/409.551 (Interno 2551) e-mail: sic@asrem.org Servizio con sistema di gestione certificato ISO 9001 Riferimenti Normativi: Dettagli Contratto di fornitura e assistenza per BIOTRONIK Home Monitoring. BIOTRONIK Italia S.p.A. Viale delle Industrie, 11 20090 Vimodrone (MI)
Contratto di fornitura e assistenza per BIOTRONIK Home Monitoring BIOTRONIK Italia S.p.A. Viale delle Industrie, 11 20090 Vimodrone (MI) e Ausl 12 di Viareggio Via Aurelia, 335 Lido di Camaiore (LU) - Dettagli Guida alla manutenzione preventiva dei defibrillatori
Guida alla manutenzione preventiva dei defibrillatori SEDA S.p.A. Via Tolstoi 7 20090 Trezzano S/N (Milano) Tel 02/48424.1; Fax 02/48424290 sito internet: www.sedaitaly.it certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dettagli CHIARIMENTI DEL 04/07/2012
CHIARIMENTI DEL 04/07/2012 Nell Art. 11 LOTTO 1 Sistema di teleassistenza domiciliare pg 6, al punto 3, è richiesto: Certificazione da cui risulti il possesso del marchio di qualità CE degli apparecchi Dettagli Organizzare e gestire. servizi di. Telemedicina Web based
Meditel: la mission Organizzare e gestire servizi di Telemedicina Web based Servizi in Telemedicina Applicazioni Cardiologiche Telecardiologia: i servizi Interpretazione remota di ECG 12 derivazioni Interpretazione Dettagli Ver 2.0 del 15/12/2012. 2010-2012 Tutti I diritti riservati. Vietata la copia e la distribuzione senza permesso.
Misuratori della pressione arteriosa con Linee Guida incorporate e Sistema di Telemedicina per tenere sotto controllo il rischio cardiovascolare a domicilio e nelle 24 ore Ver 2.0 del 15/12/2012 2010-2012 Dettagli Riservatezza e protezione dei dati personali negli enti locali in relazione al codice Privacy: l esperienza del Comune di Treviglio
Riservatezza e protezione dei dati personali negli enti locali in relazione al codice Privacy: l esperienza del Comune di Treviglio Ambito di applicazione e finalità Art. 1 (Diritto alla protezione dei Dettagli Disease management mediante controllo remoto dopo impianto di CRT
Disease management mediante controllo remoto dopo impianto di CRT Antonello Vado Laboratorio di elettrofisiologia Ospedale S.Croce e Carle. Cuneo Dal device management al disease management L effetto cumulativo Dettagli DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI DIRITTI DEI MALATI DI CANCRO
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI DIRITTI DEI MALATI DI CANCRO La Dichiarazione Congiunta è stata approvata a Oslo il 29 giugno 2002 nel corso dell Assemblea dell ECL (European Cancer Leagues) I diritti fondamentali Dettagli Tutela e informativa sulla Privacy
Tutela e informativa sulla Privacy Informazioni in materia di protezione dei dati personali. Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Ai Dettagli Capitolato speciale di gara
Dipartimento Risorse Materiali e Tecnologiche Servizio Approvvigionamenti Centrale Acquisti Attrezzature Materiali Sanitari e Protesica (0424/88.5282) Capitolato speciale di gara Gara n. 2/13 - n. gara Dettagli CONTROLLO E MONITORAGGIO REMOTO DEI DISPOSITIVI IMPIANTABILI
Roma, 5-7 dicembre 2012 Rome Cavalieri PROGRAMMA FINALE Presidente: Massimo Santini Direttori: Renato P. Ricci, Loredana Morichelli http://web.aimgroupinternational.com/2012/cardionurse/ FACULTY... 03 Dettagli Allo stesso modo il Decreto citato garantisce i diritti delle persone giuridiche e d ogni altro ente o associazione.
PRIVACY POLICY PRIVACY POLICY GENERALE RIVOLTA AI NAVIGATORI DEL SITO WWW.ITALIANCONVERTER.IT RESA AI SENSI DELl ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 Il D. Lgs 196/2003, denominato Codice in materia di protezione Dettagli NOTIZIARIO Situazione attuale rinnovo patente
ASSOCIAZIONE ITALIANA PORTATORI DI DEFIBRILLATORE ONLUS: Registro Regionale VR0755 del 06/08/2008 Sede c/o Divisione Clinicizzata di Cardiologia Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Dettagli Concento. Chiamata infermiera e sistema di comunicazione. Concento. Descrizione del sistema. Descrizione del sistema
Concento Chiamata infermiera e sistema di comunicazione Tunstall Italia s.r.l. 0 1 V07 Generale Concento è un sistema di chiamata infermiera e di comunicazione che può essere utilizzato in strutture quali Dettagli CEM: EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA. dott. Pierantonio Zanon SPISAL ULSS n. 6 VICENZA 8 ottobre 2012
CEM: EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA dott. Pierantonio Zanon SPISAL ULSS n. 6 VICENZA 8 ottobre 2012 D.Lgs. 81/08 Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti Dettagli INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE CHE DEVE SOTTOPORSI A: IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE (ICD)
INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE CHE DEVE SOTTOPORSI A: IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE (ICD) FINALITÀ DELL INTERVENTO Il defibrillatore (Internal Cardioverter-Defibrillator - ICD) è in grado di trattare Dettagli Obiettivi formativi specifici e funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono:
MASTER IN TELEMONITORAGGIO DEL PORTATORE DI DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE, PACEMAKER E ALTRI DISPOSITIVI DI CONTROLLO. A.A. 2010-2011 Livello: I CFU: 60 Direttore del corso: Cognome Nome Qualifica SSD Vassanelli Dettagli GUIDA ALL ACQUISTO DI UN DAE
GUIDA ALL ACQUISTO DI UN DAE Introduzione Acquistare un DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) per uso professionale o personale è una prassi che si sta consolidando grazie alla legge n 120 del 2001 Dettagli IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO CONSENSO INFORMATO
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Area Critica Cardiologia Interventistica Dott. Antonio Manari - Direttore CONSENSO INFORMATO IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO Gentile Signora/e, la valutazione Dettagli Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza UOC AFFARI GENERALI
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA NOMINA E LE FUNZIONI DELL AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA PRIVACY 1 ARTICOLO 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO Il presente Dettagli La presa in carico del paziente affetto da scompenso cardiaco a domicilio: esperienza del Piemonte Mauro Feola
La presa in carico del paziente affetto da scompenso cardiaco a domicilio: esperienza del Piemonte Mauro Feola Riabilitazione Cardiologica-Unita Scompenso Cardiaco Ospedale di Fossano (CN) Gheorgiade Heart Dettagli Una storia di Telemedicina: il progetto di assistenza domiciliare agli anziani di Casorate Primo (PV)
Una storia di Telemedicina: il progetto di assistenza domiciliare agli anziani di Casorate Primo (PV) Ing Vincenzo Gullà ADiTech Srl- L evoluzione in termini di crescita numerica della popolazione Europea Dettagli BRAVA QUAD CRT-D DTBC2Q1
BRAVA QUAD CRT-D DTBC2Q1 Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (VVE-DDDR) Design PhysioCurve, ottimizzazione CardioSync, test VectorExpress LV automatico, tecnologia Dettagli Servizio di telemedicina THOLOMEUS
Servizio di telemedicina THOLOMEUS Presentazione Ver 5.0 del 28/07/2014 Di cosa si tratta? THOLOMEUS è l acronimo di Telemedicine and HOme telemonitoring for MEdical surveillance of chronic diseases Si Dettagli Telemedicina: Esperienza clinica e futuro in ambito cardiologico
Telemedicina: Esperienza clinica e futuro in ambito cardiologico Prof. Fabrizio Ammirati Direttore U.O. di Cardiologia, Ospedale G. B. Grassi, Azienda Usl Roma D Telemedicina e Telecardiologia Principali Dettagli REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E PER L'ADOZIONE DI
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E PER L'ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA INDICE Articolo 1 - Ambito Dettagli LA SOCIETÀ. HEALTH TELEMATIC NETWORK s.r.l. Progettazione ed Erogazione di Servizi di Telemedicina.
LA SOCIETÀ HEALTH TELEMATIC NETWORK s.r.l. Progettazione ed Erogazione di Servizi di Telemedicina. Nata alla fine degli anni '90 dalla realizzazione del progetto di ricerca Boario Home Care (premiato dalla Dettagli Modulo GPRS per la gestione a distanza via GSM degli apparecchi a pellet MANUALE UTENTE
Modulo GPRS per la gestione a distanza via GSM degli apparecchi a pellet MANUALE UTENTE Per una corretta installazione ed utilizzo rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in questo manuale. Dettagli Disclaimer Privacy Portale Convegno Genova 6 Novembre 2015
Disclaimer Privacy Portale Convegno Genova 6 Novembre 2015 L accesso, la consultazione e l utilizzo delle pagine del presente sito web di WEB-X comportano l accettazione, da parte dell utente (di seguito Dettagli PICCOLI IMPIANTI NOTA LEGALE
applicativo del progetto Gestione Controllo Energetico PICCOLI IMPIANTI NOTA LEGALE Il presente documento contiene loghi, dati e informazioni tutelati ai sensi delle Leggi sul diritto d Autore. In particolare, Dettagli Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. / in data / /
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. / in data / / INDICE CAPO I FINALITA - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI Dettagli Allegato A) PACEMAKER, DEFIBRILLATORI, ELETTROCATETERI ED ACCESSORI
Allegato A) PACEMAKER, DEFIBRILLATORI, ELETTROCATETERI ED ACCESSORI Elenco lotti tipologia prodotti quantità requisiti specifici parametri valutazione LOTTO N. 1 Importo presunto 32.000,00 N. 14 Pacemaker Dettagli SISTEMA INTEGRATO ZONESCAN 820
SISTEMA INTEGRATO ZONESCAN 820 RADIO LOGGERS CORRELANTI PER LA LOCALIZZAZIONE DI PERDITE Il sistema Zone Scan 820 è dotato di particolari sensori elettronici a base magnetica che posati in punti accessibili Dettagli invisibile Bluetooth, la porta
Tecnologia Mobile Bluetooth, la porta invisibile L interfaccia Bluetooth, presente ormai in una gran parte dei moderni telefoni cellulari, permette di collegare numerose periferiche: ecco come funziona Dettagli Sicurezza dei processi interni e dei servizi ai clienti in un azienda always on
giugno 05 1 Prevenzione Italia: Roma 17 giugno Sicurezza dei processi interni e dei servizi ai clienti in un azienda always on Sommario Cos è la sicurezza delle informazioni? Perché è necessaria una metodologia? Dettagli cubestress Descrizione
0470 Descrizione cubestress è la soluzione completa per la gestione dell esame ECG da Sforzo. cubestress integra in un unica applicazione tutte le procedure tipiche dell esame stress: dalla gestione della Dettagli Elettrodi Multifunzione per defibrillatori
Elettrodi Multifunzione per defibrillatori PRAZZOLI Roberto ** TEGONI Daniela ** BORRI Michele * MONTANARI Carlo * BOSCHI Diego *** L art. 1 della legge 15 marzo 2004 prevede che è consentito l uso del Dettagli IMPIANTO DI PACE-MAKER DEFINITIVO CONSENSO INFORMATO
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Area Critica Cardiologia Interventistica Dott. Antonio Manari - Direttore CONSENSO INFORMATO IMPIANTO DI PACE-MAKER DEFINITIVO Gentile Signora/e, la valutazione della Dettagli CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE DR DOMENICO CARRETTA
CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE DR DOMENICO CARRETTA DATI PERSONALI Nazionalità : italiana Luogo di nascita: Lavello (PZ) Data di nascita: 18/02/1962 Residenza: Via Garruba n 225 C.A.P. 70122 Bari Codice Dettagli Gestione dei Servizi Medicali Condizioni di Servizio Sito Web www.piro2med.com versione 1.0 del 01/06/2010
Gestione dei Servizi Medicali Condizioni di Servizio Sito Web www.piro2med.com versione 1.0 del 01/06/2010 Art. 1 Definizione delle parti Il presente viene stipulato tra il cliente, quale richiedente l Dettagli ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO 2 ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con questo documento si intende offrire: - una precisazione in ordine ai termini ed ai concetti più frequentemente richiamati dalla normativa Dettagli Sistemi di stimolazione Advisa MRI SureScan e Ensura MRI SureScan
Sistemi di stimolazione Advisa MRI SureScan e Ensura MRI SureScan Sistemi di stimolazione bicamerali e monocamerali a compatibilità RM condizionata Advisa MRI SureScan e Ensura MRI SureScan con elettrocateteri Dettagli Centro Regionale Trapianti
PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI Processo di donazione-trapianto (Incident reporting) Redazione AUTORIZZAZIONI Redazione / Aggiornamento Verifica Approvazione 20/07/10 Il Coordinatore del Centro Dettagli FT-1000/GPS-N. Sistema di monitoraggio e controllo remoto di parametri fisici
FT-1000/GPS-N Sistema di monitoraggio e controllo remoto di parametri fisici Localizzazione di automezzi durante il trasporto con l invio dei valori di Temperatura, U.R.%, ecc. con relativi allarmi di Dettagli «Dottore, mi hanno impiantato un defibrillatore!»
Quaderni A.I.DEF numero 1 «Dottore, mi hanno impiantato un defibrillatore!» Informazioni utili per il Medico di Medicina Generale sul defibrillatore impiantabile (AICD) A cura del Comitato Scientifico Dettagli USER GUIDE. Manuale operativo per l utilizzo dell applicativo per il monitoraggio remoto Aditech Life REV 1
USER GUIDE Manuale operativo per l utilizzo dell applicativo per il monitoraggio remoto Aditech Life REV 1 SOMMARIO Introduzione... 3 Sensore BioHarness... 3 OVERVIEW BIOHARNESS 3.0 BT/ECHO... 4 OVERVIEW Dettagli 10 argomenti a favore dell over IP
Quello che i fornitori di telecamere analogiche non dicono 10 argomenti a favore dell over IP Le telecamere di rete non sono certo una novità, infatti il primo modello è stato lanciato nel 1996. Nei primi Dettagli Il diritto nell Informatica
Il diritto nell Informatica Introduzione L utilizzazione sempre più diffusa dell Informatica nel corso degli anni ha investito tutti gli ambiti della vita sociale. La raccolta, l elaborazione e la trasmissione Dettagli L informatica nella Sanità
L informatica nella Sanità Perché usare l informatica nella Sanità? Continuità assistenziale Centralità del paziente Trasparenza negli atti amministrativi e sanitari Migliore gestione delle linee guida Dettagli MERLOMOBILITY - IT MERLOMOBILITY. Tutto sotto controllo. Costruttori di fiducia.
MERLOMOBILITY - IT MERLOMOBILITY Tutto sotto controllo. Costruttori di fiducia. MerloMobility l infomobilità del Gruppo Merlo. MerloMobility controllo totale. MerloMobility offre vantaggi in esclusiva Dettagli T-series. T-series VSF13 (Vitatron CareLink) Manuale di riferimento
T-series T70 DR T60 DR T20 SR T70A2 T60A2 T20A2 T-series VSF13 (Vitatron CareLink) Manuale di riferimento Contenuto 1 Introduzione... 7 1.1 Informazioni sul manuale... 7 1.2 Istruzioni relative alla programmazione... Dettagli CONCENTRATORE UNIVERSALE DI PERIFERICHE GPRS-LAN CONVERSIONE IN PERIFERICHE RADIO BIDIREZIONALI
CONCENTRATORE UNIVERSALE DI PERIFERICHE GPRS-LAN CONVERSIONE IN PERIFERICHE RADIO BIDIREZIONALI Descrizione: La soluzione proposta è applicabile a sistemi di centralizzazione che dispongono di canali radio Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 11
 Art. 1
 Art. 13
 ART. 13
 Articolo 206
 ARTICOLO 1
 Articolo 1
 art. 1
 Art. 1