Source: https://la.flukecal.com/products/temperature-calibration/calibration-baths/bath-controllers/controladores-de-temperatura-de-?quicktabs_product_details=1
Timestamp: 2020-06-06 20:00:10+00:00

Document:
﻿ Controladores de temperatura de banco de trabajo 2100 y 2200
Controladores de temperatura de banco de trabajo 2100 y 2200
Los controladores de temperatura más estables que hay disponibles
Resolución de hasta 0,00018 °C
Se incluye la interfaz RS-232 para aplicaciones automatizadas
No es un secreto por qué los baños de temperatura de Fluke Calibration son los baños más estables del mundo. Si utiliza un baño casero, hay grandes probabilidades de mejorar drásticamente su rendimiento mediante uno de los dos controladores de temperatura Fluke Calibration.
El controlador 2100 puede detectar y responder a cambios de temperatura de hasta 0,00001 °C, lo que significa que podrá disfrutar de estabilidades mejores que ±0,001 °C en un baño con un estado mecánico resistente.
El 2100 tiene una resolución de puntos de ajuste de 0,002 °C usando una entrada de termistor y de 0,01 °C mediante una entrada RTD. En modo de alta resolución puede ajustar el punto de ajuste en incrementos inferiores a 0,0002 °C. La resolución que se visualiza es 0,01 °C.
Se suministra potencia a través de un receptáculo de alimentación hembra IEC estándar. Una alimentación secundaria suministra tensión de línea constante a los accesorios del equipo, como los agitadores. El controlador 2200 es más pequeño y liviano que el 2100 y utiliza la entrada de RTD para proporcionar estabilidades de ±0,015 °C. La resolución es de 0,01 °C y el intervalo de temperatura es de -100 a 800 °C.
Si se utiliza con una potencia de línea de entre 100 y 230 V de CA, 50 o 60 Hz, el 2200 suministrará hasta 10 amperios de potencia en un receptáculo de alimentación hembra IEC estándar. Ambos modelos están programados mediante los botones del panel delantero y tienen una interfaz RS-232.
Cualquiera de estos controladores de mesa puede convertir un baño de temperatura común en una verdadera herramienta de calibración. Llámenos y cuéntenos su caso. Le ayudaremos a elegir el controlador que mejor se adecue a sus necesidades.
Intervalo de temperatura 2100: de –100 a 670 °C
2200: de –100 a 800 °C
Estabilidad de control 2100: de ±0,0005 a ±0,002 °C
2200: de ±0,005 a ±0,02 °C
(según el diseño del sistema)
Exactitud en pantalla (con las sondas que se muestran a continuación) ±1,0 °C sin calibración del sistema
Resolución en pantalla 0,01°
Resolución de punto de ajuste 2100: 0,0002° en modo de alta resolución
2200: 0,01°
Potencia del calentador y auxiliar 2100: de 100 a 125 V de CA nominal o 230 V de CA nominal (conmutables internamente), 50/60 Hz, 10 A máx.
2200: de 100 a 230 V de CA, 50/60 Hz, 10 A máx.
Potencia del calentador Relé en estado sólido
Dimensiones (A x L x P) 2100: 72 x 172 x 250 mm (2,83 x 6,75 x 9,86 pulg.)
2200: 72 x 114 x 178 mm (2,85 x 4,5 x 7 pulg.)
Sondas 2620: RTD, 280 x 4,8 mm (11 x 0,187 pulg.), de –100 a 550 °C
2622: RTD, 229 x 4,8 mm (9 x 0,187 pulg.), de –100 a 550 °C
2624: RTD, 356 x 4,8 mm (14 x 0,187 pulg.), de –100 a 550 °C
2611: termistor, 229 x 5,5 mm (9 x 0,218 pulg.), de –10 a 110 °C (solo controlador 2100)
5635: termopar de tipo K, 406 x 4,7 mm (16 x 0,187 pulg.), 1100 °C para el disyuntor
Sonda RTD, 355 mm (14 pulg.)
Inicio|Productos|Calibración de temperatura|Baños de calibración|Controladores del baño de calibración|Controladores de temperatura de banco de trabajo 2100 y 2200

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución