Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-07-junio-2005-comunidad-autonoma-de-madrid-108770
Timestamp: 2016-10-22 22:47:42+00:00

Document:
RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y290, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa «Elster Iberconta, S.A»
RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y290, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa «Elster Iberconta, S.A» Mis Leyes
RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y290, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa «Elster Iberconta, S.A» Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y290, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa «Elster Iberconta, S.A».
Primero.Se presenta solicitud de aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y290, calibres 13 y 15 mm, por parte de Don Pedro María Egaña Mañanos en nombre y representación de la Entidad Aelster Iberconta, S. A., con domicilio social en la calle Alcalá, 95 6.º Drcha, en Madrid e inscrita en el Registro de Control Metrológico con el n.º 16-A-001.
Segundo.Adjunta a dicha solicitud se aporta una memoria descriptiva del instrumento de medida y de su funcionamiento.
Dado que el contador presentado a aprobación está dotado de componentes electrónicos; que el uso de esta tecnología no aparece contemplado en la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría; que el artículo 4.º del R.D. 1616/1985, de 11 de septiembre, establece que en caso de que se utilicen técnicas no previstas en una reglamentación específica podrán añadirse disposiciones complementarias; y que la Recomendación R49 de la OIML «Water meters entended for metering cold potable water» es una norma de reconocido prestigio que contempla los aspectos electrónicos de este tipo de dispositivos, se informó al solicitante que esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, consideraba adecuado tomar como referencia dicha norma para
establecer los requerimientos a aplicar a la parte electrónica de los contadores de agua fría presentados a aprobación.
Una vez establecido el criterio utilizado, se requiere al solicitante para que subsane una serie de defectos encontrados en la memoria descriptiva del contador y para que aporte una serie de documentos complementarios.
Tercero.Como respuesta a dicho requerimiento el solicitante presenta una nueva memoria corregida, los documentos solicitados y dos certificados de ensayos favorables emitidos por el Centro Español de Metrología, con referencia CEM-CY-04/0171-6.7 y CEM-CY-04/0325-6.7.
En dichos certificados se acredita que los prototipos presentados a ensayo han superado todos los ensayos requeridos por la Recomendación R49 de la OIML para la comprobación de la parte electrónica, así como los establecidos para la parte hidráulica establecidos en la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría, a excepción de los correspondientes al estudio acelerado de envejecimiento,
Por otra parte, dado que la parte hidráulica del contador presentado a aprobación de modelo es exactamente igual que la del contador marca ABB, modelo AQUABUS H, esta Dirección entiende que no resulta necesario someter al instrumento a un estudio acelerado de envejecimiento ni de estanqueidad ni de pérdida de presión ya que éste ya fue realizado sobre el modelo AQUABUS H en el procedimiento de aprobación de modelo del mismo, tal y como se acredita en los certificados emitidos por el Centro Español de Metrología, con referencias CEM-CY-02/0152-6.7 y CEM-CY-03/0324-6.7.
Primero.Es competente esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reformado por Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, y el Decreto 115/2004, de 29 de julio que establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
Segundo.La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control Metrológico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría establecen los requisitos reglamentarios para solicitar y obtener la aprobación de modelo de este tipo de instrumentos de medida.
Tercero.La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se tiene en cuenta en la tramitación del expediente, en todo lo no establecido en las disposiciones anteriores.
Primero.Conceder aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica marca Elster o Iberconta, modelo Y290, calibres 13 y 15 mm, a favor de la Entidad Aelster Iberconta, S.A., inscrita en el registro de control metrológico con el número 16-A-001.
Las denominaciones y características son: Marca: Elster o Iberconta.
Modelo: Y250. Calibres: 13 y 15 mm.
Características metrológicas: Clase metrológica: C.
Clase ambiental: B (correspondiente a contadores fijos instalados en el interior de edificaciones).
Posición de funcionamiento: Horizontal o Vertical 3/h.
Caudal nominal (Qn): 1,5 m 3/h.
Caudal máximo (Qmáx): 3 m 3/h.
Caudal transición (Qt): 0,0225 m 3/h.
Caudal mínimo (Qmín): 0,015 m Presión máxima de servicio: 10 bar. Grupo de pérdida de presión: 1 bar. Temperatura de servicio: Entre 0 y 30 °C. Capacidad de totalizador: ?106 m3.
16-A-001
Tercero.Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán, como mínimo, de manera visible e indeleble, agrupadas o distribuidas en la caja, el dial del dispositivo indicador o la placa descriptiva, las indicaciones siguientes:
a) El nombre o la razón social del fabricante o su marca de fábrica. b) La clase metrológica y ambiental.
c) El caudal nominal Qn.
d) El año de fabricación y el número de serie del contador, separados inequívocamente.
e) La fecha de caducidad del contador debido al agotamiento de su batería.
f) Una o dos flechas que indiquen el sentido del flujo. g) El signo de aprobación de modelo.
Cuarto.Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumentos se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva, según se describe y representa en el anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.
Quinto.Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.
Sexto.De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de modelo tiene validez hasta el próximo 1 de junio del año 2008 pudiendo ser prorrogada por periodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Madrid, 7 de junio de 2005.El Director General, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 Real Decreto