Source: http://docplayer.es/27759631-Medidores-multi-parametricos.html
Timestamp: 2019-01-17 14:05:07+00:00

Document:
Medidores multi-paramétricos - PDF
Download "Medidores multi-paramétricos"
Juana Gil Rico
1 Medidores multi-paramétricos ÍNDI Página Tabla de comparación de productos H2 Introducción H3 Medidores de ph/// H4 Medidores con microprocesador H8 H1
2 Tabla de comparación de productos Sonda Imper- Código Rango Precisión ATC* de repuesto meable Página HI ph de 0.0 a 14.0 ph ±0.1 ph HI H4 de 0 a 6000 µs/cm de 0 a 3000 mg/l (ppm) HI ph de 0.0 a 14.0 ph ±0.1 ph HI H4 de 0 a 6000 µs/cm de 0 a 3000 mg/l (ppm) de 0.0 a 70.0 C ±0.5 C HI ph de 0.0 a 14.0 ph ±0.1 ph HI H5 de 0 a 1990 µs/cm de 0 a 1990 ppm (mg/l) HI ph de 0.0 a 14.0 ph ±0.1 ph HI H5 de 0 a 1990 µs/cm de 0 a 1990 ppm (mg/l) de 0 a 60 C ±1 C HI ph de 0.0 a 14.0 ph ±0.1 ph HI H6 de 0.00 a 4.00 ms/cm de 0 a 1999 ppm (mg/l) HI ph de 0.0 a 14.0 ph ±0.1 ph HI H6 de 0.00 a 4.00 ms/cm de 0 a 1999 ppm (mg/l) de 0.0 a 60.0 C ±0.5 C HI ph de 0.0 a 14.0 ph ±0.1 ph HI con Clean & Cal H7 de 0.00 a 4.00 ms/cm de 0 a 1999 ppm (mg/l) de 0.0 a 60.0 C ±0.5 C HI ph de 0.00 a ph ±0.01 HI 1288 H8 de 0 a 3999 µs/cm de 0 a 2000 ppm (mg/l) de 0.0 a 60.0 C; ±0.5 C de 32.0 a F ±1.0 F HI ph de 0.00 a ph ±0.01 HI 1288 H8 de 0.00 a ms/cm de 0.00 a ppt (g/l) de 0.0 a 60.0 C; ±0.5 C de 32.0 a F ±1.0 F Código Rango Precisión ATC* Página HI 255 ph de a ph; de a ph; ±0.01 ph; ±0.002 ph; H9 ORP ±699.9 mv; ±2000 mv ±0.2 mv (±699.9 mv); ±1 mv (±2000 mv) de 0.00 a µs/cm; de 30.0 a µs/cm; ±1% de la lectura ±(0.05 µs/cm o 1 digit) de 300 a 2999 µs/cm; de 3.00 a ms/cm; de 30.0 a ms/cm; hasta ms/cm conductividad real de 0.00 a ppm; de 15.0 a ppm; ±1% de la lectura ±(0.03 ppm o 1 digit) de 150 a 1499 ppm; de 1.50 a g/l; de 15.0 a g/l; hasta g/l real (con factor 0.8) NaCl de 0.0 a 400.0% NaCl ±1% de la lectura de -10 a C ±0.4 C * ATC: Compensación automática de ( Automatic Temperature Compensation ) H2
3 Medidores multi-paramétricos Instrumentos profesionales sencillos y avanzados para la medida in situ de más de un parámetro! La siguiente sección presenta una amplia gama de portátiles y de sobremesa, diseñados para medir: ph, Conductividad, y Temperatura. Estos instrumentos son la solución ideal para todas aquellas aplicaciones que requieren el control simultáneo de más de un parámetro, en particular en las medidas de campo. Nuestros instrumentos son ideales para aplicaciones tales como agricultura, hidroponía, piscinas, controles ambientales, tratamiento de aguas primarias, secundarias y artes gráficas. Los productos HANNA instruments que pertenecen a esta línea permiten sustituir con efectividad 2 ó 3 medidores diferentes con un único instrumento. Estos instrumentos están dotados de funciones tecnológicamente avanzadas para simplificar las labores de medidas in situ, tales como la calibración y compensación automática de la. Todos los portátiles son impermeables e ideales para todas aquellas aplicaciones al aire libre o en ambientes industriales donde se encuentren porcentajes de humedad elevados o polvo en el aire. H3
4 HI HI ph, conductividad hasta 6000 µs/cm y con un instrumento impermeable H4 nuevo HI HI Rango ph de 0.0 a 14.0 ph de 0 a 6000 µs/cm de 0 a 3000 mg/l (ppm) de 0.0 a 70.0 C Resolución ph 0.1 ph 10 µs/cm 10 mg/l 0.1 C Precisión (a 20 C) ph ±0.1 ph ±0.5 C Factor conversión / 0.5 mg/l = 1 µs/cm Calibración manual en 1 punto (todos los parámetros excepto la ) Compensación automática de 0 a 50 C con ß = 2% / C (sólo /) Sondas HI ph//, HI ph///t, Tipo pila / duración 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. 100% 165 x 75 x 45 mm / 180 g HI Sonda ph//, cable 1 m HI Sonda ph///t, cable 1m HI Funda de goma de protección color azul HI Funda de goma de protección color naranja HI Estuche azul HI 70300L Solución almacenamiento electrodos, botella 460 ml HI 7061L Solución limpieza electrodos, botella 460 ml HI 77100P HI 77300P HI 77400P Para la gama completa de las soluciones de calibración, consulte la sección F; Para las sondas, consulte la sección E; Para otros accesorios, consulte sección U µs/cm (sobres monodosis 1382 ppm (sobres monodosis Solución calibración a ph 4 y 7 (sobres monodosis de 20 ml, 5 pz. c/u) HI es un equipo portátil para mediciones de ph, conductividad y (sólidos totales disueltos), ideal para controles de muestras realizados in situ. En efecto, permite reducir el número de instrumentos que se deben transportar para efectuar las medidas y es sumamente robusto y fácil de usar. HI mide el ph de 0 a 14 con una resolución de 0.1. Realiza además, medidas de y en los rangos de 0 a 6000 µs/cm y de 0 a 3000 mg/l respectivamente. La calibración se realiza manualmente en un punto, con un procedimiento simple y rápido para todos los parámetros. Las medidas de conductividad y son precisas, gracias a la compensación automática de la. HI realiza todas las medidas de ph, conductividad y con una única y robusta sonda. El electrodo de ph que se encuentra en su interior, está dotado de unión de fibra renovable y electrolito de gel, menos susceptible a la contaminación. HI es el instrumento más práctico y conveniente, disponible en el mercado para las medidas in situ de estos parámetros. HI ofrece todas las funciones del modelo HI con el añadido de la medida de la. HI se suministra completo con sonda de de ph// HI de 1 m de cable, soluciones monodosis de calibración ph 7, 1382 ppm y 1413 µs/cm (1 c/u), solución de limpieza (2 pz), estuche, pila e instrucciones. HI se suministra completo con sonda de ph// HI con 1 m de cable, soluciones monodosis de calibración ph 7, 1382 ppm y 1413 µs/cm (1 c/u), solución de limpieza (2 pz), estuche de similcuero, pila e instrucciones.
5 HI HI Instrumentos impermeables multi-paramétricos para el control de las aguas primarias HI y HI son instrumentos simples y prácticos, ideales para aplicaciones de control de aguas donde es necesario medir el ph, conductividad y (sólidos totales disueltos) directamente in situ. Los rangos de medida del instrumento, de 0.0 a 14.0 ph, de 0 a 1990 µs/cm () y de 0 a 1990 mg/l (), los vuelven ideales para el sector de las aguas primarias. La calibración es simple y se realiza manualmente en 1 punto para cada rango de medida. Tanto HI como HI están dotados de BEPS ( Battery Error Preventing System ), función que apaga automáticamente el instrumento cuando el nivel de carga de la pila no asegura lecturas precisas. Gracias al sensor ubicado en el interior de las sondas, estos instrumentos compensan automáticamente las medidas de conductividad y en. Ambas sondas ejecutan las lecturas de los tres parámetros medidos por el instrumento y están dotadas de electrolito de gel resistente a la contaminación y de la exclusiva unión de ph renovable de fibra, que asegura una mayor duración del sensor. HI permite además, la medida de la HI HI Rango ph de 0.0 a 14.0 ph de 0 a 1990 µs/cm de 0 a 1990 ppm (mg/l) de 0 a 60 C Resolución ph 0.1 ph 10 µs/cm 10 ppm (mg/l) 1 C Precisión (a 20 C) ph ±0.1 ph ±1 C Factor conversión 0.5 ppm = 1 µs/cm Calibración manual en 1 punto (todos los parámetros, excepto la ) Compensación automática de 0 a 50 C con ß = 2% / C (sólo /) Sondas HI , ph//, HI , ph///t, Tipo pila / duración 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx 100% 165 x 75 x 45 mm / 180 g nuevo HI se suministra completo con sonda de ph// HI con cable de 1 m, soluciones monodosis de calibración ph 7, 1413 µs/cm y 1382 ppm (1 c/u), solución de limpieza (2 pz), estuche, pila e instrucciones. HI se suministra completo con sonda de ph// HI con 1 m de cable, soluciones monodosis de calibración ph 7, 1382 ppm y 1413 µs/cm (1 c/u), solución de limpieza (2 pz), estuche, pila e instrucciones. HI Sonda ph//, cable 1m HI Sonda de ph///t, cable 1m HI Funda de goma de protección color azul HI Funda de goma de protección color naranja HI Estuche de similcuero azul HI 70300L Solución almacenamiento electrodos, botella 460 ml HI 7061L HI 77100P HI 77300P HI 77400P Solución limpieza electrodos, botella 460 ml 1413 µs/cm (sobres monodosis 1382 ppm (sobres monodosis Solución calibración a ph 4 y 7 (sobres monodosis de 20 ml, 5 pz. c/u) Para la gama completa de las soluciones de calibración, consulte la sección F; Para las sondas, consulte la sección E; Para otros accesorios, consulte la sección U. H5
6 HI HI Medidores multi-paramétricos robustos y fiables, para la agricultura H6 nuevo HI HI Rango ph de 0.0 a 14.0 ph de 0.00 a 4.00 ms/cm de 0 a 1999 ppm (mg/l) de 0.0 a 60.0 C Resolución ph 0.1 ph 0.01 ms/cm 1 ppm (mg/l) 0.1 C Precisión (a 20 C) ph ±0.1 ph ±0.5 C Factor conversión / de 0.56 a 0.72 ppm = 1 µs/cm Calibración manual en 1 punto (todos los parámetros excepto la ) Compensación automática de 0 a 50 C con ß = 2% / C (sólo /) Sonda HI , ph//, HI , ph///t, Tipo pila / duración 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx 100% 165 x 75 x 45 mm / 180 g HI HI HI HI HI HI 70300L Sonda ph//, cable 1 m Sonda ph/ / /T, cable 1m Funda de goma de protección color azul Funda de goma de protección color naranja Estuche azul Solución almacenamiento electrodos, Para la gama completa de las soluciones de calibración, consulte la sección F; para le sondas, consulte la sección E. Para otros accesorios, consulte la sección U. HI 7061L Solución limpieza electrodos, HI 77100P 1413 µs/cm (sobres monodosis HI 77200P 1500 ppm (sobres monodosis HI 77400P Solución calibración a ph 4 y 7 (sobres monodosis de 20 ml, 5 pz. c/u) Estos instrumentos portátiles, sencillos y robustos, han sido diseñados para su uso en agricultura, en los cultivos de invernaderos y en hidroponía. HI permite medir el ph, la conductividad y el (sólidos totales disueltos) con un solo equipo. El rango de ph cubre todos los espectros posibles, mientras que el de conductividad va de 0 a 4.00 ms/cm. En las medidas de, HI programa automáticamente un factor de conversión comprendido entre 0.56 y 0.72 según la medida obtenida, a fin de adaptarse mejor a los factores típicos de las soluciones de irrigación. La calibración manual en un punto para todos los parámetros, es simple y rápida. Las medidas de / se compensan automáticamente en. La sonda especial intercambiable HI realiza la medida de todos los parámetros. El sensor de referencia, gracias al electrolito de gel, es resistente a la obturación típica de las soluciones fertilizantes; además, está dotado de una unión especial de fibra renovable que prolonga su duración. HI permite además, la medida de la a través de la sonda HI HI se suministra completo con sonda de ph// HI con cable de 1 m, soluciones monodosis de calibración ph 7, 1.41 ms/cm y 1500 ppm (1 c/u), solución de limpieza (2 pz), estuche, pila e instrucciones. HI se suministra completo con sonda de ph///t HI con cable de 1 m, soluciones monodosis de calibración ph 7, 1.41 ms/cm y 1500 ppm (1 c/u), solución de limpieza (2 pz), estuche, pila e instrucciones.
7 HI F.R.T. - Fail Safe Technology impermeable Combinado ph///t Si un electrodo genérico de ph se sumerge en una solución ph 7, suministra una señal de salida igual a 0 mv. Además, este valor se puede observar en ciertos tipos de anomalías. A continuación indicamos algunos ejemplos: Rotura de la cubeta sensible del electrodo ph; Corto circuito del cable o conector; Dispersión eléctrica del cable o conector (por ejemplo en condiciones de humedad excesiva). En estas condiciones de error, el instrumento visualizará el valor de ph 7 en la pantalla. Ya que el valor de ph 7.00 corresponde a varias aplicaciones importantes, puede suceder que el usuario no logre diferenciar las medidas erróneas de las medidas correctas. Para evitar este problema, HI usa la tecnología F.R.T. Con este especial sistema de seguridad, en caso de anomalía de lectura, el instrumento ya no visualiza valores cercanos a ph 7, sino a ph 4, evidenciando la presencia de problemas. Para consentir al operador el uso apropiado de la nueva tecnología, el instrumento ha sido dotado de dos indicadores luminosos (LEDs) y de un botón "Check". Apretando dicho botón, después de haber sumergido el electrodo en la respectiva solución HI 50021P (solución "Cal Check"), el instrumento enciende el LED que corresponde al estado del electrodo. Si se enciende un LED verde ("OK), el electrodo funciona correctamente, si se enciende un LED rojo ("C&C" "Clean & Cal") el electrodo tiene un problema. HI Rango ph de 0.0 a 14.0 ph de 0.00 a 4.00 ms/cm de 0 a 1999 ppm (mg/l) de 0.0 a 60.0 C Resolución ph 0.1 ph 0.01 ms/cm 1 ppm (mg/l) 0.1 C Precisión (a 20 C) ph ±0.1 ph ±0.5 C Factor conversión / de 0.56 a 0.72 ppm = 1 µs/cm Calibración manual en 1 punto (todos los parámetros excepto la ) Compensación automática de 0 a 50 C con ß = 2% / C (sólo /) Sonda HI , ph///t, con Clean & Cal, Tipo pila / duración 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx 100% 165 x 75 x 45 mm / 180 g nuevo HI se suministra completo con sonda de ph///t HI con cable de 1 m, soluciones monodosis de calibración ph 7, 1.41 ms/cm y 1500 ppm (1 c/u), solución de limpieza (2 pz), solución de test HI ( 2 pz), estuche de similcuero, pila e instrucciones. HI Sonda ph///t, con Clean & Cal, cable 1 m HI Funda de goma de protección color azul HI Funda de goma de protección color naranja HI Estuche de similcuero azul HI 70300L Solución almacenamiento electrodos, HI 7061L HI 77100P HI 77200P HI 50021P Solución limpieza electrodos, 1413 µs/cm (sobres monodosis 1500 ppm (sobres monodosis Solución Clean & Cal (sobres monodosis de 20 ml, 25 pz. c/u) Para la gama completa de las soluciones de calibración, consulte la sección F; Para las sondas, consulte la sección E; Para otros accesorios, consulte la sección U. H7
8 HI HI Medidores impermeables de ph/// con funciones avanzadas HI HI Rango ph de 0.00 a ph de 0 a 3999 µs/cm de 0.00 a ms/cm de 0 a 2000 ppm (mg/l) de 0.00 a ppt (g/l) de 0.0 a 60.0 C (o 32.0 a F) Resolución ph 0.01 ph 1 µs/cm 0.01 ms/cm 1 ppm 0.01 ppt 0.1 C (ó 0.1 F) Precisión (a 20 C) ph ±0.01 ph ±0.5 C (o ±1.0 F) Factor / (CONV) seleccionable de 0.45 a 1.00 con incremento de 0.01 (falla 0.50) Calibración ph automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados (ph 4.01/7.01/10.01 ó 4.01/6.86/9.18) Calibración / automática en 1 punto a 1382 ppm automática en 1 punto a 6.44 ppt (CONV 0.5) o a 1500 ppm (CONV 0.7) (CONV 0.5) o a 9.02 ppt (CONV 0.7) o a 1413 µs/cm (otros) o a µs/cm (otros) Compensación T ph automática / automática con β seleccionable de 0.0 a 2.4% / C con incremento de 0.1% Sonda HI 1288, ph///t, conector DIN, Tipo pilas / duración 4 x 1.5V AAA / aprox. 500 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx 100% 150 x 80 x 36 mm / 210g HI 1288 HI HI HI 70030P HI 70038P HI 77100P Sonda ph///t Funda de goma de protección color azul Funda de goma de protección color naranja Solución calibración µs (25 sobres de 20 ml) Solución calibración 6.44 ppt (25 sobres de 20 ml) Solución calibración 1413 µs/ph 7 (sobres, 10 pz. c/u) HI 77200P Solución calibración 1500 ppm/ph 7 (sobres, 10 pz. c/u) HI 77300P Solución calibración 1382 ppm/ph 7 (sobres, 10 pz. c/u) HI 77400P Solución calibración ph 4/7 (sobres monodosis, 5 pz. c/u) Para la gama completa de las soluciones de calibración, consulte la sección F; para las sondas, consulte la sección E; Para otros accesorios, consulte la sección U. HI y HI son dos instrumentos innovadores que reúnen la medida del ph, conductividad (Sólidos totales disueltos) y. Son impermeables IP67, están dotados de una serie de funciones avanzadas para simplificar y agilizar las labores, sobre todo en las medidas de campo. La sonda HI 1288, se usa para todas las mediciones. Las lecturas de ph, o se visualizan en la pantalla junto con la lectura de la ; además, los símbolos y mensajes señalan el estado del equipo y guían al usuario en los diferentes procedimientos. El indicador de estabilidad de la lectura es una garantía de precisión. En el momento de su encendido, el instrumento visualiza el porcentaje de carga restante de las pilas. La calibración ph es automática con dos juegos de tampones estándar memorizados; las medidas son automáticamente compensadas en. Para las medidas de y, el coeficiente de compensación es seleccionado por el usuario, así como el factor de conversión /. Las características programadas por el usuario y los datos de calibración no se cancelan cuando se sustituyen las pilas. HI se suministra completo con sonda de ph///t HI 1288 con 1 m de cable, pilas, robusto maletín de transporte e instrucciones. HI se suministra completo con sonda de ph///t HI 1288 con 1 m de cable, pilas, robusto maletín de transporte e instrucciones. H8
9 HI 255 Instrumento combinado de ph/orp y //NaCl, de laboratorio nuevo HI 255 nace gracias a la experiencia HANNA instruments. Es un instrumento combinado de ph y conductividad de laboratorio, útil para obtener múltiples datos, fiables y reproducibles, de la muestra que se analiza. Este instrumento responde a las exigencias de diferentes laboratorios de producción y de control de calidad, que necesitan, en tiempo breve, conocer más aspectos y medir más parámetros de su producto. Los circuitos conectados a la sonda ph y conductividad, están eléctricamente aislados: gracias a esto, el usuario no debe preocuparse de las dos sondas sumergidas a su vez en la misma solución; la sonda de conductividad no interfiere con las medidas de ph; y, la respuesta del electrodo ph, pasando de un tipo de medida a otro, es estable desde los primeros instantes. H9
10 HI 255 Instrumento combinado ph/orp y //NaCl, de laboratorio HI 255 Rango ph/orp de a ph; a ph/ ±699.9 mv; ±2000 mv de 0.00 a µs/cm; de 30.0 a µs/cm; de 300 a 2999 µs/cm de 3.00 a ms/cm; de 30.0 a ms/cm; hasta ms/cm conductividad* de 0.00 a ppm; de 15.0 a ppm; de 150 a 1499 ppm de 1.50 a g/l; 15.0 a g/l; hasta g/l real* NaCl de 0.0 a 400.0% NaCl de -10 a C (ph); de 0.0 C a 60.0 C () Resolución ph/orp 0.01 ph; ph/ 0.1 mv (±699.9 mv); 1 mv (±2000 mv) 0.01 µs/cm; 0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 ms/cm; 0.1 ms/cm 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/l; 0.1 g/l NaCl 0.1% NaCl 0.1 C Precisión (a 20 C) ph / ORP ±0.01 ph; ±0.002 ph/ ±0.2 mv (±699.9 mv); ±1 mv (±2000 mv) ±1% de la lectura ±(0.05 µs/cm o 1 digit) ±1% de la lectura ±(0.03 ppm o 1 digit) NaCl ±1% de la lectura ±0.4 C (excluido error de la sonda) Punto cero mv relativo ±2000 mv Calibración ph automática en 1, 2 ó 3 puntos con 5 tampones estándar memorizados (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) Calibración automática en 1 punto con 6 valores estándar memorizados (84.0 y 1413 µs/cm; 5.00, 12.88, 80.0 y ms/cm) Calibración NaCl automática en 1 punto con soluciones estándar HI 7037L Compensación manual o automática de a C (ph); de 0.0 a 60.0 C () (puede ser deshabilitada para medidas de y reales) Coeficiente de de 0.00 a 6.00%/ C (sólo para y ); valor pre-programado 1.90%/C Factor de 0.40 a 0.80; valor pre-programado 0.50 Electrodo ph HI 1131B (incluido) Sonda HI 7631O (incluido) Sonda HI 7662 (incluido) Conexión al ordenador puerta serial RS232 optoi-aislada Memorización datos 200 datos Impedancia de entrada Ohmios Alimentación adaptador 12Vdc (incluido) Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx 95% 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg HI 255 es capaz de medir el ph en rango ampliado, el potencial de oxidación-reducción, la conductividad, el valor de, el porcentaje de NaCl y la. Las medidas de ph se compensan automáticamente en, gracias a la sonda externa; la calibración es posible en 1, 2 ó 3 puntos seleccionables entre 5 tampones disponibles, obteniendo en este modo, una mayor precisión. Las medidas de conductividad pueden ser compensadas a elección del usuario a 20 ó 25 C y, si fuera necesario, es posible tener medidas de conductividad directas. La selección del rango más adecuado de medida, tanto como, es automática; y, la calibración a un punto es posible para las medidas de. El valor de calibración puede ser seleccionado entre seis valores memorizados. Gracias a la función de registro, las medidas ejecutadas pueden ser salvadas en una memoria no volátil para después ser transferidas a un ordenador a través de la puerta serial RS232. Además de todo esto, HI 255 tiene características GLP y por lo tanto es posible retomar en cualquier momento, los datos de la última calibración. * Sin compensación de HI 1131B Electrodo de ph rellenable, conector BNC HI Sonda de conductividad de 4 anellos de platino HI 7662 Sonda de HI Soporte electrodos HI 7004L Solución calibración ph 4.01, HI 7007L Solución calibración ph 7.01, HI 7010L Solución calibración ph 10.01, HI 77400P Sobres calibración monodosis ph 4 y 7, 5 pz. c/u (20 ml) HI 7071S Solución electrolítica, 4 botellas de 30 ml HI 70300L Solución almacenamiento e- lectrodos, HI 7030L HI 7031L HI 7033L HI 7034L HI 7035L HI 7037L HI HI HI HI Solución de calibración a µs/cm, Solución de calibración 1413 µs/cm, Solución de calibración 84 µs/cm, Solución calibración µs/cm, Solución de calibración a µs/cm, 500 ml Solución calibración salinidad, Adaptador 230Vac a 12Vdc Adaptador 115Vac a 12Vdc Interfaz de conexión a PC (serial 9 agujas) Programa de conexión a PC compatible con Windows HI 255 se suministra completo con electrodo de ph HI 1131B, sonda / HI 76310, sonda de HI 7662, soporte electrodos HI 76404, sobres monodosis de soluciones ph 4 y 7 (20 ml), solución electrolítica HI 7071S, adaptador de 12 Vdc e instrucciones. H10 Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección F. Para la gama completa de las sondas de ph y ORP, consulte la sección E. Para la gama completa de los accesorios, consulte la sección U.
Medidores de conductividad/tds
Medidores de conductividad/tds Indice Página Tablas Comparativas...G2 Introducción...G3 Medidores Portátiles...G6 Medidores Impermeables...G12 Medidores Portátiles con Impresión y Registro de Datos...G14
HI 935005 HI 935005N. Termómetro termopar tipo K, impermeable
HI 935005 HI 935005N Termómetro termopar tipo K, impermeable Especificaciones HI 935005/HI 935005N Rango de -50.0 a 199.9 C y de 200 a 1350 C; de -58.0 a 399.9 F y de 400 a 2462 F Resolución 0.1 C (de
Bloques de yeso Bloques de Cerámica Sensor de electrodos desnudos (Sensores MA)
... 2. 1. Medidor Medidor de de Humedad Humedad Conductivimétrico Bloques Tipos de de Sensores yeso.... 1.1 Bloques de yeso... 1.2 Bloques de Cerámica... 1.3 Sensor de electrodos desnudos (Sensores MA)...
LINEA. Agricultura MÉXICO - CENTROAMÉRICA - CARIBE. Servicio y Calidad marcan la Diferencia
LINEA Agricultura MÉXICO NTROAMÉRICA CARIBE Servicio y Calidad marcan la Diferencia La línea de medidores de bolsillo más avanzada del mundo //TDS/ORP/ Especificaciones HI 98127 HI 98128 HI 98311 HI 98312

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución