Source: http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/balanzas-humedad.htm
Timestamp: 2017-04-25 22:21:11+00:00

Document:
Balanzas para medición de humedad Inicio Política Priva. Cond. Gen. Descargas Servicio Calibraciones Contacto Equipos de laboratorio
para medición de humedad Las
balanzas para medición de humedad de la serie PCE
están concebidas para ser usadas en el sector industrial o en el profesional.
Las balanzas para medición de humedad
determinan la sustancia seca que queda
tras un proceso de secado con energía
infrarroja de la sustancia total
previamente pesada y calcula así la
humedad de la masa pesada húmeda.
Durante el proceso de secado se puede ver
en la pantalla la disminución del
contenido de humedad. Las balanzas para medición de humedad son
aparatos ideales para determinar con
precisión la humedad, la sustancia seca o
la consistencia de materiales y sustancias
volátiles y fijas. Estas balanzas para
medición de humedad se emplean sobre todo
en el sector industrial para analizar de
modo rápido pastas, masas, maderas,
adhesivos, polvos ... tanto en la
producción como en el control de entrada
El sistema de pesado de las balanzas
para medición de humedad posee todas
las propiedades de las balanzas modernas.
tienen 2 años de garantía. Si tiene alguna duda con respecto a las balanzas de humedad puede llamarnos llamando al número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. y nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre
este tema y por supuesto sobre el resto de productos instrumentos de medida,
Actualmente tenemos un surtido de balanzas de humedad de los siguientes fabricantes: Las especificaciones técnicas sobre las balanzas de humedad las verá en
para medición de humedad PCE-MB 50 (rango de humedad: 0 ... 100%, rango: 50g, resolución: 0,001 g)
para medición de humedad KERN MLB 50-3N /
MLS 50-3HA160N (rango máx. 50 g, resolución 0,001 g / 0,01%, temp. calefacción 50 - 160 ºC, serie MLS con protocolo GLP)
para medición de humedad PCE-MB 60C (balanzas con rango de humedad: 0 ... 100%, rango máx. 60 g, resolución: 0,001 g, interfaz RS-232 y USB)
para medición de humedad KERN DBS 60-3 (balanzas con rango máx. 60 g, resolución 0,001 g / 0,01%, temperatura de calefacción 50 - 200 ºC)
para medición de humedad KERN serie MLS A (rango máx. 65 g, resolución 0,001 g / 0,01% o hasta 150 g, resolución 0,01 / 0,05%, calefacción 50 - 160 ºC)
para medición de humedad PCE-MB 100 (rango de humedad: 0 ... 100%, rango: 100g, resolución: 0,001 g)
para medición de humedad PCE-MB 111C (rango de humedad: 0 ... 100%, rango: 110 g, resolución: 0,01 g, interfaz RS-232 y USB)
para medición de humedad PCE-MA 110 (rango de humedad: 0 ... 100%, rango máx. 110 g, interfaz RS-232, memoria, resolución: 0,01 g)
para medición de humedad PCE-MB 120C (rango de humedad: 0 ... 100%, rango: 120 g, resolución: 0,001 g, interfaz RS-232 y USB)
para medición de humedad KERN MSR 120-3 (rango máx. 124 g, resolución 0,001 g / 0,01%, temperatura de calefacción 30 - 160 ºC, protocolo GLP)
para medición de humedad KERN DLB 160-3A (balanzas con rango
máx. 160 g, resolución 0,001 g / 0,01%, temperatura de calefacción 30 - 160 ºC)
para medición de humedad PCE-MB 200
(balanzas con rango de humedad: 0 ... 100%, rango: 200g, resolución: 0,001 g, interfaz para PC)
para medición de humedad PCE-MB 210C (rango de humedad: 0 ... 100%, rango: 210 g, resolución: 0,001 g, interfaz RS-232 y USB)
para medición de humedad IB-105 (balanzas con capacidad máx. 5-70 g, precisión 0,005 g, resolución 0,1%, sistema rápido y automático)
para medición de humedad XM-50 (balanzas con capacidad máx. 0,2-52 g, precisión 0,001 g, resolución 0,01%, sistema rápido y automático)
para medición de humedad XM-120-60 (balanzas con capacidad máx. 0,2-124 g, precisión 0,001 g, resolución 0,01%, plato inox. Ø 100)
para medición de humedad XM-120-60-HR (balanzas con capacidad máx. 0,2-124 g, precisión 0,1 mg, resolución 0,01%, plato inox. Ø 100)
- Determinación de humedad - Medidores de mano (instrumentos portátiles como alternativa a las balanzas de humedad clásicas)
El uso de las balanzas para medición de humedad es casi ilimitado. Podrá analizar con rapidez y precisión la humedad de los más diversos materiales a granel, de materiales en polvo, de alimentos, de pellets de madera o de pastas. A continuación podrá ver unas imágenes con diferentes materiales.
Si lo desea, puede solicitar los componentes adicionales de las balanzas para medición de humedad: paquete de software (software y cable de datos) para la transmisión directa de los datos al PC, impresora, filtros redondos de fibra de vidrio, pesos de control externos para poder realizar la calibración in situ de forma autónoma… También puede hacer calibrar las balanzas para medición de humedad en un laboratorio según la ISO 9000 y solicitar el certificado correspondiente (opcional / p.e. al realizar el pedido de la balanza o con la recalibración anual).
Algunas cámaras de termografía cuenta con un software de análisis y valoración. A modo de ejemplo puede ver a continuación una toma termográfica de la parte frontal de una casa (foto real elaborada con el software de análisis).
Se puede realizar una calibración ISO o una calibración oficial en un laboratorio de control acreditado (autorizado).
Principio de medición de las balanzas para medición de humedad: el método termogravimétrico se basa en la determinación de la pérdida de peso a través del proceso de secado. Se debe pesar la muestra de material antes y después del secado. Se establece la diferencia de pesos con respecto al peso inicial o al peso final después del secado.
Contenido de humedad en los materiales: con el método de medición termogravimétrico se incluyen en la medición todos los componentes de la muestra de material que pueden modificar su estado físico (p.e. en la evaporación producida por el calentamiento) y que estén implicados en la pérdida de peso. La medición del contenido de humedad en los materiales no consiste sólo en la medición del mero contenido de agua en el material. En esta medición se deben tener en cuenta todo tipo de sustancias volátiles como los alcoholes, las sustancias aromáticas, los diluyentes de base orgánica y otras sustancias que se originen con la descomposición térmica. En termogravimetría no se diferencia entre el agua y otras sustancias volátiles, no obstante hay un par de métodos de medición que no producen daños en el material que pueden medir el contenido de agua en el material, aunque no es el momento de explicar el funcionamiento de dichos métodos.
La utilización de la radiación halógena en una balanza para medición de humedad permite al usuario un ahorro de tiempo considerable si se compara con el método convencional en un armario de secado con el cual una corriente de aire caliente proveniente del exterior penetra en el interior del material y lo calienta produciendo una pérdida de humedad.
Si desea ver o imprimir el apartado correspondiente de las balanzas de humedaden nuestro catálogo impreso, haga clic en el símbolo del archivo PDF:
/ balanzas para
página en alemán en italiano
o en portugués A continuación podrá tener una visión general de los grupos de productos de balanzas:

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución