Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-13-junio-2006-comunidad-autonoma-de-cataluna-152887
Timestamp: 2016-10-21 17:21:29+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, de la Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de modelo de un sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinado a la medida de gases licuados a presión, marca CMC, modelo CMCGL-S
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, de la Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de modelo de un sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinado a la medida de gases licuados a presión, marca CMC, modelo CMCGL-S	RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, de la Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de modelo de un sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinado a la medida de gases licuados a presión, marca CMC, modelo CMCGL-S Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, de la Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de modelo de un sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinado a la medida de gases licuados a presión, marca CMC, modelo CMCGL-S Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA	Vista la petición presentada por la empresa Construcciones Metálicas Cerezuela S.L. (CIF: B-43668037), domiciliada en Plaça del Barri Nou, número 1, cp 43110 de La Canonja (Tarragona), con Registro de Control Metrológico 02-H-052-R, en solicitud de aprobación de modelo de un sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinado a la medida de gases licuados a presión (con excepción de líquidos criogénicos), marca CMC, modelo CMCGL-S. Vista la resolución de 7 de noviembre de 1995 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid por la que se autoriza la posibilidad de utilizar el cabezal electrónico SAMPI TE480 sobre la cámara de medición MA7GY10. Visto el informe favorable emitido por el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, de referencia 5015144, de 26 de octubre de 2005, que acredita el cumplimiento de los requisitos metrológicos y las características técnicas indicadas en la Orden de 28 de diciembre de 1988 que regula los sistemas de medida de líquidos distintos del agua (BOE núm. 55 de 6 de marzo de 1989). De acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, que establece el control metrológico que realiza la Administración del Estado; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, que determina los órganos competentes en Cataluña en materia de control metrológico y la Orden de 28 de diciembre de 1988 que regula metrológicamente los sistemas de medida de líquidos diferentes del agua, resuelvo: Conceder la aprobación de modelo de un sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinado a la medida de gases licuados a presión (con excepción de líquidos criogénicos), marca CMC, modelo CMCGL-S, a la empresa Construcciones Metálicas Cerezuela S.L., con Registro de control metrológico 02-H-052-R. Las características metrológicas de estas versiones son:
Versión del contador MA7 Qmáx (l/min) 300 Qmin (l/min) 130 Pmáx (bar) 20 Temperaturas líquido a medir (ºC) -10 a +50 Líquido a medir glp Suministro mínimo (l) 200 Esquema adoptado S9 El contenido y alcance de esta aprobación de modelo están sometidos a las condiciones siguientes: Primera.-Esta aprobación de modelo se concede por un plazo máximo de validez de diez años. Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la entidad titular solicitará a la Secretaría de Industria la oportuna prórroga de la aprobación, caso de estar interesada en ello. Esta aprobación de modelo esta condicionada a la vigencia de la aprobación de modelo del contador de medida que incorpora. Segunda.-El signo de aprobación de modelo asignado es:
02 H-052 0606 Tercera.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta resolución, llevarán visibles, como mínimo, las siguientes inscripciones de identificación: Nombre y anagrama del fabricante; Denominación del modelo y versión; Número de serie y año de fabricación; Caudal máximo (en l/min); Caudal mínimo (en l/min); Suministro mínimo (en litros); Presión máxima de funcionamiento (en bars); Clase de líquido a medir; Margen de temperatura de funcionamiento (en grados centígrados); Indicación del esquema adoptado y el Signo de aprobación de modelo. Estas inscripciones se complementarán con el marcado CE. Cuarta.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta resolución tendrán que superar el control de verificación primitiva, justificando el mismo mediante la colocación de los precintos y etiquetas identificativas correspondientes. Quinta.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta resolución, deberán cumplir todas las condiciones contenidas en el anexo al certificado que la acompaña. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno. Barcelona, 13 de junio de 2006.-Por delegación de la firma (Resolución de 6 de octubre de 2005), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Lluís Gasull Poch.
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, de la Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de modelo de un sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinado a la medida de gases licuados a presión, marca CMC, modelo CMCGL-S	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 

RESOLUCIÓN