Source: http://docplayer.fr/2016930-Isolement-automatise-d-adn-genomique-a-partir-de-culots-de-cellules-sanguines-a-l-aide-de-l-appareil-tecan-freedom-evo-hsm-workstation.html
Timestamp: 2017-02-25 02:14:34+00:00

Document:
Isolement automatisé d ADN génomique à partir de culots de cellules sanguines à l aide de l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation - PDF
Download "Isolement automatisé d ADN génomique à partir de culots de cellules sanguines à l aide de l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation"
1 PROTOCOLE AUTOMATISÉ Isolement automatisé d ADN génomique à partir de culots de cellules sanguines à l aide de l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation Mode d emploi des produits A1751 et A2751 Réservé à la recherche. N est pas destiné à une utilisation dans le cadre de procédures de diagnostic. EP050 8/132 Isolement automatisé d ADN génomique à partir de culots de cellules sanguines à l aide de l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation Toute la documentation technique est disponible à l adresse : Veuillez consulter ce site Internet pour vérifier que vous utilisez la version la plus à jour de ce protocole automatisé. Si vous avez des questions sur l utilisation de ce système, veuillez contacter le service technique de Promega à l adresse 1. Description Composants du produit et conditions de stockage Avant de commencer A. Types d échantillons compatibles B. Options de traitement des échantillons C. Options d élution D. Quantification et évaluation de l ADN Traitement automatisé A. Matériaux supplémentaires B. Procédure de purification de l ADN C. Étapes de purification Résultats du développement A. Comparaison du rendement entre la purification automatisée et manuelle B. Rendement chez plusieurs sujets C. Contrôle de contamination croisée Dépannage Produits associés...12 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI États-Unis 1 EP050 Révisé 8/133 1. Description L appareil Tecan Freedom EVO -HSM workstation permet d automatiser l isolement d ADN génomique (ADNg) à partir de culots de cellules sanguines total et utilise la formulation chimique du ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System. Le protocole automatisé est préconfiguré, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des applications génomiques à haut débit. Le système est capable de traiter n importe quelle combinaison de volumes d échantillons dans la gamme entière de volume de départ pour cette méthode. Les réactifs sont automatiquement ajustés en fonction du volume des échantillons individuels. L utilisateur n a qu à préciser le nombre d échantillons à traiter et le volume d élution souhaité. Des options supplémentaires permettent à l utilisateur de personnaliser la procédure de purification de l ADN pour répondre à ses besoins. 2. Composants du produit et conditions de stockage PRODUIT ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System A1751 Réservé à la recherche. Chaque système contient assez de réactifs pour 96 purifications, chacune à partir d un maximum de 10 ml. Comprend : 23 ml Solution de protéinase K (PK) 130 ml Protéase alcaline (Alkaline Protease, APA) ml Tampon de lyse cellulaire (Cell Lysis Buffer, CLD) ml Tampon de liaison (Binding Buffer, BBA) 115 ml Résine ReliaPrep ml Tampon de lavage (Wash Buffer, WBA) ml Eau sans nucléases PRODUIT ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System A2751 Réservé à la recherche. Chaque système contient assez de réactifs pour 96 purifications, chacune à partir d un maximum de 10 ml. Comprend : 23 ml Solution de protéinase K (PK) 130 ml Protéase alcaline (Alkaline Protease, APA) ml Tampon de lyse cellulaire (Cell Lysis Buffer, CLD) ml Tampon de liaison (Binding Buffer, BBA) 115 ml Résine ReliaPrep ml Tampon de lavage préparé (Prepared Wash Buffer, WBC) ml Eau sans nucléases Conditions de stockage : stocker le ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System à température ambiante (15 30 C). Ne pas réfrigérer ou congeler les réactifs. Entre utilisations, stocker les réactifs de la plateforme recouverts ou fermés à température ambiante. Remarque : pour des renseignements sur les commandes en dehors des États-Unis, adressez-vous à une succursale ou un distributeur Promega local. Les coordonnées de ceux-ci sont disponibles au site : Adresse électronique : RÉF. RÉF. 2 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA EP050 Révisé 8/134 Conventions de dénomination Tout au long de ce document, les solutions fournies dans le ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System sont nommées comme suit : Solution de protéinase K (PK) = Solution de protéinase K Protéase alcaline (Alkaline Protease, APA) = Protéase alcaline Tampon de lyse cellulaire (Cell Lysis Buffer, CLD) = Tampon de lyse cellulaire Tampon de liaison (Binding Buffer, BBA) = Tampon de liaison Tampon de lavage (Wash Buffer, WBA) = Tampon de lavage Tampon de lavage préparé (Prepared Wash Buffer, WBC) = Tampon de lavage préparé Remarque : pour Réf. A1751, comportant le Tampon de lavage (WBA), il est nécessaire de préparer ce dernier avant de le charger dans l appareil, en ajoutant de l éthanol à 50 % à la bouteille de tampon de lavage (WBA) tel que décrit à la section 4.A. Pour Réf. A2751, comportant le Tampon de lavage préparé (WBC), aucune préparation supplémentaire n est requise. 3. Avant de commencer 3.A. Types d échantillons compatibles Les méthodes présentées dans ce document sont prévues pour le traitement de culots de cellules sanguines préparés à partir de 2,5 à 10 ml de sang total. Les échantillons sont préparés en retirant le plasma du sang total pour former un culot comportant toutes les cellules. La couche leucocytaire peut éventuellement être retirée afin d obtenir un culot de globules rouges uniquement. Une combinaison quelconque d échantillons peut être traitée en une procédure, pour autant que le volume de départ soit dans la plage recommandée. Le sang peut être prélevé en présence de la plupart des anticoagulants couramment utilisés. Les échantillons peuvent être frais ou congelés, mais les culots de cellules doivent être préparés à partir de sang non congelé pour maximiser le rendement en leucocytes. Pour la préparation des culots de cellules, centrifugez le sang total à g pendant 10 minutes, puis retirez la couche de plasma. L utilisation de sang coagulé n est pas recommandée, car les caillots peuvent boucher les cônes d aspiration ou de transfert des échantillons et cela peut donner des éluats impurs colorés. Les échantillons doivent pouvoir passer à travers une pipette sérologique standard de 10 ml. Des échantillons ayant été stockés de façon non optimale peuvent être traités, cependant la quantité et la qualité de l ADN isolé peuvent être compromises selon les conditions spécifiques. Veuillez contacter le service technique de Promega pour toute question au sujet des types d échantillons compatibles à l adresse suivante : 3.B. Options de traitement des échantillons Les échantillons sont traités à l aide de tubes coniques standard de 50 ml préchargés dans l appareil HSM. Si vous ne souhaitez pas transférer les échantillons manuellement, le système peut les transférer automatiquement à partir des tubes de récolte sous vide. Le plasma doit être retiré avant de commencer le transfert des échantillons. Le temps de traitement total est prolongé d environ une heure quand le transfert automatisé des échantillons est sélectionné. Lors du transfert à partir de tubes primaires, le système peut transférer le contenu entier des tubes ou jusqu à un volume maximum déterminé. Le diamètre des tubes contenant les échantillons peut être de 13 ou 16 mm, mais des tubes d un seul diamètre doivent être utilisés pour une série d échantillons donnée. Les échantillons peuvent au besoin être traités à la RNase A (réactif facultatif, acheté séparément). Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI États-Unis 3 EP050 Révisé 8/135 3.C. Options d élution L ADN doit être élué à l aide d eau sans nucléases (comprise). Les utilisateurs peuvent choisir des volumes d élution compris entre 500 et µl. L élution de l ADN dans un volume bas augmente la concentration de l ADN purifié, mais réduit le rendement total. Des volumes finaux d élution inférieurs à 1 ml peuvent entraîner une resuspension incomplète de la résine ReliaPrep pour les échantillons de volume élevé, ce qui diminue la performance et augmente la présence de résine résiduelle dans les éluats. Il est possible d utiliser un volume d élution proportionnel au volume initial de l échantillon. Dans ce cas, les échantillons d un volume initial inférieur à 1,2 ml seront élués dans 500 µl d eau, et ceux d un volume initial de plus de 4 ml seront élués dans µl d eau. Pour les échantillons d un volume initial compris entre 1,2 et 4 ml, le volume d élution sera ajusté de façon linéaire. Tous les ADN élués sont transférés du HSM à une plaque intermédiaire à 96 puits profonds. Si vous souhaitez stocker l ADN dans du tampon TE, le système peut ajouter du Tris-EDTA concentré à la plaque intermédiaire. Après la centrifugation manuelle, le système peut transférer les échantillons aux récipients finaux. Ces derniers peuvent consister en tubes de 2 ml à bouchons vissés (par ex. Sarstedt Réf ) ou en une plaque à 96 puits profonds. Si vous choisissez de transférer les échantillons dans des tubes, vous serez invité à placer ceux-ci sur la plateforme suite à l élution. Au moment de l installation du système veuillez discuter des récipients finaux requis avec le technicien. 3.D. Quantification et évaluation de l ADN La qualité et la concentration de l ADN peuvent être déterminées de diverses manières, notamment par spectrophotométrie, à l aide de colorants fluorescents, par électrophorèse sur gel et par PCR quantitative. Des rapports font état du fait que différentes méthodes de quantification de l ADN donnent souvent des valeurs inégales. Nous vous recommandons d utiliser une même méthode pour déterminer la qualité et la quantité de l ADN tout au long de votre procédure (c.-à-d. utiliser une même méthode pour quantifier l ADN purifié et pour déterminer la quantité d ADN à utiliser dans vos applications d aval). Tout au long de ce document, des résultats des méthodes de spectrophotométrie NanoDrop et de fluorimétrie à l aide de colorants QuantiFluor dsdna (ADN double-brin) sont présentés. 4. Traitement automatisé L appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation offre plusieurs options de traitement des échantillons. Ces options sont contrôlées sur l interface TouchTools. Toutes les options décrites à la section 3 sont accessibles sur cette interface. Consultez le Manuel technique de l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation, n o TM402, pour obtenir les instructions concernant l interface TouchTools. Pour assistance complémentaire concernant l interface de l utilisateur et les options de traitement, veuillez contacter le service technique de Promega à l adresse 4 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA EP050 Révisé 8/136 4.A. Matériaux supplémentaires En plus des réactifs fournis par Promega, d autres matériaux et réactifs doivent être préparés et fournis par l utilisateur. Éthanol à 50 % : combiner un volume égal d éthanol à % de qualité USP/ACS ou biologie moléculaire à de l eau de qualité biologie moléculaire. Mélanger. Remarque : l utilisation d alcool dénaturé contenant du méthanol ou de l isopropanol peut réduire le rendement en ADN et sa qualité. WBA préparé (pour Réf. A1751) : ajouter 150 ml d éthanol à 50 % (préparé ci-dessus) à chaque bouteille entière de Tampon de lavage (WBA). Bien mélanger avant l emploi. Remarque : si la configuration de votre kit (Réf. A2751) comporte du Tampon de lavage préparé (WBC), n ajoutez pas d éthanol avant utilisation. Hydroxyde de sodium à 100mM : préparer au moins 300 ml d hydroxyde de sodium à 100 mm dans de l eau déionisée pour chaque série d échantillons. Ce réactif est utilisé pour nettoyer le système (par ex. Fisher Réf. ss276-4). RNase A (facultatif) : préparer un stock de RNase A à 4 mg/ml. Promega propose de la RNase A (Réf. A7974) préparée à la concentration recommandée. Solution concentrée de Tris-EDTA (TE, facultatif) : Promega propose une solution tampon TE concentrée 20X (ph 7,5 ; Réf. A2651). Un stock de TE concentré peut également être préparé selon la méthode préférée de votre laboratoire. Le stock doit avoir une concentration 10 à 20 fois plus élevée que la concentration finale souhaitée. Il est important de sélectionner le facteur de concentration au cours de l installation initiale de l appareil pour faire en sorte que la dilution appropriée soit appliquée au cours du traitement des échantillons. Les fournitures Tecan suivantes sont nécessaires pour l extraction de 32 échantillons. Nous recommandons d utiliser uniquement des cônes jetables à filtre pour minimiser le risque de contamination croisée. Description de l article Qté Réf. Tecan Cônes jetables LiHa, µl, avec filtre 176 cônes Bacs à réactif jetables, gris Bacs jetables de 25 ml B. Procédure de purification de l ADN L interface principale de la méthode de purification de l ADN est le logiciel Tecan TouchTools. À l aide des écrans interactifs, vous pouvez sélectionner toutes les options configurables par l utilisateur pour la purification. Pour obtenir les instructions du système, consultez le Manuel technique de l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation, n o TM402. Dans la liste des programmes disponibles, sélectionnez ReliaPrep_RedCells_HSM_2_0_v1.0 et suivez les instructions de l interface graphique TouchTools pour sélectionner tous les paramètres du traitement. L interface vous guidera tout au long de la configuration du système avant le démarrage du traitement. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI États-Unis 5 EP050 Révisé 8/137 4.B. Procédure de purification de l ADN (suite) Une fois toutes les informations saisies, le système commencera la procédure de purification. Il n y aura plus d autres informations à saisir jusqu à la fin de la méthode, sauf en cas de problème au cours du transfert, de la détection des échantillons ou de l aspiration sous vide. En cas de problème, reportez-vous à la section Traitement des erreurs du Manuel technique de l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation, n o TM402. Après l élution, il vous sera demandé de centrifuger la plaque intermédiaire. Cette étape est nécessaire afin d éliminer les particules de résines résiduelles présentes dans les éluats. Si vous avez choisi de laisser vos échantillons dans la plaque intermédiaire, ce message ne s affichera pas, et la méthode sera alors terminée. Cependant, il sera tout de même nécessaire de centrifuger la plaque intermédiaire afin de recueillir la résine résiduelle pouvant être présente avant de procéder aux étapes suivantes du traitement. À l issue de la purification, le système vous demandera de retirer vos échantillons, d éteindre la pompe à vide et de stocker les réactifs restants de la plateforme. 4.C. Étapes de purification 1. Facultatif : transfert des échantillons à partir de tubes primaires. Retrait du plasma avant de placer les échantillons dans l appareil pour le transfert. 2. Détection automatique du volume des échantillons et calcul du volume des réactifs. Le volume des réactifs utilisé pour les échantillons de moins de 1,2 ml est identique à celui utilisé pour les échantillons de 1,2 ml. 3. Le HSM agite les échantillons à 500 tours/min lorsque chaque réactif est ajouté. 4. De la protéinase K (0,05 volume) est ajoutée à chaque tube. 5. Facultatif : de la RNase A (0,05 volume) est ajoutée à chaque échantillon. 6. De la Protéase alcaline (0,313 volume) est ajoutée à chaque échantillon. 7. Du Tampon de lyse (2,5 volumes) est ajouté à chaque échantillon. 8. Après l ajout de Tampon de lyse, les échantillons sont incubés à 65 C pendant 30 minutes sous agitation à 500 tours/min, suivi par une période de 10 minutes d agitation à 500 tours/min sans chaleur. Pendant ce temps, la résine ReliaPrep est maintenue en suspension par mélange intermittent avec un cône. 9. Du Tampon de liaison (3 volume) est ajouté à chaque échantillon. 10. La résine ReliaPrep est complètement remise en suspension, et 0,25 volume de résine est ajouté à chaque échantillon. La liaison des acides nucléiques à la résine s effectue en incubant les échantillons pendant 20 minutes sous agitation à 550 tours/min, puis la résine est recueillie à l aide d un aimant pendant 20 minutes. 11. Les déchets provenant de la lyse et de la liaison sont retirés de chaque tube. Ensuite, un volume de Tampon de lavage préparé compris entre 1 et 3 ml, en fonction du volume initial de l échantillon, est ajouté à chaque tube. Cette étape est répétée jusqu à ce que tous les déchets aient été éliminés de tous les tubes et le tampon de lavage ajouté. 12. Les échantillons sont agités à 500 tours/min pendant 2 minutes. 6 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA EP050 Révisé 8/138 4.C. Étapes de purification (suite) 13. Après agitation, les échantillons sont mélangés en pipetant pour disperser complètement la résine. Ensuite, l appareil ajoute, sous agitation, un volume supplémentaire de Tampon de lavage préparé compris entre 4,4 et 9 ml, en fonction du volume initial de l échantillon. Les échantillons sont agités à 500 tours/min pendant 2 minutes, puis à 700 tours/min pendant 2 minutes de plus. Après cette étape, la résine est capturée pendant 3 minutes. 14. Les déchets du premier lavage sont éliminés de chaque tube, puis 1 ml de Tampon de lavage préparé est ajouté aux échantillons. Ensuite, l appareil ajoute, sous agitation, un volume supplémentaire de Tampon de lavage préparé compris entre 4,4 et 9 ml, en fonction du volume initial de l échantillon. Les échantillons sont agités à 500 tours/min pendant 2 minutes, puis à 700 tours/min pendant 2 minutes de plus. Les échantillons sont ensuite soumis à une capture magnétique pendant 3 minutes. 15. Les déchets du second lavage sont éliminés de chaque tube, puis un volume d éthanol à 50 % compris entre 4,4 et 9 ml est ajouté aux échantillons, en fonction de leur volume initial. Les échantillons sont agités à 500 tours/min pendant 4 minutes. Ils sont ensuite soumis à une capture magnétique pendant 3 minutes. 16. Tous les déchets sont éliminés colonne par colonne, et le volume calculé d eau sans nucléases est ajouté à chaque tube. Les échantillons sont agités à 500 tours/min pendant 3 minutes, puis à 400 tours/min pendant 15 minutes à 70 C. Une capture magnétique est effectuée pendant 5 minutes, puis les éluats sont transférés à la plaque intermédiaire. 17. Si l option de transférer les échantillons dans une plaque ou des tubes finaux a été sélectionnée, un message s affiche pour demander à l utilisateur de centrifuger la plaque intermédiaire à g pendant 20 minutes afin d éliminer les particules résiduelles. 18. La plaque intermédiaire est replacée dans l appareil, puis les éluats sont transférés aux tubes finaux ou à la plaque finale. 19. La méthode est terminée. 5. Résultats du développement Les données décrites ci-dessous sont représentatives de plusieurs groupes de données obtenues au cours du développement. Le traitement de tous les échantillons présentés a été démarré dans des tubes de 50 ml. Les éluats obtenus ont été laissés sur la plaque intermédiaire pour l analyse. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI États-Unis 7 EP050 Révisé 8/139 5.A. Comparaison du rendement entre la purification automatisée et manuelle La quantité d ADN obtenue avec le système de purification automatisé de l ADN ReliaPrep présente un rapport linéaire avec le volume initial de l échantillon, tout au long de la plage recommandée de volume de départ. Les échantillons présentés à la Figure 1 proviennent d un seul sujet. Chaque échantillon a été traité à l aide de la méthode de précipitation Wizard Genomic ou à l aide du système automatisé ReliaPrep. Les échantillons ont présenté un rapport A 260 /A 230 moyen de 2,0 et un rapport A 260 /A 280 moyen de 2,0. A. ADN (µg) Automatisée, toutes cellules Automatisée, globules rouges Manuelle, toutes cellules Manuelle, globules rouges R 2 = 0, R 2 = 0, Volume initial de sang (ml) B. ADN (µg) Automatisée, toutes cellules Automatisée, globules rouges Manuelle, toutes cellules Manuelle, globules rouges R 2 = 0, R 2 = 0, Volume initial de sang (ml) 11890MA Figure 1. Rendement en ADN par la procédure automatisée en fonction du volume de départ. Les échantillons total ont été préparés à partir d un seul sujet. Chaque point est la moyenne de quatre réplicats et les barres d erreur représentant un écart-type. Graphique A. Rendements en ADN déterminé à l aide du spectrophotomètre NanoDrop. Graphique B. Rendements en ADN déterminé à l aide du système QuantiFluor dsdna. Remarque : le culot comportant toutes les cellules a été obtenu après retrait du plasma, alors que le culot de globules rouges a été obtenu après retrait des leucocytes. 8 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA EP050 Révisé 8/1310 5.B. Rendement chez plusieurs sujets Au cours du développement de la méthode ReliaPrep pour sang total, nous avons traité des échantillons provenant de plusieurs sujets. La Figure 2 présente le rendement en ADN par leucocyte. Rendement DNA Yield en ADN (pg/wbc) (pg/leucocyte) Globules Red Cellsrouges Toutes All Cells cellules Individual Sujet 1 1 Individual Sujet 2 2 Individual Sujet 3 3 Individual Sujet MA Figure 2. Rendements normalisés en ADN chez plusieurs sujets. Les rendements en ADN sont normalisés en fonction des taux de leucocytes de chaque sujet. Le sujet 1 est celui qui a été utilisé dans la Figure 1. Chaque barre représente la moyenne de quatre réplicats et les barres d erreur représentant un écart-type. 5.C. Contrôle de contamination croisée Ce système intégré utilise une série d étapes de nettoyage pour faire en sorte que les constituants entrant en contact avec les échantillons et partagés entre ceux-ci ne présentent pas de risque de contamination croisée. Pour une description détaillée des méthodes utilisées pour vérifier l intégrité des échantillons sur l appareil Tecan Freedom EVO -HSM Workstation, veuillez vous reporter à la note d application Verification of Sample Integrity for the Tecan Freedom EVO -HSM Workstation, n o AN204, à l adresse Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI États-Unis 9 EP050 Révisé 8/1311 6. Dépannage Pour toute question qui ne serait pas traitée ci-dessous, veuillez consulter une succursale ou un distributeur Promega local. Les coordonnées de ceux-ci sont disponibles au site : Adresse électronique : Symptômes Faible rendement en ADN ADN dégradé Causes possibles et commentaires La résine ReliaPrep n a pas été remise en suspension de façon adéquate avant l emploi. Resuspendez la résine ReliaPrep avec soin dans le flacon de réactif avant de la transférer pour la purification des échantillons. L échantillon contenait trop peu de leucocytes par millilitre de sang. Le rendement en ADN dépend de la quantité de matériel de départ. Les échantillons avec un faible taux en leucocytes présenteront un moindre rendement en raison de la quantité réduite au départ. Le volume initial de l échantillon dépasse la capacité de traitement du système. Le ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System a été optimisé pour purifier de l ADN de culots de cellules sanguines préparés à partir de 2,5 à 10 ml de sang total. Le traitement d échantillons de sang en dehors de cette plage recommandée peut entraîner une réduction du rendement en ADN et de sa concentration. Si la limite de 10 ml est dépassée, les volumes de traitement nécessaires seront en excès du volume utile maximal des tubes de 50 ml. Le ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System a été optimisé pour des échantillons de sang normaux provenant d adultes en bonne santé, qui contiennent en général entre 4, et leucocytes/ml. Des échantillons de sang total contenant un taux plus élevé de leucocytes peuvent provoquer une capture plus lente de la résine ReliaPrep au cours de la purification, ce qui réduit le rendement. L utilisation réussie du ReliaPrep Large Volume HT gdna Isolation System dépend de l usage des réactifs appropriés dans l ordre voulu. Vérifiez si tous les réactifs ont bien été placés dans la position adéquate de l appareil et s ils ont été dilués correctement avant l emploi. Des nucléases ont été introduites au cours de la purification ou du maniement. Utilisez des récipients en plastique ou en verre sans nucléases. Utilisez des cônes à filtre pour toutes les étapes de pipetage. Portez des gants à tout moment. Les nucléases éventuellement introduites après l élution dégradent l ADN. Pour protéger l ADN élué contre les nucléases, sélectionnez l option d ajouter du tampon TE concentré à une concentration de 1X dans l éluat final. L ADN était dégradé avant la procédure de purification. Si l ADN était dégradé avant la purification, l ADN résultant le sera également. 10 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA EP050 Révisé 8/1312 6. Dépannage (suite) Symptômes Résine ReliaPrep dans l éluat final Médiocre pureté de l ADN Message d erreur de l appareil Causes possibles et commentaires Les solutions concentrées d ADN peuvent être visqueuses. Il peut être nécessaire de prolonger le temps de capture de la résine ReliaPrep pour ces solutions visqueuses. Éliminez la résine résiduelle de l ADN élué en effectuant la centrifugation comme indiqué. Une médiocre pureté de l ADN, observée par les rapports spectroscopiques ou dans les analyses en aval, est souvent le résultat d un retrait incomplet du lysat. Tout ajustement physique du système robotique peut influencer l efficacité du retrait du lysat. Contactez le service technique à l adresse avant de tenter d ajuster le système robotique. Si le système signale un volume insuffisant dans un bac de réactif, vérifiez que le type de bac utilisé est adéquat et ajoutez du réactif au bac. Si vous observez d autres erreurs, contactez le service technique de Promega. Notez le message d erreur précis et l heure. Vous aurez besoin des fichiers de rapport détaillés EVOware, enregistrés sous : C:\ProgramData\Tecan\ EVOware\AuditTrail\log. Les fichiers de rapport utilisent la convention de dénomination suivante : EVO_aaaammjj_hhmmss.log (la date et l heure correspondent à la création du fichier). Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI États-Unis 11 EP050 Révisé 8/1313 7. Produits associés PRODUIT CONDITIONNEMENT RÉF. Appareil HSM pièce A2715 Solution de RNase A 5 ml A7974 Solution tampon TE 20X (ph 7,5) 25 ml A2651 Tecan Freedom EVO -HSM Workstation Contacter Promega Protéase alcaline (Alkaline Protease, APA) 130 ml A1721 Tampon de lyse cellulaire (Cell Lysis Buffer, CLD) ml A1731 Tampon de liaison (Binding Buffer, BBA) ml A1741 Résine ReliaPrep 115 ml A1752 Tampon de lavage (Wash Buffer, WBA) 130 ml A2681 Solution de protéinase K (PK) 23 ml A5051 Eau sans nucléase 500 ml P ml P1199 Tampon de lyse tissulaire (Tissue Lysis Buffer, TLA) 500 ml A5091 Bouteille pour éthanol à 50 % 1 pièce A , Promega Corporation. Tous droits réservés. Wizard est une marque déposée de Promega Corporation. QuantiFluor et ReliaPrep sont des marques de commerce de Promega Corporation. EVOware et Freedom EVO sont des marques déposées de Tecan AG Corporation. NanoDrop est une marque déposée de Thermo Fisher Scientific. TouchTools est une marque déposée de Tecan AG Corporation. Tous les prix et toutes les caractéristiques sont sujets à modification sans avis préalable. Les déclarations relatives aux produits sont sujettes à modification. Veuillez contacter le service technique de Promega ou consulter le catalogue en ligne de Promega pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits Promega. 12 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA EP050 Révisé 8/13 Documents pareils
Plasmid DNA purification Excerpt from user manual - Français - NucleoBond Xtra NucleoBond Xtra NucleoBond Xtra Plus NucleoBond Xtra Plus January 2013 / Rev. 11 Plasmid DNA purification Français Introduction Plus en détail Maxwell 16 Blood DNA Purification System
Manuel Technique Maxwell 16 Blood DNA Purification System Attention, cartouches à manipuler avec précaution, les bords scellés peuvent être tranchants. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Dispositif Plus en détail Protocole de laboratoire pour la purification manuelle de l ADN d un échantillon de 0,5 ml
Protocole de laboratoire pour la purification manuelle de l ADN d un échantillon de 0,5 ml Pour la purification de l ADN génomique des kits de prélèvements Oragene et ORAcollect. Pour tout protocole et Plus en détail Kit Maxwell CSC DNA FFPE
MANUEL TECHNIQUE Kit Maxwell CSC DNA FFPE Mode d'emploi du produit AS1350 Ce produit est des né à être vendu uniquement aux États-Unis et au Canada. A en on: manier les cartouches avec précau on les bords Plus en détail Pour utilisation en vue de la préparation et de l isolement de lymphocytes purifiés directement à partir de sang total NOTICE
Pour utilisation en vue de la préparation et de l isolement de lymphocytes purifiés directement à partir de sang total NOTICE Pour test diagnostique in vitro PI-TT.610-FR-V5 Instructions Utilisation visée Plus en détail Guide d utilisation des kits Perfect Master Mix SYBR Green
Guide d utilisation des kits Perfect Master Mix SYBR Green Pour les produits AnyGenes : Cat # PMSX-F2S Cat # PMSX-F4S Cat # PMSX-F8S Cat # PMSX-F12S Cat # PMSX-F24S (* Cat # pour toutes les références Plus en détail METHODES DE SEPARATION DE PROTEINES : PURIFICATION DE LA GST PAR AFFINITE AU GLUTATHION
Laboratoire de Physiologie Végétale Université de Neuchâtel (2005) Travaux pratiques METHODES DE SEPARATION DE PROTEINES : PURIFICATION DE LA PAR AFFINITE AU GLUTATHION INTRODUCTION: Les protéines tiennent Plus en détail Cônes PureSpeed. Pureté et concentration optimisées Cônes pour purification de Protéines
Cônes PureSpeed Cônes pour protéine PureSpeed Pureté et concentration optimales Rapide moins de 15 minutes Traitement simultané de plusieurs échantillons Pureté et concentration optimisées Cônes pour purification Plus en détail Manuel du PAXgene Blood RNA Kit
Manuel du PAXgene Blood RNA Kit Version 2 Le système PAXgene Blood RNA est composé d un tube à prélèvement sanguin (PAXgene Blood RNA tube) et d une trousse de purification d acides nucléiques (PAXgene Plus en détail Génétique kits. Kit de précipitation de l ADN. Réf : 117 029. Français p 1. Version : 8003
kits Français p 1 Kit de précipitation de l ADN Version : 8003 1 Composition Quantité nécessaire pour 25 tests. - 25 ml de solution d ADN (de saumon) à 1mg/mL (tampon Tris-HCI 0,010 M, ph 8,0 en présence Plus en détail 3. Biotechnologie de l ADN
3. Biotechnologie de l ADN 3.1. Technologie de l ADN recombinant 3.1.1. Isolation d ADN et d ARN 3.1.2. Fragmentation de l ADN (les Endonucléases) 3.1.3. Analyse d ADN sur d agarose et d acrylamide 3.1.4. Plus en détail Hybridation et marquage Affymetrix puce HU133 Plate-Forme. plus 2
PRECAUTIONS GENERALES : HYBRIDATION AFFYMETRIX - Toutes les manipulations se font avec des gants de façon à limiter le risque de dépôt de RNAses présentes en grande quantité sur notre peau. - Tout le matériel Plus en détail PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit for Food Testing: E. coli O157:H7
GUIDE DE L UTILISATEUR PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit for Food Testing: E. coli O157:H7 À utiliser avec le MagMAX Express-96 Magnetic Particle Processor (Protocole automatique) Catalog Number 4428176 Plus en détail Procédure normalisée de fonctionnement du RCBT Dérivés de tissus Extraction d ARN
Procédure normalisée de fonctionnement du RCBT Dérivés de tissus Extraction d ARN Numéro de PNF: 08.03.009 Version: f2.0 Remplace: 8.3.009 f1.0 Catégorie: Manipulation et documentation du matériel Tissu Plus en détail Manipulation des acides nucléiques
Manipulation des acides nucléiques (voir chapitre 6 du Voet et Voet) - les acides nucléiques forment des polymères : ADN et ARN - ils sont composés de 4 nucléotides: A, C, G et T pour l ADN A, C, G et Plus en détail Travailler en toute sécurité dans un laboratoire de biologie moléculaire
VWR Tour 2012! Travailler en toute sécurité dans un laboratoire de biologie moléculaire Christian Siatka Directeur général Consultant qualité règlementations européennes Master BIOTIN Management de la Plus en détail MLVA Streptococcus pneumoniae
H.I.A. Robert Picqué Bordeaux Laboratoire de Biologie moléculaire Version Internet 2 MLVA Streptococcus pneumoniae 1. DESCRIPTION DES OPERATIONS 1.1 Culture et extraction des ADN NB : prévoir dans la série Plus en détail D après vous, à qui ces échantillons biologiques pourraient-ils appartenir? Comment va-t-on s y prendre pour procéder à leur identification?
TP Analyse de l ADN Sur la scène de crime, différents échantillons d origine humaine ont été retrouvés : du sang, un cheveu blond et un cheveu / poil coincé dans le couvercle du bocal de chlorure de calcium. Plus en détail Appli Ozyme Western Blot Protocole Complet
Appli Ozyme Western Blot Protocole Complet SOMMAIRE Matériel et réactifs nécessaires... P.2 Déroulement de l expérience... P.3 Préparation, électrophorèse et protocole de transfert... P.3 Protocole de Plus en détail INSTRUCTIONS PRINCIPALES Destiné exclusivement à l analyseur Sofia. Analyzer and Influenza A+B FIA. Choisir le mode de l analyseur.
Eject Analyzer and Influenza FIA INSTRUCTIONS PRINCIPALES Destiné exclusivement à l analyseur Sofia. PROCÉDURE DU TEST Tous les échantillons cliniques doivent être à température ambiante avant de commencer Plus en détail Document de l expert(e)
Série 00, 2010 Assistante en médecine vétérinaire CFC / Assistant en médecine vétérinaire CFC Connaissances professionnelles CP1, examen écrit Laboratoire Document de l expert(e) Temps imparti 50 minutes Plus en détail Isolement des cellules mononucléées du sang périphérique
Isolement des cellules mononucléées du sang périphérique 1. Equipements utilisés L isolement des cellules mononucléées du sang périphérique est effectué à partir d échantillons sanguins par une technique Plus en détail FTA-1 Aspirateur avec fiole collectrice
FTA-1 Aspirateur avec fiole collectrice Mode d emploi Certificat pour version: V.4AW Table des matières 1. Consignes de sécurité 2. Informations générales 3. Démarrage 4. Utilisation 5. Caractéristiques Plus en détail Logiciel Maxwell Sample Track MODE D EMPLOI DU PRODUIT CD054.
Manuel Technique Logiciel Maxwell Sample Track MODE D EMPLOI DU PRODUIT CD054. IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS. 9/12 Numéro de protocole TM314 Logiciel Maxwell Sample Track Toute la documentation technique est Plus en détail Installation des méthodes du Maxwell CSC
MANUEL TECHNIQUE Installation des méthodes du Maxwell CSC Ce produit est des né à être vendu uniquement aux États-Unis. et Canada. Révisé 1/14 TM401 Installation des méthodes du Maxwell CSC Toute la documentation Plus en détail Thème 4 Chapitre 1 Activité 2
Thème 4 Chapitre 1 Activité 2 EXTRACTION ET ANALYSE DE L HEXOKINASE DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE Éléments de réponse ANALYSE DES RÉSULTATS 1.1. Cela permet de faciliter la lyse alcaline de la membrane de Plus en détail Procédure normalisée de fonctionnement du RCBT Dérivés de tissu Extraction d ADN
Procédure normalisée de fonctionnement du RCBT Numéro de PNF: 08.03.008 Version: f2.0 Remplace: 8.3.008 e1.0 Catégorie: Manipulation du matériel et de la documentation Tissu solide Approuvée par: Le groupe Plus en détail Kit d extraction PicoPure DNA
Directement à la PCR Le kit PicoPure DNA permet une extraction simple et rapide de l ADN génomique prêt à l utilisation en PCR. Extraire et amplifier l ADN dans le même tube, sans phase d extraction organique Plus en détail ANALYSE DE PROTEINE DANS LES
ANALYSE DE PROTEINE DANS LES CELLULES Assistants: K. Umebayashi G. Dewhurst A. Santos L. Pineau 1. Introduction Lors de cette expérience, nous avons réalisé l extraction de protéines à partir de deux souches Plus en détail Département de biologie Page 1 sur 6
Département de biologie Page 1 sur 6 TP de Biologie Moléculaire : BIO 36 Marion Benoîst, Keith Dudley, Dominique Charmot Introduction Lors de ce TP vous allez cloner des molécules d ADN. L objectif est Plus en détail Interprétation des résultats et troubleshooting
Interprétation des résultats et troubleshooting Le Service de séquençage du Centre d innovation Génome Québec et Université McGill utilise des appareils 3730xl DNA Analyzer d Applied Biosystems. Cette Plus en détail www.gbo.com/bioscience 1 Culture Cellulaire Microplaques 2 HTS- 3 Immunologie/ HLA 4 Microbiologie/ Bactériologie Containers 5 Tubes/ 6 Pipetage
2 HTS 3 Immunologie / Immunologie Informations Techniques 3 I 2 ELISA 96 Puits 3 I 4 ELISA 96 Puits en Barrettes 3 I 6 en Barrettes de 8 Puits 3 I 7 en Barrettes de 12 Puits 3 I 8 en Barrettes de 16 Puits Plus en détail Vivaspin 500 µl et 2 ml
Caractéristiques techniques et mode d emploi Vivaspin 500 µl et 2 ml À usage in vitro uniquement 85032-539-17 85032-539-17 Vivaspin 500 µl et 2 ml Introduction Conditions de stockage Durée de vie Les colonnes Plus en détail par micro-ondes SCP SCIENCE
SCP SCIENCE 47 Systèmes de digestion par micro-ondes SCP SCIENCE offre 3 types de systèmes de digestion par micro-ondes. NovaWAVE SA: un instrument qui peut effectuer jusqu à 12 digestions simultanément Plus en détail Master ICMV 1 ére année. TP UE S8
1 Master ICMV 1 ére année. TP UE S8 PRODUCTION ET SELECTION DE BACULOVIRUS RECOMBINANTS DANS DES CELLULES D INSECTES EN CULTURE Présentation générale : les baculovirus d insectes, vecteurs d expression Plus en détail TP ENZYMES DE RESTRICTION, OUTILS DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE
THÈME : Des débuts de la génétique aux enjeux actuels des biotechnologies Niveau : Spécialité terminale S TP ENZYMES DE RESTRICTION, OUTILS DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE EXTRAIT DU BO: Notions et contenus Plus en détail MagSep Tissue gdna Kit
ation e gdna Kit FR) tilisation Register your instrument! www.eppendorf.com/myeppendorf Notice d'utilisation Copyright 2014 Eppendorf AG, Hamburg. All rights reserved, including graphics and images. No Plus en détail BS500 500ml Bottle Sampling Unit
BS500 500ml Bottle Sampling Unit User Guide www.mpfiltri.co.uk 200.307-FR Concerne les numéros de modèle BS500 ATTENTION DANGER Les circuits hydrauliques contiennent des fluides dangereux à des pressions Plus en détail altona altona RealStar EBV PCR Kit 1.0 always a drop ahead. 11/2012 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany
altona DIAGNOSTICS altona DIAGNOSTICS RealStar EBV PCR Kit 1.0 11/2012 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany phone +49 40 548 06 76-0 fax +49 40 548 06 76-10 e-mail info@altona-diagnostics.com Plus en détail 7900003 24 Tests Circulating Tumor Cell Control Kit
7900003 24 Tests Circulating Tumor Cell Control Kit 1 APPLICATION Pour usage in vitro Le kit CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit est conçu pour être utilisé comme contrôle de dosage pour vérifier Plus en détail TEST ELISA (ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSEY)
TEST ELISA (ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSEY) Lise Vézina, technicienne de laboratoire Michel Lacroix, agronome-phytopathologiste Direction de l innovation scientifique et technologique Au Laboratoire Plus en détail APPLICATION QMS AMIKACINE Système intégré Ortho Clinical Diagnostics VITROS 5600, systèmes de chimie VITROS 5,1 FS et 4600
Microgenics Corporation Entreprise de Thermo Fisher Scientific APPLICATION QMS AMIKACINE Système intégré Ortho Clinical Diagnostics VITROS 5600, systèmes de chimie VITROS 5,1 FS et 4600 Réf. 0373910 Destiné Plus en détail E-I-4V1 : DÉTERMINATION DES MATIERES EN SUSPENSION METHODE PAR FILTRATION SUR FILTRE EN FIBRES DE VERRE ET GRAVIMETRIE
E-I-4V1 : DÉTERMINATION DES MATIERES EN SUSPENSION METHODE PAR FILTRATION SUR FILTRE EN FIBRES DE VERRE ET GRAVIMETRIE 1. Objet La présente méthode de référence spécifie une méthode de détermination gravimétrique Plus en détail FONCTIONNEMENT ET RECOMMANDATION DE LA PLATEFORME GeT- BIOPUCES
La plateforme GeT- Biopuces réalise vos expériences depuis le design des sondes jusqu à l analyse statistique des données. Elle met à votre disposition l'équipement nécessaire pour réaliser vos expériences Plus en détail évaluation des risques professionnels
évaluation des professionnels Inventaire des Etablissement : Faculté de Médecine Unité de travail : Laboratoire de Biochimie Médicale Année : 2013 Locaux Bureaux Salle de Microscopie Culture cellulaire Plus en détail ABX Micros CRP200. Analyseur d urgence. Numération 18 paramètres + CRP simultanées Micro prélèvement
ABX Micros CRP200 Analyseur d urgence Numération 18 paramètres + CRP simultanées Micro prélèvement ABX Micros CRP 200 Pour une réponse biologique rapide Une qualité d analyse > Un seul tube Sang total Plus en détail altona altona RealStar CMV PCR Kit 1.0 always a drop ahead. 04/2015 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany
altona DIAGNOSTICS altona DIAGNOSTICS RealStar CMV PCR Kit 1.0 04/2015 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany phone +49 40 548 06 76-0 fax +49 40 548 06 76-10 e-mail info@altona-diagnostics.com Plus en détail Kit d'extraction d'adn fongique MycXtra
Pour diagnostic in vitro : MycXtra Kit d'extraction d'adn fongique MycXtra REF 080-005 Usage prévu Le kit d'extraction d'adn fongique MycXtra est destiné à l'isolement et à la purification de l'adn fongique Plus en détail BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE Série : Sciences et Technologies de Laboratoire Spécialité : Biotechnologies SESSION 2013 Sous-épreuve écrite de Biotechnologies Coefficient de la sous-épreuve : 4 Ce sujet est Plus en détail Un système unique et sécurisé de stockage en azote liquide
Un système unique et sécurisé de stockage en azote liquide Pour une cryopréservation des échantillons biologiques de la plus haute qualité www.cryobiosystem.com Une meilleure qualité, flexibilité, efficacité Plus en détail SurTec 650 ChromitAL TCP
SurTec 650 ChromitAL TCP Propriétés Passivation sans chrome VI pour aluminium à base de chrome III Liquide concentré Très bonne protection anticorrosion sur pièces non peintes comparable à celle du chrome Plus en détail Support d échange ionique HyperCel STAR AX
Life Sciences USD 2831(2) Support d échange ionique Support de chromatographie d échange d anions «tolérant aux conditions salines» Support de chromatographie d échange d anions utilisable à l échelle Plus en détail 10b : La PCR (locus PV92)
10b : La PCR (locus PV92) Cette expérience a été mise en place afin de remplacer le protocole intitulé "PCR (locus D1S80)". L amplification est en effet meilleure et les résultats plus simples à interpréter. Plus en détail Les différentes stratégies de quantification :
Les différentes stratégies de quantification : Ce chapitre présente les 2 principales stratégies de quantification relative utilisée classiquement : la méthode des droites standards et celle des Ct. Les Plus en détail Extraction de protéines (Western Blot) - tampon de lyse
Extraction de protéines (Western Blot) - tampon de lyse Préparer tampon de lyse : - 0.3 ml NaCl 5M - 0.5 ml Tris-base ph 8-0.1 ml Nonidet P 40 (NP40) - 0.5 ml Desoxycholate 10 % - 0.1 ml SDS 10 % - 0.5 Plus en détail Fiche Contenu 3-1 : Vue d ensemble de la gestion de l équipement
Fiche Contenu 3-1 : Vue d ensemble de la gestion de l équipement Son rôle dans le système de gestion de la qualité Considérations sur le programme La gestion de l équipement est l un des points essentiels Plus en détail Manuel d utilisation de l appareil Maxwell CSC
Manuel technique Manuel d utilisation de l appareil Maxwell CSC Ce manuel technique comporte le mode d emploi de l appareil Maxwell CSC (modèle numéro 9800-000, numéro de catalogue AS4000). Ce produit Plus en détail Débitmètres électromagnétiques série 8700 pour système d extinction automatique du type sprinkleur
Note Technique Rosemount série 8700 Débitmètres électromagnétiques série 8700 pour système d extinction automatique du type sprinkleur Débitmètres pour système d extinction automatique du type sprinkleur Plus en détail Biochimie I. Extraction et quantification de l hexokinase dans Saccharomyces cerevisiae 1. Assistants : Tatjana Schwabe Marcy Taylor Gisèle Dewhurst
Biochimie I Extraction et quantification de l hexokinase dans Saccharomyces cerevisiae 1 Daniel Abegg Sarah Bayat Alexandra Belfanti Assistants : Tatjana Schwabe Marcy Taylor Gisèle Dewhurst Laboratoire Plus en détail KIT REALISATION DE LA PCR A RECEPTION DU COLIS : COMPOSITION (pour 5 gels de 8 puits et 10 réactions de PCR)
: 0033 (0)169922672 : 0033 (0)169922674 : @ :sordalab@wanadoo.fr KIT REALISATION DE LA PCR Ref: PCRREA A RECEPTION DU COLIS : Vérifier la composition du colis indiquée ci-dessous en page 1 Stocker les Plus en détail MagSep Viral DNA/RNA Kit
ation DNA/RNA Kit FR) tilisation Register your instrument! www.eppendorf.com/myeppendorf Notice d'utilisation Copyright 2014 Eppendorf AG, Hamburg. All rights reserved, including graphics and images. No Plus en détail STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Année scolaire 2006/2007
STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Année scolaire 2006/2007 Etablissement d accueil : ENSAIA, groupe GPBA (Génie des Procédés Biotechnologiques et Alimentaires) laboratoire de Jean-Louis Georgen (Jean-Louis.Goergen@ensaia.inpl-nancy.fr) Plus en détail Techniques de base de la biologie moléculaire
Techniques de base de la biologie moléculaire Présenté par : Addoun Hadjer Ait Saadi Taous Plan: Introduction Purification des acides nucléiques 1-extraction à partir de matériels biologiques 2-estimation Plus en détail Série 00, 2010 Assistante en médecine vétérinaire CFC / Assistant en médecine vétérinaire CFC
Série 00, 2010 Assistante en médecine vétérinaire CFC / Assistant en médecine vétérinaire CFC Connaissances professionnelles CP1, examen écrit Laboratoire Name... Vorname... Kandidatennummer... Datum... Plus en détail TSSIBS - Immunoanalyse. Immunoanalyse
Jeudi 14 Novembre RANDHAWA Sunny L2 TSSIBS Docteur DESPLAT-JEGO Sophie 6 pages Immunoanalyse Plan: A. Définition de l'immunoanalyse I. Critères de choix II. Caractéristiques communes B. Exemples de techniques Plus en détail EdU Click FC ROTI kit pour cytométrie en flux
MANUEL OPÉRATEUR EdU Click FC ROTI kit pour cytométrie en flux ROTI kit pour cytométrie en flux Carl Roth GmbH + Co. KG EdU Click FC ROTI kit pour cytométrie en flux Introduction et description du produit: Plus en détail Automatisation des cultures microbiennes Quel cahier des charges? René Courcol CHU Lille
Automatisation des cultures microbiennes Quel cahier des charges? René Courcol CHU Lille Objectifs du cahier des charges Besoins des microbiologistes pour l automatisation des cultures microbiennes? Pour Plus en détail Les prélèvements sont réceptionnés au laboratoire du lundi 9h00 au vendredi 17h00. Le N de téléphone de contact du laboratoire est le 02 / 764 68 75
INSTRUCTIONS GENERALES Les prélèvements sont réceptionnés au laboratoire du lundi 9h00 au vendredi 17h00 Le N de téléphone de contact du laboratoire est le 02 / 764 68 75 Aucun prélèvement ne doit être Plus en détail Méthodes et techniques de la biologie du développement
Méthodes et techniques de la biologie du développement 1. Etude de l expression des gènes : Détecter les transcrits et les protéines au cours de l ontogenèse l outil anticorps 1.1. La RT-PCR La réaction Plus en détail S-II-1V2 EXTRACTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES EN TRACE (ETM) SOLUBLES DANS L EAU RÉGALE
S-II-1V2 EXTRACTION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES EN TRACE (ETM) SOLUBLES DANS L EAU RÉGALE 1. Objet Méthode pour l extraction des éléments en traces présents dans les sols (y compris les sédiments), les matières Plus en détail AGREGATION DE BIOCHIMIE GENIE BIOLOGIQUE
AGREGATION DE BIOCHIMIE GENIE BIOLOGIQUE CONCOURS EXTERNE Session 2005 TRAVAUX PRATIQUES DE BIOCHIMIE PHYSIOLOGIE ALCOOL ET FOIE L éthanol, psychotrope puissant, est absorbé passivement dans l intestin Plus en détail KIT ELISA dosage immunologique anti-bsa REF : ELISA A RECEPTION DU COLIS : Vérifier la composition du colis indiquée ci-dessous en pages 1 et 2
KIT ELISA dosage immunologique anti-bsa REF : ELISA : 0033 (0)169922672 : 0033 (0)169922674 : www.sordalab.com @ : sordalab@wanadoo.fr A RECEPTION DU COLIS : Vérifier la composition du colis indiquée ci-dessous Plus en détail É L É M E N T D E P R O D U I T
Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 ; États-Unis Tél. : +1(203) 328-9500 ou (888) 329-0255 (aux États-Unis et au Canada), Télécopie : +1 (203) 328-9599 WWW.IMMUCOR.COM Plus en détail TP de Biochimie Groupe 4 Forestier Michèle 25.05.2010 Fournier Coralie Freyre Christophe Manipulation d ADN
MANIPULATION D ADN Clonage du gène «venus» dans des plasmides et expression de celui-ci chez les bactéries E.Coli. Assistants: U. Loizides M. Umebayashi C. Gehin - 1 - 1. Résumé Lors de notre expérience, Plus en détail altona altona RealStar WNV RT-PCR Kit 1.0 always a drop ahead. 07/2015 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany
altona DIAGNOSTICS altona DIAGNOSTICS RealStar WNV RT-PCR Kit 1.0 07/2015 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany phone +49 40 548 06 76-0 fax +49 40 548 06 76-10 e-mail info@altona-diagnostics.com Plus en détail Critères pour les méthodes de quantification des résidus potentiellement allergéniques de protéines de collage dans le vin (OIV-Oeno 427-2010)
Méthode OIV- -MA-AS315-23 Type de méthode : critères Critères pour les méthodes de quantification des résidus potentiellement allergéniques de protéines de collage (OIV-Oeno 427-2010) 1 Définitions des Plus en détail GUIDE PRODUIT INSTALLATION RAPIDE SANS SOUCI. Leader mondial dans la technologie magnétique
GUIDE PRODUIT INSTALLATION RAPIDE SANS SOUCI Filtre hautes performances des systèmes de chauffage Améliore le rendement énergétique Capture les débris magnétiques et non magnétiques Conception sans obstruction Plus en détail Analyse HPLC-ESI-MS/MS du glyphosate et de l AMPA dans les eaux de surface (phase dissoute)
Analyse HPLC-ESI-MS/MS du glyphosate et de l AMPA dans les eaux de surface (phase dissoute) Références de la méthode La méthode qui suit est dérivée de la publication suivante Development of purification Plus en détail Facile. Efficace. Fiable. Système entièrement automatisé, le kit Leica HER2 FISH System pour BOND TM
Facile. Efficace. Fiable. Système entièrement automatisé, le kit Leica HER2 FISH System pour BOND TM Contient les sondes PathVysion * FISH fournies par Abbott Molecular Inc. Facile Éliminez la complexité Plus en détail Biologie cellulaire. Perfectionnement à la culture cellulaire. Programme. ParTIe PraTIQUe. ParTIe THÉorIQUe. durée : 4 jours
Biologie cellulaire Perfectionnement à la culture cellulaire durée : 4 jours ingénieurs, chercheurs et chefs de projet connaissances de base en culture cellulaire ou validation du module «initiation à Plus en détail Méthode automatisée de dosage colorimétrique du dioxyde de soufre total dans les vins
Méthode automatisée de dosage colorimétrique du dioxyde de soufre total dans les vins Marc DUBERNET* et Françoise GRASSET* Laboratoire DUBERNET - 9, quai d Alsace - 11100 Narbonne France 1. Objet Méthode Plus en détail La PCR en temps réel frederic.gevaudant@bordeaux.inra.fr
La PCR en temps réel frederic.gevaudant@bordeaux.inra.fr INRA Centre de recherche de Bordeaux UMR Biologie du Fruit et Pathologie Historique 1985 : Invention par Kary Mullis de la technique de (PCR). 1991 Plus en détail altona altona RealStar HSV PCR Kit 1.0 always a drop ahead. 11/2012 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany
altona DIAGNOSTICS altona DIAGNOSTICS RealStar HSV PCR Kit 1.0 11/2012 altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12 22767 Hamburg Germany phone +49 40 548 06 76-0 fax +49 40 548 06 76-10 e-mail info@altona-diagnostics.com Plus en détail Ligne de systèmes HumaCount
Ligne de systèmes Automates d hématologie et de comptage CD4 / %CD4 > Fiables > Économiques > A la pointe de la technologie Hématologie Analyseur automatisé d hématologie et cytomètre de flux Analyseurs Plus en détail Aiguille du stylo (non comprise) Film protecteur. Aiguille Capuchon interne de l aiguille
Page 1 SoloSTAR DE LANTUS Feuillet d instructions SoloSTAR est un stylo prérempli servant à l injection d insuline. Votre professionnel de la santé a déterminé que le stylo SoloSTAR vous convenait,, en Plus en détail SERVICES DE SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
2015-09-29 SERVICES DE SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION Centre d innovation Génome Québec et Université McGill Guide de l utilisateur: Technologies de séquençage Illumina Version 5.6 Copyright 2015 Centre Plus en détail Infections aiguës respiratoires
Infections aiguës respiratoires Apport de la biologie moléculaire Marie-Claude Bernard D I symposium infections aiguës respiratoires 29/03/05 - p.1 Le diagnostic Culture EIA ICT (immunochromato) Immuno Plus en détail CARACTERE «GLOBULE ROUGE» ET DEGRE DE PARENTE ENTRE DES VERTEBRES
Fiche sujet candidat Les globules rouges existent chez les Vertébrés sous deux états : l état primitif avec noyau et l état dérivé sans noyau. La présence d un noyau dans les cellules est facilement observable Plus en détail Application à la caractérisation d actine dans du tissu de poisson
Séparation de protéines par électrophorèse SDS PAGE Application à la caractérisation d actine dans du tissu de poisson I-Principe 1-Principe de l électrophorèse SDS PAGE SDS PAGE = sodium dodecylsulfate Plus en détail 10a: La PCR (locus D1S80)
10a: La PCR (locus D1S80) Pour des raisons techniques, ce protocole n'est plus utilisé. Il a été remplacé par le protocole "PCR locus PV92" ainsi que le nouveau protocole "PCR sensibilité au PTC". Il reste Plus en détail Assemblage et maintenance
Assemblage et maintenance Vaste gamme provenant d'une source unique. Conceptions durables uniques. Performances rapides et fiables. Type Nbr de modèles Page Pompes d'épreuve 2 9.2 Gel tubes électriques Plus en détail PRÉLÈVEMENT D ABEILLES MORTES
D ABEILLES MORTES Les abeilles mortes peuvent être prélevées dans le cadre d une suspicion de pathologie des abeilles adultes. Réaliser de préférence 1 ou 2 prélèvements supplémentaires pour d éventuelles Plus en détail Procédure d utilisation du Beckman CEQ 2000 XL pour la réalisation de programmes de séquençage ou de génotypage.
MODE OPERATOIRE Code : SSG / 003 UMR 1229 MGS Microbiologie et Géochimie des Sols 17 rue Sully BP86510 21065 Dijon Cedex Rédigé par : D. Bru / S. Hallet. Procédure d utilisation du Beckman CEQ 2000 XL Plus en détail Tout savoir sur : L utilisation de votre flaconnage
Tout savoir sur : L utilisation de votre flaconnage Sommaire Instructions pour l utilisation de votre flaconnage... 3 Recommandations générales sur les prélèvements... 7 Le protocole de cerclage des glacières... Plus en détail SERVICES D ANALYSE DE L EXPRESSION GENIQUE
2 AVRIL 2015 SERVICES D ANALYSE DE L EXPRESSION GENIQUE Centre d Innovation Génome Québec et Université McGill Préparation des échantillons Guide utilisateur Version 5.7 Copyright 2011 Centre d innovation Plus en détail D après vous, à qui pourraient appartenir ce(s) sang(s)? Comment pourrait-on le(s) identifier?
TP Etude du sang Sur la scène de crime, nous avons retrouvé différents échantillons de sang (sur la victime, à côté d elle, sur la lame de scie, dans des tubes à essai). On se propose de déterminer la Plus en détail Procédures d assemblage et d installation
Procédures d assemblage et d installation pour les boîtiers filtres Novasip Pall 1. Introduction Il convient de suivre les indications ci-après pour l installation des boîtiers filtres Novasip Pall. Les Plus en détail Par : S / Abdessemed
Par : S / Abdessemed Cette méthode de prélèvement est facile et rapide et fournit du sang en quantité suffisante pour permettre de répéter un test en cas d erreur ou de résultats douteux, cependant, elle Plus en détail REGULATION GLOBALE DE L EXPRESSION DES GENES
REGULATION GLOBALE DE L EXPRESSION DES GENES TP4 : Les puces à ADN -introduction 21 -réactifs et matériel 22 -protocoles extraction des ARN totaux de levure 23 purification des ARN messagers 24 synthèse Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: CSC 
 CSC 
 CSC

 CSC 
 CSC 
 CSC

 CSC 
 CSC