Source: http://www.molinadesegura.es/mapamoviles/equipos.htm
Timestamp: 2018-10-21 19:40:56+00:00

Document:
Niveles de campos electromagnéticos
Mapa Global de emisiones
Conversor de V/m a µw/cm2
[+] EMPLAZAMIENTOS
[+] CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS
RED DE VIGILANCIA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS DE MOLINA DE SEGURA
La Red de Vigilancia de las Emisiones Radioeléctricas de Molina de Segura está compuesta por 12 Estaciones de Monitorización situadas en lugares de especial interés y controladas de forma remota desde un Centro de Control informático.
Las Estaciones de Monitorización realizan mediciones del campo electromagnético de forma ininterrumpida (24h/365d) promediando los valores obtenidos, según se especifica en el Real Decreto 1066/2001.
El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto tiene, entre otros objetivos, adoptar medidas de protección sanitaria de la población. Para ello, se establecen unos límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas, acordes con las recomendaciones europeas. Para garantizar esta protección se establecen unas restricciones básicas y unos niveles de referencia que deberán cumplir las instalaciones afectadas por este Real Decreto.
Este Real Decreto cumple con las propuestas contenidas en las mociones del Congreso de los Diputados y del Senado, que instaron al Gobierno a desarrollar una regulación relativa a la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas.
El artículo 60 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones establece que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado.
En diciembre de 2015 se han renovado todos los medidores y se ha ampliado el número de ellos, Los nuevos medidores miden todas las emisiones electromagnéticas recibidas, no sólo las de telefonía móvil. Esto explica la diferencia de nivel electromagnético recibido entre las medidas realizadas hasta diciembre de 2015 (sólo telefonía móvil) y a partir de enero de 2016 (todas las emisiones electromagnéticas).
En marzo de 2017, a través de los Presupuestos Participativos, se ha instalado una nueva Estación de Monitorización.
Los equipos de media instalados cumplen con la Recomendación ITU-T K.83.
[Ir a medición]
UBICACIÓN DE LOS MEDIDORES
Biblioteca Municipal Salvador García Aguilar (SGA)
Centro de Salud Profesor Jesús Marín López
Depósito de agua de Altorreal
E.E.I. Nº1 Paseo Rosales
Consultorio médico La Alcayna
Piscina municipal Santiago Vidal
2 Medidores en ubicaciones vecinales
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MEDIDORES
Las Estaciones de Monitorización consisten fundamentalmente en un bloque de captación y medida de campo electromagnético, un bloque de tratamiento, promediado y memorización de datos y una parte de comunicación que se encarga de la transferencia de datos al Centro de Control.
Las medidas se realizan cada medio segundo y se hace un promediado con los últimos 6 minutos (según Real Decreto 1066/2001).
Cuando un valor supera el umbral especificado de alarma se genera un aviso a los responsables del sistema.
Los medidores incorporan una sonda compuesta por tres sondas ortogonales, con lo que se consigue que la medida sea totalmente omnidireccional. Se miden todas las emisiones electromagnéticas recibidas desde los 100 kHz a los 8 GHz.
Las medidas realizadas son RMS Real (en todo el margen de frecuencias y de lectura). Los niveles de referencia aplicables a las medidas de protección sanitaria para las emisiones radioeléctricas están definidos en el anexo II del Real Decreto 1066/2001. Este Real Decreto se basa en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea del 12 de julio de 1999. Los niveles de referencia están definidos como valores ‘rms imperturbados’. El término ‘imperturbados’ hace referencia a la necesidad de que el sistema de medida empleado produzca la mínima perturbación posible en el campo medido.
No disponer de medida “RMS real” provoca errores de lectura al medir sistemas de comunicación modernos que utilizan modulaciones digitales complejas (como las utilizadas para la telefonía móvil).
Sonda Emisiones Electromagnéticas
Margen de frecuencias medidas
100 kHz – 8GHz
Margen de frecuencias medidas de telefonía móvil
GSM 900 (890 – 960 MHz)
GSM 1800 (1710 – 1880 MHz)
UMTS (1885 – 2200 MHz)
Banda 850/900 (730-960 MHz)
Banda 1800/1900 (1805-1990 MHz)
Banda 2100 (2110-2170 MHz)
Banda 2600 (2620-2690 MHz)
Margen de lectura 0,04 a 65 V/m (RMS)
Sensibilidad 0,04 V/m
Respuesta frecuencial ± 3 dB (Bandas GSM, 3G, LTE)
< ± 0.4 dB (0.2 - 50 V/m)
Atenuación entre bandas de frecuencia >20 dB a 1100 MHz
> 5 dB a 2300 MHz
Las sondas de telefonía móvil utilizadas disponen de:
Rechazo de bandas intermedias
Sensibilidad 0,05 V/m
El rechazo a bandas intermedias es muy importante porque si no es así se generan errores en la medición al producirse productos de intermodulación dentro del mismo equipo de medida.
Todas las sondas de emisiones electromagnéticas tienen calibración ENAC/ILAC, acorde con lo establecido por el IEEE Std 1309-2005.
Los equipos miden en V/m , si se desea conocer el valor de la medida expresado en , la conversión se realiza mediante la siguiente expresión:
MOLINA 2007 – CIUDAD SINGULAR está financiado por:

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 60
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto