Source: http://www.tecnofrom.com/producto_142-espectrometro-de-masas-q-exactive-trade-focus-hibrido-cuadrupolo-orbitrap.html
Timestamp: 2019-08-22 15:47:06+00:00

Document:
Espectrómetro de masas Q Exactive™ Focus Híbrido Cuadrupolo - Orbitrap | Tecnofrom, Somos Thermo Scientific en Uruguay
Espectrómetro de masas Q Exactive™ Focus Híbrido Cuadrupolo - Orbitrap
Orbitrap > Línea Q Exactive
La sensibilidad, selectividad, flexibilidad y facilidad de uso provista por este espectrómetro de masas híbrido cuadrupolo/Orbitrap define el estándar de monitoreo, cuantificación, identificación y confirmación de componentes dirigidos y no dirigidos
El espectrómetro de masas Q Exactive Focus combina selección cuadrupolar de precursor con detección de masa exacta de alta resolución, para producir una sensitividad que rivaliza la de los espectrómetros de masas triple cuadrupolo y una resolución que sobrepasa los instrumentos Q-TOF.
Sensibilidad exceptional gracias a una selectividad superior que elimina interferencias permitiendo menores límites de detección y cuantificación.
Cambio rápido de polaridades para que mas clases de compuestos puedan ser procesados en un único análisis.
Altas velocidades de escaneo para compatibilidad con cromatografia rápida y monitoreo de altos volumenes de procesos.
Resolución superior a la de los instrumentos Q-TOF para identificaciones y confirmaciónes con mayor confianza.
Identificación confiable habilitada por la alta resolución del Orbitrap
La alta resolución y exactitud del Q Exactive Focus MS redefine el estándar mínimo para la exactitud de cuantificación e identificación por medio de la resolución de interferencias en matrices altamente complejas.
¿Que es espectrometría de masa de alta resolución?
El poder de alta resolución es particularmente important para todos los tipos de experimentos que involucran mezclas complejas, tales como las muestras generadas desde una matriz (ej: biológicas, ambinetales, alimentos), ya que estan contendrán un significante número de iones de fondo ademas de los posibles analitos de interés. En tales casos, el poder de alta resolución marcará la diferencia entre detectar moleculas de analitos en baja concentración y no detectarlos debido al efecto de enmascardpo de las interferencias en las matrices isbáricas.
Aprenda los cuatro términos para caracterizar la performance de los espectrómetros de masas -resolución, poder de resolución, exactitud y precisión- en una nota técnica que pronto incorporaremos.
La configuración hibrida única cuadrupolo-Orbitrap provee de una flexibilidad excepcional, permitiéndole al los instrumentos del Q Exactive Focus realizar tanto monitoreos dirigidos como no dirigidos con confianza en la identificación y confirmación. Los instrumentos del Q Exactive Focus pueden tomar ventaja de la masa exacta de alta resolución en procesos de cuantificación, incluyendo:
- Escaneo completo – adquisición MS/MS dependiente de datos (FS-ddMS2) para la última velocidad de escaneo y performance cuantitativa.
- Adquisición de variables independientes de los datos (vDIA) para cobertura cualtitativa en monitoreos desconocidos sin comprometer la performance cuantitativa.
- Monitoreo de Ion seleccionado (SIM) para una disposición simple y la más alta sensitividad.
- Monitoreo de reacciones paralelas (PRM) para alta selectividad y alto volumen de análisis con alta confianza en la confirmación.
Su disponibilidad de software especifico de aplicaciones permite hacer uso completo del poder del intrumento Q Exactive Focus.
Para la identificación de componentes en flujos de trabajos no dirigidos y desconocidos el software TraceFinder™ de Thermo Scientific™ incluye librerias de espectros de alta resolucioón de masa exacta (HRAM). 1,594 compuestos comúnmente dirigidos en análisis ambiental y de alimentos son representados por un espectro de 8,392 HRAM. Otros 1,052 componentes comunmente dirigidos en análisis clínico y análisis forenses/toxicológicos son reperesentados por un espectro de 5,260 HRAM. Combinado con el software de análisis de datos TraceFinder, el Q Exactive Focus ofrece una poderosa, pero a la vez simple de usar, solución para monitoreos ambientales, de seguridad alimentaria, de investigación clínica, forense, y toxicológicos.
El software para análisis diferencial SIEVE™ de Thermo Scientific™ ayuda a los cientístas a realizar investigaciones metabolómicas, lipidómicas y otros tipos similares de investigación, concentrados en componentes de interés a través de la localización e identificación esos componentes que muestren estadísticamente cambios significantes en abundancia entre set de muestras a través del tiempo.
Para uso en investigación solamente. No para uso en procedimientos de diagnóstico.
Poder de Resolución 70,000 @ m/z 200
Rango de Masas 50 a 2000 m/z
Ratio de Escaneo* Hasta 12 Hz en configuracion de resolución de 17,500 @ m/z 200
Exactitud de Masa* Interna:
Sensibilidad MS Full: 500 fg buspirona en columna S/N 100:1
SIM: 50 fg buspirona en columna S/N 100:1
Exactitud de Masa* Internaa:
Rango Dinámico >5000:1
Rango Linear Dinámico >1,000,000
Cambio de Polaridad En un ciclo completo
Entradas Análogas Una (1) entrada análoga (0–1 V)
Una (1) análoga (0–10 V)
*Bajo condiciones definidas
Velocidad de esaneo hasta 12 Hz con la tecnología del analizador Orbitrap para un mejor screening y resultados cuantitativos.
Poder de resolución de hasta 70,000 (FWHM) a m/z 200
Exactitud de masa en routina sub ppm
Magnitud de rango linear dinámico de hasta 6 ordenes
Multiples enfoques de cuantificación incluyendo monitoreso de iones seleccionados (SIM), Monitoreo de reacción paralela (PRM), y adquisicion independiente de datos (DIA)
Cambio de polaridad para maxima cobertura de datos
Disociación colisional de energía superior (HCD)
Webinar: Determinación de pesticidas en frutas y vegetales Nuevo: Brochure de Q Exactive focus Nuevo: Especificaciones de Producto - Q Exactive Focus
Nuevo: Adquisición variable independiente de los datos. Nuevo: Nota de aplicación: Perfilado metabolómico en descubrimieto de fármacos Nuevo: Nota de aplicación: Detección de glucoronides de estanozolol
Nuevo: Nota de aplicación: Cuantificación de opiatos para bajos niveles de Ng/ml en orina Nuevo: Nota de aplicación: Residuos de fármacos veterinarios en carna, plasma y leche. Nuevo: Nota de aplicación: Pesticidas en extracto de remolacha.

References: resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución