Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-25-abril-2005-comunidad-autonoma-de-madrid-104730
Timestamp: 2016-12-10 11:29:17+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del transformador de medida de intensidad en baja tensión, marca Saci, modelo TUP20R, fabricado y presentado por la empresa S.A. de Construcciones Industriales
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del transformador de medida de intensidad en baja tensión, marca Saci, modelo TUP20R, fabricado y presentado por la empresa S.A. de Construcciones Industriales Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del transformador de medida de intensidad en baja tensión, marca Saci, modelo TUP20R, fabricado y presentado por la empresa S.A. de Construcciones Industriales Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del transformador de medida de intensidad en baja tensión, marca Saci, modelo TUP20R, fabricado y presentado por la empresa S.A. de Construcciones Industriales.
Primero.Don Alfredo Lés Martínez formula petición en nombre y representación de «S. A. de Construcciones Industriales», con domicilio social en la calle La Granja, 84 de Madrid, para la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del transformador de medida de intensidad en baja tensión, marca «SACI», modelo «TUP20R», fabricado por «S. A. de Construcciones Industriales» Segundo.Adjunta a dicha solicitud, además de la memoria técnica del equipo, se aportan los siguientes documentos:
1. Certificados de ensayos n.º de informes: 2004409330394, 2004409330395, 2004409330396, 2004409330397 emitidos por el Laboratorio Central Oficial de Electrotécnia en los que se especifica que los ensayos realizados han resultado conformes a la normas UNE EN 60044.
3. Documentación que prueba que dicho transformador obtuvo el Certificado de calidad de UNESA n.º 257 en el año 1995. Se realiza el estudio de dicha documentación comprobando que el diseño del instrumento cumple los requisitos establecidos.
Primero.El Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial establece en su artículo 5 que los transformadores de medida de intensidad deben obtener la autorización de modelo para su uso e instalación en la red otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Vistos los preceptos legales citados y demás legislación que le fuera de aplicación;
Primero.Autorizar el modelo para su uso e instalación en la red del transformador de medida de intensidad en baja tensión fabricados por la empresa «S. A. De Construcciones Industriales», identificados con la marca comercial «SACI», modelo «TUP20R». Las denominaciones y características de los sistemas son:
Marca: SACI.
Modelo: TUP20R.
Características técnicas del transformador:
Uso: T En baja tensión, hasta 720V.
Nivel de aislamiento: 3 kV.
Relaciones de transformación: 750, 1000, 1500, 2000 / 5 A 750, 1000,
1500, 2000 / 1 A.
Intensidad secundaria: 5 ó 1 A.
Potencia de precisión: 10 ó 15 VA.
Precisión: Clase 0,5 ó 0,5S.
Intensidad térmica Ith: 60 In (limitada por barra pasante).
Intensidad dinámica Idin: 2,5 Ith
Barra primaria: Máximo 100x20 mm.
Quinto.Sin perjuicio de lo establecido en la anterior condición, esta autorización se otorga por un plazo de validez de 5 años, renovables sucesivamente, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Contra esta Resolución, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica- ción, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.
Madrid, 25 de abril de 2005.El Director General, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 114