Source: https://tep946.uca.es/equipamiento/
Timestamp: 2018-11-20 12:36:57+00:00

Document:
Equipamiento – Materiales y Nanotecnología para la Innovación (INNANOMAT)
Servicios Centrales para la Investigación Científica y Tecnológica (UCA)
Equipamiento científico cuyos investigadores responsables están adscritos al IMEYMAT
Equipamiento termofísico y termoquímico
Caracterizaciones mecánicas y superficiales
Informática y sistemas informáticos
Caracterizaciones magnéticas
Listado de equipamiento:
Pulidora monoplano Struers DAP-V con cabezal automático Pedemin. Pulimentado de muestras tanto directas como embutidas en resina epoxi.
Equipo de pulido de muestras. Provisto de prensa para pastillas de 30 mm de diámetro. Preparación de muestras con pulido de calidad óptica.
Lijadora de doble plato Struers mod Labopol-21, Pulidora metalográfica Rotopol-3 con cabezal automático.
Pulidora metalográfica Rotopol-35 con cabezal automático Rotoforce-4 y accesorios.
Lijadora Struers mod DAP-7, lijadora Struers mod Labopol-5, Lijadora Struers mod Labopol.Lijadora Struers mod Rotopol-35 con cabezal automático. Pulidora “cóncava-convexa” Dimple Grinder (Gatan: mod. 656).
Pulidora Mod. Dap V de Struers. Tronzadora Mod. TL302 de MG. Prelijadoras Mod. Nnuth-Rotor-3 de Struers. Sistema de preparación de muestras metálicas con pulido de calidad óptica para estudios metalográficos.
Cortadora de disco Struers miniton. Dotada de disco de diamante y de carburo de silicio permite el corte de todo tipo de muestras de elevada dureza.
Cortadora de disco Struers mod Labotom-3
Cortadora de disco ultrasónica (Gatan: mod. 601). Cortadora de disco LOGITECH mod 15 SAW. Cortadora vertical de hilo de diamante WELL mod 3242-3Sistemas para corte, pegado, medición y adelgazamiento mecánico para preparación de muetras electrón-transparentes.
Cortadora de Precisión Mod. Accutom-2 de Struers. Sistema de preparación de muestras metálicas
Prensa hidráulica Specac. Presión aplicable: hasta 15 Tm.cm-2. Preparación de pastillas autosoportadas y diluidas con KBr, de aplicación en estudios de espectroscopia FTIR.
Embutidora Struers Citopress-1. Permite el embutido de materiales en minutos con resinas termo-fusibles transparentes, opacas o conductoras.
Equipo de infusión de resina a vacío epovac. Permite el embutido de muestras en resina epoxi con penetración profunda en los poros para la consolidación de materiales deleznables.
Embutidora Struers mod Labopress-3.
Prensa embutidora Mod. Predopress de Struers. Sistema de preparación de muestras metálicas
Cortadora STRUERS
Generador de Ultrasonidos de media potencia: sonicador de 130W a 20KHz con diversos cabezales
Molturadora planetaria Fritsch Pulverisette 7. Dotada de dos cabezales para tarros de bolas (ágata o acero inoxidable), permite el molido de muestras cerámicas, materiales de construcción, etc.
Generador de ultrasonidos de alta potencia (600 W) a 20 kHz. Equipado con sonda de acero inox con punta de Ti de 13 mm de diámetro. Preparación de sonosoluciones para la obtención de sonogeles con variación de la dosis de energía.
Sonda de Ultrasonidos SONOPULS
Rotavapor Heidolph Laborota 4000. Concentración de sustancias a baja presión
Centrífuga Digicen 20-R. Centrifugación en el rango de 0 a 16.500 rpm
Centrífuga KOKUSAN H-103N. Lavado y obtención de polvos cerámicos.
Baño de Ultrasonidos Elmasonic S210
2 Equipos de Análisis Térmico con detector de tipo TCD. Cuentan con dispositivo programable para inyección en pulsos, controlador/ programador de temperatura, reguladores de flujo másico, y sistema digital de adquisición de datos. Aplicable a estudios de Reducción/Oxidación/Desorción Térmica Programada (RTP, OTP, DTP), Quimisoción en Pulsos, OBC (“Oxygen Buffering Capacity”) y OSC (“Oxygen Storage Capacity”). Caracterización de catalizadores. Estudios de comportamiento redox de materiales.
3 Dispositivos de Análisis Térmico-equipados con Espectrómetro de Masas de Cuadrupolo para el análisis de gases. Cuentan con dispositivo programable para inyección en pulsos, controlador/ programador de temperatura, reguladores de flujo másico, y sistema digital de adquisición de datos. Estudios de Reducción/Oxidación/ Desorción Térmica Programada (RTP, OTP, DTP), Quimisoción en Pulsos, OBC (“Oxygen Buffering Capacity”), e ITK (“Isotopic Transient Kinetics”). Se utilizan en la caracterización de catalizadores, y en estudios de comportamiento redox de materiales.
Calorímetro diferencial de barrido Modelo DSC-7. Este equipo opera en el rango de temperatura comprendido entre –175 ºC (enfriado con nitrógeno líquido) y 725 ºC, con velocidad de barrido entre 0,1 y 500 K/min.
Calorímetro diferencial de barrido (DSC) TA INSTRUMENT Q20. Este equipo puede operar en el rango de temperaturas comprendido entre –180 ºC y 725 ºC.
Conductivímetro térmico FOX-200 LASERCOMP. Permite realizar mediciones de espesor de entre 0,025 mm hasta 51mm con un ancho de muestra cuadrado de 200mm. El rango de temperaturas con el que opera este equipo va desde los -20ºC hasta los 75ºC.
Reactor autoclave de 500 mL que opera a 300 atm y 500ºC.Preparación de aerogeles utilizando el punto crítico del Etanol.
Reactor autoclave de 50 mL con camisa térmica para operar hasta 70º y 300 atm. Preparación de aerogeles utilizando el punto crítico del CO2.
Reactor “batch” de alta presión, AUTOCLAVE ENGENEERING que puede operar a Alta Presión (Hasta 230 Bar) y Temperatura (Hasta 450ºC). Equipado con dispositivos para la adición controlada de reactivos y toma de muestras. Estudios de depuración catalítica de aguas.
Recirculadores modelo Haake Phoenix II P1-C25P de Thermo Scientific. 2 unidades. Rango de trabajo de -75 a 200 ºC. Empleado para termostatizar celdas electroquímas de anodizado.
Horno tubular de bisagra, CHESA, de gran capacidad (100 cm de alto por 35 cm de diámetro exterior; diámetro útil: 6 cm). Tmax de operación 1000 ºC. Cuenta con programador/controlador de temperatura. Estudios de actividad catalítica de fases activas masivas o soportadas en estructuras monolíticas de tipo panal de abeja o similares. Preparación de catalizadores y otros materiales cerámicos.
Baño criogénico Julabo F33 con cabezal MH programable entre -30 a 100 ºC y 0.01ºC de resolución.Permite el estudio de las bandas de metaestabilidad en disoluciones hidroalcohólicas.
Dedo frío Julabo hasta -30ºC. Sistema genérico de enfriamiento de fluidos.
Horno Tubular Carbolite con programador Eurotherm. Sistema genérico de horno con una temperatura máxima de trabajo de 1200ºC y un programador de 8 rampas.
Horno Carbolite CSF-1200 con programador Eurotherm. Sistema genérico de horno con una temperatura máxima de trabajo de 1200ºC y un programador de 8 rampas.
Horno Tubular CHESA. Permite realizar tratamientos térmicos complejos en atmósfera controlada hasta 1100ºC.
Horno tubular marca CARBOLITE. Temperatura máxima 1100ºC. Realización de tratamientos térmicos complejos en atmósfera controlada.
3 Hornos, dos tubulares de 1700ºC, y 1200ºC, respectivamente, y uno de mufla, de 1700ºC.Densificación de cerámicas, tratamientos en atmósfera controlada. Sinterización de geles masivos y en láminas delgadas.
Placa calefactora GATAN mod 623.40002, Placa calefactora PSELECTA mod Combimax
Estufa Carbolite
Cámara termográfica profesional Testo, modelo 875-2i. Tiene una sensibilidad térmica 0,05ºC. Detección automática de puntos calientes y fríos y medición opcional de temperatura hasta +550 °C. Paralelamente a la imagen térmica se puede generar una imagen real, gracias a la cámara digital integrada.
Espectrofotómetro Perkin-Elmer UV/VIS/NIR, Lambda 19. Este espectrofotómetro de doble haz cubre el rango espectral que va desde los 175 nm hasta los 3.200 nm.
Doble espectrofotómetro UV-Vis Ocean Optics, por fibra óptica de 0,5 nm y 0,25 nm de resolución.Externo, modular y capaz de ser conectado a un portátil, es un herramienta versátil para las medidas de campo.
Espectrofotómetro UV-Vis Ocean Optics, por fibra óptica de 0,5 nm de resolución con adaptación para cubetas por trasmitancia y reflectancia. Está sintonizado en el rango 200-700 nm. La utilización de cubetas para medida de reflectacia le permite efectuar medidas de fluorescencia en disoluciones.
Espectrofotómetro UV-Vis Otsuka MCPD-1100 de fibra óptica, 0,6nm resolución y medida continua en el intervalo 200-1100nm.Dotado con fuente visible y UV, permite obtener espectros desde 200 a 1100 nm. Tiene asociado un software que permite la parametrización del color. Al ser de fibra óptica permite la medida de cualquier tipo de muestra, estando dotado, además, de una fibra para la medida de líquidos por inmersión.
Espectrofotómetro Vis Ocean Optics, por fibra óptica de 0,5 nm de resolución con sonda de inmersión por reflectancia especular. Está sintonizado en el rango 350-850 nm lo que le confiere una especial cualificación para la determinación paramétrica del color en líquidos.
Espectrofotómetro Vis Ocean Optics, por fibra óptica de 0,5 nm de resolución con sonda para reflectancia difusa.Está sintonizado en el rango 350-850 nm lo que le confiere una especial cualificación para la determinación paramétrica del color en sólidos.
Monocromador CVI DK-242 de 1/4m con torreta triple de redes de difracción y fotodetectores de Si y Ge para el trabajo en el UV-Vis-NIR. La versatilidad de su triple torreta y la posibilidad de utilización de detectores de Si y Ge, le permiten efectuar cualquier tipo de medida de espectroscopía electrónica en el rango 200-1300nm.
Espectrofotómetro de fibra óptica AVANTES SD-2000 con fuentes de deuterio, láser (400 y 532 nm) y LEDs (375-650nm). Medidas de absorción y fluorescencia con sondas de fibra óptica.
Espectrofotómetro UV-VIS Cary 1E con rango 250-900 nm.Estudio de la densidad óptica en geles masivos y láminas delgadas. Equipado con portamuestras para cubetas para líquidos. Accesorio para reflectancia especular.
Espectrómetro FTIR, Mattson 5020, provisto de doble detector de tipo DTGS. Cuenta con cámara DRIFT (“Diffuse reflectance”) que permite operar en condiciones controladas de presión y temperatura. Celdas de cuarzo para el estudio de muestras autosoportadas en condiciones controladas de presión y temperatura. Acoplado a un sistema de alto vacío. Estudios de caracterización de catalizadores (Metales soportados, Oxidos masivos y soportados) mediante la investigación de fases adsorbidas. Especialmente H2, D2, CO, y CO2.
Espectrómetro Perkin-Elmer System 2000 FT-IR. Este espectrómetro de IR por transformada de Fourier cubre el rango que va desde 15.600 cm-1 hasta 20 cm-1.
Espectrómetro FTIR Nicolet Impact 410 con portamuestras para el estudio por trasmitancia, reflectancia difusa, reflectancia especular y lámina fina entre cristales.Estudio de todo tipo de muestras en fase condensada. Dotado con una doble plataforma de desplazamiento micrométrico permite estudio posicional de muestras grandes. Su software lleva incorporado Todas las importantes bibliotecas de espectros como Aldrich condensed Phase, Vapor phase, organic compounds, etc, Comercial Materials, Coating technology, Hummel polymer, Sigma, Sprouse scientific, Synthetic fibers by microscope, Toronto forensic, U.S. Geological Survey, etc.
Espectrómetro Raman con microsonda. Espectrómetro doble monocromador Jobin Yvon U-1000 en montaje Czerni-Turner de alta dispersión con doble red holográfica, cuádruple rendija, y barrido “sinus drive”. Sistema controlable por ordenador. Todo tipo de espectroscopía molecular Raman-láser. Al tener una cámara de muestras modular puede adaptarse al estudio de todo tipo de muestras. El empleo de láseres de He-Ne y/o Ar+ permite el estudio en todo el rango del visible tanto para muestras normales como con alta fluorescencia. Recientemente se le ha incorporado un sistema de microsonda para el análisis de muestras en el rango de los micrómetros.
Microscopio FTIR IR-plan Spectra Tech mod. Advantage con resolución de 7 micras y doble objetivo confocal Casegrain para el trabajo por trasmitancia y/o reflectancia. Plataforma motorizada para mapping de muestras. Objetivo ATR de diamante.Sistema acoplado al espectrofotómetro Nicolet Impact. Permite el estudio de todo tipo de micromuestras en fase condensada. Capacidad de realizar mapping de muestras con un tamaño de paso mínimo de 1 micra. Dotado con objetivo ATR permite análisis no destructivos de superficies a escala micrométrica (análisis de recubrimientos, celulas solares de Si, etc.) sin ser necesaria una previa preparación de las muestras.
Espectrómetro FT-IR Bruker Tensor 37 Dual Range. Resolución espectral de 0.6 cm-1. Está provisto de un cabezal intercambiable que permite trabajar en el rango del Infrarrojo Medio (MIR, 7800-370 cm-1) o del Infrarrojo Cercano (NIR, hasta 15000 cm-1), con portamuestras para el estudio por transmitancia y reflectancia difusa.Estudio de todo tipo de muestras en fase condensada.
Espectrofluorímetro modular PTI Quantamaster modelo QM-2000-6SE: Se trata de un espectrofluorímetro de formato en T, para medidas de fluorescencia tanto en estado estacionario como para tiempos de vida en el rango de los nanosegundos. El empleo de marcadores fluorescentes permite el estudio de canales en membranas y sólidos porosos o caracterización de películas finas. Además, permite la caracterización desemiconductores, determinación de lantánidos y el estudio de fluoróforos de estado sólido.
Espectrómetro de resonancia de espín electrónico Varian E-102. Resonancia de espín electrónico (ESR) y Resonancia Ferromagnética (RFM).
Espectrofotómetro/Colorímetro COLORFLEX
Espectrofotómetro Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) Shimadzu 8400S con ATR
Microscopio Estereoscópico NIKON SM2800
Microscopio Eclipse LV150
Lupa triocular Nikon SMZ800 de 10-60X aumentos y estativo C-US2 lateral de barras. Para trabajos de baja magnificación.
Lupa triocular Nikon SMZ 2T de 10-60X aumentos y estativo C-US2 lateral de barras. Para trabajos de baja magnificación permite la adaptación de sistemas de captación de imagen y de fibras ópticas de entrada en los espectrofotómetros Otsuka y Ocean Optics para la determinación del color.
Microscopio triocular Nikon Alphaphot metalográfico/petrográfico con objetivos 5x, 10x, 20x y 40x.Iluminación intraocular coaxial. Sistema versátil de microscopía óptica. Permite la adaptación de sistemas de captación de imagen y de fibras ópticas de entrada en los espectrofotómetros Otsuka y Ocean Optics para la determinación del color en muestras micrométricas.
Microscopio metalográfico Nikon
Binocular óptico con zoom (Nikon: mod. SMZ-645). Microscopio optico Optika mod type 102, Micorsopio óptico Nikon mod EPIPHOT 200, binocular óptico Leica mod DMLS. Binocular NIKON mod 149777. Sistema de accesorios ópticos para el adelgazamiento de muestras.
Microscopio óptico Nikon: mod. Optiphot. Sistema de preparación y estudio de probetas metalográfícas.
Microscopio de efectos fotoeléctricos (LBIC) de alta resolución para el estudio superficial de materiales con propiedades fotodependientes. Auto-focalización en función de la fotopropiedad estudiada. Sistema de diseño propio con excitación múltiple que permite la medida de propiedades fotoeléctricas inducidas por láser con barrido superficial motorizado y 1 micra de resolución espacial. Caracterización de células solares con base Si PC y MC. Detección de zonas de recombinación, fronteras de grano, dislocaciones. Mediante el sensor de reflectancia especular permite su trabajo como microscopio óptico de barrido para la caracterización de fases y la obtención de imágenes libres de distorsión óptica.
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) Veeco MultiMode capaz de trabajar en los siguientes modos de funcionamiento: (a) AFM en modo contacto, (b) AFM de fricción o fuerza lateral (LFM), (c) AFM en modo resonante, (d) AFM sin contacto, (e) AFM de espectroscopía de curvas de fuerzas (Force Volume). Accesorios adecuados a los modos de funcionamiento citados, para realizar: (1) Medidas en muestras sólidas y fluidos, (2) Medidas de fuerza magnética (MFM) y eléctrica (EFM) perpendicular y paralela al plano de la muestra (Modo Torsión), en detección de fase y de frecuencia, (3) Medidas de espectroscopía de efecto túnel (STM), (4) Medidas de conductividad superficial (C-AFM), (5) Medidas electroquímicas con control potenciostático, (6) Medidas a temperaturas superiores a la ambiente, en condiciones de equilibrio térmico, hasta 250ºC, calentando tanto la muestra como la punta de la sonda.
Equipo de Haces de Iones Focalizados (FIB) Dual Beam QUANTA 3D. El equipo básico incluye una platina motorizada en los cinco ejes, un ordenador de control del microscopio con dos monitores de 19”, un ordenador de soporte, una columna electrónica con filamento de wolframio, una columna de iones de Ga+, un detector de electrones secundarios para los tres modos de vacío (SED, LF-GSED, GSED), una cámara CCD de infrarrojos, software generador de informes y archivo de datos, con un sistema de vacío libre de aceite. Accesorios: Fuentes de deposición de wolframio, adaptador GIS a la entrada EDS, una fuente de deposición de carbono, dos fuentes (C y XeF2) que permiten el ataque selectivo de la muestra, una platina Peltier, una platina de calentamiento, un kit de control para las platinas Peltier y de calentamiento, un amplificador del detector con dos canales, un detector de electrones retrodispersados de estado sólido para bajo potencial, un detector STEM de estado sólido, una cámara de infrarrojos, sistema AutoFIB y Auto TEM para preparación de muestras, un sistema de autorebanado y visión, software Amira de reconstrucción tridimensional), un panel de control manual, un kit de portamuestras, cilindro Wehnelt y aperturas, un picoamperímetro Keithley y un compresor 220 V.
Sistema de detección EBIC/CL incorporado al microscopio electrónico de barrido JSM-820-A.Picoamplificador (sensibilidad : 10-12 A a 100 KHz) Matelect (mod. ISM-5A) y Unidad de Control del Picoamplificador Matelect (mod. IU-1). Espectrógrafo/Monocromador 1/8 m Oriel (mod. 77400), incluyendo Redes de Difracción de 1200 líneas/mm (200-1250 nm) (Oriel, mod. 77411) y 600 líneas/mm (450-2500 nm) (Oriel, mod. 77263) ; Espejo Parabólico (2 semiparábolas) calidad óptica /10 ; Manipulador x-y-z (MDC, mod. E-PMS-1504) y mecánica de detección-focalización-dirección de la cátodoluminiscencia; Lente de cuarzo Melles Griot (01 LQP 007) ; Detector de Germanio (E0-817L Equipements Scientifiques, 800-1700 nm, criostato); CCD SDS9000 Photometrics 1024×256 pixels, 180-1100 nm, criostato); Software/Hardware de control Picoamplificador, Espectrógrafo/ Monocromador 1/8 m, CCD (MAPS) y adquisición de datos.
Microscopio de Fuerza Atómica Nanotec
Portamuestras para tomografía electrónica: Model 2030 Ultra-Narrow Gap Tomography Holder. Fischione
Cámara de guantes anaerobia para preparación de muestras de microscopía electrónica de transmisión.
Equipamiento adicional para ultramicrotomía de materiales: Leica EM KM R2
Equipamiento adicional para ultramicrotomía de materiales: Trimer Leica EM Trim
Equipo para la preparación de catalizadores metálicos soportados : TIM 856 Titration Manager, y es de la marca Radiometer Analytical.
Sistema para el tratamiento de muestras de microscopia electrónica con transferencia anaerobia hasta el microscopio.
Ultramicrotomo para la preparación de secciones de materiales electrón-transparentes – Leica EM UC6
Ultramicrotomo para la preparación de secciones de materiales electrón-transparentes Leica Ultracut R
Adelgazador iónico, Dual Ion Mill, marca Gatan, dotado de dos estaciones criogénicas y dos terminadores láser, modelo 600 TMP.
Adelgazador ionico de precisión PIPS Gatan mod 691. Sistema de bajo voltaje para adelgazamiento iónico de muestras electrón-transparentes para su estudio en el microscopio electrónico de transmisión.
Sistema de adquisición digital de imágenes instalado en el microscopio electrónico JEM-2000-EX.Cámara de Barrido Lento SSC, marca Gatan (mod. 679/5), con CCD de 515 x 512 pixels (19 x 19 m de tamaño de pixel), Tarjeta de adquisición y Software Digital Micrograph (ref. 679-9000) adaptada a un Apple Macintosh. Videoimpresora (Seikosha: mod. VP-3500) con 1280×1240 pixels de resolución y 64 tonos de grises.
Dilatómetro Dilatronic de Theta Inst. equipado con un LVDT dilaflex 2. Estudio del coeficiente de dilatación térmico. Análisis del encogimiento de geles y cerámicas en función de la temperatura.
2 Micrómetros Mitutoyo mod 1D-C125B.
2 máquinas de ensayos dinámicos INSTRON 8801, capacidad de célula de carga 50 KN y 100 KN. La presión de aceite esta controlado por servo válvulas electrónicas que ayudan a amplificar la potencia. Tiene un puente móvil de dos columnas y un pistón móvil en un rango de +/-150 mm. Tiene un caudal de 40 l/min, corresponde a la capacidad máxima de su generación, esto nos permite realizar ensayos de fatiga a elevada frecuencia, disminuyendo así el tiempo de ensayos. Esta dotada de un conector de tipo LVDT, que provee una salida de datos al sistema de control que representa la posición actual del pistón. Identifica la señal de respuesta como una posición de respuesta de la muestra ensayada.
Máquina de ensayos dinámicos SUZPECAR dotada de electrónica INSTRON, capacidad de célula de carga 100 kn. Esta Máquina realiza ensayos de fatiga, de poco rango de movimiento. Esta compuesto de un puente móvil (extralargo) de 4 columnas. Ensayos de tracción en corto rango de desplazamiento.
Máquina Universal de Ensayos Shimadzu de 100 kN. Permite la realización de ensayos normalizados de tracción, compresión, cizalladura y plegado de materiales.
Máquina de ensayos universales SHIMADZU 50kN AG-X table-top, con dispositivos para compresión y flexión a tres puntos y extensómetros para tracción.
Máquinas de ensayos de flexión a 3 y 4 puntos, hasta 200kN, para vigas de grandes dimensiones.
Microdurómetro Duramin 20 de Struers. Permite realizar medidas de microdureza desde HV 0,01 a HV 2.
Máquina Universal de Ensayos Shimadzu de 5 kN. Equipado para ensayos normalizados de compresión, flexión en tres puntos y adaptador para indentación (Vickers y Knoop). Accesorio: mesa XY micrométrica.
Nanoindentador Nanotest de Micromaterials de 500 mN de péndulo vertical. Equipado con punta piramidal Berkovich (100 nm), objetivo óptico 10X, temperatura y humedad controlada y mesa antivibraciones.
Sistema de Medida Velocidad de Propagación de US Ultrasonic Tester BP-5
Equipo para Ensayo de Resistencia a la Perforación (DRMS – Drilling Resistance Measurement System).
Perfilómetro óptico. Referencia UNCA10-1E-1001.
Dispositivo de medición óptica de ángulos de contacto OCA 15 Plus.
Perfilómetro mecánico Veeco 150D
Elipsómetro PLASMOS SD2300 con laser de He-Ne. Cálculo de espesores en láminas delgadas, indice de refracción y coeficiente de absorción.
Sistema de carburización de obleas de Si. El sistema de carburización consiste en un horno de CVD (chemical vapor deposition) que puede alcanzar temperaturas de 1300ºC y velocidades de calentamiento de muestras del orden de 50ºC/s. El uso de mezclas de gases (propano+hidrógeno para la carburización) permite formar capas epitaxiales de SiC sobre sustratos de Si de algunos nanómetros para aplicaciones optomicroelectrónicas. En general, se usa esta estructura como sustrato para crecer aleaciones III-N (dispositivos fotoemisores en el visible) o SiC (con silano precursor) para aplicaciones microelectrónicas (transistores o diodos Schottky).
Sistema para la preparación de catalizadores. Está provisto de reguladores de flujo másico, y controlador/programador de temperatura. Preparación de todo tipo de catalizadores, masivos soportados, y multicomponente.
Durómetro CENTAUR RB2
Sistema de medida de propiedades hídricas en materiales porosos Acuasor. Equipo de diseño propio completamente automatizado. Permite medir las siguientes propiedades: absorción de agua por capilaridad y por inmersión, sorción de vapor de agua, permeabilidad al vapor y desorción o evaporación.
Dos porosímetros de Hg, Pascal 140 y Pascal 440 de Fisons Instruments. Estudio de la intrusión/extrusión de mercurio a presión de 100 y 400 Mpa, respectivamente. Estudio de la viscoelasticidad y módulo de rigidez en geles y cerámicas.
Equipo automático de medida de permeabilidad
Porosímetro de intrusión de mercurio Poremaster de Quantachrome Instruments
Equipo de Fisisorción de Nitrógeno Autosorb iQ Quantachrome Instruments
Sistema de Medida de Porosidad Accesible al Agua
Láser continuo 6W Coherent Verdi 6V 532 nm
Láser de Argon Omnichrome, Modelo 543-AP. Láser sintonizable, cuyas líneas más intensas son 488 nm y 514 nm. La potencia máxima es de aproximadamente 120 mW.
Láser de He-Ne Siemens. Láser de longitud de onda 632,8 nm, cuya potencia máxima es de aproximadamente 40 mW.
Fuente espectral de iluminación de Spectral Products. Basada en un emisor ASB-175 con una lámpara de Xe de 175w con posibilidad de filtración, acoplada a un monocromador CM110 de doble red de difracción (300 y 1200 lineas/mm)
Simulador solar Abet Technologies. Baado en una lámpara de Xe de 150 w, permite iluminar uniformemente superficies de 2×2 cm2
Láser de diodo sintonizable con emisión central a 900nm y 800mw de emisión en continuo. Permite su adaptación al equipamiento LBIC para el estudio de las propiedades fotoconversoras en la zona IR. Su modularidad y su salida mediante cable de fibra óptica, permite su adaptación a cualquier equipamiento optomecánico.
Láser DPSS. Láser de Nd/YAG, bombeado por un láser de diodo, con emisión doblada a 532 nm y una potencia máxima de salida de 50 mW.
Láser de alta potencia Nd:YAG pulsado (8 ns a 10Hz). Monocromador, amplificador lock-in, fotodiodo de Ge, obturador óptico. Estudio de fotoluminiscencia y auto-enfoque/auto-desenfoque para estudio de propiedades ópticas no lineales.
Cámara de Radiación UV CN-15LC
Electrónica y óptica variada, tanto de polarización como de no polarización.
Mesa óptica neumatizada 3×1.5 m2
Breadboard y elementos optomecánicos. Tableros ópticos TMC y OWIS con estructura en panal de abeja de taladros roscados M6. Junto con una gran cantidad de elementos optomecánicos como raíles ópticos, plataformas micrométricas, elementos ópticos, posicionadores deslizables, etc, permiten el diseño y montaje de complejos experimentos optomecánicos.
Cámara fotográfica reflex Nikon FM 10. Adquisición de imágenes en soporte fotográfico. Tiene adaptador para su incorporación a los sistemas de microscopía óptica.
Cámara fotográfica digital Nikon Coolpix 995 3Mb con adaptador para su acoplamiento a los sistemas de microscopía óptica de alta y baja resolución.
Cámara digital (CCD). COHU-4910; y “software” SEMPER 6+, para el procesado digital de imágenes HREM. Interpretación de imágenes de HREM de catalizadores multicomponente/multifásicos y otros materiales policristalinos.
Cámara Digital (CCD). KAPPA-DX20L y software de adquisición de imágenes.Interpretación de imágenes de HREM de catalizadores multicomponente/multifásicos y otros materiales policristalinos.
Escáner de negativos Polaroid SprintScan 120. Resolución 4000 dpi. Digitalización de negativos de microscopía electrónica para su posterior análisis.
Estación de trabajo Silicon Graphics, Modelo FUEL MIPS R14000. Simulación mediante ordenador de imágenes HREM. Interpretación de imágenes experimentales de HREM.
Estación de trabajo Silicon Graphics, Modelo INDY 4400SC. Software: EMS y Programas desarrollados en nuestro laboratorio (RHODIUS, y EJE Z). Simulación mediante ordenador de imágenes HREM (High Resolution Electrón Microscopy). Interpretación de imágenes HREM experimentales de catalizadores multicomponente/multifásicos y otros materiales policristalinos.
Estación Gráfica de Trabajo Silicon Graphics O2. Esta máquina está dedicada al cálculo de imágenes de microscopía electrónica de transmisión tanto en modo convencional como de alta resolución
Super-ordenador Hewlett-Packard, dotado con 80 nodos HP Proliant BL460c basados en la serie de procesadores Intel® Xeon™ 5160 (quad core, 3.00 GHz/1333). El equipo calcula hasta 3.8 Teraflops con 592 GB de memoria total del sistema y 2.4 TB de disco duro.
Software de desarrollo propio para Microscopia Electrónica: EJEZ (web versión:http://www2.uca.es/dept/cmat_qinor/catalisis/tem-uca-server.htm
Software de desarrollo propio para Microscopia Electrónica: Rhodius (web versión:http://www2.uca.es/dept/cmat_qinor/catalisis/tem-uca-server.htm)
Software para cálculos DFT: CPMD (Carr – Parrinello Molecular Dynamics)
Software para cálculos DFT: Wien-2k
Software para Microscopia Electrónica: TEM (E.J. Kirkland)
Software para Microscopia Electrónica: JEMS (P. Stadelmann)
Software para visualizacion y análisis 3D : Amira
Sofware para Tomografía Electrónica: Inspect 3D
Diversos sistemas programables para adquisición de datos. Con una resolución de 12 bits y con capacidad de trabajar de forma autónoma o dependientes de un ordenador, permiten la captación de datos multicanal.
Sistema de medida del efecto magneto-óptico Faraday (MOFE). Medida de la rotación del plano de polarización de la luz (monocromática) al atravesar un material sometido a un campo magnético, que se puede variar entre ±0,3 T. Se puede adaptar a la medida del efecto magneto-óptico Kerr (MOKE), es decir, la medida de la rotación del plano de polarización de la luz al reflejarse en un material sometido a la acción del campo magnético.
Sistema de Medida del Efecto Magneto-Optico Faraday. Este equipo opera con láseres de diferentes longitudes de onda (400-780 nm) y campos magnéticos de hasta 0.3 T.
Equipo de medida de ciclos de histéresis con flujómetro LakeShore Modelo 480. Obtención de curvas de imanación y ciclos de histéresis de materiales ferromagnéticos en forma de hilo, lámina o polvo.
Equipo de medidas magneto-eléctricas. Medidas de magneto-resistencia, efecto Hall, resistividad eléctrica (a temperatura y campo magnético variables).
Balanza de Faraday Oxford Instruments con electroimán de 1 T máximo, criostato de N2 líquido y horno tubular hasta 1000 K. Medidas de susceptibilidad magnética y magnetización en función de la temperatura y del campo magnético. Ciclos de histéresis.
Magnetómetro de Muestra Vibrante (VSM). La financiación concendida en este caso es de 170000 euros (119000 euros de ayuda FEDER)
Multímetro digital Keithley 2000. Permite la medida de propiedades de conducción eléctrica con alta precisión
Osciloscopio Proman de 40MHz de dos canales. Control de señales en todos los equipos de captación de datos.
Osciloscopio-Captador de datos Agilen Technologies MSO6054A. Trabaja con un ancho de banda de 500MHz y una captura de datos de 4 GS/s
Unidad fuente-medidor digital Keithley 2601. Permite la medida de propiedades I-V en semiconductores y sistemas fotosensibles
4 Sistemas de Alto Vacío. Están equipados para la medida de presiones desde 1000 Torr hasta 1×10-7 Torr. Se utilizan: a) Para la preparación de materiales policristalinos en polvo bajo condiciones bien controladas de temperatura y presión de gases inertes o químicamente activos. b) En estudios de espectroscopia FTIR de fases adsorbidas, mediante su conexión a celdas especiales con las que se cuenta. c) En estudios de adsorción y desorción, esto último mediante su acoplamiento a un espectrómetro de masas o detector de tipo TCD.
Sistema de evaporación Edwards E306A.Este sistema de deposición en vacío se emplea para la fabricación de láminas delgadas amorfas y láminas delgadas metálicas.
Medidor de tamaño de partícula, Malvern Zetasizer Nanoseries. Permite medir la distribución de tamaño de partículas por DLS en el rango 0.5-3000 nm.
Viscosímetro Brookfield DV-II+
Balanza SARTORIUS AZ124.
Balanza SARTORIUS BP610.
Balanza COBOS UX6200H.
Ultrapicnómetro de Helio Ultrapyc 1200e de Quantachrome Instruments.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución

 resolución