Source: https://www.scribd.com/document/215258537/AXS-100-espHR
Timestamp: 2019-01-16 22:22:26+00:00

Document:
axs potdr
DISPOSITIVOS DE PRUEBAS DE REDES ÓPTICAS
OTDRs compactos, robustos y ligeros optimizados para la realización de pruebas de redes de acceso/FTTx y LAN/WAN
Una única unidad para la realización de pruebas de fibra monomodo y multimodo de 50 y 62,5 µm Longitudes de onda de 850, 1300, 1310 y 1550 nm, con sus respectivos rangos dinámicos de 24, 25, 32 y 30 dB. Incomparable zona muerta de evento de 0,8 m, para una sencilla ubicación y caracterización de todos los eventos. Gran facilidad de uso: realización de pruebas con una sola pulsación, pantalla resumen, localización de macrocurvaturas. Completa flexibilidad de conexión: compatibilidad con memoria extraíble USB y descarga de datos a través de cable USB. Completo equipo de pruebas con opciones de valor añadido, que incluye medidor de potencia, localizador visual de fallos (VFL), sonda de inspección de fibra, impresora y realización de pruebas de IP.
Con unas incomparables zonas muertas de eventos y rangos dinámicos de primera clase.com .Serie AXS-100 OTDR portátil Serie AXS-100: Posibilidad de elección entre cuatro modelos La serie de OTDR portátiles AXS-100 de EXFO cubre toda la gama de aplicaciones de pruebas de OTDR de transporte corto. más rápido y sencillo Análisis automático de aprobación/error y localización de macrocurvatura Zoom automático en eventos Estado de Aprobación/Error Longitud de tramas (distancia) Detector de macrocurvatura Las exclusivas funcionalidades de software del AXS-100 proporciona resultados detallados de forma inmediata. MODELO OTDR de acceso AXS-100 Diseñado para la resolución de problemas de OTDR monomodo (opción de resolución de problemas de PON en servicio) OTDR monomodo AXS-110-SM Ideal para la realización de pruebas de FTTx/acceso y CATV OTDR multimodo AXS-110-MM Optimizado para la realización de pruebas de redes de empresa/instalaciones/privadas en fibra multimodo de 50 y 62. www.5 µm OTDR para todo tipo de fibra AXS-110 Combina capacidades monomodo y multimodo para redes de empresa/campus/acceso LONGITUDES DE ONDA 1310/1550/1625 nm RANGOS DINÁMICOS 29/28/28 dB 1310/1550 nm 850/1300 nm 32/30 dB 24/25 dB 850/1300/1310/1550 nm 24/25/32/30 dB VENTAJAS EXCLUSIVAS Función FasTrace: realización de pruebas con una sola pulsación para conseguir una gran sencillez de uso 8 horas de autonomía Ligero: 1 kg Puerto USB (compatible con memoria extraíble) para facilitar la transferencia de datos Gran memoria interna (hasta 500 resultados) Pantalla en color transflectiva para ver con claridad los resultados a la acción de la luz solar Excelente análisis automatizado para conseguir un diagnóstico mejor.EXFO. esta serie incluye cuatro modelos para conseguir satisfacer de la mejor forma sus necesidades específicas de realización de pruebas de OTDR.
El AXS-100 de EXFO no interfiere con el transmisor láser de CO debido a que utiliza una longitud de onda fuera de banda.3ah. OTDR de acceso AXS-100: el OTDR definitivo para la resolución de problemas El OTDR de acceso AXS-100 de EXFO combina la tecnología de OTDR líder de su sector con funciones de medidor de potencia en una potente unidad portátil. incluso divisores de 1 x 32. CARACTERIZACIÓN DE PON DE EXTREMO A EXTREMO El modelo de OTDR AXS-110 le permite realizar pruebas a través de divisores con numerosos puertos. para rentabilizar su inversión al máximo.8 m le permite localizar y caracterizar con facilidad todos los eventos comprendidos entre el transmisor y las aplicaciones de redes FTTH.EXFO. Optimizado para la realización de pruebas de punto a punto de redes ópticas pasivas (PON) en arquitecturas FTTx.com . OPCIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PON EN SERVICIO El OTDR de acceso AXS-100 está diseñado específicamente para la resolución de problemas de PON en servicio. Opción de medidor de potencia. como por ejemplo TIA 568c y IEEE 802. ofrece diversas configuraciones de longitud de onda y una amplia gama de opciones para poder ofrecer una flexibilidad de primera clase. OTDR PARA TODO TIPO DE FIBRA AXS-110: PRINCIPALES VENTAJAS Herramienta perfecta para la certificación en segunda fila de redes de instalaciones. 1490 y 1550 nm) que puedan contaminar la medición de OTDR. para efectuar verificación cruzada de la pérdida total utilizando el láser de OTDR integrado en modo de fuente continua. El filtro sólo permite el paso de la señal de OTDR de 1625 nm. según la recomendación ITU-T L. lo que lo hace perfecto para la realización de pruebas de red óptica pasiva (PON). El más alto rango dinámico del sector para un OTDR portátil. Presenta un puerto exclusivo opcional para la realización de pruebas a 1625 nm. www. La resolución de problemas de fibra óptica de OTDR en servicio no interfiere en el funcionamiento normal ni en el rendimiento previsto de los canales de información. utilizando una sola unidad OTDR. Realice pruebas de fibra multimodo dentro de instalaciones. Funciones de aprobación/error que cumplen estándares industriales. acceso y fibra de la oficina central. ideal para realización de pruebas de redes de instalaciones/privadas/de empresas. FLEXIBILIDAD MONOMODO Y MULTIMODO El OTDR para todo tipo de fibra AXS-110 combina funciones mono-modo y multi-modo. o de fibra monomodo entre instalaciones.Serie AXS-100 OTDR portátil OTDR AXS-110: la solución para pruebas de redes LAN/WAN FÁCIL UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EVENTOS Los modelos del OTDR AXS-110 le ayudan a aumentar la productividad de realización de pruebas para aplicaciones en planta. donde los eventos suelen estar separados por muy poco espacio. incorporando un filtro que rechaza todas las señales no deseadas (1310. Su excepcional zona muerta de eventos de 0. asegurando así mediciones precisas de OTDR.41 (“Longitud de onda de mantenimiento en señales portadoras en fibras”).
Centre su atención en realidades: genere una lista de todos los eventos que se encuentran realmente en el enlace. ya sea en aplicaciones multimodo o monomodo.EXFO. acelerando así los ciclos de pruebas. Disfrute de un post-análisis de OTDR sin errores.sor.com . obteniendo una ampliación instantánea de un evento y sus marcadores. El liderazgo en competencias relacionadas con pruebas y análisis de curvas de OTDR de EXFO le permite aprovechar un software de gama alta instalado en una unidad portátil. incluso para técnicos con escasa experiencia en la realización de pruebas ópticas/de OTDR. GRAN SENCILLEZ Paso 1: Conecte la fibra de lanzamiento Botones de zoom automático.Serie AXS-100 OTDR portátil Funciones exclusivas de software de análisis de curva para obtener con rapidez resultados fiables Los OTDR de serie AXS-100 hacen que la evaluación de enlaces sea una tarea rápida y sencilla. Telcordia SR-4731). Zoom automático en eventos Cambie automáticamente entre eventos. el software le permite acceder a curvas de OTDR de diversos fabricantes de equipos de pruebas y mediciones. Tabla de eventos: todos los eventos presentes en el enlace. Pantalla resumen Vea de forma inmediata todos sus resultados de pruebas. Pantalla resumen: todos sus resultados de Presenta el mejor software de su clase pruebas se pueden ver con facilidad. Paso 3: Observe el resultado Paso 2: Pulse FastTrace www. puede efectuar un cambio sin problemas a la serie AXS-100 y continuar consultando archivos de OTDR guardados con anterioridad. el software AXS-100 ofrece: Acceso completo a curvas de OTDR de los principales fabricantes de equipos de pruebas Basado en el formato universal Bellcore (. Sencilla ampliación de eventos. Diseñados para mejorar la eficacia en la realización de pruebas de OTDR. Por tanto. Cinco segundos Dedique menos tiempo a recuperar sus curvas de OTDR. proporcionando una incomparable sencillez de uso. Mayor rapidez de adquisición.
Mida con precisión potencias de hasta 26 dBm. El medidor de potencia opcional se ofrece con un intervalo de calbración recomendado de tres años.com . Una única pantalla resumen le muestra información detallada de estado de aprobación/error. Le permite acceder a todos los resultados a la vez. Flexibilidad de conexión Interfaz de impresora por infrarrojos Puerto de OTDR Realización de pruebas multimodo o realización de pruebas monomodo en servicio. Puerto de sonda de inspección de fibra RJ-45 Para la realización de pruebas de TCP/IP. ofreciendo un rango de potencia de –60 a 26 dBm (GeX 2 mm). Realice de forma manual y eficaz pruebas de pérdida y potencia. empalmes o conectores en mal estado. USB A Para la transferencia de datos utilizando memoria extraíble USB. esta opción integra un localizador visual de fallos de 650 nm con conector universal. Este paquete de software combina detección automática de macrocurvatura y funciones de localización de fallos y de aprobación/error. Puerto detector de medidor de potencia Compatible con casi todos los conectores del mercado. Puede inspeccionar de forma rápida y sencilla extremos de fibra o conectores utilizando una sonda de inspección de fibra y ver los extremos en la pantalla de alta resolución del AXS-100.Serie AXS-100 OTDR portátil Opciones de valor añadido del equipo de pruebas completo para técnicos de fibra REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE IP La realización de pruebas completas de acceso también implica realizar pruebas del servicio que se presta. A continuación. Deje que el instrumento trabaje por usted. Con la opción de realización de pruebas de IP del AXS-100.EXFO. puede realizar verificaciones básicas de IP que faciliten operaciones futuras de resolución de problemas. guarde sus capturas de imágenes para documentación futura. www. Puerto de VFL Localización visual de fallos integrada de 650 nm en conector universal. también está calibrado para longitudes de onda CWDM. verificando con sencillez el estado del enlace. mediciones de longitud de fibra y localización precisa de macrocurvaturas. Puerto de OTDR Realización de pruebas monomodo. los conectores deben mantenerse limpios y en buen estado lo cual no es siempre fácil en exteriores. Adaptador de CA USB B Para la transferencia de datos utilizando ActiveSync. MEDIDOR DE POTENCIA GeX El medidor de potencia opcional del AXS-100 cubre el rango comprendido entre 800 y 1650 nm. Vea los extremos de fibra y conectores en la pantalla de alta resolución del AXS-100. LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS Ideal para identificar con facilidad macrocurvaturas. lo que se traduce en un coste de propiedad muy bajo. SOFTWARE SmartKit Ahorre tiempo en campo con estas funciones de análisis de software automatizado. SONDA DE INSPECCIÓN DE FIBRA En cualquier red óptica.
Análisis bidireccional por lotes GENERACIÓN DE PLANTILLAS ACTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE OTDR Aproveche la capacidad de administración de archivos en un solo paso en cualquier longitud de onda. OTDR. o agregue/elimine eventos de forma automática utilizando una referencia. que le ayuda a cumplir las especificaciones de validación de cable de cinta y multifibra Análisis de curva bidireccional. Ajuste sus parámetros de cable y los umbrales de detección realizando análisis por lotes. ORL. Excel o HTML. ELEMENTOS QUE LE AYUDAN A AHORRAR TIEMPO DEL SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE OTDR DE EXFO Este software gratuito le ofrece funciones clave de post-procesamiento de datos.EXFO. FastReporter ofrece una interfaz gráfica de usuario realmente intuitiva que contribuye a acelerar la productividad. Obtenga detallados informes de cable uniformes. ANÁLISIS BIDIRECCIONAL POR LOTES Analice un cable completo en solo dos pasos. como por ejemplo: Configuración de umbral de aprobación/alerta/error. en una sola pantalla. Diseñado para el análisis fuera de línea de datos adquiridos en campo. Mantenga control total agregando o eliminando eventos de forma manual. Visualice información de todos los eventos de todas las fibras en cada longitud de onda. que proporciona más precisas mediciones de pérdidas ponderadas para cada evento Realización de pruebas en múltiples fibras utilizando el modo de Curva de plantilla.Serie AXS-100 OTDR portátil Post-procesamiento de datos de seguimiento rápido con software FastReporter El paquete de software opcional FastReporter le proporciona las herramientas y funcionalidades de post-procesamiento necesarias para cumplir dichos objetivos. POTENTE PROCESAMIENTO POR LOTES Automatice operaciones repetitivas en numerosos archivos de pruebas de OTDR y optimice su productividad. GENERACIÓN DE INFORMES FLEXIBLE Escoja diversas plantillas de informe. PMD.com . Documente en cuestión de segundos todo un cable. Abra archivos de OTDR de equipos de diversos proveedores y conviértalos al formato universal Telcordia. CD y caracterización de fibra. incluyendo informes de pérdida. sea cual sea la aplicación. Genere informes globales de cable en formato PDF. que compara de forma dinámica nuevos resultados de OTDR con una curva que asigne como referencia www.
EXFO. La potencia de salida ordinaria se da a 1300 nm para salida multi-modo y a 1550 nm para salida monomodo.10 LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE CLASS 3R LASER PRODUCT λ: 650 ±10 nm Pout maximum < 5mW (into free space) 21 CFR 1040. 10. 1490. El rango dinámico multi-modo se especifica para fibra de 62. 30.5/125 µm: 3 dBm (2 mW) MEDIDOR DE POTENCIA OPCIONAL Longitudes de onda clibradas (nm) Rango de potencia (dBm) Incertidumbre Resolución de pantalla (dB) g 850. utilizando el pulso más breve. 10 000 2.5 µm fiber. Con OTDR en modo inactivo.01 (–54 dBm a Pmáx) 0.000 ± (1 + 0. 1590. Para ± 0.5/4. e. se contempla una reducción de 3 dB al realizar prueabs de fibra de 50 µm. 1310. 100. Para puerto multi-modo.08 a 2.5 Monomodo: -6. las condiciones de lanzamiento controladas permiten la realización de pruebas de fibra multi-modo de 50 µm y 62. 2500.5/4/4. 10 000 0. 1550.0 Hasta 64.000 ± (0. 1350. 30.com . 275. g.5 11/12/12 ± 0. h.10 E IEC 60825-1:1993+A2:2001 CLASE 1M SIN OPCIÓN VFL CLASE 3R CON OPCIÓN VFL www. No incluye la incertidumbre debida al índice de fibra.65 a 160 2 500 curvas Definido por el usuario –9 Láser. 1530. 1410. 100. 1270.5 Clase CPR 1 ó 2 ± 0. 100. 1290.8 3. 1550 nm y con conector FC.01 0. SEGURIDAD DE LÁSER If VFL option is available IEC 60825-1:1993+A2:2001 21 CFR 1040. 1470.75 +0.05 0. 1330. d. 1000.65 a 260 4 500 curvas Definido por el usuario Multi-modo: –1. b. 650 nm ± 10 nm CW Pde salida ordinaria en 62.01 Multi-modo: 0.005 % x distancia + resolución de muestreo) 0. con funcionamiento por baterías.03 0.2 lb) –18 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) –40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F) 0 % a 95 % sin condensación Baterías de ion Litio con 8 horas de funcionamiento continuo según Bellcore TR-NWT-001138 1 Notas a Todas las especificaciones válidas a 23 °C ± 2 °C (73.0025 % x distancia + resolución de muestreo) Multi-modo: 0. 1570. 2500. 1450. 1390. 1000 Monomodo: 5.4 nW (hasta 5 dBm) 0.5/125 µm: 3 dBm (2 mW) AXS-110 850/1300/1310/1550 24/25/32/30 (850/1300/1310/1550) Multi-modo: 5. 10. 275. 1510. A 23 ºC ± 1 ºC.05 0.4 °F ± 3. 275. 1000. 1430. 650 nm ± 10 nm CW Pde salida ordinaria en 62. c.Serie AXS-100 OTDR portátil ESPECIFICACIONES Longitud de onda (nm) Rango dinámico b (dB) Amplitud de pulso (ns) Zona muerta de evento c (m) Zona muerta de atenuación c (m) Condiciones de lanzamiento d Linealidad (dB/dB) Umbral de pérdida (dB) Umbral de resolución (dB) Resolución de muestreo (m) Puntos de muestreo Incertidumbre de distancia (m) Rango de distancia (km) Actualización ordinaria en tiempo real (Hz) Capacidad de memoria Tiempo de medición Potencia de salida de fuente estable (dBm) Localizador visual de fallos (opcional) f e a AXS-100 1310/1550/1625 29/28/28 (1310/1550/1625) 10. a no ser que se especifique lo contrario. Zona muerta ordinaria para reflectancia multi-modo por debajo de los 35 dB y reflectancia monomodo por debajo de los –45 dB. desde 18 ºC hasta 28 ºC. Rango dinámico ordinario con el pulso más largo y cálculo de promedio de tres minutos a SNR = 1.6 °F) con un conector FC/PC. 30. f.05 dB.5 µm.1 a 40 Monomodo: 0. 1610. 1625 26 a –64 (GeX 2 mm) ±5 % ± 0.5 Láser.16 a 5 Hasta 30.5 Monomodo: 0.01 0. 1370.08 a 5.1 (–54 dBm a –64 dBm) 1 (–64 dBm a mín) Rango de anulación automática Detección de tono (Hz) h Potencia máxima a —38 dBm 270/1000/2000 ESPECIFICACIONES GENERALES Tamaño (A x A x L) Peso Temperatura Humedad relativa Alimentación Garantía (años) operativa almacenamiento 250 mm x 125 mm x 75 mm (9 7/8 pulgadas x 4 15/16 pulgadas x 3 pulgadas) 1 kg (2.
com Tel. FC (PC/SPC/UPC/APC). Todos los productos fabricados por EXFO cumplen la directiva WEEE de la Unión Europea. EXFO ha realizado todo tipo de esfuerzos para garantizar la precisión de la información incluida en esta hoja de especificaciones. TX 75075 EE. Este dispositivo cumple las disposiciones del Capítulo 15 de la Normativa de la FCC. Oficina principal de EXFO > 400 Godin Avenue. Todos los derechos reservados. Obligatorio con FP1 o FP5. adaptador estrecho EA-EUI-91 b = APC/SC EA-EUI-95 b = APC/E-2000 EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256 EI-EUI-76 = UPC/HMS-10/AG EI-EUI-89 = UPC/FC.4ES © 2007 EXFO Electro-Optical Engineering Inc.EXFO.com/specs En caso de discrepancias. c.: +65 6333 8241 Shenzhen 518048. adaptador estrecho EA-EUI-91 = APC/SC EA-EUI-95 = APC/E-2000 EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256 EI-EUI-76 = UPC/HMS-10/AG EI-EUI-89 = UPC/FC. Hampshire S053 4SE INGLATERRA Tel.com.: 1 800 663-3936 Chandlers Ford.EXFO.: +44 2380 246810 SINGAPUR 169876 Tel. gratuito: 1 800 663-3936 (EE. NEC-D3 FOA-28 = DIN 47256 (LSA): DIN 47256 (PC/APC) FOA-32 = ST. Tel. HFS-3 (3. Futian District Beijing New Century Hotel Office Tower. P. Quebec City (Quebec) G1M 2K2 CANADÁ Tel. 62. las características y los productos sin ningún tipo de obligación por nuestra parte.Serie AXS-100 OTDR portátil INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS AXS-100-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Modelo AXS-100-003B = OTDR de acceso 1550 nm AXS-100-023B = OTDR de acceso 1310/1550 nm AXS-100-034B = OTDR de acceso 1550/1625 nm AXS-100-000 = Ninguno a Conector EA-EUI-28 = APC/DIN 47256 EA-EUI-89 = APC/FC. visite www.88 Fuhua.5/125 µm) y 1310/1550 nm (9/125 µm) Conector a EA-EUI-28 b = APC/DIN 47256 EA-EUI-89 b = APC/FC. reservándonos a su vez el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones en el diseño. ST (PC/SPC/UPC) FOA-40 = Diamond HMS-0.5 mm) FOA-54 = SC (PC/SPC/UPC/APC) FOA-76 = FSMA HMS-10/AG. prevalecerá la versión Web sobre toda documentación impresa. Room 801. En primer lugar seleccione el conector monomodo y a continuación el multi-modo. b. Suite 160 Omega Enterprise Park. visite el sitio web de EXFO en la dirección http://www. No obstante. Room 1754-1755 No. Las unidades de medida de este documento cumplen las normas y prácticas del Sistema internacional. Electron Way 151 Chin Swee Road. HFS-10/AG FOA-78 = Radiall EC FOA-84 = Diamond HMS-10. 6 Southern Capital Gym Road Plano. CHINA Tel. Para obtener la versión más reciente de esta hoja de especificaciones.com/recycle. adaptador estrecho EI-EUI-90 = UPC/ST EI-EUI-91 = UPC/SC EI-EUI-95 = UPC/E-2000 Medidor de potencia 00 = Sin medidor de potencia PM2X = Con medidor de potencia GeX Ejemplo: AXS-110-12CD-23B-EA-EUI-89-EI-EUI-95PM2X-FOA-22-VFL-FP1-SK1-SK2-SK3 Notas a Consulte el ejemplo anterior.UU. #03-29 Manhattan House No. Para obtener más información. Kit resumen de software SK1 = SmartKit que incluye detección de macrocurvatura. Póngase en contacto con EXFO para conocer precios y disponibilidad o para conseguir el número de teléfono de su distribuidor local EXFO. First Road Central Tower. 62. y (2) este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia.EXFO. HFS-3 (3. FC (PC/SPC/UPC/APC). D4/PC FOA-16 = SMA/906 FOA-22 = FC. SPAXS100.com EXFO América EXFO Europa EXFO Asia EXFO China 3701 Plano Parkway. adaptador estrecho EI-EUI-90 = UPC/ST EI-EUI-91 = UPC/SC EI-EUI-95 = UPC/E-2000 Segundo puerto 00 = Ninguno 04B = 1625 nm filtrado b Segundo conector EA-EUI-28 = APC/DIN 47256 EA-EUI-89 = APC/FC. y Canadá) www.: +86 (755) 8203 2300 Beijing 100044 R.: 1 418 683-0211 Fax: 1 418 683-2170 info@EXFO. Exclusivamente monomodo. aprobación/error y localizador de fallos SK2 = Realización de pruebas de IP SK3 = Software de sonda de inspección de fibra c Sonda FP = Opción de sonda FP1 = Cable conector de sonda y sonda 200X FP5 = Cable conector de sonda y sonda 200X/400X VFL 00 = Sin localizador visual de fallos VFL = Con localizador visual de fallos Adaptador de conector FOA-12 = Bicónico FOA-14 = D4. Impreso en Canadá 07/03 . NEC-D3 FOA-28 = DIN 47256 (LSA): DIN 47256 (PC/APC) FOA-32 = ST. aprobación/error y localizador de fallos SK2 = Realización de pruebas de IP SK3 = Software de sonda de inspección de fibra c Sonda FP = Opción de sonda FP1 = Cable conector de sonda y sonda 200X FP5 = Cable conector de sonda y sonda 200X/400X VFL 00 = Sin localizador visual de fallos VFL = Con localizador visual de fallos Adaptador de conector FOA-12 = Bicónico FOA-14 = D4. ST (PC/SPC/UPC) FOA-40 = Diamond HMS-0. adaptador estrecho EA-EUI-91 = APC/SC EA-EUI-95 = APC/E-2000 EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256 EI-EUI-76 = UPC/HMS-10/AG EI-EUI-89 = UPC/FC.UU. adaptador estrecho EI-EUI-90 = UPC/ST EI-EUI-91 = UPC/SC EI-EUI-95 = UPC/E-2000 Ejemplo: AXS-100-023B-EI-EUI-89-04B-EA-EUI-91PM2X-FOA-22-VFL-FP1-SK1-SK2-SK3 Kit resumen de software SK1 = SmartKit que incluye detección de macrocurvatura. HFS-10/AG FOA-78 = Radiall EC FOA-84 = Diamond HMS-10. D4/PC FOA-16 = SMA/906 FOA-22 = FC. HFS-13 FOA-96B = E-2000/APC FOA-98 = LC FOA-99 = MU Medidor de potencia 00 = Sin medidor de potencia PM2X = Con medidor de potencia GeX AXS-110-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Modelo AXS-110-23B = OTDR monomodo de doble longitud de onda 1310/1550 nm (9/125 µm) AXS-110-12CD = OTDR multimodo de doble onda 850/1300 nm (50/125 µm. HFS-13 FOA-96B = E-2000/APC FOA-98 = LC FOA-99 = MU Puede obtener más información relativa a la extensa gama de instrumentos portátiles de alto rendimiento de EXFO visitando nuestra página web: www. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias peligrosas.5 mm) FOA-54 = SC (PC/SPC/UPC/APC) FOA-76 = FSMA HMS-10/AG.EXFO. incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.5/125 µm) AXS-110-12CD-23B = OTDR para todo tipo de fibra monomodo/multimodo de cuatro longitudes de onda 850/1300 nm (50/125 µm.: +86 (10) 6849 2738 Fax: 1 972 836-0164 Fax: +44 2380 246801 Fax: +65 6333 8242 Fax: +86 (755) 8203 2306 Fax: +86 (10) 6849 2662 EXFO posee la certificación ISO 9001 y garantiza la calidad de estos productos. CHINA Tel. no aceptamos ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones.
Documents Similar To AXS-100-espHR
20-principios.docx
Catalogo 2012 Optral
sincevrgasn
Electron Eu Matic Asdv
Prod White Paper0900aecd804f155b
FreePBX-Agregando-Extensiones
Fibra Optica Unidad v Parte 2
tareaMCP
611 Modelo Calculo Radioenlace
Wireshark INTRO Sept 15 2009
Agencias Industriales s,A- Propuesta
Edc Dock Seal
2011 Lanzamiento Programa Thriive
AGENCIAS INDUSTRIALES S,A- PROPUESTA.pdf
870 Series Cisco
Influenza h1n1Uploaded by Ruben Del Cid
2.pdfUploaded by mg oliveira
1520516500poco Artesiano Tudo Que Voce Precisa SaberUploaded by engfgf
De Dieren in Onze ZeeUploaded by Luca van den Bergh
CreditransUploaded by Joshua Janine Lugtu

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución