Source: https://tienda.logicbus.com.mx/PP863_p_7356.html
Timestamp: 2019-05-21 21:31:26+00:00

Document:
Osciloscopio de resolución flexible PP863
Inicio/Prueba y medición/Osciloscopios/USB Virtuales/Serie 5000 / PP863
Precio USD*: $1,541.76
Número de Parte:PP863
Osciloscopio de resolución flexible con convertidores A-D para cambio de 8 a 16 bits, de 2 canales, con generador de funciones, 60 MHz de ancho de banda, búffer de memoria de 16 MS.
La serie PicoScope 5000 es una serie de osciloscopios potentes, portátiles y versátiles. Por primera vez en un osciloscopio se incluyen convertidoras A-D reconfigurables para ofrecer opciones de 8 a 16 bits de resolución en un mismo equipo.
Son osciloscopios pequeños y ligeros. Utilizando sólo 2 canales pueden energizarse tan sólo con la conexión USB, siendo requerida la fuente de alimentación incluida cuando se operan más de 2 canales.
Ofrecen una velocidad de muestreo de hasta 1 GS/s, y un ancho de banda máximo de 200 MHz.
Ofrecen un búffer de memoria de hasta 512 millones de muestras.
Tienen un generador de funciones integrado. Así como controles básicos las configurar nivel, desplazamiento y frecuencia, controles más avanzados permiten barrer sobre un rango de frecuencias. Los modelos "B" incluyen formas de onda adicionales integradas, así como también un generador de ondas arbitrarias.
Las señales medidas tienen una alta integridad. El cuidado diseño y blindaje en la estructura del osciloscopio reducen el ruido, interferencia y distorción armónica.
2 canales analógicos de entrada de conexión BNC
1 entrada BNC de trigger externo
1 salida de compensación
Velocidad de muestreo de hasta 1 GS/s
60 MHz de ancho de banda
Búffer de memoria de 16 MS
2 puntas de medición de 60 MHz
Cable USB 2.0 de 2 conectores
Ancho de banda (-3 dB) Todos los modos: 60 MHz
Límite de ancho de banda (-3 dB) 20 MHz, conmutable
Tiempo de aumento (calculado, 10% a 90%) Todos los modos: 5.8 ns
Conectores de entrada BNCs en panel frontal
Resolución de hardware +4 bits
Características de entrada 1 MΩ ±1% || 13 pF, ±1 pF
Acoplamiento de entrada AC/DC
Sensibilitad de entrada 2 mV / div a 4 V / div
Rangos de entrada escala completa ±10 mV a ±20 V, en 11 rangos
Rango de desplazamiento analógico ±250mV (rangos 10, 20, 50, 100, 200 mV),
±2.5 V (rangos 500 mV, 1 V, 2 V),
±20 V (rangos 5, 10, 20 V)
Precisión de DC
±50 mV a ±20 V
rangos ±10 mV y ±20 mV ≥ modo de 12bits: ±0.25% típico @ 25°C (±1% máximo de escala compelta @ 20 - 30°C) • modo de 8 bits: ±1% típico @ 25°C (±3% máximo de escala completa @ 20 - 30°C)
Todos los modos: ±2% típico @ 25°C (±5% máximo de escala completa @ 20 - 30°C)
Protección de sobrevoltaje ± 100 V (pico de DC + AC)
* La resolución efectiva máxima está limitada en los rangos de voltaje más bajos: ±10mV = 8 bits • ±20 mV = 12 bits. Todos los otros rangos pueden utilizar la resolución completa.
Modo de 8 bits
Modo de 12 bits
Modo de 14 bits
Modo de 15 bits
Modo de 16 bits
Velocidad de muestreo (muestreo repetitivo) 2.5 GS/s
Velocidad de muestreo (transmisión USB) 10 MS/s en PicoScope 6. > 10 MS/s utilizando API proporcionada
Rangos basados en tiempos 2 ns/ div a 1000 s/ div
Búffer ** (8 bits)
Búffer ** (≥ 12 bits)
Búffer ** transmisión continua
Búffer de forma de onda ( núm. de segmentos)
100 MS en software PicoScope
10,000 en software PicoScope
Precisión en base al tiempo (desvío) ±50 ppm (±5 ppm/año)
Jitter de muestra 3 ps RMS, típico
** Compartido entre los canales activos
Rendmimiento dinámico (típico; canales analógicos)
Interferencia Mejor que 400:1 hasta ancho de banda completo (rangos de voltaje iguales)
Distorción armónica total (THD) Modo de 8 bits : > 60 dB a 100 kHz entrada de escala completa • ≥ modo de 12 bits: > 70 dB a 100 kHz entrada de escala completa
SFDR 8 y 12 bits: > 60 dB a 100 kHz entrada de escala completa • 14 a 16 bits: > 70 dB a 100 kHz entrada de escala completa
Ruido (sobre rango de 50 mV) Modo de 8 bits 120 μV RMS • modo de 12 bits 110 μV RMS • modo de 14 bits 100 μV RMS • modo de 15 bits 85 μV RMS • modo de 16 bits 70 μV RMS
Planicidad de ancho de banda (+0.3 dB, -3 dB) de DC a ancho de banda completo
Fuente Todos los canales
Modos de activación Edge, Window, Pulse width, Window pulse width, Droput, Window dropout, Interval, Runt pulse, Logic
Tipos de activación (modo ETS) Creciente, descendente
Sensibilidad La activación digital provee una precisión de 1 LSB a hasta ancho de banda completo del osciloscopio. • Modo ETS: Típico 10 mV p-p, a ancho de banda completo
Máxima captura de preactivación 100% del tamaño de la captura
Máxima captura de postactivación 4 mil millones de muestras
Tiempo de reequipamiento de activación < 2 μs en el tiempo base más rápido
Máxima velocidad de activación Hasta 10,000 formas de onda en una ráfaga de 20 ms
Tipos de activadores Edge, pulse, width, dropout, interval, logic
Características de entradas Panel frontal BNC, 1 MΩ ±1% || 13 pF ±1 pF
Rango de voltaje ±5 V, DC acoplado
Protección de sobretensión ±100 V (pico DC + AC)
Señales de salida estándar Senoidal, cuadrada, triangular, voltaje DC
Frecuencia estánar de señal DC a 20 MHz
Precisión de frecuencia de salida ±50 ppm (±5 ppm/año)
Resolución de frecuencia de salida < 50 mHz
Rango de voltaje de salida ±2 V con preción de ±1% DC
Ajuste de voltaje de salida Amplitud y desvío de señal ajustables en aprox. 0.25 mV pasos dentro del rango completo de ± 2 V
Planicidad de amplitud < 2 dB a 20 MHz, típico @ carga de 50 Ω
SFDR > 70 dB, 10 kHz onda senoidal de escala completa
Tipo de conector BNC, 50 Ω de impedancia de salida
Protección de sobretensión ±20 V
Modos de barrido Arriba, Abajo o alternando, con inicio/paro de frecuencias e incrementos seleccionables
Rango de frecuencia DC a 60 MHz
Modos de visualización Magnitud, promedio, pico sostenido
Funciones de ventanas Rectangular, Gaussiana, triangular, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, flat-top
Número de puntos FFT Seleccionable de 128 a 1 millón en potencias de 2
Funciones −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, delay
Operandos A, B, C, D (canales de entrada), T (tiempo), formas de onda de referencia, pi
Osciloscopio AC RMS, RMS verdadero, promedio de DC, tiempo de ciclo, frecuencia, ciclo de trabajo, velocidad decreciente, tiempo de caída, velocidad creciente, tiempo de subida, ancho de pulso alto, ancho de pulso bajo, máximo, mínimo, pico a pico
Espectro Frecuencia en pico , amplitud a pico, amplitud promedo a pico, potencia total, THD %, THD dB, THD+N, SFDR, SINAD, SNR, IMD
Estadísticas Mínimo, máximo, promedio y desviación estándar
Decodificación Serial
Protocolos I²C, I²S, SPI, RS232/UART, CAN, LIN, FlexRay
Estadísticas Pasada/fallida, conteo de fallas, conteo total
Interpolación Lineal o sin(x)/x
Modos de persistencia Color digital, intensidad analógica, personalizado, o ninguno
Conectividad a PC USB 2.0 de alta velocidad (Compatible con USB 1.1 y USB 3.0)
Requerimientos de energía 1 A (2 canales) de 2 puertos USB (cable de 2 conectores proporcionado) o 1.5 A a 5 V (hasta 4 canales) del adaptador de AC
Dimensiones 190 x 170 x 40 mm (incluyendo conectores)
Peso < 0.5 kg
Rango de temperatura En funcionamiento: 0 °C a 50 °C (20 °C a 30 °C para la precisión indicada). Almacenamiento: –20 °C a 60 °C.
Rango de humedad En funcionamiento: 5 %RH a 80 %RH sin condensación. Almacenamiento: 5 %RH a 95 %RH sin condensación.
Ambiente Sólo ubicaciones secas; hasta 2000 m de altitud
Aprobaciones de seguridad Diseñada para EN 61010-1:2010
Aprobaciones EMC Probada para EN61326-1:2006 y FCC Parte 15 Subparte B
Aprobaciones ambientales Certificación RoHS y WEEE
Requerimientos de Software/PC PicoScope 6, SDK y programas de ejemplos. Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (Windows RT no soportado)
Accesorios cable USB, 2 puntas en estuche de puntas
Idiomas (soporte completo) Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Español
Idiomas (sólo UI) Chino (Simplificado y Tradicional), Checo, Danés, Holandés, Finlandés, Griego, Húngaro, Japonés, Koreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco y Turco
Precio USD*: $1,982.26
Precio USD*: $2,195.84
Precio USD*: $2,409.42
Precio USD*: $2,636.34
Precio USD*: $2,089.05
Precio USD*: $2,743.13
Precio USD*: $3,397.21

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución