Source: http://lescoquimicos.com/phmetro.htm
Timestamp: 2020-02-27 04:49:18+00:00

Document:
pH/mV, ºC CON ELECTRODO DE VIDRIO, COMPENSACION AUTOMATICA DE TEMPERATURA, RESOLUCION +/-0.01. INCLUYE BUFFER PH 4 Y 7 Y POTASIO CLORURO 3M. rango: 0.00 a 14.00 ph
+/- 1999 mv / 0.00 a 100.0ºc
0.1 mv /0.1 ºc
precisión (@ 20°c ) +/-0.01 ph
+/- 1 mv / +/-0.4 ºc
desviación emc típica +/-0.05 ph
+ /-5 mv / +/-1 ºc
calibración de ph manual 2 puntos con potenciómetro de offset y slope
calibración de desviación +/-1 ph
calibración de curva de 85 a 105%
compensación de temperatura automática de 0 a 70 ºc con sonda de temperatura o fija a 25 ºc
electrodo: hi 1217d, combinado con sensor de temperatura interno, gel interior, doble unión, conector din, cable 1m (incluido).
impedancia de entrada 10 (12)ohm
duración y tipo de pila 1 x 9v / 100 horas
condiciones de trabajo 0 a 50°c ; rh 95% dimensiones 185x 82x 45 mm
peso 520 g 570 g
PRECISION +/- 0.01, COMPENSACION AUTOMATICA DE TEMPERATURA. (pHep5). INCLUYE BUFFER PH 4 Y 7 Y POTASIO CLORURO 3M.
PHMETRO-CONDUCTIVIMETRO 0-3999 uS/cm, MEDIDOR DE SOLIDOS 0-2000 ppm Y TEMPERATURA. (COMBO). INCLUYE BUFFER PH 4 Y 7, POTASIO CLORURO 3 M Y PATRON DE CONDUCTIVIDAD
Rango CE 0 - 3999 µS/cm
TDS 0 - 2000 ppm
pH 0.00 - 14.00 pH
Temperatura 0.0 - 60.0 °C o 32.0 - 140.0 °F
Temperatura 0.1 °C o 0.1 °F
Precisión (@ 20°C/68°F)CE/TDS ±2% Escala llena
Temperatura ±0.5 °C o ±1 °F
Desviación EMC típico EC/TDS ±2% Escala llena
Temperatura ±1 °C o ±1 °F
Calibración EC/TDS Automático en 1 punto
pH 1 o 2 puntos con 2 juegos de soluciones memorizados
Compensación para temperatura EC/TDS
BETA (ß) = programable de 0.0 a 2.4 / °C en pasos de 0.1
Factor de conversión de CE / TDS Programable de 0.45 - 1.00
Medio ambiente 0 - 50°C (32 - 122°F)
Pila / Vida 4 x 1.5V / 100 horas
Dimensiones 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
Peso 85 g (3 oz.)
pH / CE / TDS / temperatura (4 medidas!!)
Duro, impermeable al agua, flotante
Temperatura en °C y °F
CE (Conductividad Eléctrico) en micro siemens
TDS (Sólidos Disueltos Total) en ppm
Reconocimiento automático de dos juegos de soluciones
Compensación automático para temperatura (ATC)
Factor de conversión CE/TDS programable
PHMETRO DE MESA
MICROPROCESADOR (pH, MV, ºC) ELECTRODO DE VIDRIO. COMPENSACION AUTOMATICA TEMPERATURA, (+/-0.01ºC), CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. Digital, de mesa. Escala 0-14, Sensibilidad 0.01. 110/220 V, 60 Hz. Juego de soluciones patrón de pH 4.00, 7.00 y 11.00, vaso de polipropileno, cubierta y franela y manual de funcionamiento en español.
PH METRO DE MESA MARCA ORION MODELO 420A
MICROPROCESADOR (pH, MV, ºC) ELECTRODO DE VIDRIO (Nuevo). COMPENSACION AUTOMATICA TEMPERATURA, (+/-0.01ºC), CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. Digital, de mesa. Escala 0-14, sensibilidad 0.01. 110/220 V, 60 Hz. Juego de soluciones patrón de pH 4.00, 7.00 y 11.00, vaso de polipropileno, cubierta y franela y manual de funcionamiento en español.
PH METRO MARCA SCHOTT MODELO CG 843P
Pantalla en lcd multifuncional, compensacion automatica de temperatura; puede almacenar hasta 800 datos, impresora termica con salida rs 232 interfaz, fuente 110/220v opcional, soluciones
Nota: uds tienen el electrodo.
PHMETRO DIGITAL MARCA LUTRON, MODELO PH-207
ELECTRODO 0 - 14 PH, Dimensión 185 x 78 x 38 mm
Rango / resolucion 0.0 a 14.00 ph / 0,01 ph
Rango temperatura 0,0 to 65,0 ℃ x 0.1 ℃ / °f
Compensacion temperatura automatical: 0 a 65 °c y manual
Calibracion manual por potenciometro ph4 ph7
Con electrodo para alimentos pe-04hd electródo de punción p/ ph, capacidad 0-14 ph.
Para medición de suelo, carne, quesos, etc.
Exactitud ± (0.03 ph + 2 d) / ± (0.5% + 2 d) / ± 1℃
Alimentacion bateria 006p dc 9v
PH METRO DIGITAL PORTATIL MARCA ORION, MODELO 250 A
Auto calibración 3 puntos con elección de 3 memorias
• resolución ph selectiva 0.01/0.1
• registro de datos interno 25 puntos
(orion) el modelo 250a es multi-uso, manejado con una mano, tiene una funda para guardar el eléctrodo y el cable. La calibración es rápida, fácil y precisa al usar la auto calibración de 2 etapas (memoria interior de reconocimiento), el cálculo automático y el valor de la pendiente del electrodo. El módulo mv permite una fácil medición orp. El medidor permite la selección de velocidad o exactitud con resolución selectiva y exposición simultánea de ph y temperatura. El modelo 250a tiene comunicación rs232 al conectarse opcionalmente a la impresora.
Rango ph -2.00 a 19.99 -2.
Resolución 0.01/0.1 0.01
Exactitud relativa ±0.02
Pendiente 80 a 120%
Reconocimiento de memoria 3 temperatura
Rango de temperatura -5.0 a 105°c
Exactitud relativa ±1.0°c
Rango milivoltios (resolución) ±1600.0 (0.1) mv
Exactitud relativa ±0.2 mv o ± 0.05% de lectura, cualquiera que sea mayor.
Milivoltios relativos
Rango relativo milivoltios (resoluc.) ±1999.9 (0.1) mv
Exactitud relativa ±0.2 mv o ± 0.5% de lectura, cualquiera que sea mayor.
Visor lcd a pedido
Entradas un bnc, un pasador energía atc
Salidas rs232
Energía una batería de 9v alcalina o de litio, o adaptador para 110 para 220 volts.
Aprobadas por csa, nrtl
Requerimientos del medio ambiente (5°c a 45°c y 5 a 85% humedad relativa, no condensada)
PHMETRO DE MESA HI 2211
CON MICROPROCESADOR (pH, MV, ºC) ELECTRODO DE VIDRIO.COMPENSACION AUTOMATICA TEMPERATURA, (+/-0.01ºC), CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. INCLUYE BUFFER PH 4, 7 Y POTASIO CLORURO 3M. • Rango pH -2.00 a 16.00
• PH Rango mV ±399.9 mV; ±2000 Mv
• Rango Temperatura -20.0 a 120.0 ºC
• Resolución pH 0.01 pH
• Resolución mV 0.1 mV; 1 mV
• Resolución Temperatura 0.1°C
• Precisión (@20°C) pH ±0.01 pH
• Precisión mV ±0.2 mV (±399.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)
• Precisión Temperatura ±0.5°C hasta (0.0 - 100.0°C); ±1°C fuera del rango; (excluyendo error de sonda)
• Compensación de Temperatura Automática (con sonda HI 7662) o manual de -20.0 a 120.0 ºC
• Calibración de pH Automática en 1 ó 2 puntos de calibración con 5 buffers memorizados (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
• Electrodo pH HI 1131B, cuerpo de vidrio, unión simple, rellenable, conector BNC y cable de 1m
• Sonda Temperatura HI 7662 (incluido)
• Impedancia de Entrada 1012 Ohm
• Energía Adaptador 12 VDC Condiciones ambientales 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max. 95% Dimensiones 235 x 222 x 109 mm Peso 1.3 Kg
PH METRO DE MESA PORTATIL MARCA BECKMAN, MODELO 720
INCLUYE ELECTRODO NUEVO
ADAPATADOR 110 A 12V
PH METRO DE MESA MARCA METTLER MP 225
Dispositivos de medición de mesa para el laboratorio, rango de ph -2.00 a 16.00, mv +/- 1999 mv, temperatura -5.0 a 105.0ºc, resolución ph 0.01, mv 1, temperatura 0.1, compensación auto/manual, display lcd, incluye electrodo en vidrio para alimentos. 110v.
WTW pH-metro modelo pH-330
pH robusto y resistente al agua con pilas / mV con una función de registrador de datos, reloj en tiempo real, funciones de GLP-de apoyo, para la calibración de pantalla conmutable entre el pH y mV. Multical automatic calibration with buffer recognition, automatic temperature compention. MULTICAL calibración automática con el reconocimiento de amortiguamiento, compention automático de la temperatura.
PH METRO DE MESA MARCA HANNA REF. HI 223
Con microprocesador (ph, mv, °c) electrodo en vidrio. Compensación automática de temperatura, (+/-0.001ºc), calibración automática. Con calcheck y registro de datos. Rango -2 a 16 y res. 0.001 unid. Rango de temp de -20 a 120ºc, atc, 7 valores de buffer memorizados. Incluye electrodo en vidrio ph hi1131b y sonda de temperatura hi7669/2w. Registra hasta 500 puntos.
PHMETRO EXTECH INSTRUMENTS OYSTER
PHmetro portátil, digital.
Compensación automática de temperatura para lectura de conductividad y manual para lectura de pH
Rangos: pHmetro: 0.01 a 14.00 Ph con exactitud de 0.02Ph,
El kit incluye: el medidor, un mini electrodo de Ph, buffers, batería de 9V, correa y estuche de transporte.
PH METRO DIGITAL PORTÁTIL MARCA LUTRON
MODELO PH 207 HA
Circuito con microprocesador, medición de ph (0-14), tensión: 0-1999mv, temperatura 0-100°c, retención de lectura, máximos mínimos y promedios, compensación de temperatura, electrodo pe-03 (ph) y sensor tp-07l (temperatura).
REF:PH-2003 (4120300)
- equipo portátil para medidas de campo
- compensación de temperatura manual de 0 a 60 ºc, con entrada por teclado de la temperatura. (no mide temperatura).
- calibración automática en 2 puntos con reconocimiento de patrones de ph 4, 7 y 9.
- conector bnc para la conexión del electrodo.
- incluye: maletín de transporte, electrodo de ph con soporte y patrones de ph 4, 7 y 9
- rango precisión resolución
Ph: 0 a 14 • +-0,03 0,01
Mv: +-1400 • +-2 1
- impedancia de entrada: 5 x 1011 ohm..
- tensión alimentación: 2 pilas de 1.5v
- dimensiones (alto x ancho x fondo): 17 x 7.5 x 3 cm
PHMETRO PORTATIL JENWAY (UK) MODELO 370271
Phmetro portatil. Ph/mv, °c con electrodo de vidrio, ph (-2,00 - 16,00), (+/-0,01ph), mv (+/- 1999,9), ºc(-10,0-105ºc), compensacion automatica de temperatura, con almacenamiento de datos. Incluye buffer ph 4 y 7 y potasio cloruro 3 m 370271-v.
PHMETRO DIGITAL P/MEDICIÓN DE PH Y TEMPERATURA
MODELO: REF PH 208
• Peachímetro digital portátil
• Microprocesado
• Ph 0 a 14
• Mv 0 a 1999
• Temperatura 0 a 100grc
• Retención de lectura, máximo, mínimo y promedios
• Salida rs232
Electrodo pe-03 incluido

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución