Source: http://cnme.es/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=177
Timestamp: 2017-06-29 05:31:37+00:00

Document:
Centro Nacional de Microscopía Electrónica - JEOL JEM ARM200cF: Con aberración corregida en la lente condensadora
Inicio	Microscopios	JEOL JEM 1010 JEOL 6400 JSM	JEOL JEM 2100	JEOL JEM 3000F	JEOL JSM 6335F	JEOL. Superprobe JXA-8900 M.	Microscopio de Fuerzas Atómicas (AFM)	PHILIPS CM200FEG	JEOL JEM 2000FX	JEOL JEM ARM200cF: Con aberración corregida en la lente condensadora	JEOL JSM 7600F	JEM GRAND ARM300cF: Con aberración corregida en la lente objetivo	JEOL JEM 1400	Reservas	Biblioteca	CNME	Acerca del CNME	Objetivos	Noticias	Personal	Dónde estamos	Contacta con nosotros	Plano del Centro	Tarifas	Tarifa A	Tarifa B	Tarifa C	Puntas	JEM ARM 200cF	Ayuda	Descarga de archivos	Acceso a la carpeta en el servidor	Protocolo de Acceso	Comité Científico Protocolo de Acceso	Actividad Científica	JEM 1400	Detalles	Categoría: FEDER	Especificaciones Técnicas:
Tensión de aceleración: De 40 kV a 120 kV. En pasos de 33 V
Modos de trabajo: TEM y STEM
Resolución: Modo TEM:
0,38 nm entre puntos.
0,2 nm entre líneas
Modo STEM: 2,0 nm Dispositivo de barrido en transmisión STEM Mode
Sistema de adquisición de imagen STEM
Aumentos Modo TEM: 50x a 1.200.000x
Modo STEM: 120x a 2.000.000x
Longitud de la cámara de 15 cm a 350 cm. en SA DIFF y de 4 m a 80 m en HD DIFF.
Cañón de electrones: Cañón de tipo termoiónico con filamento de W o de LaB6. El filamento LaB6 permite una mayor luminosidad y coherencia del haz de electrones. Este tipo de filamento tiene una vida media muy superior al de wolframio reduciendo el riesgo de paradas por rotura del filamento.
Calentamiento automático del filamento
Válvula de separación de cañón y columna para mantener el vacío en cambios de filamento.
Alineamiento de ejes (inclinación y desplazamiento) electromagnético
Sistema neumático de elevación del cañón para cambios de filamento.
Lentes Condensadoras:
Tres lentes condensadoras con zoom para el spot de iluminación.
Se puede controlar el brillo en modo zoom.
Tres aperturas de 20, 100 y 300 µm de diámetro con posiciones prefijadas
Corrector de astigmatismo electromagnético memorizable.
Alineación (inclinación y desplazamiento) electromagnética, memorizable.
Cambio de “bright/dark field” instantáneo con memorización para ambas condiciones, mediante un solo pulsador.
Lentes Objetivos: Cuatro aperturas variables de 20, 40, 60 y 120 µm con posiciones prefijadas.
Dos lentes objetivos
Ayuda al enfoque mediante Wobbler.
Posibilidad de programar pasos de desenfoque para aumentar contraste.
Búsqueda automática de foco con programación de intervalos.
Sistema de lentes intermedias:
Corrector de astigmatismo electromagnético memorizable
Libres de rotación de imagen y distorsión
Incorpora sistema de orientación electromagnética de imagen. Permite rotar la imagen en la pantalla del microscopio el ángulo deseado.
Tres lentes intermedias, tres diafragmas de 20, 100 y 300 µm de diámetro
Lente Proyectora: Una libre de distorsión.
Total tres lentes de iluminación y seis lentes de formación de imagen.
Control automático de la secuencia de vacío.
Presión en la cámara de muestras de 10-5 Pa
Desgasificación de la columna programable.
Reloj de puesta en marcha automática del microscopio mediante bombas difusoras en cascada, con trampas refrigeradas por agua.
Cuenta con dispositivos de aviso y protección contra fallos de alimentación eléctrica, agua, vacío, alta tensión y exceso de corriente de emisión
El microscopio posee un doble control para evitar la caída del sistema de vacío en caso de fallo del ordenador
Cámara portamuestras:
Goniómetro eucéntrico de entrada lateral con movimiento piezoeléctrico
Movimiento de la muestra en 5 ejes X, Y, Z inclinación y rotación.
Cambio de muestras mediante pre-cámara con sistema automático de evacuación.
Trampa anticontaminación refrigerada por LN2
Indicador digital e posición X,Y de la muestra en la pantalla del sistema
Posiciones de la muestra memorizables.
Portamuestras:
- Estándar: ± 25º con portamuestras de cambio rápido
- Portamuestras de doble inclinación analítico (Be)
Sistema de microanálisis:
Tipo SDD (Silicon Drift Detector) refrigerado termoeléctricamente, no necesita nitrógeno líquido para su refrigeración.
85 mm² de área activa
Resolución de 127eV medidos en la línea K del Mn a 20.000 cps con ventana ultra delgada.
Programas de análisis de datos con programas de análisis cualitativo y cuantitativo:
Software de adquisición de espectros, análisis cualitativo y cuantitativo. Es un sistema guiado que permite una gran productividad del sistema
Mapeado de elementos: Utilizado para investigar la distribución espacial de los componentes de la muestra. Permite el mapeado de los elementos.
Análisis puntual: Permite realizar análisis puntuales o de áreas utilizando una imagen capturada como guía
Cámara CCD de alta resolución:
Posición de la cámara: Bottom
Tamaño del CCD 2048x2048 píxeles
Frame rate: hasta 30 fps, binning 4x (512x512)
Voltaje de trabajo entre 60 y 120 kV
Software de control y procesado de imágenes
Centellador: fosforo de alta resolución
Acoplamiento por fibra óptica 1:1 que optimiza la recolección de la señal.
Posibilidad de utilizar binning 1x, 2x o 4x
Area activa 36mm x 24mm
Lectura del CCD completo o sub área.
Velocidad de lectura 30 MHz / 5 MHz
Circuito cerrado de refrigeración por agua de alta estabilidad
JEM GRAND ARM300cF: Con aberración corregida en la lente objetivo	Detalles	Categoría: FEDER	RESERVAS
Para solicitar cita en el GRAND ARM300cF rellenar y enviar a la dirección de mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. el siguiente archivo:Proposal GRAND ARM 300cF
DISPONIBLE El CNME ha instalado, durante la anualidad 2015, un microscopio electrónico de transmisión, GRANDARM300cFEG, equipado con corrector de aberración en la lente objetivo. Este nuevo microscopio complementa al ya instalado (ARM200cF), ya que mientras que el primero está especialmente diseñado para obtener resolución atómica a nivel composicional el segundo lo está para obtener resolución atómica estructural de 0.5 Å. Esto permitirá resolver problemas cristalográficos complejos a nivel atómico como pequeñas distorsiones de red o presencia de defectos puntuales que modifican las propiedades de los materiales, así como la visualización de átomos pequeños como H y Li. La configuración de este microscopio permite trabajar a voltajes aún más bajos: 60 KV. Esto es crucial para la investigación de nuevos materiales electrónicos: poliméricos e híbridos de base orgánica que actualmente están experimentando un enorme interés para el desarrollo de antenas ópticas, LEDS, células solares y transistores.
JEM ARM200cF: Con aberración corregida en la lente condensadora	RESERVAS
Para solicitar cita en el JEOL JEM ARM200cF rellenar y enviar a la dirección de mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. el siguiente archivo:Proposal ARM 200F
Voltaje de aceleración: de 80 kV a 200 kV. Alineación a 80, 100 y 200 KV
Resolución en energía a 200 kV: 0,3 eV
Estabilidad de la Alta Tensión: 0,5 ppm
Brillo a 200 kV: 1x109 A/cm2 sr
Lente Condensadora compuesta de tres lentes con corrector de aberración esférica. El control y alineamiento del corrector está integrado en el software de control del microscopio.
Apertura de la lente condensadora: Con 8 aperturas de tamaño variable
Lente Objetivo: Compuesta de dos lentes
Modo TEM: 0,2 nm
Modo STEM: 0,08 nm
Campo claro BF
Campo oscuro DF
Detector BF
Detector DF
Detector HAADF (anular alto ángulo campo oscuro)
Detector BF (anular campo claro)
Goniómetro: Eucéntrico con motorización piezoeléctrica.
Portamuestras de doble inclinación de bajo fondo
Portamuestras de alto ángulo de inclinación para tomografía
Filtro de imagen por energía
De última generación con resolución en energía de 0,1 eV con apertura 2,5 mm. Detectores BF/DF. Software de control y adquisición de imágenes y espectros.
Cámara CCD para registro de imagen
Cámara de 2K x 2K de alta sensibilidad y compatible con el filtro de energía
Sistema de microanálisis por dispersión de energía
Detector sin nitrógeno líquido. Área activa de al menos 50 mm2 y resolución de 129 eV.
Software de última generación para la adquisición y manejo de espectros. Mapeado digital de rayos-X. Software de compensación de la deriva del haz electrónico.
JSM 7600F	Microscopio de barrido JEOL JSM 7600F, cañón de emisión de campo y sistema de análisis elemental eds y detector de electrones “in lens”.
Electrones secundarios (SEI):
1.0nm a 15 kV
1,5nm a 1 kV en modo GB
2,5nm a 1kV en modo SEM
Voltaje de aceleración:
0.1 a 30 kV
0,5 a 30 kV en modo SEM
10 V cada paso desde 0.5 a 2.9 kV
100 V cada paso desde 2.9 a 30 kV
0.1 a 4 en modo GB
Tipo: Schottky emisión de campo
Emisor: ZrO/W
Alineamiento: Deflexión mecánica y electromagnética
Platina totalmente eucéntrica control por ordenador y movimientos motorizados (X, Y, R, T, Z) con corrección de backlash
Movimientos de muestras
Eje X: 70 mm
Eje Z: 1,5 a 25 mm (continuo)
Inclinación (T): –5º a +70º
Rotación (R): 360º
Sistema de detección de electrones
Detector “in lens” SEI/BEI: Upper. Colector, centellador, guía de luz y tubo fotomultiplicador
Detector en cámara de muestras: Colector, centellador, guía de luz y tubo fotomultiplicador. SEI
Detector BE de bajo ángulo Sistema de vacío
Cámaras cañón/intermedia: Bombas iónicas de ultra alto vacío
Cámara de muestras: Sistema automático de bomba turbomolecular
Válvula aislamiento de la cámara de cañón
Bombas iónicas (SIP)
Tanque de reserva de vacío.
Microscopios	JEOL JEM ARM200cF: Con aberración corregida en la lente condensadora	Inicio de Sesión
JSM 6400 Microscopio de Fuerzas Atómicas (AFM)
Back to Top	© 2017 Centro Nacional de Microscopía Electrónica

References: Resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución