Source: http://apliter.com/es/producto-workswell-wiris
Timestamp: 2019-05-27 14:18:33+00:00

Document:
Producto | Apliter
Workswell WIRIS – cámara termográfica para drones
Sistema térmico avanzado para UAV
El sistema de imagen térmica para drones Workswell WIRIS es un sistema compacto que combina una cámara térmica, una cámara digital y una unidad de control.
El Workswell WIRIS no es solo otro dispositivo que se puede acoplar a tu dron. El Workswell WIRIS es un equipo que proporciona a tu dron infinidad de nuevos usos y para muchas empresas es la razón exacta por la que deben adquirir un dron! Ofrecemos a nuestros clientes soluciones completas, incluyendo drones listos para volar.
Ficha Técnica 2ª Gen
Workswell WIRIS 2ª gen
Desde finales de 2016, la segunda generación de Workswell llamada “WIRIS 2nd gen” ha estado disponible. A parte de su rango extendido de temperatura de hasta 1.500ºC (utilizando un filtro de alta temperatura), la segunda generación de Workswell WIRIS ofrece las siguientes funciones:
GPS más rápido de 10Hz con conector jack
Nuevo formato TIFF para almacenamiento de imágenes
Posibilidad de controlar el equipo mediante TCP/IP
Las horas en tiempo real son significativamente más precisas ahora.
Salidas digitales para sincronización de autopiloto y GPS
Fuente de alimentación estable integrada para el receptor RC
4 puntos de sujeción para una fácil instalacion en gimbal
Por esta razón ahora solo hay 7 entradas digitales PWM disponibles (la octava se utiliza para SBus)
Cámara termográfica Workswell WIRIS
Las lentes seleccionadas
Control mediante un mando estándar de radiocontrol
El Workswell WIRIS supone una revolución entre los sistemas de imagen térmica, principalmente debido a la posibilidad de controlarlo totalmente y en tiempo real durante el vuelo mediante un mando estándar de RC.
Totalmente radiométrica y con medición de temperatura
Es posible visualizar y almacenar los datos de imagen totalmente radiométricos y calibrados (imágenes y vídeo) de forma remota. Es decir, los registros que contienen toda la información sobre los parámetros de captura, los cuales se pueden procesar posteriormente con el software suministrado.
Si el trabajo requiere visualizar objetos lejanos, entonces agradecerás la opción del zoom digital. Para la cámara digital el zoom permite aumentar hasta 16x; en el caso de la cámara térmica el zoom permite aumentar hasta 14x (con resolución 640x512.
Fotogrametría y modelos 3D
La imágenes capturadas con el sistema son totalmente radiométricas y contienen información acerca de las coordenadas GPS en el archivo de metadatos EXIF. Estas imágenes pueden ser posteriormente utilizadas para crear modelos 3D con la ayuda de software especializado (por ejemplo el Pix4D).
Es posible trabajar con las imágenes producidas en un PC. Es posible modificar todos los parámetros y cambiar la configuración. Es posible insertar en la imagen otras funciones de medida (temperatura en un punto, máximo y mínimo en un área, perfil térmico, etc.) y muchas otras funciones y características.
Puedes vincular los datos de temperatura de la imagen con los valores de un receptor GPS externo. Los datos del GPS se guardan en la parte EXIF del archivo JPEG y quedan disponibles para su uso.
Transmisión inalámbrica HDMI
La salida de vídeo para el sistema WIRIS es HDMI estándar. Utilizando el sistema Connex se pueden transmitir inalámbricamente imágenes a una distancia de hasta 1 quilómetro! En el monitor estándar de la unidad de control puedes ver la salida de vídeo, así como todos los menús y las otras funciones del sistema
Todos los sistemas de imagen térmica Workswell WIRIS se envían totalmente calibrados junto con su certificado de calibración. La precisión de medición de cada uno de los sistemas WIRIS se comprueba utilizando fuentes de radiación de cuerpo negro en todo el rango de temperaturas de la cámara.
Modos y alarmas
Imagen infrarroja estándar
El modo estándar permite a los usuarios seleccionar la paleta de colores, analizar las temperaturas máximas y mínimas, seleccionar entre modo automático o manual para el rango de temperaturas y mostrar todos los datos en el mando del termógrafo en tierra.
Modo alarma (seguridad)
El modo alarma permite a los usuarios fijar límites de temperatura y ver (encontrar) solo objetos (o lugares) con una temperatura mayor o menor a la que se ha fijado. El modo alarma también se pueden configurar con un límite superior y otro inferior de temperatura para ver los objetos que se encuentren dentro de ese intervalo. Este es el modo clave para aplicaciones de seguridad e industriales. Análisis de máximo y mínimo también está disponible en este modo.
Modo cámara digital
El modo de cámara digital permite al operario ver el área en el espectro visible. La visión en paralelo de la cámara digital permite una mejor orientación espacial y el usuario puede guiar fácilmente al dron hacía la ubicación deseada.
Utilice nuestro sistema de muchas maneras
Nuestros clientes utilizan el Workswell WIRIS de muchas maneras diferentes y para decenas de aplicaciones. Esta galería de fotos y termogramas puede ayudarle a imaginar cómo el sistema podría ser útil para usted. Por favor, no dude en preguntar acerca de su aplicación!
Resolución 640 x 512 pixels 336 x 256 pixels
FPA Tamaño actico del sensor 1.088 x 0.8705 cm 0.5712 x 0.4351 cm
Rangos de temperatura -25°C to +150°C
+300ºC a +1.500ºC (con filtro opcional) -25°C to +150°C
+300ºC a +1.500ºC (con filtro opcional)
Sensibilidad térmica 0.05°C (50mK)
0.03°C (30mK) disponible bajo demanda 0.05°C (50mK)
0.03°C (30mK) disponible bajo demanda
Precisión ± 2% or ± 2°C ± 2% or ± 2°C
Rango espectral 7.5 – 13.5 μm 7.5 – 13.5 μm
Calibración Sí, se incluye certificado de calibración
Sí, se incluye certificado de calibración
Enfoque Manual Manual
Tipo de detector Microbolómetro VOx no refrigerado Microbolómetro VOx no refrigerado
Lentes Intercambiables y enfocables, varios campos de visión Intercambiables y enfocables, varios campos de visión
Lentes disponibles 18°, 32°, 45°, 69° 17°, 25°, 35°, 45°
Zoom digital 1 – 14x continuous 1 – 11x continuous
Cámara digital (visible)
Resolución 1 600 x 1 200 pixels 1 600 x 1 200 pixels
Enfoque Fijo Fijo
Zoom digital 1 – 16x continuous 1 – 16x continuous
Modos visualización
Modos Modo IR, Modo Cámara Digital Modo IR, Modo Cámara Digital
Vista Multimodo (PiP) Sí Sí
Temp. Max/Min/Centro Detección automática punto caliente y frío. Medida temp. en punto central. Detección automática punto caliente y frío. Medida temp. en punto central.
Rango de temperatura Automatic or manual Automatic or manual
Reloj en tiempo real Mostrado en el monitor y guardado con cada imagen Mostrado en el monitor y guardado con cada imagen
Tamaño de la memoria Cálculo de la memoria disponible a bordo en tiempo real Cálculo de la memoria disponible a bordo en tiempo real
Zoom digital Hasta 14x en cámara térmica, hasta 16x en cámara digital Hasta 14x en cámara térmica, hasta 16x en cámara digital
Tiempo para corrección de Nouniformidad (NUC) Se puede establecer el intervalo de tiempo en que se realizará el NUC Se puede establecer el intervalo de tiempo en que se realizará el NUC
Información del GPS Número de satélites, altitud, velocidad, posición GPS Número de satélites, altitud, velocidad, posición GPS
Idiomas Inglés, Francés, Español, Aleman y Checo Inglés, Francés, Español, Aleman y Checo
Entradas digitales 7 entradas digitales PWM para el control total del WIRIS durante el vuelo
Protocolo SBus Soporta hasta 18 canales utilizando solamente un cable
Trigger PWM Mediante servo conectores (PMW) vía controlador del UAV
Fuente de alimentación PWM Fuente alimentación integrada para transmisores RC (5 V)
Trigger externo (TTL Trigger) Imágenes: se pueden guardar cada 500ms con trigger Vídeo: inicio o para de grabación con trigger
Salidas digitales Trigger confirmación autopiloto y sincronización GPS
Menú de navegación completo Con solo 2 entradas digitales (Arriba/Abajo - Ok/Cancelar vía controlador del UAV)
Grabación de imagen Guardadas mediante PWM, SBus o trigger externo (TTL)
Grabación de vídeo Se puede iniciar/parar mediante PWM, SBus o trigger externo (TTL)
Cambio modo visualización Se puede cambiar mediante trigger a través de las entradas digitales
Control de paletas Las 19 paletas se pueden cambiar a través del controlador del UAV durante el vuelo
Otras funciones controlables Ajustes del rango de temperatura, Modo de Alarma (isotermas), análisis del punto Max/Min/Central, Zoom, captura de imagen, captura de vídeo, modos, etc.
Memoria Interna: de 32 GB (hasta 80.000 imágenes o 200 minutos de vídeo)
Externa: Grabación directa contra una memoria USB
Grabación imagen Imagen radiométrica e imagen JPEG digital se puede guardar mediante trigger. Formato de imágenes radiométricas: JPEG o TIFF
Grabación vídeo Grabación de vídeo radiométrico se puede iniciar/parar con trigger
Grabación periódica de imágenes Sí, intervalo ajustable entre 1 y 60 s (IR y digital guardado con trigger)
Info. localización GPS Los datos GPS se almacenan en EXIF cuando se conecta un GPS externo.
Control remoto Los datos se graban mediante PWM, SBus o trigger externo (TTL)
Gestión de archivos Las imágenes y videos de cada vuelo se almacenan en carpetas separadas
Transferencia de archivos Las carpetas seleccionadas se transfieren al disco flash USB
Funciones de medida Punto central, detección punto caliente/frío, detección picos Max/Min
Modo de alarma (isoterma) Superior, Inferior, Intervalo, Superior & Inferior
Detección punto Caliente/Frio Detección automática de puntos calientes y fríos con valores de Temperatura
Detección picos Max/Min Intervalo de medición de 1 a 100s
Unidades de Temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Corrección de Emisividad Ajustable directamente en la WIRIS o con el Software
Otras correcciones Temperatura aparente reflejada y temperatura atmosférica
Workswell CorePlayer Software de análisis de imágenes y vídeos
Workswell ThermoFormat Útil para el tratamiento procesamiento masivo de imágenes IR
Interficie Standard HDMI (digital) Standard HDMI (digital)
Resolución 1280 x 720px, 1024 x 768px, 1024 x 600px, 800 x 600px 1280 x 720px, 1024 x 768px, 1024 x 600px, 800 x 600px
Formato 16:9 16:9
USB 2.0 Transferencia de datos y actualización del sistema a través de flash USB
GPS (10 Hz) Protocolo NMEA, TTL 5V logic
GPS externo El GPS se puede conectar mediante Mavlink o CAN bus
SBus Soporta hasta 18 canales utilizando un único cable
CAN bus (bajo demanda) Sí
Mavlink Sí
Ethernet (bajo demanda) TCP/IP control y streaming de datos
Voltaje de alimentación De 6 a 36 V CC
Energía disipada < 6 W (máx. 8 W durante la calibración que dura aprox. 0.5 segundos)
Conector de alimentación Coaxial 2.1 x 5.5 mm, clavija - GND
Dimensiones 135 x 77 x 69 mm
Peso < 390 g
Montaje 4 x 1/4-20 UNC thread (on bottom and top side)
Resolución 640 x 512 pixels Campo de visión Resolución espacial Tamaño de pixel
Distancia focal 9 mm FOV 69° x 56° 1.889 mrad from 1 meter 1.9 cm from 10 meters
Distancia focal 13 mm FOV 45° x 37° 1.308 mrad from 1 meter 1.3 cm from 10 meters
Distancia focal 19 mm FOV 32° x 26° 0.895 mrad from 1 meter 0.9 cm from 10 meters
Distancia focal 35 mm FOV 18° x 14° 0.486 mrad from 1 meter 0.5 cm from 10 meters
Resolucion 336 x 256 pixels Campo de visión Resolución espacial Tamaño de pixel
Distancia focal 6.8 mm FOV 45° x 35° 2.5 mrad from 1 meter 2.5 cm from 10 meters
Distancia focal 9 mm FOV 35° x 27° 1.889 mrad from 1 meter 1.9 cm from 10 meters
Distancia focal 13 mm FOV 25° x 19° 1.308 mrad from 1 meter 1.3 cm from 10 meters
Distancia focal 19 mm FOV 17° x 13° 0.895 mrad from 1 meter 0.9 cm from 10 meters

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución