Source: https://grafinta.com/productos/geotek-mscl-sensor-xrf-2/
Timestamp: 2019-04-23 22:19:06+00:00

Document:
MSCL-XRF – Grafinta
MSCL-XRF	Wim	2019-04-12T12:12:44+00:00
Geotek XRF: Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X (XRF)
Geotek ofrece una gama de equipos especializados de escaneo / registro de núcleos que utilizan espectrómetros XRF para adquirir abundancia elemental de la superficie de sedimentos y núcleos de roca. La capacidad de escanear continuamente muestras de núcleo utilizando técnicas tanto petrofísicas como espectroscópicas es un producto exclusivo de Geotek. Los espectrómetros XRF ahora se pueden integrar en sistemas MSCL nuevos o existentes.
Una MSCL es la plataforma perfecta para adquirir datos XRF, ya que ofrece una geometría de medición estable y repetible con cada profundidad de medición registrada conjuntamente con otros sensores de espectroscopia y petrofísicos. Geotek ofrece dos espectrómetros XRF: el Geotek XRF ultra sensible y de alta resolución, y el popular Olympus Delta de mano. Estos son compatibles con una gama de diferentes sistemas MSCL que incluyen: el MSCL-S estándar, el MSCL-XZ y la estación de trabajo de múltiples núcleos / de caja con núcleos, el MSCL-XYZ.
APLICACIONES DE DATOS XRF
Casi cualquier aplicación geológica, geoquímica o petrofísica se beneficia de la capacidad de maximizar la recuperación de datos del material del núcleo. Los sistemas MSCL de Geotek logran esto combinando de manera única el XRF de núcleos con otras mediciones de espectroscopia y petrofísica.
Ejemplo de conjunto de datos MSCL con XRF, espectrofotometría de color, susceptibilidad magnética e imagen de escaneo de líneas de alta resolución
PETRÓLEO & GAS / NO CONVENCIONAL
Corroboración de la concentración elemental de fondo de pozo.
Núcleo para registrar integración y correlación.
Interpretación de propiedades de mineralogía y matriz.
Vinculación de rayos gamma centrales con densidad y contenido elemental
Identificación de metales traza e identificación de minerales.
Abundancias elementales almacenadas automáticamente y exportadas como archivo ASCII.
Co-registro de profundidad de datos elementales con propiedades físicas y magnéticas para la evaluación de recursos
Evaluación de procedencia de sedimentos.
Correlación cama / unidad
Caracterización del cemento.
Derivación o proxy para la distribución de minerales.
Identificación del movimiento de masas
Abundancias elementales utilizadas como sustituto del cambio ambiental.
Identificación de cenizas volcánicas o escombros con hielo
Caracterización de palaeosoles y muestras de sedimento / núcleo de roca.
Resolución de registro descendente de 100 µm para estudios de alta resolución sobre el cambio climático
Identificación de metales pesados.
Se puede integrar con imágenes de rayos ultravioleta para la identificación de hidrocarburos
Mediciones basadas en el campo
ESPECTRÓMETRO GEOTEK XRF DE ALTO RENDIMIENTO
El espectrómetro de fluorescencia de rayos X Geotek (XRF) es extremadamente sensible y adquiere abundantes elementos precisos de la superficie de los sedimentos y núcleos de roca, y ofrece una sensibilidad superior para los elementos ligeros.
Espectrómetro Geotek XRF ultra sensible con susceptibilidad magnética puntual
El detector de deriva de silicio de gran área (SDD) de alto rendimiento con una celda de medición con enjuage de helio mejora considerablemente la sensibilidad, especialmente para los elementos ligeros como Mg, Al y Si
La gama más amplia de elementos desde Mg hasta U en niveles de ppm
Las ranuras de rayos X motorizadas permiten una resolución espacial de puntuación inferior de 100 µm o menos
El sofisticado filtro deslizante reduce los límites de detección en una amplia gama de elementos y permite que se iluminen diferentes áreas del núcleo cruzado, perfecto para estudios de alta resolución de láminas de inmersión
Fuente de rayos X sellada de baja potencia para una larga vida útil (> 10,000 horas) sin mantenimiento
Una geometría única de acoplamiento cerrado para una alta eficiencia a menor potencia del tubo de rayos X
El software de diseño personalizado y fácil de usar se comunica automáticamente con el registrador para adquirir, interpretar y mostrar los espectros de fluorescencia con abundancia de elementos durante la adquisición
Las mediciones precisas se aseguran a través de una combinación de algoritmos de ajuste óptimo y deconvolución con un conjunto de análisis cuantitativo propietario.
ESPECIFICACIONES DEL SENSOR GEOTEK XRF
FUENTE DE RAYOS-X: 15W / 50kV, ánodo Rh que permite la detección de azufre, enfriado por aire
DETECTOR DE RAYOS-X: Detector de deriva de silicio de Canberra, 15mm2 o 80mm2, FWHM: ~160eV Mn Kα
ANÁLISIS ESPECTRAL: bAxil
ELEMENTOS DETECTADOS: Mg a U
RESOLUCIÓN EN EL TESTIGO (DOWNCORE): 0.1 a 10 mm
ANCHO DE LA MEDICIÓN EN EL TESTIGO (CROSSCORE): 5, 10 o 15 mm
ESPECTRÓMETRO OLYMPUS DELTA XRF
Geotek ha integrado uno de los espectrómetros XRF portátiles más populares del mercado en nuestros sistemas MSCL: Olympus Delta Professional (Delta XRF). A través de la participación limitada del operador, el software de diseño personalizado se comunica a la perfección con el Delta XRF para proporcionar datos XRF registrados de forma profunda durante la adquisición del registro. Cuando se monta en la MSCL, el sensor XRF está contrapesado con un peso ajustable, por lo que el instrumento solo toca ligeramente la superficie cuando se trabaja con un núcleo dividido envuelto en plástico suave.
Espectrómetro Olympus Delta XRF, sensibilidad magnético de sensor de punto y cámara de escaneo de líneas de alta resolución
Geotek utiliza el software de interpretación de Olympus para presentar los espectros adquiridos y mostrar automáticamente los resultados durante el registro junto con otros conjuntos de datos de propiedades físicas o químicas. Estos datos se pueden exportar fácilmente como un archivo ASCII para análisis adicionales. Además, el sensor se puede desmontar y usar como un dispositivo de mano si es necesario.

References: resolución

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 resolución