Source: https://es.scribd.com/document/54972406/Catalogo-Medidores-Gases
Timestamp: 2019-09-23 09:46:38+00:00

Document:
Catalogo Medidores Gases | Diodo emisor de luz | Batería recargable
guardarGuardar Catalogo Medidores Gases para más tarde
Luz Led de Freno y Posicion Para
Magistral 3. Los Signos de Puntuación
Mci Big White 2014
Frigoconservacion
Técnicas de control corrección F.P.
P-1 DenbighS61333.doc
TESIS DOCTORAL IMC CORREGIDA 15-02-19.pdf
Lab3EI2015II
labooooo focooo
PCE-GA3 PCE-LD 1 MF-420
Detector de gases con forma de bolígrafo para Detector de fugas para gases refrigerantes Medidor de CO2 para el control de espacios
gases inflamables R22, R134a, R410A, R407C ... cerrados
Este medidor de bolsillo es muy fácil de manejar. Este aparato de- El detector de fugas PCE-LD 1 es un detector de fugas de gases Este medidor de gas ha sido especialmente concebido para el con-
tecta gases inflamables y emite una alarma óptica en la pantalla refrigerantes de alta tecnología, que detecta todos los gases con trol de la calidad del aire en espacios interiores (hogares, escuelas,
LCD y una alarma sonora mediante un pitido intenso. Por ello es base CFC o HFC. Gracias a su sensibilidad este detector de fugas guarderías, lugares de trabajo, ect). Este aparato detecta el conte-
ideal para trabajadores que desean localizar esporádicamente ga- puede detectar todas las fugas de los sistemas refrigerantes aún nido de CO2 en el aire a una temperatura ambiente de -10 a +50
ses (revisión de instalaciones durante la visita a la fábrica). No es en ambientes contaminados por otros gases. El aparato le señala °C. En su interior se encuentra un nuevo sistema de medición por
necesario regular manualmente el aparato. Está controlado por un de forma óptica y acústica cuando detecta una fuga. El cuello de infrarrojos. El medidor de CO2 es ligero, compacto, no necesita
microprocesador que emite una alarma al alcanzar concentraciones ganso le posibilita medir en lugares de difícil acceso. mantenimiento en su uso normal, es duradero y móvil, y a pesar de
de gases de 100, 1000 y 10.000 ppm. Excepto el cambio de la ba- ello más económico que el resto de sistemas infrarrojos convencio-
tería, el medidor de gases está exento de mantenimiento. El sensor nales. Se puede montar en la pared o puede ser colocado en una
está calibrado para detectar gases inflamables en el aire. • Manejo muy sencillo estantería y puesto en funcionamiento con el componente de red.
• Ideal para gases refrigerantes R22, R134a, R410A, R407C ... Un semáforo compuesto por un LED verde, uno amarillo y uno rojo
Aplicaciones: • Sensibilidad regulable muestra la calidad del aire. Con la luz verde la concentración de di-
• Carretilla elevadora a gas • Lo puede usar en cualquier sitio óxido de carbono está por debajo de 1.000 ppm y hay una buena
• Calefacciones de gas • Sensor en la punta de un cuello de ganso de 390 mm calidad del aire. EL LED amarillo indica una concentración de dióxi-
• Motores de combustíon • Aviso acústico y visual do de carbono entre 1.000 y 2.500 ppm y se emite un breve pitido.
• Indicador LED multicolor para la concentración Se recomienda ventilar el espacio. La luz roja corresponde a un va-
• Se adapta a concentraciones ya existentes lor de más de 2.500 ppm CO2 y el aparato emite dos pitidos. Es
• Desconexión automática después de 10 min obligatorio ventilar el espacio. A partir de valores superiores a
3.000 ppm, el aparato emite cinco pitidos y el LED rojo parpadea.
• Estable a largo plazo
• Permite un uso móvil
• Indicación del nivel de calidad de aire por código de colorest
• Alimentación a 230 V
Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas
Gas natural 1000 ... 6500 ppm Sensibilidad ajustable (alta y baja) Rango de medición 0 ... 3000 ppm CO2
Propano 500 ... 6500 ppm Tiempo de calentamiento aprox. 90 s Precisión ±2 %
Sensor sensor catalítico Gases que detecta R22, R134a, R404, R407C, R410A... Tiempo de reacción aprox. 30 seg
Alarmas pantalla LED Ciclo de prueba continuo Indicador óptico verde: CO2 < 1.500 ppm
Alimentación 2 baterías AAA (células Mignon) Longitud del sensor 390 mm amarillo: 1.500 ppm < CO2 < 2.500 ppm
Dimensiones Ø 21 x 180 mm Alimentación 4 baterías AA de 1,5 V rojo: CO2 > 2.500 ppm
Peso 46 g Duración de la batería aprox. 40 h (con un uso normal) rojo parpadeante: CO2 >3.000 ppm
Dimensiones 173 x 66 x 56 mm Indicador acústico pitido 1x: CO2 > 1.500 ppm
Peso 400 g pitidos 2x: CO2 > 2.500 ppm
pitidos 3x: CO2 > 3.000 ppm
Error LED amarillo parpadeante
Salida 24 V
Dimensiones 78 x 78 x 35 mm
Contenido del envío Contenido del envío Contenido del envío
Detector de gases PCE-GA3, baterías e instrucciones de uso Detector de fugas PCE-LD 1 con sensor, elementos de prueba, Medidor de gas para CO2 MF-420 e instrucciones de uso
baterías, maletín e instrucciones de uso
Nº Art. Artículo Nº Art. Artículo Nº Art. Artículo
PCE-GA3 Detector de gases inflamables PCE-LD 1 Detector de fugas MF420 Medidor de gas para CO2 MF-420
PCE-GA 70 IAQ910 & IAQ920 PCE-AC 3000
Medidor de calidad de aire en interiores para Medidores de calidad de aire en interiores Medidor de dióxido de carbono con indicador
CO2 (dióxido de carbono) para CO2 (dióxido de carbono) de temperatura y memoria interna
El medidor de aire ambiente PCE-GA 70 es un excelente aparato de Los medidores de CO2 IAQ910 e IAQ920 son instrumentos de ma- El medidor de calidad del aire es ideal para supervisar la concen-
mano para mediciones y control de la calidad del aire y por lo tan- no excepcionales para la medición y verificación del contenido de tración del dióxido de carbono en casas, empresas o edificios pú-
to de la concentración de dióxido de carbono, la humedad y la tem- dióxido de carbono en interiores. Los profesionales de calefacción, blicos donde se concentran personas. Dispone de una alarma ajus-
peratura del aire en interiores. Los profesionales de calefacción, ai- aire y climatología usan este aparato para la detección de la cali- table con aviso acústico y óptico, valores máximo y mínimo y un re-
re y climatología usan este aparato para la detección de la calidad dad del aíre en interiores, para la evaluación de la eficacia de siste- gistrador de valores para 24 horas. Una alta concentración de di-
del aíre en interiores, para la evaluación de la eficacia de sistemas mas de aire en escuelas, oficinas, fábricas u hospitales. El IAQ920 óxido de carbono se puede producir de forma rápida, sobre todo
de aire en escuelas, oficinas, fábricas u hospitales. Con el medidor mide adicionalmente la temperatura y la humedad relativa, y todo cuando varias personas se encuentran en espacios cerrados que
de calidad del aire en interiores PCE-GA 70 se pueden memorizar y ello con una única sonda. Además, el IAQ920 le permite memorizar carecen de buena ventilación. Gracias a la salida integrada RJ-45
guardar en un ordenador más de 20.000 valores de medición con 12.700 valores de medición que incluyen fecha y hora, y traspasar el medidor de calidad del aire también puede controlar un ventila-
indicación de tiempo. los datos a un ordenador. dor. El dióxido de carbono reduce el bienestar general (p.e. sínto-
mas de cansancio, pérdida de concentración y dolor de cabeza), y
• Amplio rango de medición de hasta 6.000 ppm • Función de estadística para valores máximo, por tanto también la capacidad de rendimiento. El bienestar de un
• Triple pantalla LCD para CO2, humedad relativa y temperatura mínimo y promedio persona disminuye a partir de una concentración de 800 ppm.
del aire • Gran pantalla
• Sensor de CO2 sin mantenimiento NDIR • Medición de CO2 en tiempo real (ppm) • Gran rango de medición de CO2 de hasta 3000 ppm
• Registro de datos automático y manual de hasta 20.000 valo- • Sensor NDIR integrado • Con salida RJ45
res de medición Funciones adicionales del IAQ920 • Registro de datos de 24 horas
• Almacenamiento de datos y memorización del dato máximo y • Registro de datos manual y continuado • Alarma ajustable para el CO2
mínimo con indicación de tiempo • Software LogDat2™ y cable de transmisión • Posibilidad de configurarlo con los ajustes de fábrica
• Memorización de valores de medición también seleccionable para la descarga de datos a su PC • Alarma acústica
en el aparato • Calcula la parte proporcional de aire fresco
• Alarma y tiempo ajustables en % del CO2 o de la temperatura
• Interfaz para PC, software como componentes incluidos en el • Muestra la humedad relativa en % H.r.,
envío punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo
IAQ910
IAQ920
Rango CO2 0 ... 6000 ppm Modelo IAQ910 IAQ920 Rango CO2 0 ... 3000 ppm
Resolución 1 ppm Rango CO2 0 ... 5000 ppm Resolución 1 ppm (0 ... 100ppm)
Precisión ±3 % del valor de medición o ±50 ppm Precisión ±3 % del valor de medición o ±50 ppm 5 ppm (1.000 ... 2.000ppm)
Temperatura -20 ... +60 °C Temperatura - 0 ... +50 °C 10 ppm (2.000 ... 3.000ppm)
Resolución 0,1 °C Precisión - ±0,6 °C Precisión ±5 % del valor de medición o ±50 ppm
Precisión ±0,5 °C Resolución - 0,1 °C Temperatura -20 ... +50 °C
Humedad relativa 10 ... 95 % H.r. Humedad relativa - 5 ... 95 % H.r. Resolución 0,1 °C
Resolución 0,1 % H.r. Precisión - ±3 % H.r. Precisión ±1% o ±1 °C
Precisión ±3 % H.r. (30 ... 95 % H.r.) Resolución - 0,1 % H.r. Memoria 48 valores
Memoria 20.000 valores (automática) Memoria - 12.700 valores Cond. ambientales +5 ... +50 °C
99 valores (manual) Cuota de medición - 1 s ... 1 h Alimentación 4 baterías AA de 1,5 V
Cond. ambientales +5 ... +50 °C / 10 ... 95 % H.r. Temperatura ambiental sonda -10 ... +60 °C o adaptador 230 V/AC
Alimentación 6 baterías AA de 1,5 V Temperatura ambiental aparato +5 ... +45 °C Dimensiones 165 x 80 x 23 mm
Dimensiones 158 x 72 x 35 mm Alimentación 4 baterías AA de 1,5 V Peso 600 g
Peso 255 g Dimensiones sonda integrado Ø 19 x 283 mm
Dimensiones aparato 244 x 84 x 44 mm 178 x 84 x 44 mm
Peso 270 g 270 g
Medidor de calidad de aire en interiores (CO2), software, cable de Medidor de calidad de aire en interiores (CO2), certificado de cali- Medidor de calidad del aire PCE-AC 3000, 4 X baterías 1,5 AA,
datos RS-232, maletín e instrucciones de uso bración e instrucciones de uso adaptador a la red e instrucciones de uso
IAQ920 incluye adicionalmente software y cable de datos
PCE-GA 70 Medidor para CO2 IAQ910 Medidor para CO2 PCE-AC 3000 Medidor para CO2
IAQ920 Medidor para CO2 con memoria
Medidor de gases para la protección personal con autorización ATEX para gases inflamables (Ex),
oxígeno (O2) o numerosos gases tóxicos (CO, CO2, H2S, ... etc.)
Gasman N ha sido concebido para tareas de control personales bajo duras condiciones ambientales. Es pequeño, de sencillo manejo y emite avisos en caso de peligro ocasionado por gases. El aparato incluye
sensores de módulo inteligentes e intercambiables y se maneja con una sola mano. El Gasman N es el detector de gases más flexible y de más sencillo manejo que se encuentra actualmente en el mercado. El
Gasman N cumple con los tipos de protección IP65 y IP67 y establece nuevos parámetros para los monitores de gases personales.
• Mide sólo 90 x 48 x 24 mm
• Pesa sólo entre 90 y 130 g (dependiendo del sensor)
• Con comprobación ATEX y UL para EE.UU y Canadá
• Indicador continuo en % LEL, vol %, ppm
• Memoria de acontecimientos
• Pantalla iluminada con valor actual, valor pico y valores medios
• 2 alarmas (alarma previa y principal), óptica y acústica y alarma vibratoria
• Tipo de protección IP65/67
• Acumulador recargable de iones de litio para12 h con el Gasman para gases inflamables y dióxido de carbono
Modelo CH4 O2 O3 H2S CO CO2 SO2 Cl2 NO2 H2
Gases gases inflamables oxígeno ozono sulfuro hidrógeno monóxido carbono dióxido de carbono dióxido azufre cloro dióxido nitrógeno hidrógeno
Rango 0 ... 100 % LEL 0 ... 25 vol % 0 ... 1 ppm 0 ... 100 ppm 0 ... 500 ppm 0 ... 3 vol % 0 ... 10 ppm 0 ... 5 ppm 0 ... 10 ppm 0 ... 1000 ppm
Alarma 20 % LEL 19 y 23 vol % 0,1 ppm 5 ppm 30 ppm 0,5 y 1,5 vol % 1 ppm 0,5 ppm 1 ppm 100 ppm
Tiempo de respuesta gases inflamables 20 s, gases tóxicos 20 s, oxígeno 10 s
Alarma acústica 95 dBA, varios tonos de alarma permiten seleccionar tonos característicos para diferentes niveles de alarma
Alarma visual en caso de peligro LED parpadeante en dos colores rojo / azul
Alarma vibratoria alarma interna vibratoria
Indicador LCD especial con iluminación de fondo e indicación de la concentración de gas. Símbolo de batería proporcional al tiempo que queda operativo
y modo indicador. En la pantalla aparece aviso de expiración de la calibración dentro de 30 días, aviso de requerimiento de un servicio al encender el aparato
Modo indicador indicador normal para valor actual de gas. Se pueden recuperar los valores pico y TWA (valor medio con compensación temporal)
Protocolo protocolo de acontecimientos con una capacidad para 5000: on / off, estado de la batería, alarmas activas / inactivas
valores pico, prueba de gases. Todos los acontecimientos van acompañados de marca temporal
Función de logger protocolo de datos temporal completo con intervalo de registro de datos ajustable a 1 minuto
(aumento de precio) 900 horas de memoria con intervalos de 1 minuto
Tipo de baterías acumulador de iones de litio recargable (gases inflamables)
célula de litio no recargable (gases tóxicos y oxígeno)
Duración acumulador recargable: 12 horas en aparatos para gases inflamables
batería no recargable: hasta 1 año
Toma de muestras bomba opcional Hand-Balg
Condiciones ambientales -20 ... +55 °C / 0 ...99 % H.r.
Autorizaciones ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (temperatura ambiental –20 °C a +55 °C) gases tóxicos y oxígeno
ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (temperatura ambiental –20 °C a +55 °C) gases inflamables
Normas EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC, EN50270, EN50271, EN61779 software que cumple la IEC61508
Tipo de protección IP65/IP67
Interfaz para el PC conexión RS-232 por módulo de interfaz en el cargador. Conversor RS-232 a USB opcional
Autocalibrador el Gasman se puede calibrar con el autocalibrador II y utilizando el software rutinario
Componentes el Gasman se entrega con una sujeción integral para el cinturón
Cargador cargador con opciones para enchufes británicos, europeos o norteamericanos o bien enchufe universal.
Módulo de interfaz para el PC incorporado en el cargador. Se pueden adquirir el enchufe y el cable para el encendedor del vehículo a 12 V.
Contenido del envío Componentes adicionales
Medidor de gases con sensor, sujeción, acumulador de iones de litio o baterías e instrucciones de uso LADE-G-N Cargador 230 V
LADE12V-G-N Cable para automóviles, 12 V
INT-G-N Cargador 230 V con interfaz de datos
SW-G-N Software para el PC
RS232-G-N Cable de datos RS-232
Nº Art. Artículo RS232-USB Adaptador de interfaz RS-232 a USB
Gasman-N-CH4 Medidor de gases para CH4 con acumulador ASP-G-N Bomba aspiradora (Handbalg), no es adecuado para ozono,
(solicite también el cargador) cloro ni dióxido nitrógeno
Gasman-N-O2 Medidor de gases para O2 con batería ESS-G-N-CH4 Sensor de repuesto para CH4
Gasman-N-O3 Medidor de gases para O3 con batería ESS-G-N-O2 Sensor de repuesto para O2
Gasman-N-H2S Medidor de gases para H2S con batería ESS-G-N-O3 Sensor de repuesto para O3
Gasman-N-CO Medidor de gases para CO con batería ESS-G-N-H2S Sensor de repuesto para H2S
Gasman-N-CO2 Medidor de gases para CO2 con acumulador (solicite también el cargador) ESS-G-N-CO Sensor de repuesto para CO
Gasman-N-SO2 Medidor de gases para SO2 con batería ESS-G-N-CO2 Sensor de repuesto para CO2
Gasman-N-Cl2 Medidor de gases para Cl2 con batería ESS-G-N-SO2 Sensor de repuesto para SO2
Gasman-N-NO2 Medidor de gases para NO2 con batería ESS-G-N-Cl2 Sensor de repuesto para Cl2
Gasman-N-H2 Medidor de gases para H2 con batería
ESS-G-N-NO2 Sensor de repuesto para NO2
ESS-G-N-H2 Sensor de repuesto para H2
La bomba aspiradora no se puede usar con cloro, dióxido de nitrógeno, ozono.
Con el Gasman-N-CH4 puede especificar mejor los gases: metano, propano, butano CAL-G-N Calibración y mantenimiento (recomendado cada 6 meses)
TETRA TETRA-MINI
Medidor de gases para el sector profesional (ATEX II 2G Eex iad IIC T4) Medidor de gases múltiple
con autorización ATEX
El TETRA avisa ante gases inflamables y tóxicos de forma acústica, óptica y vibratoria y muestra siempre el valor actual. Detecta hasta El medidor de gas Tetra-MINI tiene un acabado extremadamente
cuatro gases simultáneamente: p.e. CH4, H2S, CO y O2 (y otras combinaciones de gases). Todos los ajustes se realizan mediante sólo un sólido, un pequeño formato y un manejo muy sencillo. El aparato es
botón. Los datos pueden ser guardados en el aparato y ser transmitidos al PC para su posterior valoración (software e interfaz opcionales). resistente a las inclemencias meteorológicas y a las más duras
El TETRA dispone de sensores que pueden ser intercambiados in situ, no es necesario que nos envíe el aparato para ello, con lo que se re- condiciones del entorno, ya que ha sido concebido para ser utiliza-
ducen los gastos de uso. El aparato se puede calibrar según do en la industria pesada (por ejemplo, en la construcción de túne-
la DIN-ISO y cumple con todas las normas internacionales. les). Una gran ventaja es su sencillo manejo con un solo botón, que
podrá accionarlo incluso con guantes.
• Alarma acústica: 90 dB (A) • Alarma acústica: 95 dB (A)
• Alarma visual: LED rojo y azul • Alarma visual: LED rojo y azul
• Alarma vibratoria • Alarma vibratoria
• Manejo con un solo botón • Manejo con un solo botón
• Los sensores se pueden cambiar • Pantalla gráfica
incluso en zonas de riesgo • Con acumulador y cargador
• Bomba aspiradora opcional
• Existe un modelo para ozono
• Bomba interna para aspiración automática
de gases con suplemento de precio
Especificaciones técnicas (LEL = gases inflamables, como el metano) Especificaciones técnicas
Modelo TETRA-1 TETRA-2 TETRA-3 TETRA-4 TETRA-5 Modelo TETRA-MINI
(LEL y O2) (LEL, O2 y H2S) (LEL, CO y O2) (LEL, O2, CO y H2S) (O2 y O3) (LEL, O2, CO y H2S)
Rangos de medición Gas Rango Alarma
LEL 0 ... 100 % 0 ... 100 % 0 ... 100 % 0 ... 100 % LEL 0 ... 100 % 20 %
O2 / O3 0 ... 25 % / - 0 ... 25 % / - 0 ... 25 % / - 0 ... 25 % / - 0 ... 25 % / 0 ... 1,00 ppm O2 0 ... 25 % 19,5 y 23,5 %
CO - - 0 ... 500 ppm 0 ... 500 ppm CO 0 ... 500 ppm 30 ppm
H2S - 0 ... 100 ppm - 0 ... 100 ppm H2S 0 ... 100 ppm 5 ppm
Límites de alarma Durac. sensor como el Tetra (oxígeno: mínimo 3 años)
LEL 20 % 20 % 20 % 20 % Tpo. de respuesta como el Tetra
O2 / O3 19,5 y 23,5 % / - 19,5 y 23,5 % / - 19,5 y 23,5 % / - 19,5 y 23,5 % / - 19,5 y 23,5 %/ 0,1 ppm Alarma como el Tetra
CO - - 30 ppm 30 ppm Indicador pantalla gráfica LCD con iluminación
H2S - 5 ppm - 5 ppm de fondo, estado del acumulador
Duración sensores metano y otros gases inflamables: 5 años / gases tóxicos: 3 años / oxígeno: aprox. 2 años Memoria memoria de acontecimientos
Tpo. de respuesta T90 = metano y otros gases inflamables: 20 s / gases tóxicos: 20 s / oxígeno: 10 s (p.e. al superar los valores límite)
Alarma óptica: 2 LED`s parpadeantes rojo y azul / acústica: 90 dB(A) a 1m de distancia / vibratoria Interfaz para PC interfaz IR
Pantalla pantalla gráfica LCD 128 x 64 con iluminación de fondo, estado de la batería Software sí (opcional)
Memoria memoria de acontecimientos (p.e. al superar los valores límite) Cond. ambientales -20 ... +55 °C y 0 ... 99 % H.r.
Interfaz PC interfaz por infrarrojos Alimentación acumulador recargable de iones de
Software sí (opcional), para configurar, calibrar y leer los datos litio (para un mínimo de 16 h de uso)
Cond. ambientales -20 ... +55 °C y 0 ... 99 % H.r. Dimensiones 112 x 72 x 49 mm / peso 270 g
Alimentación acumulador recargable de iones de litio (mín. de 12 h de uso, con bomba interna mín. de 8 h) Protección para usar en zonas Ex, IP 67
Dimensiones 122 x 128 x 57 mm / peso 500 g Normativa ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (temp. ambiental
Protección se puede usar en zonas Ex, resiste agua y polvo, resistente a corrosión química, IP 65 -20 ... +55°C) BASEEFA 03ATEX0193
Normativas ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (temperatura ambiental –20…+55°C) BASEEFA 03ATEX0193 EN50014, EN50020, EN50018, /9/EC
Contenido del envío Contenido del envío
TETRA 1, 2, 3, 4 o 5, acumulador, manual (el cargador se solicita por separado), se pueden solicitar otros gases TETRA-MINI, acumulador, cargador (sin interfaz para el PC),
Nº Art. Artículo Nº Art. Artículo
TETRA-1 Medidor para 2 gases LEL u. O2 TETRA-MINI Medidor de 4 gases
TETRA-2 Medidor para 3 gases LEL, O2 y H2S
TETRA-3 Medidor para 3 gases LEL, CO y O2
TETRA-4 Medidor para 4 gases LEL, O2, CO y H2S
TETRA-5 Medidor para 2 gases O2 y O3
TETRA-IP Bomba interna con aumento de precio (no sirve para O3)
Componentes adicionales Componentes adicionales
TETRA-LS Cargador, 230 V /•50 Hz TETRA-ML Cargador e interfaz, RS-232
TETRA-ASP Bomba aspiradora TETRA-MRS Cable de interfaz, RS-232
TETRA-INT Interfaz para el PC, RS-232, adaptador IR TETRA-SW Software
TETRA-SW Software TETRA-ASP Bomba aspiradora
TETRA-ES-CH Sensor de repuesto para CH4 TETRA-ES-CH Sensor de repuesto para CH4
TETRA-ES-O2 Sensor de repuesto para O2 TETRA-ES-O2X Sensor de repuesto para O2
TETRA-ES-O3 Sensor de repuesto para O3 TETRA-ES-HSC Sensor para H2S y CO (Combi)
TETRA-ES-H2S Sensor de repuesto para H2S TETRA-CAL Calibración / mantenimiento
TETRA-ES-CO Sensor de repuesto para CO
TETRA-CAL Calibración / Mantenimiento (recomendado cada 6 meses)
MX6 IBRID Eikon
Medidor de gas con autorización ATEX, de uso universal, mide hasta Detector de gases en formato de bolsillo (EEx ia IIC T4)
6 gases simultáneamente, con memoria y software opcional
El medidor de gas MX6 iBRID es un medidor portátil múltiple, que mide H2S, O2, CO2, LEL, etc, útil pa- Medidor de gases individual para la protección personal en la empresa. La persona que lleve consigo
ra medir por ejemplo en vertederos, fábricas, canalizaciones, alcantarillas, plataformas petrolíferas, este medidor de gases apenas lo notará (dimensión de una cajetilla de cigarrillos).Puede ser utilizado
barcos y en cualquier lugar en el que exista un riesgo elevado de explosión. La pantalla gráfica a co- por el personal sin necesidad alguna de mantenimiento durante una vida útil, superior a 2 años. El me-
lor LCD del medidor de gas ofrece una iluminación de fondo automática y permite una lectura en con- didor es retirado después sin gastos adicionales. Existen 3 versiones del aparato a elegir.
diciones de luz adversas. Los valores de medición actuales, así como los valores de medición registra-
dos en la memoria se pueden mostrar como gráfico en la pantalla a color. Esto le permite al detector • Para aviso de H2S, CO, O2. Se puede medir uno de estos gases a elegir:
de gas portátil clasificar de forma rápida en el tiempo las oscilaciones de concentración de los gases sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, oxígeno
detectados. La alarma es audible (95 dB) y visible (la pantalla y unos LED del equipo parpadean). • Emite una alarma óptica y una alarma acústica al sobrepasar el valor límite impuesto por ley
• Fácil manejo, sólida carcasa, se lleva sencillamente en la ropa
• Controla la concentración de hasta 6 tipos de gases • Sin necesidad de gastos de mantenimiento
• Funcionamiento por difusión o con bomba • Mantenimiento garantizado durante 2 años
• Carcasa de acero inoxidable y ABS revestida con goma • No se puede desconectar
resistente a golpes • Función de control interna
• Pantalla gráfica a color LCD
• Permite el uso en ambientes Ex
• Aviso regular acústico de control
• ATEX: II 2G EEx ia d IIC T4
• Bomba externa eléctrica adaptable (opcional)
Rango de medición LEL 0 ... 100 % Modelo Eikon H2S Eikon CO Eikon O2
O2 0 ... 30 % Rangos de medición 0 ... 50 ppm 0 ... 500 ppm 0 ... 25 %
CO2 0 .... 5 % Limites de alarma 10 ppm 30 ppm 19,5 %
H2S 0 ... 500 ppm Alarma 4 LED’s rojos parpadeantes y tono de aviso agudo (85 dB)
Límites de alarma LEL 20 % Tiempo de respuesta 5 segundos
O2 19,5 % y 23,5 % Estado del aparato un LED verde parpadea cada 15 seg (estado = O.K.)
CO2 1% Autodiagnóstico golpeando dos veces sobre una superficie
H2S 5 ppm dura se activa el autodiagnóstico
Duración sensores LEL 48 meses Cond. ambientales -20 ... +50 °C /
O2 12 meses 5 ... 95 % H.r.
CO2 60 meses Alimentación batería interna (no se puede cambiar) que dura más de 2 años
H2S 48 meses (el aparato muestra los meses de funcionamiento de los que dispone)
Tiempo de respuesta menos de 15 s Dimensiones 69 x 63 x 38 mm
Alarma alarma de vibración, de acústica e de óptica Peso 125 g
Indicador pantalla LCD a color y gráfica STN Protección se puede usar en zonas Ex, resistente a agua y a polvo,
Memoria memorización cada minuto de los resistente a corrosión química,
valores de medición, mín.365 días IP 67
Interfaz PC interfaz por infrarrojos RS-232 Norma EEx ia IIC T4; EN50014; EN50020; PR EB50271
Cond. ambientales -20 ... +55 °C
Alimentación acumulador NiMH para un mínimo de 24 h,
con bomba eléctrica: 12 h
Dimensiones / Peso 135 x 77 x 43 mm / 409 g
Norma ATEX II 2G EEx ia d IIC T4
MX6 IBRID con los sensores seleccionados, acumulador, cargador, bolsa de transporte, sujetador de Eikon e instrucciones de uso
correa, herramienta de mantenimiento e instrucciones de uso
MX6 IBRID Medidor de gases MX6 IBRID Eikon H2S Detector de gases para sulfuro de hidrógeno
Eikon CO Detector de gases para monóxido de carbono
Componentes adicionales Eikon O2 Detector de gases para oxígeno
18106765 Bomba de succión eléctrica
18107078 Bomba manual de aspiracion
18107086 Software, Datalink-Station
RS232-USB Adaptador de interfaz RS-232 a USB
18107011 Soporte para el cargador de vehículos
18107243 Cargador de coche MX6 LKW
CAL-MX6 Calibración, se recomienda cada 2 años
(el sensor de oxígeno se debe cambiar anualmente)
K-17124975-3 Sensor de repuesto para oxígeno (cambio anual)
K-17124975-L Sensor de repuesto para gases inflamables
K-17124975-Q Sensor de repuesto para dióxido de carbono
K-17124975-2 Sensor de repuesto para sulfuro de hidrógeno
Triple Plus+ Gaseeker CellarSafe
Medidor para 4 gases con memoria (ATEX I Medidor de gas para autorización de trabajos Aparato de montaje fijo para medir el
M2: EEX lb dI, ATEX II 2G, Ex ias IIC T4) (ATEX II 2G, EEx ib d IIC T4) contenido de CO2 con alarma y relé
La precisión de la medición, la solidez, la memoria de valores y el Al efectuar trabajos (p.e. soldaduras) en instalaciones con gas y tu- Este aparato se usa sobre todo en la industria alimentaria, sobre to-
software hacen de este medidor de gases un elemento imprescin- berías es necesario vaciarlas, en ciertos casos incluso anegarlas do en el sector de bebidas. Además de la pura detección de CO2, el
dible para el uso diario en la obra o en la empresa. El Triple Plus+ con nitrógeno, y finalmente después de los trabajos volver a llenar- aparato emite señales de alarma cuando se superan los valores lí-
admite hasta cuatro sensores, que podrá solicitar con el aparato las con su gas correspondiente. El Gaseeker mide la concentración mite establecidos por la ley (LED parpadeantes y alarma acústica).
dependiendo de sus necesidades. Si p.e. al principio sólo tiene que de gases inflamables (metano) y el contenido de oxígeno para evi- También se puede utilizar el relé de conexión para poner en funcio-
controlar dos concentraciones de gases, puede incorporar los otros tar explosiones. El medidor cambia de forma automática la indica- namiento una instalación de ventilación que esté activa hasta que
dos sensores posteriormente. El aparato muestra el valor de medi- ción de LEL a volumen en %. Gracias a que el rango de medición es el contenido de CO2 vuelva a encontrarse por debajo del valor críti-
ción actual en la pantalla y avisa al usuario con una alarma acústi- del 100 % en volumen es posible realizar un control de fugas. Los co y no existan riesgos para el personal. El medidor de CO2 se ali-
ca y óptica. Otra ventaja es la memoria interna, se pueden guardar valores límite de alarma pueden ser elegidos libremente al realizar menta con 240 VAC de manera estándar, pero se puede introducir
los valores de medición de una manera continua y más tarde pue- el pedido. En caso que desee usar el Gaseeker para mediciones au- opcionalmente una batería adicional para que el sistema siga fun-
den ser transmitidos a un PC para su valoración. torizadas, aconsejamos no poner ningún límite de alarma, pues cionando si se produce una caída de tensión.
esta estaría sonando constantemente.
• Adecuado para el uso en zonas Ex • Sencilla instalación y manejo
• Alarma acústica (85 dB(A) a 1 m) y óptica con LED's • Aparato portátil y manejable • Sensor por infrarrojos para CO2 (al menos 5 años)
parpadeantes • CH4: 0 ... 100 % LEL y 0 ... 100 % volumen • Alarma por medio de LED y tonos de aviso (82 dB)
• Lámpara de disponibilidad que indica el funcionamiento • Oxígeno O2, 0 ... 25 % volumen • Salida de relé para manejar ventiladores
• Gran pantalla con indicador de 4 gases • Pantalla grande • Carcasa resistente a polvo y al agua (IP 65)
• Función de memoria / logger para 6000 valores por parámetro • Bomba aspiradora integrada • Sensor opcional para O2
• Todo tipo de combinaciones de sensores • Acumuladores recargables, hasta 10 horas de actividad, • Control remoto con cable de 9 m (para ver las alarmas fuera
• Tipo de protección IP 65 indicador de carga baja del ámbito de riesgo)
• Alimentación con acumulador (recargable)
Parámetros Rango Alarma Parámetros Rango Alarma Valores límite 1,5 y 3,0 % CO2
Gases inflamables CHx 0 ... 100 % LEL 20 % LEL Gases inflamables CHx 0 ... 100 % LEL & % vol opcional con sensor adaptable para oxígeno:
Oxígeno O2 0 ... 25 % 19 % & 23 % Oxígeno O2 0 ... 25 % opcional 19,5 y 18 % O2
Sulfuro de hidrógeno H2S 0 ... 50 ppm 10 ppm Tiempo de respuesta metano 10 s, oxígeno 10 s Precisión 3%
Monóxido de carbono CO 0 ... 500 ppm 30 ppm Duración del sensor gases inflamables 3 años, oxígeno 2 años Resolución 0,1 %
Dióxido de azufre SO2 0 ... 10 ppm 2 ppm Bomba eléctrica, para aspirar gases Indicadores dos LED rojos de alarma, un LED amarillo
Hidrógeno H2 0 ... 999 ppm 100 ppm Alarma acústica 85 dB(A) de error, un LED verde para operatividad,
Alarma acústica y óptica (85 dB(A) y LED) y visual a través del LED un altavoz de más de 82 dB
Logger 6000 valores por parámetro Alimentación acumulador NiMH (si se supera el valor límite)
Alimentación acumulador Ni Mh recargable (12h) (8-10 h de tiempo de funcionamiento) Pantalla LCD de 13,5 mm con iluminación
Dimensiones 118 x 167 x 73 mm Dimensiones 118 x 167 x 73 mm Salidas de relé 2,10 A (240 VAC / 30 VDC)
Peso 900 g Peso 900 g para conectar un ventilador (que
permanece activo hasta estar por
Contenido del envío Contenido del envío debajo del valor límite)
Medidor de gases Triple Plus+, acumulador, correa para transpor- Gaseeker con sensores, bolsa de transporte, cargador, trampilla de Control remoto con una clavija western
te, instrucciones de uso agua para el sistema de aspiración, 1 metro de tubo de aspiración, y cable de 9 m de longitud
Sensores y cargador se piden por separado instrucciones de uso Alimentación 220 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz
Dimensiones 210 x 150 x 40 mm
Nº Art. Artículo Nº Art. Artículo Peso 1300 g
Triple Plus+ Triple Plus+ sin sensores Gaseeker Gaseeker, set completo
Sensores Sensores Contenido del envío
Triple-IR-LEL Sensor IR 0 ... 100 % LEL SO11375 Sensor de repuesto 0 ... 100 % LEL Medidor de CO2 CellarSafe, certificado de calibración de fábrica,
Triple-IRD-LEL Doble rango, Sensor IR, SO1423 Sensor de repuesto 0 ... 100 % volumen control remoto, cable de 9 m, instrucciones
0 ... 100 % LEL y 0 ... 100 vol % SO11371 Sensor de repuesto para oxígeno O2
Triple-ES-O2 Sensor para oxígeno O2 Nº Art. Artículo
Triple-ES-H2S Sensor para sulfuro hidrógeno, H2S 99F38006 CellarSafe I Standard
Triple-ES-CO Sensor para monóxido carbono, CO 99F38007 CellarSafe II con batería
Triple-ES-SO2 Sensor para dióxido azufre, SO2 para alimentación de emergencia
Triple-ES-H2 Sensor para hidrógeno, H2 99F38008 CellarSafe III y sensor oxígeno
99F38005 CellarSafe IV y sensor oxígeno
Componentes adicionales Componentes adicionales y batería para emergencia
Triple-IP Bomba interna GSK-CAL Calibración
Triple-INT Cargador e interfaz para PC (recomendable cada 6 meses) Componentes adicionales
Triple-SW Software CAL-CS Recalibración de los sensores
Triple-CAL Calibración (recom. cada 6 meses) (recomendado anualmente)
Sensores NO, NO2, NH3, O3, PH3, Cl2 y otros
disponibles a petición del cliente.
Equipos estacionarios para detección de gases
Detectores de gas con autorización ATEX para gases inflamables (EX), oxígeno y gases tóxicos de montaje fijo
Los detectores de gases Xgard, TCgard, TXgard y Flamgard
La serie de los aparatos Xgard, TCgard, TXgard y Flamgard cubre todas las necesidades de la detección de gases tóxicos e inflamables y la carencia de oxígeno en amplios ámbitos de aplicación en la industria
• Xgard tipo 1 y TXgard IS : sin pantalla, seguridad propia, para zonas EX 0, 1, 2
• Xgard tipo 5 : sin pantalla, para zonas EX 1, 2
• Xgard IR : sin pantalla, sensores infrarrojos de larga duración, para zonas EX 1, 2
• TCgard : sin pantalla, para zonas EX 1, 2
• TXgard IS+ : con pantalla, seguridad propia, para zonas EX 0, 1, 2
• TXgard Plus y Flammgard Plus : con pantalla, relé de alarma integrado, para zonas EX 1, 2
Detector Xgard tipo 1 Xgard tipo 5 Xgard IR TCgard TXgard IS+ TXgard Plus Flamgard Plus
Zona EX 0, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 0, 1, 2 1, 2 1, 2
Pantalla - - - - sí sí sí
Salida de señal 2 conductores 3 conductores 3 conductores 3 conductores 2 conductores 3 conductores 3 conductores
4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Relé de alarma - - - - - sí sí
Alimentación 8-30 VDC 8-30 VDC 10 ... 30 VDC 10 ... 30 VDC 11 ... 30 VDC 10 ... 30 VDC 10 ... 30 VDC
24 mA 24 mA 50 mA 24 mA 4 ... 20 mA 210 mA 210 mA
Temperatura -20 ... +50 °C -40 ... +55 °C -20 ... +50 °C +10 ... +30 °C -20 ... +50 °C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C
Peso aprox. 1 kg aprox. 1 kg aprox. 1 kg aprox. 4 kg 0,7 kg 2,2 kg 2,2 kg
Las centrales de aviso GasFlag y Gasmaster
Para los aparatos sin relé de alarma podemos ofrecer el GasFlag. Se trata de una pequeña caja que se monta en la pared
sin pantalla para señales de entrada de 4 ... 20mA. Como salida existen dos relés de alarma (máx. 1 A para 30 VDC).
Los LED muestran el estado, se alimenta a 13 ... 28 VDC.
El Gasmaster es una central de aviso con una gran pantalla. Existen versiones de 1 y 4 canales, con y sin interfaz para el PC.
También tiene relé de alarma con cuya ayuda se pueden activar luces señalizadoras o ventiladores.
De manera adicional cuenta con una salida de 4 ... 20 mA y una salida RS-485.
TXgard o bien Xgard con el sensor correspondiente, hoja de calibración e instrucciones de uso
Gases principales : >>>> solicite otros gases y otros rangos de medición
Nº Art. Artículo NºArt. Artículo
Xgard-1-O2 Xgard-Typ 1, 0 ... 25 vol% oxígeno TXgard-Plus-H2S TXgard-Plus pantalla y relé de alarma integrado,
Xgard-1-H2 Xgard-Typ 1, 0 ... 2000 ppm hidrógeno 0 ... 50 ppm sulfuro de hidrógeno
Xgard-1-H2-UEG Xgard-Typ 1, 0 … 4 vol% hidrógeno (100% LEL) TXgard-Plus-CO TXgard-Plus pantalla y relé de alarma integrado,
Xgard-1-CO Xgard-Typ 1, 0 ... 250 ppm monóxido de carbono 0 ... 500 ppm monóxido de carbono
Xgard-1-NH3 Xgard-Typ 1, 0 … 50 ppm amoniaco Flamgard-Plus-CH Flamgard-Plus pantalla y relé de alarma integrado,
Xgard-1-CL2 Xgard-Typ 1, 0 … 5 ppm cloro 0 ... 100 % LEL. Elija el gas correspondiente: metano, propano,
Xgard-1-O3 Xgard-Typ 1, 0 ... 1 ppm ozono butano, pentano, hexano, LPG, etanol, hidrógeno, propanol
Xgard-1-SO2 Xgard-Typ 1, 0 ... 10 ppm dióxido de azufre
Xgard-1-PH3 Xgard-Typ 1, 0 …1 ppm fosfina Centrales de gas
Xgard-5-CH Xgard-Typ 5, 0 ...100 % LEL, C01818 GasFlag, de 1 canal sin pantalla, salidas relé, LEDs alarma
Elija el gas correspondiente: metano, propano, butano, pentano, C01906 Gasmaster de 1 canal, sin interfaz para el PC
LPG, etanol, etileno, hidrógeno, acetileno, gasolina (sin plomo) C01928 Gasmaster de 1 canal, con interfaz para el PC
Xgard-IR-1 Xgard, infrarrojo, 0 ... 5 % dióxido de carbono, CO2 C01889 Gasmaster de 4 canales, sin interfaz para el PC
Xgard-IR-2 Xgard, infrarrojo, 0 ... 2 % dióxido de carbono, CO2 C01927 Gasmaster de 4 canales, con interfaz para el PC
TCgard-CH4 TCgard 0 ... 100 vol% metano E07635 Software y cable de datos para el Gasmaster
TCgard-CO2 TCgard 0 ... 100 vol% dióxido de carbono
TXgard-IS+O2 TXgard-IS+ con pantalla, 0 …25 vol% oxígeno Componentes adicionales
TXgard-IS+CO TXgard-IS+ con pantalla, 0 … 500 ppm monóxido de carbono C03331 Barrera Zener MTL 702+, para zona EX 0 necesaria (1 por detector)
TXgard-IS+H2S TXgard-IS+ con pantalla, 0 ... 50 ppm sulfuro de hidrógeno TX-CAL Recalibración (recomendado cada 6 meses)
TXgard-IS+O3 TXgard-IS+ con pantalla, 0 … 1 ppm ozono
TXgard-IS+PH3 TXgard-IS+ con pantalla, 0 … 2 ppm fosfina
TXgard-Plus-O2 TXgard-Plus con pantalla y relé de alarma integrado,
0 ... 25 vol % oxígeno
Detector de CO2 MF-420IR para el sector industrial
El detector de CO2 MF-420IR-CO2 es compacto, sólido y no requiere mantenimiento en la práctica habitual. Este aparato determina el contenido de dióxido de carbono en el aire con la ayuda de un sensor por
infrarrojos a una temperatura ambiente entre -10 y +50 °C. La carcasa del detector de CO2 es de aluminio y está preparada para ser montada en la pared. Debido a que la valoración y la disposición de las se-
ñales de medición tienen lugar según un nuevo algoritmo digital y a que el material y la construcción de la cubeta son novedosos, el detector de CO2 MF420-IR mide la concentración de dióxido de carbono de
una forma más rápida, precisa y económica que los sistemas habituales. El sistema de medición por IR determina el contenido absoluto de CO2 en el aire, se somete continuamente a autocontrol y detecta er-
rores del hardware y del software. El rango de medición es lineal. Se alimenta por corriente continua a 24 V. La preparación y la emisión de las señales de medición (salida de corriente lineal a elegir entre
4 ... 20 mA o 0 ... 10 V) se encuentran integrada en el sistema de medición. La valoración y el procesamiento de los valores tienen lugar en un aparato conectado por el usuario según sus especificaciones (p.e.
sistema de ventilación, SPS, alarma de valor límite, indicador). Existe un módulo opcional para conectar a Ethernet que introduce los datos analógicos en la red. En la práctica habitual no es necesario calibrar
el aparato, en caso de tener que hacerlo, deberá realizarlo un especialista.
• Sensor por infrarrojos para CO2
• Normalmente no requiere mantenimiento
• Preparado para ser montado en la pared
• Rangos de medición estándar:
• Otros rangos disponibles bajo pedido
• Salida 4-20 mA o 0-10 V
• Medición de CO2 ± 2% MBE
Detector MF 420IR 1 MF 420IR 4 MF 420IR 2 MF 420IR 3
Rangos de medicón 0 ... 3.000 ppm 0 ... 6.000 ppm 0 ... 10.000 ppm 0 ... 50.000 ppm
0 ... 0,3 vol% CO2 0 ... 0,6 vol% CO2 0 ... 1,0 vol% CO2 0 ... 5,0 vol% CO2
Precisión ±2 % del valor de medición ±2 % del valor de medición ±2 % del valor de medición ±2 % del valor de medición
Reproducibilidad ±1 % del valor de medición ±1 % del valor de medición ±1 % del valor de medición ±1 % del valor de medición
Tiempo de calentamiento 5 min 5 min 5 min 5 min
Tiempo de reacción aprox. 30 s aprox. 30 s aprox. 30 s aprox. 30 s
Entrada de gas por difusión por difusión por difusión por difusión
Alimentación corriente aprox. 100 mA; salida 24 V aprox. 100 mA; salida 24 V aprox. 100 mA; salida 24 V aprox. 100 mA; salida 24 V
Bornes de conexión con tornillos con tornillos con tornillos con tornillos
Conexiones Pin 1: 0 V
Pin 2: 4 ... 20 mA o 0 ... 10 V
Pin 3: 24 VDC ±5 %
Cond. ambientales -10 ... +50 °C
Presión atmosférica 900 ... 1100 hPa
Humedad 15 ... 95 % r.F.
Salida 4 ... 20 mA (carga máxima 450 Ω)
Dimensiones 90 x 85 x 65 mm
También en este caso, recomendamos su uso junto a una central de aviso GasFlag o Gas Master
Nº Art. Artículo
MF-420IR-1 Detector de CO2 MF 420IR, rango 3.000 ppm
MF-420IR-4 Detector de CO2 MF 420IR, rango 6.000 ppm
MF-420IR-2 Detector de CO2 MF 420IR, rango 10.000 ppm
MF-420IR-3 Detector de CO2 MF 420IR, rango 50.000 ppm
C01818 GasFlag, de 1 canal sin pantalla, salidas relé, LEDs alarma
C01906 Gasmaster de 1 canal, sin interfaz para el PC
C01928 Gasmaster de 1 canal, con interfaz para el PC
C01889 Gasmaster de 4 canales, sin interfaz para el PC
C01927 Gasmaster de 4 canales, con interfaz para el PC
E07635 Software y cable de datos para el Gasmaster
HFX105 Detector de Fotoionización VOC Pro
Medidor profesional de formaldehído para medir en el aire la Detección rápida y fiable de compuestos orgánicos volátiles
evaporación de maderas, pavimentos, muebles, textiles, etc. en ambiente y puestos de trabajo: fuentes de olores, fugas, etc.
Este medidor es ideal para la detección de formaldehído en aire. El medidor muestra in situ la concen- El detector de fotoionización VOC Pro detecta compuestos orgánicos volátiles gracias a su tecnología
tración de formaldehído, lo que evita un análisis costoso y que exige mucho tiempo en el laboratorio. de fotoionización solvente. El detector incorpora una lámpara de 10,6eV para la ionización de compue-
El medidor de formaldehído usa un sensor electroquímico que determina los valores límite permitidos stos clorados. La lámpara UV es de fácil limpieza y mantenimiento. La bomba de toma de muestra in-
actuales. El aparato necesita menos de 30 segundos para una medición. La concentración de formal- tegrada proporciona una rápida respuesta en la medición y los resultados TWA, STEL y valores prome-
dehído se muestra en ppm. Algunas sustancias, como el etanol, propanol y metanol, pueden interferir dio se visualizan en su amplia pantalla LCD. El amplio rango de detección de 0,5 a 2000 ppm lo hace
en el resultado. Un sensor de humedad opcional le permite una corrección para obtener mediciones adecuado para una gran variedad de aplicaciones. El detector funciona en un amplio margen de tem-
exactas. A través de puerto USB puede conectar el medidor a un PC o portátil y efectuar una medici- peratura y humedad. Su diseño ergonómico de fácil agarre y grandes teclas hacen del VOC Pro un in-
ón automática continua y prolongada de la concentración de formaldehído. La pantalla indica constan- strumento fácil de llevar y utilizar, incluso con guantes de protección. Dispone de protección ATEX pa-
temente la hora y el estado de la batería. ra las siguientes áreas de peligro: UL: Clase 1, División 1, Grupo A, B, C y D ATEX Eex ib IIC T4 II 2 G.
• Rápido tiempo de respuesta • Campos de aplicación: prevención de riesgos laborales, monitorización de aire ambiente, sondeo
• Indicación de tiempo real de elementos tóxicos, fumigación de materiales de construcción, localización de moho y esporas,
• No precisa tiempo de calentamiento localización de fuentes de olores, detección de fugas, trabajos de control, ect.
• Pantalla retroiluminada • Protección ATEX para las siguientes áreas de peligro: UL: Clase 1, División 1, Grupo A, B, C y D
• Memoria (máx. 99 valores) ATEX Eex ib IIC T4 II 2 G
• Puerto USB • Memoria con capacidad para almacenar 15 000 registros de datos
• Posibilidad de medición continua en tiempo real • Gran rango de medición de 0,5 ... 2000 ppm
• Alarma de valores límite (TLV, STEL) • Gran pantalla de fácil lectura
• Alimentación por acumulador • Diseño ergonómico de fácil agarre
• Calibración automática in situ • Indicación de los valores promedio, TWA y STEL
• Certificado de calibración NIST / ISO opcional
• Sensor de temperatura y humedad opcional
• Sensor de repuesto de formaldehído opcional
Rango de medición 0,02 ... 5 ppm Detector PID, 10,6 eV
Resolución 0,01 ppm Rango de medición 0,5 ... 2000 ppm
Precisión ±2 % Resolución 0,1 ppm
Tipo de sensor electroquímico (duración 2 años) Precisión ±2 ppm o ±10 % del valor de medición
Estabilidad a largo plazo / desviación <10 % / año Tiempo de respuesta t90 < 3 Seg.
Tiempo de respuesta 30 s Bomba Cuota aproximada 350 ml/min
Calibración in situ o calibración en laboratorio Memoria Interna: 15.000 valores con fecha y hora
con certificado a través de PCE Alarma señal visual y acústica (95 dB)
Alarma TLV 0,3 STEL 2 ppm, definido por el usuario umbral de alarma para el valor momentáneo (3),
Memoria 99 valoresmáx. 99 valores valor de dosis y valor corte de 1/4 hora
Puerto USB Detección más de 70 componentes programados
Cond. ambientales +5 ... +40 °C / <90 % H.r. Pantalla matriz de puntos (LCD) de 7 dígitos, iluminable
Alimentación acumulador litio (cargador incluido en el envío) Puerto RS-232
Duración aprox. 6 h con una carga Cond. ambientales +0 ... +40 °C / 0 ... 100 % H.r.
Dimensiones 158 x 80 x 35 mm Alimentación Ni-Ca, intercambiable in situ
Peso 200 g tiempo operativo de 12 horas
con cargador (220 V), 4 horas Tiempo de carga
Dimensiones 210 x 100 x 65 mm
Normativa ATEX Europa: ATEX-94/9/EC II 2G EEx ib m IIC T4
USA: UL clase I, División 1, Grupos A,B,C,D
Medidor de formaldehído HFX105, acumulador recargable (Ion-Litio), cargador de 230 V, cable de 1 x detector de fotoionización, 1 x lámpara 10,6 eV, 1 x kit de acumulador recargable, 1 x compo-
datos USB, software para transferir en tiempo real al medir en continuo y para leer los datos regi- nente de red, 1 x sonda, 1 x instrucciones de uso
strados, instrucciones de uso (alemán)
HFX105 Medidor de formaldehído HFX105 VOC Pro Detector de fotoionización VOC Pro
ESS-HFX Sensor de formaldehído de repuesto VOC Pro Kit 1 VOC Pro Field Kit con gas de calibración, se compone de: maletín, gas de cali-,
RHT200 Sensor de humedad y temperatura bración, regulador de gas, software VOC Pro COMM, acumulador de repuesto,
CAL-HFX105 Certificado de calibración NIST impresora y cable de datos.
VOC Pro Kit 2 VOC Pro Field Kit, se compone de: maletín, software VOC Pro COMM,
acumulador de repuesto, impresora y cable de datos.
Documentos similares a Catalogo Medidores Gases
switt007
KarinaUrquidez
Catalogo Vial
Lab3EI2015I
Terter de Cable Env.
Construccion de Un Espectrofotometro Simple
DMX OPERATOR ADJ
MODELOS DEPOSITOS Supergeno y Exoticos
Ensayo de Tipos de Fuerzas en La Estructura de Una Edificacion
TT de Los Aceros
05 - Dispositivos de Proteccion y Control Industrial
Examen Costo Presupuestos UPC
NCh 999.Of1999 - Andamios de madera.pdf
Ejemplo de presentación de proyecto de practicas profesionales
16359 B12 Con Motores D12BC
ENTONITAS.doc

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución