Source: http://docplayer.es/418293-Www-swstechnology-com-copyright-of-slb-noviembre-2014.html
Timestamp: 2018-05-24 12:47:02+00:00

Document:
copyright of SLB Noviembre PDF
copyright of SLB Noviembre 2014
Download "www.swstechnology.com copyright of SLB Noviembre 2014"
Guillermo Cano de la Cruz
1 Manual de Diver Noviembre 2014
2 Diver de Schlumberger Water Services Versión Noviembre 2014 Todos los derechos reservados. Se encuentra prohibida la duplicación, el almacenamiento en un archivo de datos computarizados o la publicación de este documento, sin importar la forma o modo, ya sea electrónica, mecánica, en fotocopias, grabaciones o en cualquier otro formato, sin la autorización previa de Schlumberger Water Services (Netherlands) B.V. Schlumberger Water Services Delftechpark 20 PO Box AN Delft Países Bajos Tel.: +31 (0) Noviembre 2014
3 Contenidos Introducción 1 En este Manual 1 Principio Operativo 1 Medición de Niveles de Agua 2 Medición de la Temperatura 4 Modelos de Diver 4 Software 5 Información técnica 7 Aspectos generales 7 Procedimiento de calibración 7 Certificado del fabricante 7 Especificaciones 8 Baro-Diver, Mini-Diver, Micro-Diver y Cera-Diver 9 CTD-Diver 10 Aspectos generales 11 Temperatura 11 Presión 12 Instalación del Diver y Mantenimiento 16 Introducción 16 Instalación en un Pozo de Monitoreo 16 Instalación en aguas superficiales 18 El uso de los Divers en Elevaciones 19 Baro-Diver 19 Uso en agua de mar 19 Mantenimiento del Diver 19 CTD-Diver 20 Medición de la Conductividad 20 Calibración de Fabrica 21 Calibración en el terreno 21 Conductividad Específica 22 Preguntas más frecuentes (P+F) 23 Apéndice I: Uso de los Divers en elevaciones 26 Noviembre 2014
5 I n t r o d u c c i ó n En este Manual Este manual contiene información sobre Divers de Schlumberger Water Services (SWS). Contiene una descripción de los instrumentos Mini-Diver (DI5xx), Micro-Diver (DI6xx), Cera-Diver (DI7xx), Baro-Diver (DI500) y CTD-Diver (DI27x). El número entre paréntesis designa el modelo de Diver. Esta sección contiene una breve introducción a los principios de medición de Diver, un instrumento diseñado para medir niveles freáticos y temperaturas. Además, se proporciona una breve descripción del software que sepuede utilizar en combinación con los Divers. La siguiente sección contiene las especificaciones técnicas para cada tipo de Diver. La sección 3 trata la instalación de Divers en pozos de monitoreo y en aguas superficiales. A continuación, sigue una descripción de cómo realizar el mantenimiento de un Diver. La sección 4 analiza las mediciones de conductividad utilizando el CTD-Diver y la calibración de conductividad. La última sección incluye respuestas a preguntas frecuentes. Principio Operativo El Diver es un registrador de datos diseñado para medir la presión y temperatura del agua. Luego las mediciones se almacenan en la memoria interna del Diver. El Diver constiste de un sensor de presión diseñado para medir la presión del agua, de un sensor de temperatura, de memoria para almacenar las mediciones y de una batería. El Diver es un registrador de datos autónomo que puede ser programado por el usuario. El Diver es un dispositivo completamente sellado. La comunicación entre los Divers y los ordenadores portaliles y/o equipos de campo está basada en comunicación óptica. Los Divers miden la presión absoluta. Esto significa que el sensor de presión no sólo mide la presión del agua, sino también la presión de aire de empuje sobre la superficie del agua. Si la presión del aire varía, la presión del agua medida por lo tanto también varía, sin tener que variar el nivel de agua. Noviembre Página 1
6 Medición de Niveles de Agua Todos los Divers establecen la altura de una columna de agua, midiendo la presión del agua con el sensor de presión integrado. Mientras el Diver no está sumergido en el agua, mide la presión atmosférica como si fuera un barómetro. Una vez que se sumerge el Diver, esto se complementa con la medición de la presión del agua: mientras más alta sea la columna de agua, mayor será la presión medida. La altura de la columna de agua por encima el sensor de la presión del Diver se determina en función de la presión medida. Para medir estas variaciones en la presión atmosférica, se instala un Baro-Diver para cada sitio que está midiendo. La compensación barométrica para estas variaciones en la presión atmosférica se puede hacer uso de software de SWS (como Diver-Office). También es posible utilizar los datos barométricos alternativos tales como los datos puestos a su disposición en línea. Los valores compensados se pueden relacionar con un punto de referencia, como la parte superior del pozo de monitoreo, o con un nivel de referencia vertical, por ejemplo, el nivel del agua del Datum Vertical de Norteamérica de 1988 (NAVD 88). Teoría Esta sección explica cómo calcular el nivel del agua en relación con el nivel de referencia vertical, utilizando las mediciones del Diver y del Baro-Diver. La figura a continuación representa un ejemplo de un pozo de monitoreo en el que se ha instalado un Diver. Por lo tanto, en este caso, estamos interesados en la altura del nivel del agua (WL) en relación con el nivel de referencia vertical. Si el nivel del agua se encuentra por encima del nivel de referencia, tiene un valor positivo y si se encuentra por debajo del nivel de referencia, tiene un valor negativo. El punto alto de tubería (ToC) se mide en relación con el punto de referencia vertical y en el diagrama a continuación aparece como ToC cm. El Diver se suspende mediante un cable con una longitud igual a CL cm. El Baro-Diver mide la presión atmosférica (p baro) y el Diver mide la presión ejercida por la columna de agua (WC) y la presión atmosférica (p Diver). Noviembre Página 2
7 La columna de agua (CA) por encima del Diver puede expresarse como: CA = (1) donde p es la presión en cmh 2O, g es la aceleración debido a la gravedad (9.81 m/s 2 ) y ñ es la densidad del agua (1.000 kg/m 3 ). El nivel del agua (NA) en relación con el nivel de referencia vertical se puede calcular de la siguiente manera: NA = PAT LC + CA (2) Al sustituir la CA de la ecuación (1) en la ecuación (2), obtenemos: NA = PAT LC Si no se sabe exactamente la longitud del cable, se puede determinar utilizando una medición manual. Al observar la figura a continuación, queda claro que la medición manual (MM) se obtiene desde el punto alto de tubería hasta el nivel del agua. El valor del nivel del agua es positivo a menos que, en circunstancias excepcionales, el nivel del agua se encuentre por encima del punto alto de tubería. La longitud del cable se puede calcular ahora de la siguiente manera: LC = MM + CA (4) donde la columna de agua (CA) se calcula en función de las mediciones obtenidas con el Diver y el Baro-Diver. (3) Comentarios: Ejemplo: Si la presión medida por el Diver y el Baro-Diver se mide en diferentes momentos, es necesario interpolar. El software realiza automáticamente esta interpolación. Las mediciones manuales se pueden ingresar en el software. Posteriormente, el software calcula en forma automática la longitud del cable. Según las mediciones, el punto alto de tubería se encuentra 150 cm por encima del nivel del agua del Datum Vertical de Norteamérica de PAT = 150 cm. La longitud del cable no se sabe con exactitud y, por lo tanto, se mide en forma manual. Resulta ser de 120 cm: MM = 120 cm. Noviembre Página 3
8 El Diver mide una presión de cmh 2O y el Baro-Diver mide una presión de cmh 2O. Tras la sustitución de estos valores en la ecuación (1), se obtiene como resultado una columna de agua de 140 cm por encima del Diver: CA = 140 cm. Tras la sustitución de estos valores de la medición manual y de la columna de agua en la ecuación (4), se obtiene como resultado la siguiente longitud del cable: LC = = 260 cm. El nivel del agua en relación con el NAVD 88 se puede calcular fácilmente, utilizando la ecuación (2): NA = = 30 cm por encima del NAVD 88. Medición de la Temperatura Todos los Divers miden la temperatura del agua subterránea. Esto puede, por ejemplo, proporcionar información sobre flujos de aguas subterráneas. También permite determinar la difusión de agua (contaminada). La temperatura se mide utilizando un sensor semiconductor. Este sensor no sólo mide la temperatura, sino que también utiliza el valor de la temperatura para, al mismo tiempo, compensar el sensor de presión y el material electrónico (incluido el reloj de cristal) con los efectos de la temperatura. Modelos de Diver Existen diferentes tipos de Divers. Todos los Divers miden la presión absoluta y la temperatura. El resumen a continuación explica las diferencias entre los diferentes tipos de Diver. Mini-Diver. Es un Diver básico, fabricado con un revestimiento de acero inoxidable (316 L) con un diámetro de 22 mm. El Mini-Diver puede almacenar un máximo de mediciones (fecha/hora, presión y temperatura). Micro-Diver. Éste es el Diver más pequeño, con un diámetro de 18 mm y un revestimiento de acero inoxidable (316 L). El Micro-Diver puede almacenar un máximo de mediciones. El Diver es apto para tuberías de al menos 20 mm de diámetro. Cera-Diver. Este Diver tiene un revestimiento cerámico de 22 mm de diámetro y es apto para el uso en agua semisalina y en agua salada o en otros ambientes agresivos. El Cera-Diver puede almacenar un máximo de mediciones. CTD-Diver. Además de tomar mediciones de presión y temperatura, este Diver también mide la conductividad del agua. El revestimiento cerámico de 22 mm de diámetro es apto para aplicaciones salobres y de agua salada también como entornos agresivos. El CTD-Diver puede almacenar un máximo de mediciones. Baro-Diver. Este Diver mide la presión atmosférica y se utiliza para compensar las variaciones en la presión atmosférica medidas por otros Divers. Este Diver también se puede utilizar para la medición de los niveles de agua de poca profundidad de hasta un metro. El revestimiento de acero inoxidable (316 L) tiene un diámetro de 22 mm. El Baro-Diver es capaz de almacenar un máximo de mediciones. Noviembre Página 4
9 Los Micro-Diver, Cera-Diver y CTD-Diver incorporan un mayor rango de funcionalidad que el Mini-Diver y el Baro-Diver. Estos últimos dos Divers sólo ofrecen una opción de medición fija. Esto significa que el Diver obtiene mediciones según intervalos definidos por el usuario. Los otros Divers ofrecen las siguientes opciones de medición: Pruebas de bombeo previamente programadas o pruebas de bombeo definidas por el usuario. Valores promedio durante un período de tiempo especificado Una opción basada en eventos. En este caso, el Diver únicamente almacena mediciones una vez que se excede el límite de variación del porcentaje establecido para la medición de la presión o la conductividad (CTD-Diver). Esta variación porcentual puede ser especificada por el usuario. Para aplicaciones en aguas superficiales, es posible promediar los valores durante un período especificado. Entonces se almacenan los valores promedio. De esta manera, no se "calcula el promedio" de los efectos de las olas. Si la memoria del Diver está llena, el Diver detendrá la medición. El Diver tiene una memoria no volátil esto quiere decir que los datos se conservan si por cualquier razón la batería se descarga. Software Diver-Office Diver-Office (y/o Diver Office Premium) es un paquete de software que se utiliza en conjunto con todos los tipos de Diver descritos en este manual. La última versión de Diver-Office se puede descargar del sitio web en cualquier momento. Diver-Office funciona en todas las versiones actuales de Microsoft Windows y es fácil de instalar en un ordenador portátil o de escritorio. Noviembre Página 5
10 A medida que se lanzan nuevas versiones de Microsoft Windows, el sitio web contiene más información acerca de las versiones de Windows admitidas, etc. El sitio siempre proporcionará la última versión de Diver-Office para descargar o actualizar en forma gratuita. Diver-Office permite comunicarse con los Divers o encenderlos/apagarlos. Los datos de medición registrados por los Divers se pueden leer en cualquier momento. Existe la opción de revisar, compensar variaciones en las presiones atmosféricas, imprimir o exportar los datos de medición a diversos formatos de archivo para procesarlos con otro software. Todos los valores y las configuraciones se almacenan en una base de datos. Además, los datos sin procesar del Diver también se almacenan como un archivo. El manual del programa de software contiene información adicional acerca del funcionamiento de Diver-Office. Diver-Pocket Diver-Pocket fue específicamente diseñado para el uso en el terreno. Diver-Pocket es una aplicación de software que se ejecuta en un Pocket-PC. Diver-Pocket se encuentra disponible en dos versiones: Diver-Pocket es una versión diseñada exclusivamente para leer Divers. Con esta versión no se pueden realizar cambios de configuración de manera involuntaria o de otra manera. Tampoco se puede encender o apagar el Diver con esta versión. Con el Diver-Pocket solo se puede leer la información del Diver. Diver-Pocket Premium es una versión que, además de leer los datos del Diver, también se puede utilizar para encender/apagar o programar el Diver. Los archivos recolectados con Diver-Pocket posteriormente se pueden descargar a una computadora. Sin embargo, esto no es necesario para importar datos de Diver-Pocket a Diver-Office. Diver-Office está equipado con una función de importación que permite ubicar sin error estos archivos en un Pocket PC interconectado. El manual del programa de software contiene información adicional acerca de cómo usar un Diver-Pocket. Noviembre Página 6
11 I n f o r m a c i ó n t é c n i c a Aspectos generales El Diver es un registrador de datos que se encuentra dentro de un revestimiento cilíndrico con una argolla de suspensión en la parte superior. La argolla de suspensión se puede desatornillar; además, está diseñada para instalar el Diver en un pozo de monitoreo y protege el conector óptico. El material electrónico, los sensores y la batería se encuentran instaladas dentro del revestimiento y no necesitan mantenimiento. El Diver no puede abrirse. Si tiene algún reclamo, póngase en contacto con su proveedor. El nombre del registrador de datos, el número de modelo, el rango de medición y el número de serie (SN) están claramente identificados en uno de los laterales del Diver. Esta información se graba con un láser y, en consecuencia, el grabado es químicamente neutro e imborrable. Ejemplos: Procedimiento de calibración El Diver utiliza un sensor de presión y se calibra en la columna de centímetros de agua (cmh2o). El factor de conversión de mbar a cmh2o 1 mbar = 1,01972 cmh 2O o 1 cmh 2O = 0, mbar El procedimiento de calibración consiste en la verificación de la calibración de cada Diver. En primer lugar la calibración es hecha. Cada Diver se sumerge en un baño de agua. Posteriormente, este baño se ajusta a 5 temperaturas diferentes, 10, 20, 30, 40 y 50 C. A cada temperatura se asignan 6 rangos en aumento de 6 y 6 la caída de presiones se crea en 0, 20, 40, 60, 80, 100% del rango de medición. Estas presiones se crean por un calibrador de presión calibrada. Las presiones medidas por el Diver son analizadas, procesadas y después se almacenan en una tabla de consulta dentro del Diver. Cada Diver tiene su propia mesa única. Despues de cada calibración, se lleva a cabo una verificación de la calibración. Durante esta comprobación se crean cinco rangos la presión máxima y mínima, es decir, 10, 30, 50, 70, 90% del rango de medida, a los 15 y 35 C. Por último, el Diver se comprueba con las especificaciones dadas. Certificado del fabricante El Diver pasa la etapa de calibración si cumple con todas las especificaciones. Un certificado de calibración del fabricante estará disponible bajo pedido del interesado. Noviembre Página 7
12 Especificaciones Además del Baro-Diver (DI500) para mediciones de presión atmosférica y temperatura, existen 12 versiones de Diver para medir la presión y la temperatura, y 3 versiones de CTD-Diver para medir la presión, la temperatura y la conductividad. El resumen a continuación incluye los rangos de medición de las columnas de agua que los Divers son capaces de medir: Mini-Diver: - Hasta 10 metros (DI501) - Hasta 20 metros (DI502) - Hasta 50 metros (DI505) - Hasta 100 metros (DI510) Micro-Diver: - Hasta 10 metros (DI601) - Hasta 20 metros (DI602) - Hasta 50 metros (DI605) - Hasta 100 metros (DI610) Cera-Diver: - Hasta 10 metros (DI701) - Hasta 20 metros (DI702) - Hasta 50 metros (DI705) - Hasta 100 metros (DI710) CTD-Diver: - Hasta 10 metros (DI271) - Hasta 50 metros (DI272) - Hasta 100 metros (DI273) Baro-Diver: - Variaciones barométricas (DI500) Noviembre Página 8
13 Baro-Diver, Mini-Diver, Micro-Diver y Cera-Diver Los tipos de Diver cumplen con las siguientes especificaciones generales: Diámetro Ø22 mm Ø18 mm Ø22 mm Longitud aprox. 90 mm aprox. 88 mm aprox. 90 mm Peso aprox. 55 gramos aprox.45 gramos aprox.50 gramos Clase de protección Temperatura de almacenamiento/ transporte IP68-20 C a 80 C (afecta la vida útil de la batería) Temperatura operativa 0 C a 50 C Material Revestimiento Acero inoxidable 316L (sustancia activa n.º ) Acero inoxidable 316L Zirconio (ZrO 2) (sustancia activa n.º ) Sensor de presión Alúmina (Al 2O 3) Argolla de suspensión/cubierta cónica Empaques tipo O Comunicación Nylon PA6 reforzada con fibra de vidrio del 30% Viton Separada ópticamente Capacidad de la memoria mediciones mediciones mediciones Memoria Ritmo de muestreo Opciones de muestreo Intervalo fijo Basado en eventos Prueba de bombeo (configuración a cargo del usuario) Recursos Memoria no volátil. Una medición consta de fecha/hora/ presión/temperatura Sí No No No 0,5 segundos a 99 horas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Vida útil de la batería* Capacidad teórica 8-10 años, según el uso 5 millones de mediciones lecturas de memoria Noviembre Página 9
14 2.000 programaciones Precisión del reloj Marca CE Superior a ± 1 minuto por año a 25 C Superior a ± 5 minutos por año dentro del rango de temperatura calibrada Compatibilidad electromagnética (EMC) de acuerdo con la directiva 89/336/CEE Norma básica EN Emisiones EN (1998) + A1 (2000) + A2 (2003), Clase B - Exención EN (1998) + A1 (2000) + A2 (2003) - Número de certificado 06C00301CRT01 06C00300CRT01 06C00299CRT01 CTD-Diver Diámetro Longitud Peso Ø22 mm 135 mm incluida la argolla de suspensión Aprox. 100 gramos Material del revestimiento Zirconio (ZrO 2) Clase de protección IP68 Capacidad de la memoria mediciones Ritmo de muestreo Opciones de muestreo Intervalo fijo Basado en eventos Prueba de bombeo (configuración a cargo del usuario) Recursos 1 segundo a 99 horas Sí Sí Sí Sí Conductividad rango de medida precisión resolución (0 120) ms/cm ±1% con respecto a un mínimo de 10 µs/cm 0,1% con respecto a un mínimo de: - 1 µs/cm para el rango de 30 ms/cm - 10 µs/cm para el rango de 120 ms/cm Noviembre Página 10
15 Vida útil de la batería Capacidad teórica Marca CE 8-10 años según el uso. 2 millones de mediciones 500 lecturas de memoria 500 programaciones Compatibilidad electromagnética (EMC) de acuerdo con la directiva 89/336/CEE Norma básica EN Emisiones EN (1998) + A1 (2000) + A2 (2003), Clase B - Exención EN (1998) + A1 (2000) + A2 (2003) Los otros parámetros son idénticos a los del Cera-Diver. * El Diver está siempre activo. La corriente de descarga espontánea de la batería integrada depende de la temperatura. Si se utiliza, se almacena o se transporta el Diver durante períodos de tiempo largos a altas temperaturas, la vida útil de la batería se verá afectada en forma negativa. La capacidad de la batería a temperaturas más bajas se reduce, pero esto no es permanente. Es un comportamiento normal de las baterías. ** La precisión del reloj depende en gran medida de la temperatura. En todos los modelos, el reloj se compensa activamente para la temperatura. Aspectos generales Transporte Resistencia a vibraciones Ensayo al choque mecánico Apto para el transporte en vehículos, embarcaciones y aviones en el embalaje suministrado. De acuerdo con MIL-STD-810. De acuerdo con MIL-STD-810, para equipos livianos. Temperatura Las siguientes especificaciones corresponden a los instrumentos Mini, Micro, Cera, CTD-Diver y Baro-Diver para mediciones de temperatura: Rango de medición -20 C a 80 C Temperatura operativa (OT) Precisión (máx.) Precisión (típica) 0 C a 50 C (para Baro-Diver: -10 C tot 50 C) ± 0,2 C ± 0,1 C Resolución 0,01 C Tiempo de respuesta (90% del valor final) 3 minutos (en agua) Noviembre Página 11
16 Presión Las especificaciones para la medición de la presión atmosférica y del agua varían según el tipo de Diver. Las especificaciones a continuación corresponden a la temperatura de funcionamiento. Mini-Diver Rango de medición de la columna de agua Precisión (máx.) Precisión (típica) DI501 DI mh 2O 20 mh 2O ± 2,5 cmh 2O ± 0,5 cmh 2O ± 5 cmh 2O ± 1 cmh 2O Estabilidad a largo plazo ± 2 cmh 2O ± 4 cmh 2O Resolución 0,2 cmh 2O 0,4 cmh 2O Resolución de pantalla 0,058 cmh 2O 0,092 cmh 2O Presión de rompimiento 15 mh 2O 30 mh 2O Rango de medición de la columna de agua Precisión(Max) Precisión(típica) DI505 DI mh 2O 100 mh 2O ± 12,5 cmh 2O ± 2,5 cmh 2O ± 25 cmh 2O ± 5 cmh 2O Estabilidad a largo plazo ± 10 cmh 2O ± 20 cmh 2O Resolución 1 cmh 2O 2 cmh 2O Resolución de la pantalla 0,192 cmh 2O 0,358 cmh 2O Presión de rompimiento 75 mh 2O 150 mh 2O Noviembre Página 12
17 Micro-Diver Rango de medición de la columna de agua Precisión (máx.) Precisión (típica) DI601 DI mh 2O 20 mh 2O ± 3 cmh 2O ± 1 cmh 2O ± 6 cmh 2O ± 2 cmh 2O Estabilidad a largo plazo ± 3 cmh 2O ± 6 cmh 2O Resolución 0,2 cmh 2O 0,4 cmh 2O Resolución de la pantalla 0,058 cmh 2O 0,092 cmh 2O Presión máxima 15 mh 2O 30 mh 2O Rango de medición de la columna de agua Precisión (máx.) Precisión (típica) DI605 DI mh 2O 100 mh 2O ± 15 cmh 2O ± 5 cmh 2O ± 30 cmh 2O ± 10 cmh 2O Estabilidad a largo plazo ± 15 cmh 2O ± 30 cmh 2O Resolución 1 cmh 2O 2 cmh 2O Resolución de la pantalla 0,192 cmh 2O 0,358 cmh 2O Presión de rompimiento 75 mh 2O 150 mh 2O Cera-Diver Rango de medición de la columna de agua Precisión (máx.) Precisión (típica) DI701 DI mh 2O 20 mh 2O ± 2 cmh 2O ± 0,5 cmh 2O ± 4 cmh 2O ± 1 cmh 2O Estabilidad a largo plazo ± 2 cmh 2O ± 4 cmh 2O Resolución 0,2 cmh 2O 0,4 cmh 2O Resolución de la pantalla cmh 2O cmh 2O Presión de rompimiento 15 mh 2O 30 mh 2O Noviembre Página 13
18 Rango de medición de la columna de agua Precisión (máx.) Precisión (típica) DI705 DI mh 2O 100 mh 2O ± 10 cmh 2O ± 2,5 cmh 2O ± 20 cmh 2O ± 5 cmh 2O Estabilidad a largo plazo ±10 cmh 2O ± 20 cmh 2O Resolución 1 cmh 2O 2 cmh 2O Resolución de la pantalla 0,192 cmh 2O 0,358 cmh 2O Presión de rompimiento 75 mh 2O 150 mh 2O CTD-Diver DI271 DI272 Rango de medición de la columna de agua Precisión (máx.) Precisión típica 10 mh 2O 50 mh 2O ± 2 cmh 2O ± 10 cmh 2O ± 0,5 cmh 2O ± 2,5 cmh 2O Estabilidad a largo plazo ± 2 cmh 2O ± 10 cmh 2O Resolución 0.2 cmh 2O 1 cmh 2O Resolución de la pantalla 0,058 cmh 2O 0,092 cmh 2O Presión de rompimiento 15 mh 2O 75 mh 2O DI273 Rango de medición de la columna de agua Precisión (max) Precisión típica Estabilidad a largo plazo Resolución Resolución de la pantalla Presión de rompimiento 100 mh 2O ± 20 cmh 2O ± 5 cmh 2O ± 20 cmh 2O 2 cmh 2O 0,358 cmh 2O 150 mh 2O Noviembre Página 14
19 Baro-Diver Rango de medición de la columna de agua Precisión (máx.) Precisión típica Estabilidad a largo plazo Resolución Resolución de la pantalla Presión de rompimiento DI cmh 2O ± 2 cmh 2O ± 0,5 cmh 2O ± 2 cmh 2O 0,1 cmh 2O 0,058 cmh 2O 15 mh 2O Rango de medición de la columna de agua La columna de agua por encima del Diver que se puede medir Precisión (máxima) La exactitud es la proximidad de los resultados de medición y el valor verdadero. Suma algebraica de todos los errores que influyen en la medición de la presión. Estos errores se deben a la linealidad, histéresis y repetitividad. Durante el proceso de calibración un Diver se rechaza si la diferencia entre la presión medida y la presión aplicada es mayor que la precisión indicada. Precisión (típica) Como mínimo el 67% de las mediciones durante la verificación de la calibración se encuentran a 0,05% FS del rango de medición. Estabilidad a largo plazo La estabilidad de la medición durante un período de tiempo cuando se aplica una presión constante a una temperatura constante. Resolución El cambio más pequeño en la presión que produce una respuesta en la medición Diver. Resolución de la pantalla El incremento más pequeño en la presión que el Diver puede medir. Presión de rompimiento La presión a la que el sensor de presión del Diver fallará. Noviembre Página 15
20 I n s t a l a c i ó n d e l D i v e r y M a n t e n i m i e n t o Introducción En la práctica real, el Diver generalmente se suspende en un pozo de monitoreo. La ilustración a la derecha representa un conjunto de Divers y un Baro-Diver para compensar la presión barométrica. Además de los Divers normales, se instala un Baro-Diver que funciona como un barómetro y registra la presión atmosférica en cada sitio de medición. Los datos de la presión atmosférica se deben utilizar para compensar las mediciones de presión registradas por los Divers para las variaciones en la presión atmosférica. Para este fin, se recomienda utilizar un Baro-Diver, que está diseñado para tomar mediciones de presión atmosférica. En principio, un solo Baro-Diver es suficiente para un área con un radio de 15 kilómetros (según las condiciones del terreno. Consulte también el Apéndice II "Uso de Divers en elevaciones"). A continuación se describe cómo instalar los Divers y el Baro-Diver. Instalación en un Pozo de Monitoreo Normalmente los Divers se instalan por debajo del nivel del agua en un pozo de monitoreo. La profundidad a la que se puede suspender un Diver depende del rango de medición del instrumento. Para obtener más información sobre el rango del Diver, consulte la sección "Información técnica". Primero determine la longitud del cable de suspensión no extensible en función del nivel freático más bajo. Estipule la longitud adicional que necesita para sujetar el cable al Diver y la longitud de la argolla de suspensión en el extremo superior al cortar el cable. Luego utilice los ganchos de alambre para sujetar los extremos del cable a la cubierta del extremo del pozo de monitoreo y a la argolla de suspensión del Diver, respectivamente. Para determinar la distancia del sensor de presión en el pozo de monitoreo es necesario conocer la longitud exacta del cable, a la cual se debe agregar la distancia hasta la ubicación del sensor de presión en el Diver, para obtener la longitud operativa total. Esto se representa en el diagrama a continuación. Noviembre Página 16
21 También es posible instalar el Diver con un cable de datos Diver (DDC). Este cable le permite lee r el Diver en la parte superior del pozo de monitoreo mediante el uso de un cable de interface USB. Diver suspendido de un cable de acero Diver suspendido de un DDC Nota: Es posible que el nivel freático se eleve temporalmente cuando se instala un Diver. Sucede lo contrario cuando se retira el Diver. Por lo tanto, el nivel freático puede bajar temporalmente. Si no se sabe exactamente la longitud del cable, se puede calcular, por ejemplo, utilizando Diver-Office y una medición manual (medición con cinta métrica desde el punto alto de tubería) (medición manual + medición del Diver lectura de Baro-Diver = longitud del cable). Al instalar un CTD-Diver, se debe tener en cuenta lo siguiente: Preferentemente, no lo instale en tuberías demasiado estrechas. Las lecturas de valor C son las más exactas (más confiables) cuando el flujo directo de agua que se desea medir presenta impedimentos Noviembre Página 17
22 La preferencia es para los CTD-Divers que se suspenderán a la altura de la rejilla. A diferencia de los Divers "normales", la posición dentro del pozo de monitoreo en relación con la rejilla afecta las mediciones. Aquí también se aplica la siguiente resolución: cuanto mayor sea el flujo directo más confiable es la medición. El pozo de monitoreo está hecho de un material que no contiene metal. Los iones liberados de las paredes del pozo de monitoreo pueden afectar o afectarán las mediciones. Pozos de monitoreo pegados: Se sabe que ciertos tipos de pegamento afectan las mediciones. Si los CTD-Divers y Cera Divers se utilizan en aguas salobres y saladas, no se recomienda el uso de cables de acero inoxidable. A menudo utilizando un cable no recomendado para el montaje en un pozo de monitoreo, el alambre de acero inoxidable y abrazaderas de montaje pueden oxidarse lo que puede causar que el Diver caiga en el pozo. Instalación en aguas superficiales Si un Diver se utilizará en aguas superficiales es importante que haya suficiente circulación alrededor de los sensores del Diver. Los flujos de agua evitan que la tubería se obstruya con sedimentos y aseguran que el Diver realmente mida el agua circundante en lugar del agua estancada en el pozo de monitoreo mismo. Recomendamos utilizar un pozo de monitoreo de al menos 2", cuyas aberturas deben estar libres de, por ejemplo, crecimiento de plantas y algas. Si se utiliza una tubería de acero (consulte las ilustraciones) con un pozo de monitoreo de 1" instalado dentro de la tubería, permita que el extremo del Diver sobresalga un poco del extremo de la tubería, de manera que los sensores del Diver también entren en contacto con el agua en este punto. Instale el poste de fijación al cual se fija el pozo de monitoreo para que el Diver se beneficie del flujo y la profundidad máximos de agua, por ejemplo, en el medio del cauce. Para evitar vandalismo, se puede utilizar una tubería de acero con una tapa de acero que se pueda trabar. Ubique los Divers a una profundidad suficiente para que permanezcan por debajo de una posible capa de hielo. Esta imagen muestra un Diver cuyo sensor sobresale desde abajo del pozo de monitoreo. Se colocó un pozo de monitoreo más delgado dentro de la tubería de acero en la que se puede instalar el Diver. Noviembre Página 18

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución