Source: https://de.scribd.com/document/77165945/Wyler-Precision-Levels
Timestamp: 2017-05-28 20:27:27+00:00

Document:
ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadWyler Precision LevelsUploaded by IM_JohnnyVMeasuring InstrumentSurveyingEquipmentToolsScientific Observation0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentHIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGENPrecision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Präzisions-Rahmenwasserwaage 58 SPIRIT
Communicating Water Level 77 Präzisions-Schlauchwasserwaage 77
Magnetic Angle Spirit Level 47 Magnet-Winkelwasserwaage 47
Cross Spirit Level 78 Kreuz-Wasserwaage 78
Screw-on Spirit Level 66 Aufschraubbare Wasserwaage 66
Tubular Spirit Level 59 Rohrwasserwaage 59
Cross Spirit Level 76 Kreuz-Wasserwaage 76
Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Magnetwasserwaage 48 SPIRIT
Horizontal Spiriit Level 55 SPIRIT Horizontal-Wasserwaage 55 SPIRTIT
Circular Spirit Levels 72/73/74 Dosenlibellen 72/73/74
HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
INTRODUCTION HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS
WYLER Spirit Levels have been known for decades all around the globe for their high precision, quality and reliability. All products are manufactured according to the relevant international standards and assure an extraordinary resistance against wear and geometrical deformation due to the use of selected and well matured materials. The SPIRIT LEVELS / PRECISION SPIRIT LEVELS can be divided into the following types:
EINFÜHRUNG PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
WYLER Wasserwaagen sind seit Jahrzehnten weltweit bekannt für höchste Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit. Alle Produkte werden entsprechend den einschlägigen internationalen Normen hergestellt und gewährleisten dank ausgewählten, gealterten Materialien hohe Verschleissfestigkeit und Stabilität. Bei WASSERWAAGEN / PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN unterscheidet man zwischen:
Horizontal spirit levels for small angles
Frame spirit levels for small angles
Clinometers for large angles up to 360 degrees
Horizontal-Wasserwaagen Rahmenwasserwaagen für kleine Winkel für kleine Winkel
Clinometer für grosse Winkel bis 360 Grad
Most spirit levels can be equipped with magnetic inserts. Besides the vial, the frame or body of a precision level is extremely important. The material mostly from cast iron or special steel must be free from tensions (distortion!). The treatment of the material before, during and after the machining and assembling is of greatest importance. Usually the bases of the levels for measuring surfaces have two contact faces. These allow the exact setting of the instrument. Prismatic bases with two contact faces are used for measuring round shafts and bars. A speciality of the WYLER precision levels lays in the fact that the geometry of the bases is adjusted exactly parallel to the vial axis by grinding and scraping. Only by this precision work it is assured that even when the level is slightly tilted no measuring error occurs (twist stability). The specialist is aware of the temperature sensitivity of a spirit level. Therefore no direct sunlight is allowed on the level and draught is avoided, if a precise measurement is to be guaranteed.
Die meisten Wasserwaagen können auch mit Magneteinsätzen geliefert werden. Neben einer genauen Libelle ist natürlich die Qualität des Wasserwaagenkörpers von entscheidender Bedeutung. Das Material, meistens Grauguss oder Spezialstahl, muss möglichst frei von Spannungen (Verzug!) sein. Die Behandlung des Materials vor und nach der Verarbeitung ist von entscheidender Bedeutung. Die Messbasen von Präzisions-Wasserwaagen weisen in der Regel zwei Auflageflächen zum Kontrollieren von Flächen auf, die eine saubere Auflage auf dem Messobjekt garantieren. Für Messungen auf Wellen sind die Wasserwaagen mit zwei prismatischen Einschnitten versehen, die in der Mitte der Messflächen eingearbeitet sind. Zusätzlich können die Basen mit Magneteinsätzen versehen werden. Ein besonderes Merkmal der Präzisions-Wasserwaagen von WYLER besteht darin, dass die Geometrie aller Messflächen durch Schleifen und manuelles Schaben genau parallel zur Libellenachse einjustiert werden kann. Nur durch diese Präzisionsarbeit ist gewährleistet, dass auch bei einer leicht schräg (Twist) angesetzten Wasserwaage keine Messfehler entstehen. Dem Fachmann ist die Temperaturempfindlichkeit von Präzisions-Wasserwaagen bekannt. Deshalb vermeidet er direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft am Einsatzort, um eine genaue Messung zu garantieren. Einstellung ZERO Adjustment
The user has the possibility to adjust the ZERO as well as the TWIST thanks to a simple adjustment system.
Dank den beiden Einstellschrauben können der NULLPUNKT / ZERO und die Querabweichung / TWIST durch den Benutzer auf einfachste Weise justiert werden. Einstellung TWIST Adjustment
Standard dimensions of prismatic bases for shafts measurement Standardabmessungen prismatischer Basen für Messungen auf Wellen Length of base Basislänge L 100 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 500 mm 110 mm 150 mm 200 mm Possible shaft diameter Messbarer Wellendurchmesser Ø Ø 17 ... 80 mm Ø 17 ... 84 mm Ø 17 ... 94 mm Ø 19 ... 108 mm Ø 19 ... 120 mm Ø 22 ... 135 mm Ø 22 ... 160 mm Ø 120 ... 1000 mm Ø 120 ... 1000 mm Ø 120 ... 1000 mm
A 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 150 mm 150 mm 150 mm
B 21 mm 22 mm 24.5 mm 28 mm 31.5 mm 35 mm 42 mm 130 ... 140mm 130 ... 140mm 130 ... 140mm
Spezial executions on demand Sonderausführungen auf Anfrage
148S150-217-020 148S150-217-040 148S150-217-050 148S150-217-100 148S150-217-300
P/N / Art.950 kg
Two prismatic measuring bases. particularly suitable for measurements on vertical and horizontal surfaces and shafts • The magnetic inserts in the vertical measuring base assure an excellent adhesion to vertical shafts and surfaces
Sensitivity: • see table below Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The MAGNETIC SPIRIT LEVEL 48 SPIRIT can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge Dimensions: • outer dimensions • measuring bases Weight: • net weight (without case) • gross weight
150 x 150 x 40 mm 150 x 40 mm
1. vertical and horizontal base with magnetic inserts Zwei flache Messbasen.05 mm/m and better. 148S150-218-020 148S150-218-040 148S150-218-050 148S150-218-100 148S150-218-300
. 148S150-247-020 148S150-247-040 148S150-247-050 148S150-247-100 148S150-247-300
Two prismatic measuring bases.10 mm/m 0. contact faces hand scraped for sensitivity 0. vertical base with magnetic inserts Zwei prismatische Messbasen. horizontale+vertikale Basis mit Magneteinsätzen
Zwei flache Messbasen. vertikale Basis mit Magneteinsätzen
Dimensions / Abmessungen: 150 x 150 x 40 mm Shaft / Wellen Ø 19 . Ø 108 mm • Dank dem Handgriff aus edlem Holz ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die MAGNETWASSERWAAGE 48 SPIRIT ist eine Universal-Wasserwaage. due to an ingenious adjusting system • Excellent view on the vial from above and from the side • The main vial being fixed in a special mounting device.02 mm/m 0. vertical and horizontal base with magnetic inserts Zwei prismatische Messbasen. Nr.. Nr.. horizontale+vertikale Basis mit Magneteinsätzen
Two flat measuring bases..30 mm/m P/N / Art.500 kg 1.05 mm/m 0. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Die Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle ist dank einem ausgeklügelten Justiersystems einfach zu bedienen • Mit grossem Einblickwinkel von oben und von der Seite • Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung.. ist die Libelle frei von Spannungen • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der Vertikalen • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 .04 mm/m 0. Nr.05 mm/m handgeschabt.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Execution: • Standard version with two prismatic measuring bases horizontal and vertical. 108 mm Sensitivity / Empfindlichkeit 0. vertikale Basis mit Magneteinsätzen STANDARD-VERSION Dimensions / Abmessungen: 150 x 150 x 40 mm Shaft / Wellen Ø 19 . the vial is absolutely free from any tensions • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts or in the vertical • The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm • A handle of precious wood eliminates the transfer and influence of the body temperature • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen horizontal und vertikal.500 kg 1. vertikale Basis mit Magneteinsätzen. vertical base with magnetic inserts
Two flat measuring bases.. vertical base with magnetic inserts.. die für Messungen von vertikalen und horizontalen Flächen und Wellen optimal geeignet ist • Dank den Magneteinsätzen in der vertikalen Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung an vertikalen Flächen und Wellen garantiert werden Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die MAGNETWASSERWAAGE 48 SPIRIT auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert Abmessungen: • Aussenabmessungen • Messflächen Gewicht: • netto (ohne Holzetui) • brutto
Function: • The MAGNETIC SPIRIT LEVEL 48 SPIRIT is a universal spirit level. 108 mm P/N / Art.950 kg
1. 148S150-248-020 148S150-248-040 148S150-248-050 148S150-248-100 148S150-248-300
Dimensions / Abmessungen: 150 x 150 x 40 mm
P/N / Art. Nr. bis zur Empfindlichkeit von 0. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main vial.
Dimensions / Abmessungen 150 x 150 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .
158S<bbb>-343-<sss> 158S<bbb>-347-<sss> 158S<bbb>-348-<sss> 158S<bbb>-349-<sss>
Version 343. Nr. oben+rechts flach / links+oben mit Magneteinsätzen
Dimensions / Abmessungen 100 x 100 x 32 mm Shaft / Wellen Ø 17 .700 kg 0. ohne Magneteinsätze Version 347. ist die Libelle frei von Spannungen • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der Vertikalen • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 17 . upper+right hand flat / magnetic inserts left hand Version 347. upper+right hand flat..750 kg 5.900 kg 3. bottom+left hand prismatic. 108 mm
Dimensions / Abmessungen 250 x 250 x 45 mm Shaft / Wellen Ø 19 .500 kg
158S200-343-020 158S200-343-040 158S200-343-050 158S200-343-100 158S200-343-300
4.02 mm/m 0. oben+rechts flach / links mit Magneteinsätzen Version 348.900 kg
158S100-343-020 158S100-343-040 158S100-343-050 158S100-343-100 158S100-343-300
1. Standard-Version. upper+right hand flat / magnetic inserts bottom+left hand Version 348.05 mm/m and better. bottom+left hand prismatic. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Various options are possible (see table below) • Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main vial. and two flat measuring bases top horizontal and right hand vertical. without magnetic inserts Version 343. Details siehe auch nachstehende Tabelle • Dank den Handgriffen aus Kunststoff an drei Seiten ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die ist geeignet für Messungen von vertikalen und horizontalen Flächen und Wellen • Dank den optionalen Magneteinsätzen in der vertikalen Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung an vertikalen Flächen und Wellen garantiert werden Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die PRÄZISIONS-RAHMENWASSERWAAGE 58 SPIRIT auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The FRAME SPIRIT LEVEL 58 SPIRIT is suitable for measurements on vertical and horizontal surfaces and shafts • Optional magnetic inserts in the vertical measuring base assure an excellent adhesion to vertical shafts and surfaces Sensitivity: • See table below Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The FRAME SPIRIT LEVEL 58 SPIRIT can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
P/N / Art. unten+links prismatisch. the vial is absolutely free from any tensions • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts or in the vertical • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 135 mm.04 mm/m 0.000 kg 9. unten+links prismatisch.500 kg 1. je nach Dimension.. 135 mm
Weight / Gewicht net/netto (w/o / ohne Etui): gross/brutto: 0..450 kg
158-300-343-020 158-300-343-040 158-300-343-050 158-300-343-100 158-300-343-300
. unten+links prismatisch.. oben+rechts flach. upper+right hand flat / magnetic inserts upper+left hand Version 349.30 mm/m
158S150-343-020 158S150-343-040 158S150-343-050 158S150-343-100 158S150-343-300
2. bis zur Empfindlichkeit von 0. depending on the dimensions / Details see table below • Special plastic handles on 3 sides eliminate the transfer and influence of the body temperature • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen unten und links und zwei flachen Messbasen oben und rechts. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Verschieden Ausführungen stehen zur Verfügung (siehe untenstehende Tabelle) • Die Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle ist dank einem ausgeklügelten Justiersystems einfach zu bedienen • Mit grossem Einblickwinkel von oben und von der Seite • Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung. Standard version. due to an ingenious adjusting system • Excellent view on the vial from above and from the side • The main vial being fixed in a special mounting device...05 mm/m handgeschabt. bottom+left hand prismatic..750 kg
158S250-343-020 158S250-343-040 158S250-343-050 158S250-343-100 158S250-343-300
8..05 mm/m 0. contact faces hand scraped for sensitivity 0. bottom+left hand prismatic. 94 mm
Dimensions / Abmessungen 200 x 200 x 40 mm Shaft / Wellen Ø 19 ..10 mm/m 0... unten+links prismatisch. 120 mm
Dimensions / Abmessungen 300 x 300 x 50 mm Shaft / Wellen Ø 22 .HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Präzisions-Rahmenwasserwaage 58 SPIRIT
Execution: • Standard version with two prismatic measuring bases bottom horizontal and left hand vertical. Ø 135 mm.. oben+rechts flach / links+unten mit Magneteinsätzen Version 349.
.850 kg 5...30 mm/m
. ist die Libelle frei von Spannungen • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 17 .350 kg 0. without magnetic inserts Version 123. prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen Version 123.300 kg 1.... ohne Magneteinsätze
Sensitivity / Empfindlichkeit Dimensions / Abmessungen 100 x 32 x H: 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .650 kg 0.05 mm/m and better. je nach Dimension der Wasserwaage / Details siehe nachstehende Tabelle • Dank dem Handgriff aus edlem Holz ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die HORIZONTAL-WASSERWAAGE 55 SPIRIT ist geeignet für Messungen von horizontalen Flächen und Wellen • Dank den optionalen Magneteinsätzen in der Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die HORIZONTAL-WASSERWAAGE 55 SPIRIT auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 55 SPIRIT is suitable for measurements on horizontal surfaces and shafts • Optional magnetic inserts assure an excellent adhesion to shafts and surfaces Sensitivity: • See table below Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 55 SPIRIT can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
P/N / Art.05 mm/m 0. Standard-Version mit prismatischer Messbasis.800 kg 155S150-113-020 155S150-113-040 155S150-113-050 155S150-113-100 155S150-113-300
Dimensions / Abmessungen 200 x 40 x H: 42 mm Shaft / Wellen Ø 19 . 108 mm Form <B> 0.700 kg 155S250-113-020 155S250-113-040 155S250-113-050 155S250-113-100 155S250-113-300 Dimensions / Abmessungen 300 x 50 x H: 51 mm Shaft / Wellen Ø 22 . 135 mm Form <B> 2.02 mm/m 0.. 94 mm Form <A> 0. Ø 160 mm.. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: • Messbasis in flacher Ausführung • Messbasis mit Magneteinsätzen • Die Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle ist dank einem ausgeklügelten Justiersystems einfach zu bedienen • Mit grossem Einblickwinkel von oben und von der Seite • Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT Horizontal-Wasserwaage 55 SPIRIT
Execution: • Standard version with prismatic measuring base.. Nr.04 mm/m 0. flache Messbasis.. depending on the dimensions / Details see table below • A handle of precious wood eliminates the transfer and influence of the body temperature • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit prismatischer Messbasis. due to an ingenious adjusting system • Excellent view on the vial from above and from the side • The main vial being fixed in a special mounting device.100 kg 155-500-113-020 155-500-113-040 155-500-113-050 155-500-113-100 155-500-113-300
Weight / Gewicht net/netto (w/o case / ohne Etui): gross/brutto: 0.. ohne Magneteinsätze Version 117.200 kg 2.. contact faces hand scraped for sensitivity 0.. 84 mm Form <A> 0. flat measuring base..650 kg 155S300-113-020 155S300-113-040 155S300-113-050 155S300-113-100 155S300-113-300
Dimensions / Abmessungen 500 x 60 x H: 57 mm Shaft / Wellen Ø 22 .250 kg 155S200-113-020 155S200-113-040 155S200-113-050 155S200-113-100 155S200-113-300 Dimensions / Abmessungen 250 x 45 x H: 46 mm Shaft / Wellen Ø 19 .
155S<bbb>-113-<sss> 155S<bbb>-117-<sss> 155S<bbb>-123-<sss>
Version 113. bis zur Empfindlichkeit von 0.05 mm/m handgeschabt. prismatic base with magnetic inserts Version 117.950 kg 1. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Options: • Measuring base with flat contact faces • Measuring base with magnetic inserts • Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main vial. 120 mm Form <B> 1.500 kg 155S100-113-020 155S100-113-040 155S100-113-050 155S100-113-100 155S100-113-300 Dimensions / Abmessungen 150 x 35 x H: 38 mm Shaft / Wellen Ø 17 . Standard version with prismatic base.10 mm/m 0. the vial is absolutely free from any tensions • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 160 mm. without magnetic inserts Version 113. 160 mm Form <CLASSIC> 3.
hand scraped for sensitivity 0. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Options: • Measuring base prismatic.. ohne Magneteinsätze • Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung. flache Messbasis ohne Magneteinsätze
Dimensions / Abmessungen 100 x 45 x H: 35 mm Shaft / Wellen Ø 19 .05 mm/m and better. 120 mm 0.10 mm/m
. not recessed in the middle part.
161-<bbb>-113-<sss> 161-<bbb>-117-<sss> 161-<bbb>-123-<sss>
Version 113.350 kg 1.100 kg 161-200-113-020 161-200-113-040 161-200-113-050 161-200-113-100
Weight / Gewicht net/netto (w/o case / ohne Etui): gross/brutto: 0. without magnets • The main vial being fixed in a special mounting device. flat base without magnetic inserts Version 123. Ø 120 mm / Details siehe nachstehende Tabelle • Dank dem Isoliergriff ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich • Verpackt in ein Holzetui
Funktion: • Die KONTROLLWASSERWAAGE 61 ist geeignet für Messungen von horizontalen Flächen und Wellen • Dank den optionalen Magneteinsätzen in der Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die KONTROLLWASSERWAAGE 61 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
P/N / Art. prismatic base with magnetic inserts Version 117.000 kg 161-100-113-020 161-100-113-040 161-100-113-050 161-100-113-100
Dimensions / Abmessungen 150 x 45 x H: 35 mm Shaft / Wellen Ø 19 . prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen Version 123. ist die Libelle frei von Spannungen • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 ... Standard version with prismatic base.. Standard-Version mit prismatischer Messbasis. without magnetic inserts Version 113.. with magnetic inserts • Measuring base flat..850 kg 2. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: • Messbasis mit prismatischer Messbasis und Magneteinsätzen • Messbasis mit flacher Messbasis..02 mm/m 0.850 kg 1.05 mm/m handgeschabt. 120 mm 1. 120 mm 1.04 mm/m 0. Nr.550 kg 161-150-113-020 161-150-113-040 161-150-113-050 161-150-113-100
Dimensions / Abmessungen 200 x 45 x H: 35 mm Shaft / Wellen Ø 19 . bis zur Empfindlichkeit von 0.05 mm/m 0.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Inspection Spirit Level 61 Kontrollwasserwaage 61
Execution: • Standard version with prismatic measuring base. ohne Magneteinsätze Version 117.. the vial is absolutely free from any tensions • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 120 mm / Details see table below • Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body temperature • Packed in a wooden storage case Function: • The INSPECTION SPIRIT LEVEL 61 is suitable for measurements on horizontal surfaces and shafts • Optional magnetic inserts in the measuring base assure an excellent adhesion to shafts and surfaces Sensitivity: • See table below Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The INSPECTION SPIRIT LEVEL 61 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Ausführung: • Standardmässig mit durchgehend prismatischer Messbasis.
156-<bbb>-113-<sss>
Version 113. depending on the dimensions • Transversal vial with a sensitivity of 1 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts • Packed in a wooden storage case Function: • The CRANKPIN SPIRIT LEVEL 56 is particularly designed for measurements on pins of crank shafts • Optional magnetic inserts in the longer measuring base assure an excellent adhesion to shafts and surfaces Sensitivity: • See table below Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The CRANKPIN SPIRIT LEVEL 56 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Ausführung: • Standardmässig mit prismatischer Messbasis (Kreuzprisma)..10 mm/m 0.30 mm/m
. Ø 108 mm • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 1 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder • Verpackt in ein Holzetui
Funktion: • Die KURBELZAPFEN-WASSERWAAGE 56 ist geeignet für Messungen von Kurbelwellenzapfen • Dank den optionalen Magneteinsätzen in der längeren Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die KURBELZAPFEN-WASSERWAAGE 56 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
P/N / Art. 108 mm 0.600 kg 0.900 kg 1..05 mm/m 0. 108 mm 0. without magnetic inserts Version 113.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Crankpin Spirit Level 56 Kurbelzapfen-Wasserwaage 56
Execution: • Standard version with two prismatic measuring bases in crosswise directions.. Nr. ohne Magneteinsätze Version 117.... Querprisma ohne Magneteinsätze / nur für Basislänge 90mm und 120mm
156-<bbb>-117-<sss>
Dimensions/ Abmessungen: 60 x 42 x H: 32 mm Shaft / Wellen Ø 19 . hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative steht folgende Möglichkeit zur Verfügung: • Messbasis mit Magneteinsätzen in der Längsrichtung (nur für WW mit Basisläge 90mm und 120mm möglich) • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 . prismatic base (crosswise direction) with magnetic inserts..050 kg 156-120-113-050 156-120-113-100 156-120-113-300
Weight / Gewicht net/netto (w/o case / ohne Etui): gross/brutto: 0.. 108 mm 0..750 kg 156-090-113-050 156-090-113-100 156-090-113-300
Dimensions/ Abmessungen: 120 x 42 x H: 32 mm Shaft / Wellen Ø 19 . Standard version with prismatic base (crosswise direction). cross direction prismatic base without magnetic inserts / only for baselength 90mm and 120mm Version 117. Standard-Version mit prismatischer Messbasis (Kreuzprisma). according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Options: • Measuring base with magnetic inserts in the longitudinal measuring base (only for base length of 90mm and 120mm) • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm. prismatische Messbasis (Kreuzprisma) mit Magneteinsätzen.400 kg 0.550 kg 156-060-113-050 156-060-113-100 156-060-113-300
Dimensions/ Abmessungen: 90 x 42 x H: 32 mm Shaft / Wellen Ø 19 .
02 mm/m • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 . 120 mm P/N / Art.02 mm/m Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The ADJUSTABLE MICROMETER SPIRIT LEVEL 68 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
150 mm 45 mm 80 mm 45 mm
Abmessungen: • Länge • Höhe Messkörper • Höhe total • Breite Gewicht: • netto (ohne Holzetui) • brutto Empfindlichkeit: 0. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Main scale on micrometer: 1 division = 0. finely rectified..02 mm/m • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit gehärteter und geschliffener prismatischer Stahlbasis von 150 mm. +20 mm/m • Dank dem Isoliergriff ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich
Function: • The ADJUSTABLE MICROMETER SPIRIT LEVEL 68 is suitable for measuring inclinations from -4 ..02 mm/m • Genauigkeit: 0. +20 mm/m • Messbereich: • Teilungswert am Mikrometer 0. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Hauptskala am Mikrometer 1 Teilstrich = 0.02 mm/m • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 120 mm • The main vial has a sensitivity of 0.. 150 mm long.02 mm/m
1.750 kg 2. Ø 120 mm • Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0..02 mm/m • Eingebaute Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem Zylinder • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die EINSTELLBARE MIKROMETER-WASSERWAAGE 68 ist geeignet für Messungen von Neigungen von -4 .. Nr.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Einstellbare Mikrometer-Wasserwaage 68
Execution: • Standard version with prismatic measuring base of hardened steel.750 kg 2. +20 mm/m • Measuring range: • 1 division on the micrometer drum is 0.02 mm/m • 1 full turn of the drum with 100 divisions = 2 mm /m • Number of turns: • down 2 (equivalent to 2 x 2 mm/m = 4 mm/m) • up 10 (equivalent to 10 x 2 mm/m = 20 mm/m) • measuring range in one position -4 … +20 mm/m • Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body temperature Dimensions: • length • height of measuing body • total height over micrometer • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: 0.050 kg
1. 168-150-111-020 Standard version with prismatic base Standard-Version mit prismatischer Messbasis
...02 mm/m • Umdrehungswert der Trommel mit 100 Teilstrichen = 2 mm/m • Anzahl Umdrehungen: • nach unten 2 (entsprechend 2 x 2 mm/m = 4 mm/m) • nach oben 10 (entsprechend 10 x 2 mm/m = 20 mm/m) • Messbereich in einer Aufspannung von -4 . ohne Magneteinsätze.02 mm/m • Precision: 0. without magnets...050 kg
Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die EINSTELLBARE MIKROMETERWASSERWAAGE 68 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Dimensions / Abmessungen: 150 x 45 x 80 mm Shaft / Wellen: Ø 19 ..
Mikrometer) 25 mm
0.05 mm/m 0. • The MICROMETRIC SPIRIT LEVEL 53 is also suitable for measuring the depth of cavities • Measuring range: • metric version ± 5 mm on a distance of 100 mm • Inch version ± 2/10 inch on a distance of 100 mm (~ 4 inch) • Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body temperature Dimensions: • length • total • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: see table below Calibration Certificate: • The MICROMETRIC SPIRIT LEVEL 53 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Ausführung: • Standardmässig mit flacher Messbasis und mit gehärteter und drehbarer Auflagewelle.02 mm • Inch-Version 1 Teilstrich = 1/1000 inch • Die eingebaute Libelle hat standardmässig einen Skalenteilungswert von 0.400 kg 0. without disturbance of the measuring result by irregularities of the surface between the measuring points. • Die FEINMESS MIKROMETER-WASSERWAAGE 53 ist ebenfalls für das Ausmessen von Vertiefungen geeignet.400 kg 0.02 mm 1 Teilstrich = 0. 153-120-121-020 153-120-121-050 153-120-121-100 Dimensions / Abmessungen:
INCH VERSION INCH VERSION 120 x 25 x 50 mm 1 division = 1/1000 inch 1 Teilstrich = 1/1000 inch P/N / Art. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Main scale on micrometer: • Metric version: 1 division = 0. the MICROMETRIC SPIRIT LEVEL 53 is particularly suitable for measuring inclinations over a distance of 100 mm. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Hauptskala am Mikrometer: • Metrische Version 1 Teilstrich = 0.550 kg
Empfindlichkeit: siehe untenstehende Tabelle Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die FEINMESS MIKROMETER-WASSERWAAGE 53 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
METRIC VERSION METRISCHE VERSION Dimensions / Abmessungen: Divison on Micrometer scale: Skalenteilungswert Mikrometer: Sensitivity / Empfindlichkeit 0. Nr.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Micrometric Spirit Level 53 Feinmess Mikrometer-Wasserwaage 53
Lay-on shaft Auflagewelle
Execution: • Standard version with flat measuring base and with a micrometric supporting spindle of hardened steel. Nr.02 mm/m (other sensitivities available as per table below) • Packed in a wooden storage case Function: • Due to the built in lay-on shaft and to the small contact face of the measuring spindle.02 mm P/N / Art. ohne dass durch die dazwischenliegenden Unebenheiten Messfehler entstehen.02 mm/m (weitere Empfindlichkeiten siehe untenstehende Tabelle) • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die FEINMESS MIKROMETER-WASSERWAAGE 53 ist dank der eingebauten Auflagewelle und die punktmässige Abstützung der Messspindel für das Messen von Neigungen über eine Distanz von 100 mm geeignet.10 mm/m 120 x 25 x 50 mm 1 division = 0. 4 inch) • Dank dem Isoliergriff ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich
120 mm 50 mm (height over micrometer) 25 mm
Abmessungen: • Länge • Höhe total • Breite Gewicht: • netto (ohne Holzetui) • brutto
120 mm 50 mm (inkl.02 mm • Inch-version 1 division = 1/1000 inch • The main vial in the standard version has a sensitivity of 0. • Messbereich: • metrische Version ± 5 mm auf 100 mm Distanz • Inch-Version ± 2/10 inch auf 100 mm Distanz (ca.02 mm/m 0. 153-120-121Z020 153-120-121Z050 153-120-121Z100
Divison on Micrometer scale: Skalenteilungswert Mikrometer: Sensitivity / Empfindlichkeit 4 Arcsec 10 Arcsec 20 Arcsec
according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • The main vial in the standard version has a sensitivity of 0.02 mm/m (weitere Empfindlichkeiten siehe nachstehende Tabelle) • Eingebaute Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem Zylinder • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 .450 kg
Empfindlichkeit: siehe nachstehende Tabelle Querstabilität nach WYLER Standard : • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die EINSTELLBARE WASSERWAAGE 52 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Dimensions / Abmessungen: 200 x 40 x 41 mm Shaft / Wellen: Ø 19 .. • The ADJUSTABLE SPIRIT LEVEL 52 covers measurements on „sloping“ surfaces and shafts up to an inclination of 50 mm/m Dimensions: • length • height • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: see table below Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The ADJUSTABLE SPIRIT LEVEL 52 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
200 mm 41 mm 40 mm
1.. • Mit der EINSTELLBARE WASSERWAAGE 52 können „schief stehende“ Ebenen oder Wellen bis 50 mm/m abgedeckt werden.05 mm/m and better. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Die eingebaute Libelle hat als Standard einen Skalenteilungswert von 0. 152-200-113-020 152-200-113-050 152-200-113-100
.05 mm/m 0.10 mm/m P/N / Art.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Adjustable Spirit Level 52 Einstellbare Wasserwaage 52
Execution: • Standard version with prismatic measuring of 200 mm length. not recessed in the middle part.02 mm/m 0.. bis zu einer Empfindlichkeit von 0.200 kg 1.02 mm/m (other sensitivities available as per table below) • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit durchgehend prismatischer Messbasis von 200 mm.05 mm/m handgeschabt. 108 mm Sensitivity / Empfindlichkeit 0.450 kg
1. hand scraped for sensitivity 0. wenn die zu messende Fläche oder Welle nicht genau horizontal liegt und der Messbereich einer klassischen Wasserwaage die Neigung nicht abdecken kann. Abmessungen: • Länge • Höhe • Breite Gewicht: • netto (ohne Holzetui) • brutto
Function: • The ADJUSTABLE SPIRIT LEVEL 52 is a suitable option when the measuring object (flat surface or shaft) can not be positioned in the true horizontal and therefore the measuring range of a standard precision spirit level is not sufficient..200 kg 1. Nr. Ø 108 mm • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die EINSTELLBARE WASSERWAAGE 52 kommt dann als Alternative zum Einsatz.
30 mm/m • The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm • The vial is protected by a transparent Plexiglas tube.. prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen / H= 100 mm Sensitivity / Empfindlichkeit 0. which also eliminates the transfer and influence of the body temperature • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit prismatischer Messbasis vertikal von 100 mm. Ø 80 mm • Die Libelle ist durch ein transparentes Kunststoffrohr geschützt.650 kg 0..30 mm/m Calibration Certificate: • The MAGNETIC ANGLE SPIRIT LEVEL 47 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
100 mm 100 mm (tube end = 100 mm from flat base) 30 mm
100 mm 100 mm (Rohrende gegenüber flacher Basis) 30 mm
0. 147-100-117-300
. welches gleichzeitig die Übertragung der Handwärme verhindert • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die MAGNET-WINKELWASSERWAAGE 47 eignet sich hervorragend für das Messen von vertikalen Flächen und Wellen • Dank den eingebauten Magneteinsätzen haftet die Wasserwaage an vertikalen Flächen und Wellen Abmessungen: • Basislänge vertikal • Länge horizontal • Breite Gewicht: • netto (ohne Holzetui) • brutto Empfindlichkeit: 0.30 mm/m • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 17 .800 kg
100 x 30 mm vertical prismatic measuring base with magnetic inserts / H = 100 mm 100 x 30 mm vertikale.30 mm/m Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die MAGNET-WINKELWASSERWAAGE 47 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The MAGNETIC ANGLE SPIRIT LEVEL 47 is suitable for measurements on vertical surfaces and shafts • The magnetic inserts assure an excellent adhesion to vertical shafts and surfaces Dimensions: • base length vertical • length horizontal • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: 0.650 kg 0.800 kg
0. Nr. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • The vial has a sensitivity of 0. mit Magneteinsätzen. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Execution: • Standard version with a prismatic vertical measuring base of 100 mm.30 mm/m P/N / Art. equipped with magnetic inserts.
50 mm/m Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die UNIVERSAL-WINKELWASSERWAAGE 64 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL 64 is particularly suitable for measurements on vertical surfaces and shafts • The tubular level can.50 mm/m • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring in the vertical • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Winkelrichtwaage mit einsteckbarer Rohrrichtwaage mit prismatischer Messbasis vertikal von 150 mm. prismatische Basis / H= 160 mm 50 x 40 mm vertical prismatic base / H = 160 mm / without transversal vial 50 x 40 mm vertikale.50 mm/m
P/N / Art.800 kg 1.. however.000 kg
0.. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Alternatively the Angular Spirit Level 64 is available with a reduced vertical measuring base of 50 mm only (without transversal vial) • The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm • The vial has a sensitivity of 0.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Universal Angle Spirit Level 64 Universal-Winkelwasserwaage 64
Execution: • Angular spirit level with removable tubular spirit level with a prismatic vertical measuring base of 150 mm.000 kg
Calibration Certificate: • The UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL 64 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Sensitivity / Empfindlichkeit 0. 164-150-243-500 Standard-Version 164-050-243-500 Dimensions: Abmessungen: Dimensions: Abmessungen: 150 x 40 mm vertical prismatic base / H = 160 mm 150 x 40 mm vertikale. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative kann die Winkelwasserwaage mit einer verkürzten Messbasis von 50 mm geliefert werden (ohne Querlibelle) • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 .50 mm/m 0. Ø 108 mm • Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.50 mm/m • Precision: 0. Nr.50 mm/m • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen in der Vertikalen • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die UNIVERSAL-WINKELWASSERWAAGE 64 eignet sich hervorragend für das Messen von vertikalen Flächen und Wellen • Die Rohrwasserwaage kann auch für Messungen auf horizontalen Flächen verwendet werden Abmessungen: • Länge Messfläche vertikal • Länge mit Rohrrichtwaage • Breite • Messfläche der Rohrwasserwaage Gewicht: • netto (ohne Holzetui) • brutto Empfindlichkeit: 0.50 mm/m • Genauigkeit: 0.800 kg 1. also be used for measuring on flat surfaces
Dimensions: • length of vertical base • length with tubular level • width • flat face of tubular level
150 mm 160 mm (tube end = 160 mm from flat base) 40 mm 150 x 10 mm
150 mm 160 mm (Rohrende gegenüber flacher Basis) 40 mm 150 x 10 mm
Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: 0. prismatische Basis / H= 160 mm / ohne Querlibelle
die einen Einblick von der Seite auf die Libelle erfordern • Dank den optionalen Magneteinsätzen in der Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden Abmessungen: • siehe untenstehende Tabelle Empfindlichkeit: • siehe untenstehende Tabelle Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die WELLENWASSERWAAGE 63 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The SHAFT SPIRIT LEVEL 63 is suitable for measurements on horizontal surfaces and shafts and. mit Magneteinsätzen • Messbasis durchgehend flach. dank den seitlichen Schlitzen.. without magnetic inserts Version 113. flat measuring base without magnetic inserts Version 123. Standard version with prismatic measuring base. Nr. Standardmässig mit durchgehend prismatischer Messfläche. with magnetic inserts • Measuring base flat.001
Dimensions / Abmessungen: 200 x 30 x Height/Höhe: 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 . due to the side windows. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: • Messbasis durchgehend prismatisch.500 kg 0.. the vial is absolutely free from any tensions • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Wellenwasserwaage mit seitlichen Schlitzen und Sicht auf die Libelle. without magnetic inserts • The main vial being fixed in a special mounting device.800 kg 1.30 mm/m 1.001
Weight / Gewicht net/netto (w/o case / ohne Etui): gross/brutto: 0.000 kg 163-150-113-050 163-150-113-100 163-150-113-300 163-150-113.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Shaft Spirit Level 63 Wellenwasserwaage 63
Execution: • Horizontal spirit level with slot windows which enable the view on the vial from the side..10 mm/m 0.. 80 mm 0. flache Messbasis ohne Magneteinsätze
Dimensions / Abmessungen: 100 x 30 x Height/Höhe: 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .. prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen Version 123. prismatic base with magnetic inserts Version 117. ohne Magneteinsätze • Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung ist die Libelle frei von Spannungen • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 17 . not recessed in the middle part..00 mm/m
. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Options: • Measuring base prismatic. von leicht erhöhten Messobjekten. 80 mm 1.001
Dimensions / Abmessungen: 150 x 30 x Height/Höhe: 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .650 kg 163-100-113-050 163-100-113-100 163-100-113-300 163-100-113. Standard version with prismatic base.05 mm/m 0.400 kg 163-200-113-050 163-200-113-100 163-200-113-300 163-200-113. 80 mm 0. ohne Magneteinsätze Version 117. Ø 80 mm • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die WELLENWASSERWAAGE 63 eignet sich hervorragend für das Messen von horizontalen Flächen und Wellen sowie. it is particularly designed for measuring objects in a higher position where the reading from the side is necessary • Optional magnetic inserts in the measuring base assure an excellent adhesion to shafts and surfaces Dimensions: • See table below Sensitivity: • See table below Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The SHAFT SPIRIT LEVEL 63 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
P/N / Art. Standard-Version mit prismatischer Messbasis.150 kg 1..
163-<bbb>-113-<sss> 163-<bbb>-117-<sss> 163-<bbb>-123-<sss>
Version 113..
00 mm/m 0.00 mm/m 159-080-121-100 159-080-121-300 159-080-121.30 mm/m 1.05 mm/m 0.05 mm/m 0. brüniertes Stahlrohr eingegossen • Die ROHRWASSERWAAGE 59 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalenteilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle) • Als Alternative kann die ROHRWASSERWAAGE 59 in den Längen 80 und 150 mm auch mit Bohrungen zum Aufschrauben der Wasserwaage geliefert werden (siehe nachstehende Tabelle) • Ohne Holzetui Funktion: • Die ROHRWASSERWAAGE 59 eignet sich hervorragend für das Messen von Flächen an Maschinen. Apparaten.00 mm/m 0. Ø=20 mm
0. Ø=22 mm
0.001 159-100-121-100 159-100-121-300 159-100-121. diameter Länge x B: Breite Messfläche.10 mm/m 0.10 mm/m 0. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Die Libelle ist in ein stabiles. usw.30 mm/m 1. apparatus.00 mm/m 0.30 mm/m 1.10 mm/m 0. as well as for permanent mounting on measuring objects Sensitivity: • See table below Calibration Certificate: • The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Ausführung: • Die ROHRWASSERWAAGE 59 ist mit einer flachen Messbasis versehen. Ø=22 mm
0.30 mm/m 1.30 mm/m 1. Length x B: width measuring surface. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • The vial is firmly sealed in a stable steel tube.10 mm/m 0.10 mm/m 0. Durchmesser 0. etc.080 kg
150 x 10. Ø=22 mm
80 x 9.100 kg
150 x 10.001 159-080L121-100 159-080L121-300 159-080L121.10 mm/m 0.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Execution: • The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 provides a flat measuring base without recession in the middle part.001 159-150-121-050 159-150-121-100 159-150-121-300 159-150-121. Ø=16 mm
0. Nr.30 mm/m 1.250 kg
200 x 11.250 kg
.05 mm/m 0.00 mm/m 0. sowie für die permanente Installation an Messobjekten Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die ROHRWASSERWAAGE 59 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Dimensions / Abmessungen Sensitivity / Empfindlichkeit P/N / Art.001 159-150L121-050 159-150L121-100 159-150L121-300 159-150L121. outside gun-blued • The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 is available in various lengths and sensitivities (see table below) • As an option the TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 in lengths 80 and 150 mm can be obtained with 2 through holes for mounting on a measuring object (see table below) • Without case Function: • The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 is particularly suitable for measurements on flat surfaces of machines.00 mm/m 0.080 kg Weight/ Gewicht Hole center distance / Lochabstand Screws / Schraube
100 x 10.001 159-200-121-050 159-200-121-100 159-200-121-300 159-200-121.001 80 x 9. Ø=16 mm 0.
0 mm/m 2.0 mm/m 2-5 mm/m 0.001 166-050-121.001 166-060-121.250 kg
150 x 18 x 22 mm
0.002 166-150-121-100 166-150-121-300 166-150-121.002 166-040-121.030 kg
Hole center distance / Lochabstand 25 mm 35 mm 40 mm
Screws / Schraube M2 M2 M2
0.0 mm/m 0. 166-030-121.001 166-150-121.002 166-080-121-100 166-080-121-300 166-080-121.0 mm/m 0. as well as for permanent mounting on measuring objects Sensitivity: • See table below Calibration Certificate: • The SCRW-ON SPIRIT LEVEL 66 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Sensitivity / Empfindlichkeit 2-5 mm/m 2-5 mm/m 1.001 166-080-121.0 mm/m 0.002 166-050-121.002 166-060-121-300 166-060-121.002 166-120-121-100 166-120-121-300 166-120-121. Nr. sowie für die permanente Installation an Messobjekten Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die AUFSCHRAUBBARE WASSERWAAGE 66 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66 is specially designed for measurements on flat surfaces of machines. apparatus.025 kg 0.100 kg
100 x 18 x 22 mm
0.001 166-120-121.10 mm/m 0. Apparate.0 mm/m
P/N / Art. usw. is available in various lengths and sensitivities (see table below) • The SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66 is equipped with 2 through holes for mounting on a measuring object • Without case
Ausführung: • Die Libelle der AUFSCHRAUBBAREN WASSERWAAGE 66 ist in ein stabiles. outside gun-blued • The SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66.0 mm/m 2.30 mm/m 1.10 mm/m 0.30 mm/m 1.30 mm/m 1. brüniertes Vierkant-Stahlprofil eingegossen • Die AUFSCHRAUBBARE WASSERWAAGE 66 nach DIN877 + DIN2276/1 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalenteilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle) • Die AUFSCHRAUBBARE WASSERWAAGE 66 ist mit Bohrungen zum Aufschrauben der Wasserwaage versehen (siehe nachstehende Tabelle) • Ohne Holzetui Funktion: • Die AUFSCHRAUBBARE WASSERWAAGE 66 eignet sich hervorragend für das Messen von Flächen an Maschinen.200 kg
120 x 18 x 22 mm
0.002 166-100-121-100 166-100-121-300 166-100-121. according to DIN877 + DIN2276/1.0 mm/m 2.30 mm/m 1.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Execution: • The vial of the SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66 is firmly sealed in a stable steel body of cubic shape.30 mm/m 1.015 kg 0.0 mm/m 2-5 mm/m 0.300 kg
.0 mm/m 2. etc.10 mm/m 0.002
Dimensions / Abmessungen 30 x 10 x 10 mm 40 x 10 x 11 mm 50 x 10 x 12 mm
Weight/ Gewicht 0.050 kg
80 x 15 x 18 mm
0.10 mm/m 0.001 166-100-121.
. without magnetic inserts. prismatische Messbasis. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: • Prismatische Messbasis...550 kg 169-150-123-300 169-150-123. 80 mm
Prismatic measuring base Prismatische Messbasis
Weight / Gewicht 0..30 mm/m 1.30 mm/m 1. Standard version. prismatic base. 80 mm
Prismatic base. 80 mm
..720 kg 169-200-113-300 169-200-113.720 kg 169-200-127-300 169-200-127. mit Magneteinsätzen • Flache Messbasis..001
Dimensions 150 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 . mit Magneteinsätzen
Weight / Gewicht 0. with magnetic inserts Flache Messbasis.001
Dimensions 100 x 30 x 35 mm
Dimensions 200 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .001
Dimensions 300 x 30 x 35 mm
Flat measuring base.. prismatic base. etc.550 kg 169-150-127-300 169-150-127.400 kg 169-100-127-300 169-100-127. ohne Magneteinsätze Version 127. apparatus. mit Magneteinsätzen Version 123...001
Dimensions 150 x 30 x 35 mm
0.720 kg 169-200-123-300 169-200-123.100 kg 169-300-113-300 169-300-113.001
0. with magnetic inserts Version 117.30 mm/m 1. with magnetic inserts Prismatische Messbasis. mit Magneteinsätzen
Weight / Gewicht 0. with magnetic inserts Version 127. Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die HORIZONTAL-WASSERWAAGE 69 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
P/N / Art. 80 mm
Dimensions 150 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .001
Dimensions 300 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .. Standard-Version. flache Messbasis. usw. according to DIN877 + DIN2276/1 • Alternatively the HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is available with the following options: • Measuring base prismatic with magnetic inserts • Measuring base flat without magnetic inserts • Measuring base flat with magnetic inserts • The vial in the HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is firmly sealed in a stable cast iron profile • The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is available in various lengths and sensitivities (see table below) • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm • Without case Function: • The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is particularly suitable for measurements on flat surfaces and shafts (when equipped with prismatic base) on machines. prismatische Messbasis..001
Flat measuring base Flache Messbasis
Weight / Gewicht 0.00 mm/m Sensitivity / Empfindlichkeit
0.00 mm/m Sensitivity / Empfindlichkeit
Dimensions 200 x 30 x 35 mm
1. 80 mm
Dimensions 300 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .. flat base.001
0.100 kg 169-300-123-300 169-300-123. Nr. without magnetic inserts Version 123..550 kg 169-150-117-300 169-150-117.100 kg 169-300-117-300 169-300-117. 80 mm
0. flache Messbasis.001
0.400 kg 169-100-113-300 169-100-113. 80 mm
Dimensions 200 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 . Apparaten. flat base.00 mm/m
0. 80 mm
1..100 kg 169-300-127-300 169-300-127..
169-<bbb>-113-<sss> 169-<bbb>-117-<sss> 169-<bbb>-123-<sss> 169-<bbb>-127-<sss>
Version 113. Sensitivity: • See table below Calibration Certificate: • The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Ausführung: • Standardmässig wird die HORIZONTAL-WASSERWAAGE 69 mit prismatischer Messbasis geliefert.00 mm/m Sensitivity / Empfindlichkeit
0.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Horizontal Spirit Level 69 Horizontal-Wasserwaage 69
Execution: • Standard version with prismatic measuring base.. mit Magneteinsätze • Die Libelle der HORIZONTAL-WASSERWAAGE 69 ist in ein stabiles Graugussprofil eingegossen • Die HORIZONTAL-WASSERWAAGE 69 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalenteilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle) • Die Ausführung mit prismatischer Messbasis ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 17 .550 kg 169-150-113-300 169-150-113.001
Dimensions 100 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 .400 kg 169-100-117-300 169-100-117. without magnetic inserts Version 113. Ø 80 mm • Ohne Holzetui Funktion: • Die HORIZONTAL-WASSERWAAGE 69 eignet sich hervorragend für das Messen von Flächen und Wellen (nur mit prismatischer Messbasis) an Maschinen. ohne Magneteinsätze Version 117.400 kg 169-100-123-300 169-100-123.720 kg 169-200-117-300 169-200-117.30 mm/m 1. mit Magneteinsätzen
Dimensions 100 x 30 x 35 mm Shaft / Wellen Ø 17 . ohne Magneteinsätze • Flache Messbasis.
• The main advantage of this spirit level is. apparatus.10 mm/m 0. • Der grosse Vorteil dieser Wasserwaage liegt darin. Die Messbasis ist handgeschabt • Die KREUZ-WASSERWAAGE 78 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalenteilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle) • 178-080-123-xxx: ohne Holzetui • 178-150-123-xxx: mit Holzetui Funktion: • Die KREUZ-WASSERWAAGE 78 eignet sich hervorragend für das gleichzeitige Messen bzw.04 mm/m 0. etc.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Execution: • The CROSS SPIRIT LEVEL 78.300 kg
.and Y-axis) is visualised at the same time. is equipped with two measuring vials arranged in crosswise direction and can be screwed onto a measuring object.02 mm/m 0.30 mm/m
P/N / Art. Ausrichten von Flächen an Maschinen. according to DIN877 and DIN2276/1. Nr.05 mm/m 0.30 mm/m 0. The measuring base is hand scraped • The CROSS SPIRIT LEVEL 78 is available in various dimensions and sensitivities (see table below) • 178-080-123-xxx: without wooden case • 178-150-123-xxx: with wooden case Function: • The CROSS SPIRIT LEVEL 78 is specially designed for the simultaneous measuring or levelling of surfaces on machines. that the inclination of both axis (X. 178-080-123-100 178-080-123-300 178-150-123-020 178-150-123-040 178-150-123-050 178-150-123-100 178-150-123-300
Dimensions / Abmessungen Weight / Gewicht 78 x 65 x 17 mm 0. Apparaten.5 M5 B C D ØH ØG Screws Schrauben
Sensitivity / Empfindlichkeit 0.und Y-Achse) gleichzeitig angezeigt werden. This enables a quick levelling of a measuring object in a very easy way Sensitivity: • See table below Calibration Certificate: • The CROSS SPIRIT LEVEL 78 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Ausführung: • Die KREUZ-WASSERWAAGE 78 nach DIN877 + DIN2276/1 ist mit zwei kreuzweise angeordneten Messlibellen ausgerüstet und kann auf ein Messobjekt aufgeschraubt werden.10 mm/m 0. dass die Neigungen beider Achsen (X. usw. Dadurch ist ein schnelles Ausrichten eines Messobjektes sehr einfach Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die KREUZ-WASSERWAAGE 78 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Dimensions / Abmessungen in [mm]
A 178-080-123-100 28 178-080-123-300 178-150-123-020 178-150-123-040 178-150-123-050 178-150-123-100 178-150-123-300 50 60 148 147 Ø 15 / 7 Ø9 M8 35 78 65 Ø 10 / 4 Ø 5.250 kg
Hole center distance / Lochabstand 35 mm
Screws / Schraube M5
148 x 147 x 30 mm 1.
Hole center distance / Teilkreisdurchmesser Ø 32 mm 40 mm
Screws / Schraube M2 M3
Ø 60 x 13 mm
.002 176-080-120-300 176-080-120. 176-040-120.and Y-axis) is visualised at the same time. Der grosse Vorteil dieser Wasserwaage liegt darin. black anodised • The CROSS SPIRIT LEVEL 76 is available in various dimensions and sensitivities (see table below) • Without case
Ausführung: • Die KREUZ-WASSERWAAGE 76 nach DIN877 + DIN2276/1 ist mit zwei kreuzweise angeordneten Messlibellen ausgerüstet und kann auf ein Messobjekt aufgeschraubt werden • Der Körper der KREUZ-WASSERWAAGE 76 ist aus schwarz eloxiertem Aluminium (Aluminium-Legierung) hergestellt • Die KREUZ-WASSERWAAGE 76 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalenteilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle) • Ohne Holzetui Funktion: • KREUZ-WASSERWAAGE 76 eignet sich hervorragend für das gleichzeitige Messen bzw.002
Dimensions / Abmessungen Ø 40 x 11 mm Ø 50 x 12 mm
Weight/ Gewicht 0.0 mm/m 2-5 mm/m
P/N / Art.035 kg 0.085 kg
0. This enables a quick levelling of a measuring object in a very easy way Sensitivity: • See table below Calibration Certificate: • The CROSS SPIRIT LEVEL 76 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
ØA 176-040-120.30 mm/m 1. is equipped with two measuring vials arranged in crosswise direction and can be screwed onto a measuring object • The CROSS SPIRIT LEVEL 76 is made of aluminium alloy.0 mm/m 2-5 mm/m 0.2 Screws Schrauben M2
Sensitivity / Empfindlichkeit 2-5 mm/m 1.001 176-080-120. that the inclination of both axis (X.30 mm/m 1.002 176-050-120.002 80 18 66 4. apparatus.0 mm/m 2-5 mm/m 0.002 176-080-120-300 176-080-120. Apparaten.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Execution: • The CROSS SPIRIT LEVEL 76.001 176-050-120.2 M4 60 13 50 4.001 176-060-120. usw. Dadurch ist ein schnelles Ausrichten eines Messobjektes sehr einfach Empfindlichkeit: • siehe nachstehende Tabelle Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die KREUZ-WASSERWAAGE 76 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The CROSS SPIRIT LEVEL 76 is specially designed for the simultaneous measuring or levelling of surfaces on machines. according to DIN877 and DIN2276/1.001 50 176-050-120.und Y-Achse) gleichzeitig angezeigt werden.2 M3 40 B 11 ØH 32 ØG 2.001 176-060-120.002 176-060-120-300 176-060-120.2 M4 12 40 3. etc. Nr.002 176-060-120-300 176-060-120. The main advantage of this spirit level is. Ausrichten von Flächen an Maschinen.002 176-050-120. dass die Neigungen beider Achsen (X.001 176-080-120.
8 2.5 4 3.3 24 24 34 34 43 50 Sensitivity / Empfindlichkeit [Arcmin] 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 12-18 12-18 12-18 8-12
CIRCULAR SPIRIT LEVELS MOD.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Circular Spirit Levels 72 / 73 / 74
Dosenlibellen 72 / 73 / 74
Execution: • CIRCULAR SPIRIT LEVELS are available in various shapes and dimensions (see table below) Function: • CIRCULAR SPIRIT LEVELS are suitable for erection and levelling of machines or apparatus Sensitivity: See table below Ausführung: • DOSENLIBELLEN sind in verschiednen Formen und Grössen lieferbar (siehe nachstehende Tabelle) Funktion: • DOSENLIBELLEN eignen sich hervorragend für das Aufstellen und Ausrichten von Apparaten Empfindlichkeit: siehe Tabelle
ØA 172-20-120 174-20-120 172-25-120 174-25-120 172-30-120 174-30-120 172-40-120 174-40-120 172-50-120 172-60-120 20 20 25 25 30 30 40 40 50 60 ØB 13.8 2. 74 P/N / Art.3 4 5.3 17 17 25 30 ØG 1. 72 P/N / Art. Nr.5 11. 174-20-120 174-25-120 174-30-120 174-40-120 Diameter / Durchmesser Ø 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm Sensitivity / Empfindlichkeit [Arcmin] 20-30 20-30 20-30 12-18
.7 2.5 10 10.5 13. 173-16-120 173-18-120 173-20-120 173-25-120 173-30-120 Diameter / Durchmesser Ø 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 30 mm Sensitivity / Empfindlichkeit [Arcmin] 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
CIRCULAR SPIRIT LEVELS MOD.5 13.7 2.5 11.5 5. 72 DOSENLIBELLEN MOD.8 3. 73 P/N / Art.8 2. Nr.8 2. 172-20-120 172-25-120 172-30-120 172-40-120 172-50-120 172-60-120 Diameter / Durchmesser Ø 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm Sensitivity / Empfindlichkeit [Arcmin] 20-30 20-30 20-30 12-18 12-18 8-12
CIRCULAR SPIRIT LEVELS MOD.8 2. Nr.5 7 ØF 9.5 10 11 12 12 15 17 D 3 3.5 ØH 17 17 21.8 1.5 3.5 4.5 11.3 21.5 9. 73 DOSENLIBELLEN MOD.5 17 17 17 18 25 25 34 39 C 9 8. 74 DOSENLIBELLEN MOD.
which are not in direct connection to each other • The pin of the micrometer feeler needle is approached to the water surface.100 kg
Sensitivity: Experienced users can adjust 2 or more points to the same level respectively determine their deviation within approx.000 kg 7. die nicht unmittelbar miteinander verbunden sind.000 kg 0. Nr. 350 mm Ø of base = 100 mm
177-250-113 177-250-113-Z 177-100 177-100-Z 177-200
250 mm 350 mm 100 mm
5.000 kg 7.150 kg 0. respektive die Abweichungen zu bestimmen
Dimensions / Abmessungen: P/N / Art. 2 oder mehrere Punkte innerhalb 0. Mit paarweise auf gleiche Höhe (0.05 mm
Empfindlichkeit: Bei richtiger Anwendung ist es möglich.100 kg
5. the moment of the surface disturbance is very well detectable
Ausführung: • PRÄZISIONS-SCHLAUCHWASSERWAAGE 77 bestehend aus: • Zwei Messsäulen je 250 mm hoch.02 mm) • 1 depth micrometer (available as an accessory) • Connecting hose (length to be defined by the user) • The upper rings serving as support for the depth micrometer are finely ground • Scale on the column • metric: 1 mm • inches: 1/10 inch • Scale on depth micrometer • metric: 1 division = 1/100 mm • inches: 1 division = 1/1000 inch • Packed in a wooden storage case Function: • The Communicating Water Level 77 is based on the law of communicating pipes and is particularly suitable for measuring the difference in heights of 2 or more distant points.000 kg 0. Pairs delivered together provide upper surfaces (support for depth micrometer) ground to equal height (0. Thanks to the window slots at the side.02 mm) geschliffenen Auflagen für einen Mikrometer (Tiefenmessschraube) • 1 Mikrometer / Tiefenmessschraube (als Zubehör lieferbar) • Verbindungsschlauch (Länge durch den Kunden zu bestimmen) • Die Auflage für den Mikrometer (Tiefenmessschraube) ist geschliffen • Skalenteilungswert an der Säule • Metrisch: 1 mm • ZOLL: 1/10 inch • Skalenteilungswert Mikrometer (Tiefenmessschraube) • Metrisch: 1 Teilstrich = 1/100 mm • ZOLL: 1 Teilstrich = 1/1000 inch • Verpackt in ein Holzetui
Funktion: • Die PRÄZISIONS-SCHLAUCHWASSERWAAGE 77 basiert auf dem Prinzip der kommunizierenden Gefässe und kann zum Messen des Höhenunterschiedes von zwei oder mehreren entfernten Punkten.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Execution: • The COMMUNICATING WATER LEVEL 77 consists of: • Two measuring columns. each 250 mm high. 0. verwendet werden • Mit der Spitze der Mikrometernadel wird die Wasseroberfläche angetastet. Bedingt durch die Oberflächenspannung des Wassers “springt“ die Flüssigkeit im Moment der Berührung an die Nadelspitze.05 mm auf gleiche Höhe zu justieren. Durch den seitlichen Einblick ist der Moment dieser Störung des Wasserspiegels gut und eindeutig sichtbar Abmessungen: • Höhe Messsäule ohne Mikrometer • Höhe Messsäule mit Mikrometer • Ø Fuss Gewicht: • netto (ohne Holzetui) • brutto (mit Holzetui) • Mikrometer • 1 m Schlauch
Dimensions: • height of column without micrometer • height of Column with micrometer • foot Ø Weight: • net weight (without case) • gross weight • depth micrometer • hose. Due to the surface tension of the water the liquid will „jump“ to the needle at the moment the pin touches the surface. resp.150 kg 0. 1 pair of instruments (2x) [mm] 1 Paar Instrumente (2x) [mm] 1 pair of instruments (2x) [inch] 1 Paar Instrumente (2x) [inch] Micrometer [mm] Mikrometer [mm] Micrometer [inch] Mikrometer [inch] Plastic tube per meter Kunststoffschlauch per Meter
H (total) = 250 mm.
Durch das Loslassen des Mikrometers wird dieser wieder eingeklinkt. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Options: • Measuring base of hardened steel. Anhand der Libelle kann durch Drehen des Einstellringes die Grobeinstellung vorgenommen werden. ohne Magneteinsätze. 1.30 mm/m Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird der CLINOMETER 80 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The CLINOMETER 80 is particularly suitable for precisely measuring angular deviation in any inclination on flat surfaces and shafts (with prismatic base only). without magnetic inserts Version 112. flat. prismatischer Messbasis mit Magneteinsätzen Version 121...5 Arcmin • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 17 . 180-150-112-300 180-150-115-300 180-150-121-300 180-150-128-300 Version 112. flat base of hardened steel with magnetic inserts Version 128. prismatischer Messbasis.. entsprechend 1 Arcmin • Genauigkeit: 1 . prismatic. mit gehärteter. flat base of hardened steel without magnetic inserts Version 121. with magnetic inserts • Measuring base of hardened steel. without magnetic inserts • Measuring base of hardened steel.5 Arcmin is possible for the experienced user • For a rough setting. equivalent to 1 Arcmin • Precision: 1 . flache. 1.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Clinometer 80 Clinometer 80
Execution: • Standard version with prismatic measuring base of hardened steel.100 kg
Dimensions / Abmessungen: 150 x 35 mm / H = 116 mm P/N / Art.600 kg 2.600 kg 2. Eine Schätzung auf 0.. prismatic base of hardened steel with magnetic inserts Version 115.30 mm/m. Nr. finely rectified. with magnetic inserts • Main scale: 2 x 180 degrees / 1 division = 1 degree • Scale on micrometer drum: 1 division = 1 Arcmin • The main vial has a sensitivity of 0. Durch Drehen des Mikrometers kann nun die Feineinstellung vorgenommen werden • Dank den optionalen Magneteinsätzen in der Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden Abmessungen: • Länge • Breite • Höhe Gewicht: • netto (ohne Etui) • brutto Empfindlichkeit: 0. Standard version with prismatic base of hardened steel. gehärtete Stahlbasis ohne Magneteinsätze Version 128. 0. the micrometer drum can be disengaged by pressing it with the thumb in direction of the arrow. gehärtete Stahlbasis mit Magneteinsätzen
. Standard-Version mit gehärteter. without magnetic inserts. 150 mm long. Measuring range ± 180 degrees • The Clinometer 80 allows in an easy way all sorts of inclination measurements with a reading of 1 Arcmin. A coarse setting is then made by rotating the vial by hand. flat. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: • Gehärtete und geschliffene prismatische Stahlbasis mit Magneteinsätzen • Gehärtete und geschliffene flache Stahlbasis ohne Magneteinsätze • Gehärtete und geschliffene flache Stahlbasis mit Magneteinsätzen • Hauptskala: 2 x 180° / 1 Teilstrich = 1 Grad • Mikrometer: 1 Teilstrich = 1 Arcmin • Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0. ohne Magneteinsätze Version 115. Ø 80 mm • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Der CLINOMETER 80 ist geeignet für genaue Messungen jeder Neigung von Flächen und Wellen (nur mit prismatischer Messbasis) von ± 180 Grad • Der CLINOMETER 80 erlaubt auf einfachste Weise alle Arten von Neigungsmessungen mit einem Skalenwert von 1 Arcmin.30 mm/m..5 Arcmin • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit gehärteter und geschliffener prismatischer Stahlbasis von 150 mm.30 mm/m Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The CLINOMETER 80 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
150 mm 35 mm 116 mm
1. A guess at approx.100 kg
1.. flache. Reengage the drive and rotate the micrometer drum to obtain the final setting • Optional magnetic inserts in the measuring base assure an excellent adhesion to shafts and surfaces in any position Dimensions: • length • width • height Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: 0.5 Arcmin ist für den geübten Anwender möglich • Für eine Grobeinstellung kann der Mikrometer mit dem Daumen in Richtung des Pfeils gedrückt und ausgeklinkt werden.
according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Main scale • Version 343: 2 x 180 degrees / 1 division = 1 degree • Version A343: 2 x 3200 artillery permils / 1 division = 10 A‰ • Vernier for fine adjustment • Version 343: 1 division = 3 Arcmin • Version A343: 1 division = 1 A‰ • Vial sensitivity: • Version 343: 0. The vernier allows a reading at 3 Arcmin. and two flat measuring bases top horizontal and right hand vertical. Die Hauptlibelle hat einen Skalenteilungswert von 0. reading in degree and Arcmin Version 343.650 kg
2. with two prismatic bases bottom+left hand. indicating a deviation of 1 Arcmin when the bubble moves by one division. Measuring range ± 180 degrees • Due to the easy fine adjusting system of any angle in the range of ± 180 degrees the main vial can easily be read. Ø 108 mm • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die RAHMEN-WINKEL WASSERWAAGE 79 ist geeignet für genaue Messungen jeder Neigung von Flächen und Wellen von ± 180 Grad • Durch die praktische Feineinstellung aller Neigungswinkel von ± 180 Grad kann die Hauptlibelle leicht und fehlerfrei und der entsprechende Neigungswinkel mittels Nonius auf 3 Arcmin genau abgelesen werden. 1 A‰ • Ablesegenauigkeit am Nonius: 3 Arcmin • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage auf einem Zylinder und in der Vertikalen • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 .0 mm/m for reading in A-‰
Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The Frame Angle Spirit Level 79 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die RAHMEN-WINKEL WASSERWAAGE 79 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Dimensions / Abmessungen: 150 x H: 150 x 40 mm Version 343. mit zwei prismatischen Messbasen links+unten mit Promille-Anzeige / Empfindlichkeit 1.200 kg 2. Standard version with two prismatic bases bottom+left hand.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Frame Angle Spirit Level 79 Rahmen-Winkel Wasserwaage 79
Execution: • Standard version with two prismatic measuring bases bottom horizontal and left hand vertical. entsprechend 1 Arcmin • Version A343: 1 mm/m.200 kg 2. 1 A‰ • Reading on vernier: 3 Arcmin • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts or in the vertical • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen links und unten und zwei flachen Messbasen rechts und oben.30 mm/m for standard version 1. reading in A-‰ / Sensitivity 1. Nr.0 mm/m für Anzeige in A-Promille
0.30 mm/m. Die Hauptlibelle ist übersichtlich und gut geschützt angeordnet. The main vial is placed in a well protected but nevertheless easily readable position • Optionally the FRAME ANGLE SPIRIT LEVEL 79 is available with reading in artillery permils Dimensions: • length • height • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity:
Abmessungen: • Länge • Höhe • Breite Gewicht: • netto (ohne Etui) • brutto Empfindlichkeit:
P/N / Art.
179-150-343-300 179-150A343. corresponding to approx.30 mm/m. corresponding to 1 Arcmin • Version A343: 1 mm/m. • Auf Wunsch kann die RAHMEN-WINKEL WASSERWAAGE 79 auch mit einer Anzeige in Artillerie-Promillen geliefert werden
Function: • The FRAME ANGLE SPIRIT LEVEL 79 is suitable for precise measurements on flat surfaces and shafts (with prismatic base only).0 mm/m Version A343. Standard-Version mit zwei prismatischen Messbasen links +unten mit Anzeige in Grad und Arcmin Version A343.30 mm/m.001
. was bei einer Verschiebung der Blase um einen Teilstrich einem Neigungswinkel von 1 Arcmin entspricht. entsprechend ca.30 mm/m (Standard-Version) 1. The main vial has (in the standard version) a sensitivity of 0. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Hauptskala: • Version 343: 2 x 180 Grad / 1 Teilstrich = 1 Grad • Version A343: 2 x 3200 A-Promille / 1 Teilstrich = 10 A-Promille • Nonius für Feineinstellung: • Version 343: 1 Teilstrich = 3 Arcmin • Version A343: 1 Teilstrich = 1 A-Promille • Skalenteilungswert Libelle: • Version 343: 0...650 kg 0.30 mm/m.
400 kg 1.30 mm/m Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The INCLINATION SPIRIT LEVEL 57 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
1. with magnetic inserts in vertical base only • Measuring base prismatic.the inclination angle can be read precisely to 1/6 degrees (10 Arcmin). according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Options: • Measuring base prismatic. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: • Prismatische Messbasen mit Magneteinsätzen in vertikaler Basis • Prismatische Messbasen mit Magneteinsätzen in beiden Messbasen • Hauptskala: 1 Teilstrich = 1 Grad / Teilung 1 x 90 Grad • Nonius für Feineinstellung: 1 Teilstrich = 10 Arcmin • Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.850 kg
1.. equivalent to 1 Arcmin • Reading on vernier: 10 Arcmin • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts or in the vertical • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm • Packed in a wooden storage case
Ausführung: • Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen. Standard version with two prismatic bases Version 243.850 kg
Dimensions / Abmessungen: 150 x 150 x 40 mm Version 243. ohne Magneteinsätze.30 mm/m.400 kg 1.using the vernier .30 mm/m. without magnetic inserts. Die Hauptlibelle hat einen Skalenteilungswert von 0. The main vial has a sensitivity of 0. Standard-Version mit zwei prismatischen Messbasen
P/N / Art.30 mm/m Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die INKLINATIONS-WASSERWAAGE 57 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Function: • The INCLINATION SPIRIT LEVEL 57 is suitable for precise measurements on flat surfaces and shafts up to 90 degrees • Due to the easy fine adjusting system at any angle up to 90 degrees the main vial can easily be adjusted and .. with magnetic inserts in both measuring bases • Main scale: Graduation 1 x 90 degrees / 1 division = 1 degree • Vernier for fine adjustment 1 division = 10 Arcmin • The main vial has a sensitivity of 0.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Inclination Spirit Level 57 Inklinations-Wasserwaage 57
Execution: • Standard version with two prismatic measuring bases.30 mm/m (=1 Arcmin).
157-150-243-300
. entsprechend 1 Arcmin • Ablesegenauigkeit: 10 Arcmin • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der Vertikalen • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 .30 mm/m (= 1 Arcmin) thus enabling precise measurements with a high reliability • The Inclination Spirit Level 57 can also be used for standard measurements and adjustments in the same manner as any standard spirit level Dimensions: • length • height • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: 0. Nr. Ø 108 mm • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Die INKLINATIONS-WASSERWAAGE 57 ist geeignet für genaue Messungen jeder Neigung in Grad und Minuten von Flächen und Wellen von 90 Grad • Durch die praktische Feineinstellung kann die Hauptlibelle leicht eingestellt und die Neigungswinkel bis auf 1/6 Grad oder 10 Arcmin genau mittels Nonius abgelesen werden. wodurch auch feinere Messungen zuverlässig durchgeführt werden können • Die INKLINATIONS-WASSERWAAGE 57 kann auch für normale Messungen und Kontrollen wie übliche Richtwaagen verwendet werden Abmessungen: • Länge • Höhe • Breite Gewicht: • netto (ohne Etui) • brutto Empfindlichkeit: 0.
145-200-112M010 145-200-115M010
Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird der CLINORAPID 45 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Dimensions / Abmessungen: 200 x 30 mm / H = 130 mm Version 112. Ø 80 mm • Verpackt in ein Holzetui Funktion: • Der CLINORAPID 45 ist geeignet für Messungen jeder Neigung in Grad und Minuten von Flächen und Wellen von ± 180 Grad • Da das Messgerät keine Libelle aufweist. according to Standard DIN877 • Options: • Measuring base of hardened steel.450 kg 1. The reading is retained until next release • The Clinorapid 45 enables measurements in very bad visibility and under aggravated conditions • Optional magnetic inserts in the measuring base assure an excellent adhesion to shafts and surfaces in any position Dimensions: • length • height • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Reading: 10 Arcmin Calibration Certificate: • The CLINORAPID 45 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Ausführung: • Standardmässig mit gehärteter und geschliffener prismatischer Stahlbasis von 200 mm. Standard version with prismatic measuring base of hardened steel. Nr. ist es unabhängig von der Umgebungstemperatur und kann beispielsweise auch im Freien verwendet werden • Die kugelgelagerte Pendelscheibe mit Wirbelstromdämpfung richtet sich nach Freigabe der Arretierung schnell nach der Schwerkraft aus. it aligns to the gravity. with prismatic measuring base of hardened steel. without magnetic inserts. finely rectified. ohne Magneteinsätze. Die Neigung kann bis zur erneuten Freigabe der Arretierung auf der grosszügigen Kreisskala (± 180 Grad) mit 10 Arcmin-Nonius abgelesen werden • Es lassen sich Messungen bei schlechten Sichtverhältnissen und unter erschwerten Bedingungen durchführen • Dank den optionalen Magneteinsätzen in der Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden
200 mm 130 mm 30 mm
Abmessungen: • Länge • Höhe • Breite Gewicht: • netto (ohne Etui) • brutto Ablesegenauigkeit: 10 Arcmin
1. 200 mm long.. mit gehärteter. with magnetic inserts • Main circle: 2 x 180 degrees / 1 division = 1 degrees • Vernier for reading: 1 division = 10 Arcmin • Reading: 10 Arcmin • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm • Packed in a wooden storage case Function: • The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in degrees and minutes.. mit Magneteinsätzen
P/N / Art. prismatischer Messbasis.450 kg 1. hergestellt und geprüft nach DIN877 • Als Alternative steht folgende Möglichkeit zur Verfügung: • Gehärtete und geschliffene prismatische Stahlbasis mit Magneteinsätzen • Hauptskala: 1 Teilstrich = 1 Grad / Teilung ± 180 Grad • Nonius für Feinablesung: 1 Teilstrich = 10 Arcmin • Ablesegenauigkeit: 10 Arcmin • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 17 . Standard-Version mit gehärteter. ohne Magneteinsätze Version 115.850 kg
1. with magnetic inserts Version 115. prismatischer Messbasis. prismatic. Measuring range ± 180 degrees • As this instrument does not measure using a glass vial. it is nearly independent from the environmental temperature and can therefore very well be used for outdoor measurements • As soon as the pendulum disc supported by ball bearings and equipped with magnetic damping is released. on flat surfaces and shafts. without magnetic inserts Version 112.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
CLINORAPID 45 CLINORAPID 45
Execution: • Standard version with prismatic measuring base of hardened steel. The inclination can be read on the large circular scale (± 180 degrees) against a 10 Arcmin vernier.
und Installationsgewerbe vielseitige Verwendung • Die TRANSPORTEUR-WASSERWAAGE 62 hat folgende besonderen Vorzüge: • Dank der prismatischen Messbasis können neben ebenen Flächen auch zylindrische Körper..500 kg 0. according to Standards DIN877 + DIN2276/1 • Options: • Measuring base of cast iron.und Werkzeugindustrie sowie im Bau.002 Version 113. 180 mm long.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Protractor spirit level 62 Transporteur-Wasserwaage 62
Execution: • Standard version with prismatic cast iron measuring base. usw. 0. hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1 • Als Alternative steht folgende Möglichkeit zur Verfügung: • Prismatische Basis aus Grauguss. but also on cylindrical objects like shafts..5 mm/m
180 mm 75 mm 22 mm
Abmessungen: • Länge • Höhe • Breite Gewicht: • netto (ohne Verpackung) • brutto Empfindlichkeit: 2 . 0.500 kg 0.5 mm/m
0. Ø 50 mm • Verpackt in eine Kartonschachtel Funktion: • Die TRANSPORTEUR-WASSERWAAGE 62 ist geeignet für Messungen jeder Neigung in Grad von Flächen und Wellen von ± 180 Grad.5 Grad • Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Wasserwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der Vertikalen • Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 10 . with magnetic inserts • Main circle: 2 x 180 degrees / 1 division = 1 degree • The main vial has a sensitivity of 2 to 5 mm/m • Reading precision: approx. • The transversal vial assures correct positioning to avoid rollover errors • Easy applications due to turning vial body and index • The full circle scale of 2 x 180 degrees enables exact measurements on flat surfaces and shafts in any inclination
Dimensions: • length • height • width Weight: • net weight (without case) • gross weight Sensitivity: 2 . Zapfen. Nr. geprüft werden • Dank der eingebauten Querlibelle kann ein seitliches Verkanten während der Messung vermieden werden • Sehr einfache Handhabung dank Drehteil mit Libelle und Index • Mit der Kreisteilung von 2 x 180 Grad kann jede Neigung ebener Flächen oder Wellen direkt und einwandfrei gemessen werden
Function: • The PROTRACTOR SPIRIT LEVEL 62 is suitable for measuring angular deviation in any inclination on flat surfaces and shafts. prismatic. etc.5 degrees • Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts or in the vertical • The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 10 … Ø 50 mm • Packed in a light cardboard box
Ausführung: • Standardmässig mit prismatischer Messbasis aus Grauguss von 180 mm. 162-180-113. wie Wellen. Standard-Version mit prismatischer Messbasis. Dieses einfache und praktische Neigungsmessgerät findet in der Maschinen. Standard version with prismatic base. This simple and handy inclination measuring device finds various applications.600 kg
0. Rohre. particularly in the machine tool industry as well as in the building and installation business • The Protractor Spirit Level 62 provides the following special advantages: • Thanks to the prismatic measuring base this instrument enables not only measurements on flat surfaces. ohne Magneteinsätze
. Measuring range ± 180 degrees.600 kg
Twist stability according to WYLER standard: • Rollover stability ± 2 degrees Calibration Certificate: • The PROTRACTOR SPIRIT LEVEL 62 can be delivered with an internationally recognised Calibration Certificate against a surcharge
Querstabilität nach WYLER Standard: • Querstabilität ± 2 Grad Kalibrierzertifikat: • Gegen Mehrpreis wird die TRANSPORTEUR-WASSERWAAGE 62 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert
Dimensions / Abmessungen: 180 x 22 / H = 75 mm P/N / Art. mit Magneteinsätzen • Hauptskala: 1 Teilstrich = 1 Grad / Teilung ± 180 Grad • Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 2 bis 5 mm/m • Ablesegenauigkeit: ca. tubes. without magnetic inserts Version 113. pins.
Fig. welche die Anforderungen von Ihren speziellen Anwendungen erfüllen. 3
Fig.HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
SPECIAL APPLICATIONS WITH HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS SPEZIALANWENDUNGEN MIT PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN
Wir unterbreiten Ihnen Vorschläge für Wasserwaagen. You profit from 80 years of experience in design and manufacture of precision spirit Levels. Sie profitieren dabei von 80 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Präzisionswasserwaagen. 7
Fig. We do suggest custom made spirit levels to cover the requirements of your special applications.
Documents Similar To Wyler Precision LevelsSkip carouselLaborbetreiberZusammenfassung Vermessungskunde 201.pdfAusschlags-, Vergleichs- oder NullabgleichsmethodeManual PO6151 Chronograph VD53d2-029 Dmg Rohrfeder Druckmittler Ng 100Ti d Electronics Thermischer Oelniveausensor2014IR-CT20catalog el prindere lemnMedia ServiceRegional - Unerlässlich - ExBalkantango43.pdfElektrofilterSOKKS User Instructions GePHYSIK-LABOR-1Silikon – der flexible Helfer in der KücheGleitlager und Dichtungen - ihr best Partner ttv GmbHFilterMulti Purpose Vessel - Lebensmittel-Technologie für Labor - MPV200 by OMVEvczax1000-oi-mu2h2805ge25r0107 (1)alpha.drive - BedienungsanleitungNeue kapazitiven Sensoren von ifmAKG sr40 - manual de serviçoOrgatex_Katalog (1)1909_12.pdf501_StabmagnetDer optimale AnfahrschutzDer perfekte AnfahrschutzGorenje Gvi682-3 Gvi-692 FehlermeldungenDocuments About Measuring InstrumentSkip carouselApollo-Soyuz Test Project. Volume 1 Astronomy, Earth Atmosphere and Gravity Field, Life Sciences, And Materials ProcessingAs 2101-1978 Internal Micrometers (Including Stick Micrometers) (Metric Series)CLP Unmetered Jan 2015NASA Facts International Space Station Human Research FacilityAs NZS 60079.7-2006 Explosive Atmospheres Equipment Protection by Increased Safety eOtter-Tail-Power-Co-Small-general-service-(less-than-20-kw)EnWin_ Residential RatesEnWin Residential RatesMore From IM_JohnnyVSkip carouselSpeedaire Hose CrimperBlue Point Air Saw AT192AEnco Automatic Boring & Facing HeadTapco G2 Trigger InstructionsCase ReformingAR 18 DrawingsUnder Folder Assembly InstructionsDillon Die InstructionsShellholder Cross ReferenceShellholder Cross ReferenceCCI Primer Usage Chart 10262013Powder Burn Rates WesternAR15 Trigger ComparisonConstants for 5in Sine BarCartridge Case DimensionsCartridge Case DimensionsBauska Brill Korean Magnum MauserTech 2Barrel Nut Index instructionsCCW Laws OhioUZI Receiver (Group Industries), Milling & Machining OfBausch & Lomb 9 x 35 BinocularsM16 Drawing SetBauska Brill Korean Magnum Mauser4A97D Reflex SuppressorsEnco Automatic Boring & Facing HeadSnapper Tiller r5000Picatinny Rail Specifications U S Army 19131022

References: Art.950
 Art.500
 Art.950
 Art.05
 Art. 108
 Art.02
 Art.800
 Art.001
 Art. 80
 Art.035
 Art.3
 Art.8
 Art. 2
 Art.600
 Art.
179
 Art.30