Source: http://noticiasinstrumentacion.blogspot.com/2015/
Timestamp: 2018-09-23 08:00:26+00:00

Document:
Instrumentación electrónica de prueba y medida: 2015
Hoja de datos http://www.mccdaq.com/PDFs/specs/DS-TC-32.pdfhttp://www.mccdaq.com/PDFs/specs/DS-TC-32.pdf
Todos módulos USB http://idm-instrumentos.es/adquisicion-de-datos-usb/http://idm-instrumentos.es/adquisicion-de-datos-usb/
Etiquetas: termopares
Milióhmetro 16052.
. Precisión básica: 0,05%.
. Modo de test pulsado en corriente utilizado para reducir efectos térmicos EMF.
. Modo de test continuo en corriente utilizado para medidas de mayor velocidad para dispositivos bajo test inductivos.
. Modo de test dry-circuit en corriente (limitado a máximo 20mV) utilizado para medir resistencias en contactos donde la máxima tensión en circuito abierto debe de estar limitado a 50mV.
. Corrección de la temperatura sin tener en cuenta el material o la temperatura.
. Función de conversión de temperatura útil para evaluación de motores y bobinas.
. Rango de medida 0,001 mohm-1,9999 Mohm con resolución 4 ½ dígitos.
. Interface RS232.
. LabView drivers.
Chroma-Especificaciones 16502 http://idm-instrumentos.es/…/u…/2010/11/2013-GC-16502-E1.pdf
Publicado por datalogger/toma datos en 9:01 No hay comentarios:
Etiquetas: milióhmetro, Multímetro
Simulador de Batería y Fuente de Alimentación CC
Instrumentos de Medida SL presenta el Simulador de Batería y Fuente de Alimentación CC de precisión Keithley 2281S, que a diferencia de las fuentes de alimentación existentes que sólo pueden simular una batería bajo una condición específica, ofrece la primera función de emulación de rendimiento de una batería disponible en la industria, desde carga completa a descarga total usando un modelo de batería que incluye el estado de carga (SoC), capacidad en Ah, resistencia en serie equivalente (ESR) y tensión de circuito abierto (Voc).
Maximizar el rendimiento de una batería es el objetivo crítico en el diseño de cualquier dispositivo autónomo, desde los smartphones a productos IoT (Internet de las Cosas). Un simulador de batería permite a los ingenieros de diseño conocer la curva de corriente de carga en todos los estados operativos y cómo de rápido cae la capacidad de la batería. Esto supone más que un reto ante el creciente número de dispositivos inalámbricos con corrientes de carga complejas. Un simulador de batería como el 2281S, capaz de emular dinámicamente una batería, es esencial para estudiar de manera precisa el tiempo de funcionamiento del dispositivo entre cargas o sustituciones de la batería.
El 2281S revoluciona la manera en que los ingenieros de diseño caracterizan y evaluan el rendimiento del dispositivo alimentado a batería en todas las fases del ciclo de descarga. Representa el primer simulador dinámico de batería del mercado y elimina la necesidad de usar diferentes tipos de batería durante los ensayos de rendimiento, lo cual reduce enormemente los tiempos de test, mejorando además la precisión y flexibilidad. Además, al incluir una fuente de alimentación DC de altas prestaciones, aporta valor añadido a cualquier diseñador que trabaje con dispositivos alimentados por batería.
Los modelos de batería simulados por el 2281S se pueden obtener de diversas formas. Un método es el uso de la función de test de batería del instrumento a la hora de realizar una prueba para un diseño particular. Tras el test, se puede generar un modelo de batería basado en los resultados de medición del proceso de carga. Dichos modelos se pueden crear, editar, importar o exportar en un formato de fichero CSV. Alternativamente, se puede crear un modelo de acuerdo a las especificaciones del fabricante y el tipo/química de la batería.
El 2281S incorpora una pantalla TFT de 4.3” que muestra lecturas de tensión, corriente, Ah, parámetros de configuración de fuente y otros parámetros más en caracteres fácilmente legibles. Un menú basado en iconos facilita el acceso a la configuración de la fuente, funciones de medida, formatos de visualización, opciones de trigger y parámetros del sistema.
El 2281S también funciona como fuente de alimentación de alta precisión con salida de hasta 20 V y 6 A. Las mediciones alcanzan una precisión del 0.02% para tensión y 0.05% para corriente. La resolución de corriente es de 10 nA para poder medir las bajas corrientes típicas en los modos durmientes de los dispositivos alimentados por batería. Simulador de batería.
Etiquetas: fuente alimentación variable, fuente programable, pruebas I-V
Mediciones de temperatura y resistencia de alta precisión.
Puente de medida de resistencia y temperatura de alta precisión modelo 6242T de Measurement International (MIL).
Está diseñado específicamente para termometría de resistencia. Basado en la tecnología de comparador de corriente continua (Direct Current Comparator), su exclusivo sistema de inversión de corriente elimina el efecto de las F.E.M. térmicas para proporcionar mediciones rápidas y fiables en un amplio rango de condiciones de funcionamiento reales. Las medidas a cuatro terminales permite realizar mediciones de la sonda PRT a distancias de 100 metros y más. Su capacidad diferencial permite que la resistencia de un PRT se mida directamente contra otra para proporcionar la técnica de calibración por comparación más precisa
El puente automático secundario de temperatura 6242T es ideal para aquellos laboratorios que miden resistencia y temperatura y no necesitan el nivel de exactitud de un NMI.
También está diseñado como reemplazo directo automatizado del sistema de medidas de temperatura ASL F700. El modelo 6242T se basa en la misma tecnología de comparador de corriente continua que los puentes modelo 6010, utilizados en los principales laboratorios para mantener sus patrones primarios. Por lo tanto tiene algunas de las características que los metrólogos esperan de un puente de MIL, tales como medida con cuatro terminales en todo el rango, su sistema de inversión de corriente para eliminar el efecto de las F.E.M. y una rutina de autocalibración incorporada.
Ver puentes de temperatura http://idm-instrumentos.es/puentes-de-temperatura/http://idm-instrumentos.es/puentes-de-temperatura/
Pruebas de alimentación en corriente alterna.
Reproducir la distorsión en la forma de onda de alimentación.
Debido al rápido crecimiento de la industria de TI, cada vez más productos requieren una fuente de alimentación estable. Sin embargo, la tensión distorsionada puede causar que algunas fuentes de alimentación sean incapaces de funcionar normalmente si la red está contaminada con gran cantidad de componentes armónicos. Estos pueden ser causados por la carga no lineal, o la salida de onda no sinusoidal por generadores de energía y UPS. Por lo tanto, es muy importante cómo generar la forma de onda real de tensión para la prueba de productos.
Instrumentos de Medida, ofrece dos familias de fuentes de alimentación de C.A. , las series 61500 y 6500, para generar formas de onda te tensión reales para pruebas. Además de la salida de la forma de onda sinusoidal, estas dos series tienen 30 formas de onda DST incorporadas. Además, hay 6 formas de onda definidas por el usuario para simular la red eléctrica en las pruebas.
Hay dos maneras de editar las formas de onda definidas por el usuario:
Utilice un analizador de calidad de energía o un analizador de energía para capturar cada uno de los componentes armónicos de la red eléctrica para ser restaurado.
Utilice un osciloscopio para capturar la forma de onda de tensión y luego guárdela en un archivo csv. El usuario puede utilizar este archivo para reproducir la forma de onda a través de una aplicación de software.
Señal generada por usuario
Ver hoja de datos de Chroma Serie_6500
Ver hoja de datos de Serie 61500
Publicado por datalogger/toma datos en 2:54
Etiquetas: fuente alimentación variable, fuente alterna, fuente c.a. programable, fuente CA, fuente programable, potencia alterna
El Expert Vibro usa la última tecnología de procesamiento basada en FPGAs de doble núcleo para medida, registro y análisis de transitorios y vibraciones en aplicaciones industriales. Está equipado con 8 ó 16 entradas analógicas síncronas con frecuencias de muestreo de hasta 50kHz por canal. Usa un convertidor A/D de 24-bit para garantizar medidas de alta precisión. El equipo dispone de aislamiento galvánico para asegurar la integridad de las medidas en entornos industriales.Mediante software el usuario puede configurar las entradas analógicas de forma independiente para lecturas de voltaje, acelerómetros IEPE, sensores de velocidad o vibraciones.
Las funciones software incluyen comparadores y entradas digitales para una gran flexibilidad en las funciones de trigger. Los datos registrados que violen los límites de alarma establecidos pueden generar acciones de control sobre 8 salidas digitales con tiempos de reacción de milisegundos para procesos críticos, o pueden ser procesados a través de cualquiera de sus buses de campo (Profibus, Modbus, CAN y RS485). También puede actuarse sobre sus cuatro salidas analógicas con valores calculados a partir de las lecturas tomadas.
Delphin ha incorporado las interfaces estándar USB y LAN en el nuevo registrador, y opcionalmente WiFi o módem UMTS/LTE/GSM integrado. Se pueden sincronizar múltiples equipos Expert Vibro para procesos que requieran medidas de vibraciones en más de 16 puntos. El registrador incorpora una pantalla táctil que puede mostrar datos de configuración y lecturas importantes sin necesidad de software. Su memoria interna de 15GB permite abordar aplicaciones de monitorización y control desatendidas en ensayos de turbinas, compresores, motores eléctricos, ventiladores y en general maquinaria rotativa industrial según normativas DIN ISO 10816 y VDI2059.
Ver catálogo sobre el registrador de vibraciones.
Información sobre dataloggers. http://idm-instrumentos.es/datalogger-de-vibraciones/ http://idm-instrumentos.es/…/10/Cat%C3%A1logo-Expert-Vibro.…
Información sobre dataloggers.
Publicado por datalogger/toma datos en 0:14 No hay comentarios:
Módulo USB para toma de datos de temperatura y voltaje. USB-2408
Módulo USB para toma de datos de temperatura y voltaje. USB-2408.
Medida de Voltaje y Temperatura.
Hasta 16 entradas analógicas.
Velocidad de muestreo de 1 k muestras /segundo.
Entradas y salidas digitales, 8.
Hasta 2 salidas digitales.
Soporta software avanzado y sencillo de usar DAQami, para toda, visualización y almacenamiento de datos.
Sistemas operativos soportados: Windows® 8/7/Vista®/XP, 32-bit or 64-bit.
Ver hoja de datos. http://www.mccdaq.com/PDFs/specs/USB-2408-Series-data.pdf
Ver todos los módulos USB. http://idm-instrumentos.es/adquisicion-de-datos-usb/
Publicado por datalogger/toma datos en 1:28 No hay comentarios:
Puente medida capacidad y perdidas
Nuevo puente capacitivo de Andeen-Hagerling modelo AH 2700A.
Puente capacitivo 2700A
Es un puente multi frecuencia de capacidad/pérdidas que ofrece una estabilidad, resolución, linealidad y exactitud sin igual. Sus numerosas características únicas hacen que sea un instrumento de fácil utilización para medir capacidad y pérdidas en las gamas de medida media y alta impedancia, y por lo tanto permite el uso de tres terminales en lugar de conexiones de cinco terminales al DUT (dispositivo bajo prueba ).
El nuevo AH 2700A-E ofrece mejoras sustanciales de resolución en todo el rango de operación, con una súper sensibilidad que le permite explorar aplicaciones en calibración, investigación científica, y fabricación con una nueva precisión.
El AH2700A-E es la culminación de décadas de experiencia de Andeen-Hagerling en diseño y producción de puentes, y se complementa con su modelo hermano, el AH2700A-CE que ofrece escaneo continuo de frecuencia.
La precisión inigualable de todos estos instrumentos es el resultado de un transformador de relación con un diseño único y una capacitancia patrón de sílice fundida a temperatura controlada de Andeen-Hagerling. Esto permite una muy alta estabilidad de la medida y la inmunidad a golpes mecánicos. Todos estos elementos se combinan para formar un verdadero puente que funciona a 50 Hz – 20 kHz para dar resultados capacitancia / pérdida que son independientes de la frecuencia exacta de prueba.
Mayor información del Puente capacitivo
Etiquetas: capacitancia, instrumentos de medida, LCR
Fuentes de alimentación de corriente alterna programables.
Instrumentos de Medida, S.L. presenta las fuentes de alimentación de CA de la serie 61700 suministran 3 fases, 5 cables de corriente alterna pura. A diferencia de las fuentes de CA de 3 fases tradicionales, son modelos compactos a muy bajo costo.
Los usuarios pueden programar tensión y frecuencia, y medir las características fundamentales de la salida en su pantalla LCD. Son la solución adecuada para simular todo tipo de condiciones de alimentación de entrada en la unidad bajo test, UUT, para utilizarse en investigación y desarrollo y control de calidad. También son adecuadas para aplicaciones comerciales de pruebas de laboratorio y para control de calidad en producciones en masa.
Mayor información en http://electronicapotencia.com/wp-content/uploads/2013/10/2013-GC-61700-E1.pdfhttp://electronicapotencia.com/wp-content/uploads/2013/10/2013-GC-61700-E1.pdf
Publicado por datalogger/toma datos en 2:04 No hay comentarios:
Etiquetas: fuente alimentación variable, fuente c.a. programable, fuente CA
multímetro - fuente
Multímetro - fuente 2600B.
Multimetro - fuente
Familia con modelos de 1 y 2 canales con capacidad I-V desde 0,1 fA hasta 10 A pulsados y desde 100 nV hasta 200 V.
Procesador de scripts TSP® que permite el mayor rendimiento de su clase y el coste mas bajo de test.
Compatibilidad con las aplicaciones IV móviles plug & play que permite caracterizar desde dispositivos Android.
Interfaz de usuario basada en navegador que permite controlar los test desde un PC situado en cualquier parte del mundo.
Más información en Multimetro - fuente
Publicado por datalogger/toma datos en 5:03 No hay comentarios:
Etiquetas: fuente alimentación variable, fuente programable, Multímetro
Las principales características de nuestros amplificadores son banda ancha extrema, baja distorsión y estabilidad. Todos los amplificadores se operan y parametrizan a través de un cómodo software de aplicación. Básicamente los dispositivos son meros suministradores de tensión.
La letra “E” en el nombre del modelo representa características adicionales: los amplificadores pueden utilizarse opcionalmente como amplificador del voltaje o amplificador de corriente; hay salidas de monitor de voltaje y corriente, y 3 tensiones de alimentación simétricas opcionales.
Los amplificadores de la gama QE proporcionan la fuente de voltaje “conmutación automática”. En contraste con los modelos E, 3 tensiones de alimentación bipolares individuales se conmutan de forma automática o manual.
Los modelos QE disponen de mayor disipación y también son adecuados para funcionamiento como carga activa.
Publicado por datalogger/toma datos en 23:48 No hay comentarios:
Etiquetas: fuente alimentación variable, fuente c.a. programable, fuente de potencia ca
Dataloggers para potencia eléctrica y temperatura
El número de canales a registrar puede ser desde una simple variable a varios cientos de complejas señales. Los registradores de datos térmicos / multifunción son las soluciones perfectas para esas necesidades de media y sus futuras ampliaciones.
Características de los dataloggers precisos.
Modelos con 1, 8, y 64 canales de registro de datos simultáneos. Expandibles a cientos de canales.
Soportan termopares tipos B, E, J, K, N, R, S, y T con rango de temperatura definido por ITS-90.
Compensacion de unión fría individual con resolución de 0,01°C, error inferior a (0.01% de la lectura+0.3°C)
Adaptador de voltaje VA-480.
Voltaje rango ±480VDC ;
Resolución 1mV ;
Exactitud 0,1% de la lectura +1mV
Adaptador de voltaje VA-10
Voltage rango ±10VDC ;
Resolución 100uV ;
Exactitud 0,05% de la lectura +500uV
Aislamiento entre canales de 1000 VCC
Conexión a PC con potente software de registro y analisis de datos.
Los modelos de 1 y 8 chanales se alimentan desde la USB. No necesitan batería externa.
Ver PDF Datalogger Precisos Chroma Datalogger de potencia
Publicado por datalogger/toma datos en 5:00 No hay comentarios:
Simulador para test de microrredes.
Soluciones pruebas tecnologías límpias
La demanda de productos de Recursos Distribuidos (DR) tales como inversores fotovoltaicos y sistemas de energía eólica está creciendo sin parar según el mundo busca nuevas fuentes de energías renovables limpias. Sin embargo, la potencia generada por estas fuentes renovables está afectada a menudo por las condiciones meteorológicas y pueden causar problemas de estabilidad en la red pública. Para optimizar el uso de las energías alternativas y equilibrar la red frente a la diferencia de picos de carga/consumo, algunos paises están iniciando la promoción de sistemas híbridos de almacenamiento de potencia fotovoltaica y eólica con la combinación de casas inteligentes y vehículos eléctricos en una estructura de microrred. Esto crea la necesidad de ensayos más rigurosos de simulación para analizar la estabilidad de potencia, seguridad y condiciones anormales en instalaciones renovables conectadas a red. Esta demanda ha fijado pruebas de regulación según las normas IEEE 1547 (Interconexión de recursos distribuidos con sistemas de potencia eléctrica), IEC 61000-3-15 (Inmunidad electromagnética de baja frecuencia para sistemas de generación de potencia conectados a la red eléctrica pública) e IEC 62116 (Procedimientos de test para medidas de prevención de isla en inversores fotovoltaicos conectados a red), para asegurar un funcionamiento apropiado y seguro de los productos “on-grid”.
Usando la última tecnología de control digital, la serie 61800 posee las condiciones necesarias para ensayar microrredes y dispositivos conectados a red, pudiendo suministrar hasta 690VL-L (400VL-N) hasta 300kVA de potencia, y frecuencias de salida desde 30Hz hasta 100Hz. La función AC+DC permite añadir un offset de corriente contínua a la señal alterna, requerido en ciertas aplicaciones. Además de suministrar un voltaje AC limpio, preciso y estable, la serie 61800 es capaz de simular varios tipos de formas de onda de voltaje distorsionada y condiciones transitorias requeridas para validación de producto. Esto se lleva a cabo usando los modos LIST, STEP y PULSE de creación de formas de onda programables. El modo LIST es una función más versátil que permite al usuario componer formas de onda complejas de hasta 100 secuencias. Las formas de onda de voltaje requeridas para test de inmunidad según la IEC 61000-4-11 (interrupciones de corta duración, huecos y variaciones de voltaje) pueden conseguirse fácilmente con el simulador de red regenerativo y su software. La función SYNTHESIS permite crear formas de onda de voltaje armónico hasta el orden 40 basado en una frecuencia fundamental de 50/60Hz, y la función INTERHARMONIC realizar barridos de frecuencia desde 0.01Hz a 2400Hz sobre la misma frecuencia fundamental, ayudando al ingeniero a localizar los puntos de resonancia. El control del simulador de red puede hacerse por GPIB (IEEE488.2), RS232, USB o Ethernet.
Fuente 4 cuadrantes regenerativo
Información sobre Simulador red eléctrica en web.
Chroma ATE, fabricante de instrumentación electrónica de potencia.
Chroma ATE es fabricante de instrumentación electrónica de medida, sistemas automáticos de pruebas, sistemas de fabricación y soluciones de automatización llave en mano, comercializadas bajo la marca Chroma.
Sistemas almacenamiento energía
Los sectores más importantes en los que ofrece soluciones son entre otros: fabricación de LEDs y equipamiento asociado, foto voltaico, baterías de Li, vehículos eléctricos, fabricación de semiconductores, lámparas diodos láser, pantallas planas, vídeo y color, electrónica de potencia, componentes eléctricos pasivos, seguridad eléctrica, pruebas termoeléctricas e inspección óptica automática.
El objetivo de Chroma es desarrollar productos líder a nivel mundial. Para conseguirlo, Chroma invierte importantes recursos en I+D para fabricar productos precisos, fiables y con gran valor añadido para la industria tecnológica. Nutriéndose de los últimos avances tecnológicos e inmersa en una mejora continua y en un entorno de globalización, integra sus capacidades en óptica, mecánica, electrónica, control térmico y software, asegurando ventajas competitivas y un crecimiento sostenido en el presente y futuro para la compañía
Los sectores más importantes en los que ofrece soluciones son entre otros: fabricacion de LEDs y equipamiento asociado, fotovoltaico, baterías de Li, vehículos eléctricos, fabricación de semiconductores, lámparas diodos laser, pantallas planas, vídeo y color, electrónica de potencia, componentes eléctricos pasivos, seguridad eléctrica, pruebas termoeléctricas e inspección óptica automática.
El objetivo de Chroma es desarrollar productos líder a nivel mundial. Para conseguirlo, Chroma invierte importantes recursos en I+D para fabricar productos precisos, fiables y con gran valor añadido para la industria tecnológica. Nutriéndose de los últimos avances tecnológicos e inmersa en una mejora continua y en un entorno de globalización, integra sus capacidades en óptica, mecánica, electrónica, control térmico y software, asegurando ventajas competitivas y un crecimiento sostenido en el presente y futuro para la compañía.
Publicado por datalogger/toma datos en 2:47 No hay comentarios:
Medidor - fuente
Medidor – fuente 2600B Keithley.
Fuente – medidor
 Familia con modelos de 1 y 2 canales con capacidad I-V desde 0,1 fA hasta 10 A pulsados y desde 100 nV hasta 200 V.
 Procesador de scripts TSP® que permite el mayor rendimiento de su clase y el coste mas bajo de test.
 Compatibilidad con las aplicaciones IV móviles plug & play que permite caracterizar desde dispositivos Android.
 Interfaz de usuario basada en navegador que permite controlar los test desde un PC situado en cualquier parte del mundo.
Ver toda la familia de medidor – fuente
Instrumentos de prueba eficientes para sistemas de almacenamiento de energía.
Expertos están promoviendo un concepto de casa inteligente para vivir de una forma más sabia, eficiente y respetuosa con el medio ambiente mediante la reducción de dióxido de carbono y ahorro de energía para la protección del medio ambiente. El concepto "Smart Home" consiste en sistemas de almacenamiento de energía (ESS), células de combustible, inversores fotovoltaicos híbridos y estaciones de carga V2H (Vehicle to Home), etc. Todos estos dispositivos con salida de corriente alterna (CA) necesitan, para su comprobación, una carga electrónica precisa y fiable para realizar las pruebas de corriente de arranque, análisis de los sistemas de almacenamiento y simulación de cargas a largo plazo con el fin de asegurar la estabilidad del sistema.
El mercado ofrece muchas cargas electrónicas que incorporan modos básicos de corriente constante (CC), potencia constante (CP) y resistencia constante (CR). Además de los modelos básicos, la serie de cargas de corriente alterna 63800 de Chroma también proporciona un modo rectificado RLC que está implementado a través de un DSP de alta velocidad para simular la carga real RLC.
Las fuentes de alimentación tales como fuentes conmutadas (SMPS) y adaptadores incorporan rectificadores de puente, que se pueden conectar a sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs) , inversores aislados, inversores para automóviles y dispositivos de alimentación en CA. El modo de carga RLC se utiliza para simular la corriente de carga real de resistencia equivalente (Rs) e inductancia equivalente (Ls) en serie; capacitancia equivalente (C) y carga (RL) en paralelo detrás de los puentes rectificadores como se indica en el diagrama inferior.
Puente rectificador típico.
El usuario puede utilizar un perfil de carga de 24 horas de electrodomésticos para simular las condiciones de carga con la aplicación Softpanel, y la forma de onda real se puede utilizar para optimizar la utilización de generadores fotovoltaicos y baterías de almacenamiento. Como se indica en la figura siguiente, el eje X indica el tiempo en minutos mientras que el eje Y indica la carga en vatios.
Cambio diario de carga.
Las cargas electrónicas de la serie 63800 no solo soportan pruebas de una fase, también son compatibles con pruebas de tres fases. Se pueden conectar en paralelo 3 unidades de la serie 63800 para ofrecer 3 fases. Con la serie 63800 se pueden conectar hasta 5 unidades en paralelo, 22,5 kW para una fase. Y hasta 15 unidades (5 unidades por fase), 67,5 kW para 3 fases.
Publicado por datalogger/toma datos en 4:39 No hay comentarios:
Medida termopares alta precisión de MCC. Medida h...
Mediciones de temperatura y resistencia de alta pr...
Registrador industrial de vibraciones Expert Vibro...
Módulo USB para toma de datos de temperatura y vol...
Fuentes de alimentación de corriente alterna progr...
Chroma ATE, fabricante de instrumentación electrón...
Instrumentos de prueba eficientes para sistemas de...

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución