Source: http://www.taisl.com/pc/Milwaukee/mi605.htm
Timestamp: 2019-08-23 16:00:47+00:00

Document:
Mi605 Medidor de Oxígeno Disuelto / Temperatura
El Mi605 es un medidor portátil de Oxígeno Disuelto, basado en microprocesador y con calibración y compensación de temperatura automática (ATC). Está diseñado específicamente para aplicaciones en situ. Se puede presentar las mediciones de Oxígeno Disuelto en partes por millón (ppm=mg/L) o en % de saturación. La temperatura se indica en Celsius de 0 a 50°C con una resolución de 0.1°C. El medidor compensa para salinidad y altitud automáticamente después de la entrada manual.
La Calibración es muy sencilla y rápida. Solo hay que exponer la sonda MA840 (Sonda para Oxígeno Disuelto Polarográfico), suministrado con el equipo, al aire y pulsar el botón CAL. No hay ninguna necesidad para soluciones químicas! El botón HOLD permite al usuario retener la lectura en la pantalla LCD.
El indicador de Pila baja y la facilidad en reemplazar la membrana de tapa con rosca hace que el Mi605 es un instrumento compacto y ideal para todas las aplicaciones incluyendo acuicultura, tratamiento de aguas, ambiental y educacional.
El Mi605 es suministrado completo en un maletín completo con sonda de DO, membranas de repuesto, soluciones de calibración, pila e instrucciones.
Sonda de D.O. Polarográfico
Sonda D.O. Polarográfico con cable de 3 metros
Rango O2: 0.0 a 45.00 mg/l (ppm)
Rango O2 % saturación: 0.0 a 300%
Rango Temp: 0.0 a 50.0°C
Resolución O2: 0.01 mg/l (ppm)
Resolución O2 % saturación: 0.1 %
Resolución Temp: 0,1°C
Precisión O2: ±1.5% Full Scale
Precisón O2 % saturación: ±1.5% Full Scale
Desviación EMC típica O2: ±0.3 mg/l (ppm)
Desviación EMC típica O2 % saturación: ±3.5%
Desviación EMC t&iacuteMpica Temp: ±0.5°C
Compensación Temperatura: automática de 0 a 50°C
Compensación Altitud: 0 a 4000 m; resolución de 100 m
Compensación Salinidad: 0 a 80 g/L; resolución de 1 g/L
Calibración NaCl: 1 punto con buffer MA9066 (opcional)
Factor TDS: 0.40 a 0.80 (valor por defecto es 0.50)
Temp Ref: 20 ó 25°C
Sonda DO: MA840/3 (incluida)
Sonda Temp: Incluida en sonda DO
Ambiente:	0 a 50°C; max RH 100%
Vida útil de la pila: 100 horas aprox.
Auto-apagado: después de 4 minutos de inactividad
Dimensiones: 200 x 85 x 50 mm
MA840/3	Sonda D.O.
MA9071 Solución de relleno electrolite, frasco de 230 ml
El Mi605 viene completo con:
MA840 Sonda D.O. Polarográfico con cable de 3 metrro
Membranas de repuesto (2 pcs)
Solución electrolite (sachet 20 ml)
Para más información o precios del Medidor Mi605 Profesional de Oxígeno Disuelto / Temperatura, de Milwaukee Electronics, rogamos comunicar con nosotros, por teléfono al 91 546 17 72 o enviarnos un e-mail a :

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución