Source: http://docplayer.es/2269535-Diseno-e-implementacion-de-una-interficie-de-lectura-de-un-laser-2d.html
Timestamp: 2017-02-25 14:37:33+00:00

Document:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFÍCIE DE LECTURA DE UN LÁSER 2D - PDF
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFÍCIE DE LECTURA DE UN LÁSER 2D
Download "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFÍCIE DE LECTURA DE UN LÁSER 2D"
Asunción Paz Hidalgo
1 Universidad de Lleida Escuela Universitaria Politécnica Ingeniería Técnica Informática de Sistemas Proyecto Final de Carrera DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFÍCIE DE LECTURA DE UN LÁSER 2D Autor: Dani Fornons Ortega Director: Jordi Palacín Roca Septiembre 20072 23 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN LOS OBJETIVOS ESTRUCTURA DEL TRABAJO SISTEMA DE MEDIDA EL LMS ESTRUCTURA GENERAL DE UN TELEGRAMA Codificación del Campo STATUS ALGORITMO PARA EL CÁLCULO DEL CRC DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DEL CRC ÓRDENES DEL LMS ÓRDENES DE CONFIGURACIÓN Reset (Orden 10h y 91h ) Modo de operación (Orden 20h y A0h ) Ángulo y resolución (Orden 3Bh y BBh ) Órdenes de Estado ÓRDENES DE MEDIDA EN FORMATO SIMPLE Escaneo Simple (Orden 30h y B0h ) Escaneo de Rango (Orden 37h y B7h ) Escaneo de Valores Medios (Orden 3Fh y BFh ) ÓRDENES DE MEDIDA EN FORMATO CONTINUO Escaneo Continuo (Orden 20h 24h ) Escaneo de Rango Continuo (Orden 20h 27h ) Escaneo de Valores Medios Continuo (Orden 20h 28h ) RESULTADOS BIBLIOGRAFIA ANEXO I: MANUAL LIDAR SCAN V INTRODUCCIÓN OPTIONS - OPCIONES Connect with LMS Conectar con LMS Export Exportar Exit Salir CONFIGURATION - CONFIGURACIÓN Ratio Velocidad de transmisión Angle Ángulo Status Estado Reset SINGLE SCAN Single Scan Escaneo Simple Range Scan Escaneo de Rango Mean Measured Scan Escaneo de Valores Medios Ejemplo Escaneo Simple CONTINUOUS SCAN ESCANEO CONTINUO Continuous Scan Escaneo Continuo Range Continuous Scan Escaneo Continuo de Rango Mean Measured Continuous Scan Escaneo Continuo de Valores Medios Ejemplo Escaneo Continuo ABOUT EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO LIDARSCAN Diagrama de flujo del funcionamiento de LidarScan ANEXO II: MANUAL DEL FABRICANTE4 45 0. INTRODUCCIÓN La agricultura de precisión es un concepto agronómico de gestión de parcelas agrícolas, basado en la existencia de variabilidad en el campo. Requiere el uso de las tecnologías de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), sensores, satélites, etc. para estimar, evaluar y entender dichas variaciones. La información recolectada puede ser usada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar fertilizantes y otras entradas necesarias, y predecir con más exactitud la producción de los cultivos. La agricultura de precisión tiene como objeto optimizar la gestión de una parcela desde el punto de vista Agronómica: ajuste de las prácticas de cultivo a las necesidades de la planta (ejemplo: satisfacción de las necesidades de productos fitosanitarios). Medioambiental: reducción del impacto vinculado a la actividad agrícola (ejemplo: limitaciones de la dispersión de los productos fitosanitarios). Económico: aumento de la competitividad a través de una mayor eficacia de las prácticas (ejemplo: mejora de la gestión del coste de los productos fitosanitarios). Además, la agricultura de precisión pone a disposición del agricultor numerosas informaciones que pueden: Constituir una representación del campo. Ayudar a la toma de decisiones. Ir en la dirección de las necesidades de rastreabilidad. Este proyecto se enmarca dentro del campo de la agricultura de precisión y pretende ser el primer paso para desarrollar un nuevo sistema para optimizar la aplicación de productos fitosanitarios en una explotación agrícola. El objetivo final será medir el volumen de las hojas de los árboles de una explotación para optimizar la aplicación de agroquímicos mediante un nuevo sistema de medida volumétrica basado en un láser. 56 0.1. Los objetivos El objetivo del proyecto es conocer y comprender el funcionamiento de un sistema de medida de distancias basado en un láser que efectúa medidas en un plano de 2D y diseñar e implementar un software que permita la utilización de los recursos del mismo Estructura del trabajo El trabajo está estructurado en 4 capítulos, en el capítulo 1 se presenta el sistema de medida utilizado, en el capítulo 2 se da un visión de las órdenes de lectura simples implementadas, en el capítulo 3 se verá las distintas órdenes de media continua, en el capítulo 4 se exponen los resultados del proyecto y, finalmente, en los anexos se añade el manual de la aplicación creada (anexo I) y el manual del láser utilizado (anexo II). 67 1. SISTEMA DE MEDIDA El láser seleccionado para utilizar en el proyecto es el láser LMS 200., a continuación se presentan las características principales del mismo El LMS 200 El láser LMS 200 de SICK es un escáner 2D que mide distancias mediante la emisión de un rayo láser y la medida del tiempo que tarda en detectarse el rebote. El sistema puede trabajar en varios ángulos de 180º o 100º según se configure y a velocidades programables de 9600, 19200, y Bauds. Aquí vemos algunas de las especificaciones del fabricante. Fig. 1. Especificaciones técnica del láser LMS 200 78 1.2. Estructura General de un Telegrama La comunicación entre la CPU y el LMS 200 se realiza mediante telegramas. Cada telegrama es una sucesión de bytes y words con una estructura uniforme. A continuación veremos la estructura general: STX ADR LONG CMD DATOS CRC N N+1 N+2 Fig. 2. Estructura general y número de bytes de un Telegrama. STX Código de inicio de telegrama. Su valor es 02h. ADR LONG CMD DATOS CRC Dirección identificador del LMS al que va dirigida la orden : 00h: Dirección Broadcast. 01h 04h: LMS a referenciar. Número de bytes que ocupa el campo CMD + DATOS. (2 bytes). Orden a realizar por parte del LMS. Parámetros complementarios de la orden CMD. Checksum. Código de Redundancia Cíclica (2 bytes). Fig.3. Definición de Campos del Telegrama. El formato de respuesta incluye dos campos nuevos al esquema anterior. Los campos ACK y STATUS: ACK STX ADR LONG CMD DATOS STATUS CRC N N+1 N+2 N+3 Fig. 4. Estructura y número de bytes de respuesta a un Telegrama. ACK Código de Asentimiento: 06h: ACK 15h: NACK ADR Dirección de retorno. Es la dirección enviada anteriormente + 80h. STATUS Sido del LMS después de la operación. Fig. 5. Definición de Campos de un telegrama respondida. 89 Tanto la petición como la respuesta están codificados siguiendo la lógica little endian, es decir, el byte menos significativo es enviado primero Codificación del Campo STATUS El Campo STATUS indica el estado en el que ha quedado el LMS después de realizar una operación. Consta de 8 bits agrupados de la manera siguiente: Bit 2 Bit 1 Bit 0 Estado No se ha detectado ningún error Información Warning Error Error Fatal. Fig.6. Significado de los bits 0, 1 y 2 del campo STATUS. Bit 4 Bit 3 Fuente de los Datos 0 0 Proviene de un LMS tipo xxx1 hasta el xxx Proviene de un LMI Proviene de un LMS tipo Proviene de un dispositivo especial. Fig.7. Significado de los bits 4 y 5 del campo STATUS. 910 1.3. Algoritmo para el cálculo del CRC _ Función CrearCRC ( * Telegrama tipo Puntero a char, Len tipo entero) devuelve : CRC tipo Word (Word) CRC = 0; (Byte) Data [2] = 0; // Tabla de 2 Bytes inicializados a 0 Mientras ( Len <> 0 ) Entonces Data [1] = Data [0]; Data [0] = * Telegrama; Telegrama++; Si (CRC & 0x8000h ) Entonces CRC = CRC & 0x7FFFh; CRC = CRC << 1; CRC = CRC 0x8005; // Operación And bit a bit // Desplazamiento a // la izquierda 1 posición // realimentando con 0 Sino CRC = CRC << 1; FSi CRC = CRC Data; // Operación Xor con // toda la tabla Data _ FMentre Devuelve (CRC); _ FFunción 1011 1.4. Diagrama de Flujo para el cálculo del CRC Fig. 8. Diagrama de Flujo para el càlculo del CRC 1112 1213 2. ÓRDENES DEL LMS-200 En este apartado se verán las órdenes más importantes que puede recibir el LMS así como un ejemplo de la trama que se le envía y de la que se espera recibir, todo agrupado en órdenes de configuración, medida y estado Órdenes de Configuración Las órdenes de configuración son telegramas enviados al LMS que le indican el comportamiento que tiene que seguir para determinadas órdenes sucesivas que pueda recibir. Con estas órdenes podremos indicarle al LMS, la Velocidad de transmisión, el Ángulo, la Resolución angular, etc Reset (Orden 10h y 91h ) Esta orden sirve para indicarle al LMS que se auto resetee. A efectos prácticos es el mismo que desconectar el láser de la corriente eléctrica y volverlo a conectar. El LMS queda configurado con los parámetros de velocidad de transmisión, ángulo de trabajo y resolución angular que tiene establecidos por defecto. La configuración inicial establece una velocidad de 9600 bauds, un ángulo de 180º y una resolución de 0.5º. STX ADR LONG CMD DATOS CRC Fig.9. Telegrama de petición de RESET. ACK STX ADR LONG CMD DATOS STATUS CRC Fig.10. Respuesta a un RESET. 1314 2.1.2 Modo de operación (Orden 20h y A0h ) STX ADR LONG CMD SUB-CMD DATOS CRC XX XX XX... XX XX Fig.11. Telegrama general del orden '20h'. La longitud del campo DATOS dependerá de cada suborden. Esta es una de las órdenes de configuración más importantes del LMS. Con el comando 20h no sólo podemos decidir el modo de operación sino que, además, también es útil para cambiar la velocidad de transmisión y la forma de como recibir los datos. Por esta razón es interesante dividir la orden 20h en cuatro subapartados. A. Selección de Modo: SUB-CMD DATOS 00h. PASSW 01h. S-PASSW Coloca al LMS en modo de instalación. En este modo el LMS puede ser configurado con la orden 77h, la cual efectúa una escritura a la EEPROM del LMS y por este motivo esta limitada a unos miles de golpes. Requiere un password PASSW de 8 caracteres ( 0-9, A - Z, a - z, _ ) con equivalente ASCII en hexadecimal. Por defecto, el valor del campo PASSW es SICK_LMS o sea 53h, 49h, 43h, 4Bh, 5Fh, 4Ch, 4Dh, 53h. Si el cambio de modo de operación se completa con éxito, el LED rojo del LMS se activa. Coloca al LMS en modo de Calibración. Requiere un password de súper usuario sólo conocido por SICK. Fig.12. Subcomandos para el cambio de modo de operación. 1415 Selección de Funcionamiento: Este grupo de subcomandos transmite al LMS de qué manera queremos recibir los datos, el rango y valores determinados, de forma continua o simple, etc. SUB-CMD 24h. El LMS envía los resultados de los escaneos de forma continuada. 25h. 27h. 2Bh. 28h. El LMS envía resultados sólo cuando hay una petición expresa. Es el orden por defecto al iniciar el Láser. El LMS envía los resultados de los escaneos en un rango determinado de forma continuada. El LMS envía los resultados de distancia y reflexión escaneados en un rango determinado de forma continuada. El LMS envía el resultado promedio de N (2-250) escaneos de forma continuada. Fig.13. Subcomandos para la selección de funcionamiento. Para una información más ampliada, véase el apartado Órdenes en Formato Continuo. B. Test de Contraseña: SUB-CMD DATOS 30h. PASSW Testea si la contraseña de instalación es correcta. Requiere PASSW como parámetro, que por defecto es "SICK_LMS" en su equivalente ASCII hexadecimal. Fig.14. Subcomando para el testeo de la contraseña de instalación. C. Selección del Ratio de Transmisión: Con este grupo de subcomandos podemos establecer la velocidad de transmisión del Láser. SUB-CMD Velocidades 40h. Establece la velocidad de comunicación del LMS a Bauds. 41h. Establece la velocidad de comunicación del LMS a Bauds. 42h. Establece la velocidad de comunicación del LMS a Bauds. 48h. Establece la velocidad de comunicación del LMS a Bauds. Fig. 15. Subcomando de selección de velocidad de transmisión. 1516 Todos los anteriores grupos de subcomandos tienen un único telegrama de respuesta con código 'A0h' y parámetros '00h' para denotar que el cambio ha sido satisfactorio y '01h' en caso contrario. SUB-CMD enviada Respuesta DATOS Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 'A0h'. 'A0h'. 'A0h'. 'A0h'. '00h': Cambio de modo de operación satisfactorio. '01h': No se ha podido cambiar el modo de operación debido a un error al LMS o por contraseña errónea. El modo de operación anterior continúa vigente. '00h': Cambio de modo de funcionamiento no satisfactorio. '01h': No se ha producido el cambio de modo de funcionamiento. El anterior modo resta vigente. '00h': La contraseña introducida y la de instalación coinciden. '01h': La contraseña introducida y la de instalación no coinciden. '00h': El cambio de velocidad se ha realizado correctamente. '01h': El cambio de velocidad no se ha producido. La anterior velocidad de transmisión resta vigente. Fig. 16. Telegrama de respuesta de selección de ratio. 1617 Ángulo y resolución (Orden 3Bh y BBh ) El LMS tiene varías configuraciones posibles con respecto a ángulo de operación y resolución angular. Concretamente, puede recoger información de medidas con un ángulo de 180º a una resolución de 0.5º y 1º y con un ángulo de 100º a una resolución de 0.25º, 0.5º y 1º. En total 5 configuraciones posibles. Cuando el láser está configurado a 100º su influencia es la equivalente a la parte central de 180º; es decir, va de 40º a 140º. Fig. 17. Ángulo y resolución del láser LMS 200 STX ADR LONG CMD DATOS CRC B XX 00 XX 00 XX XX Fig.18. Telegrama de petición de cambio de ángulo de trabajo o resolución. DATOS Ángulo de Trabajo Resolución Angular 180º B4h 00h 1º 64h 00h 100º 64h 00h 0.5º 32h 00h 0.25º 19h 00h Fig.19. Configuraciones posibles para el orden '3Bh'. La configuración de 180º con 0.25º de resolución no es posible. Todo el resto de combinaciones se pueden llevar a cabo. Es decir, 180º-0.5º ( B4h 00h 32h 00h ) configuración por defecto, 180º-1º ( B4h 00h 64h 00h ), 100º-0.25º ( 64h 00h 19h 00h ), 100º-0.5º ( 64h 00h 32h 00h ) y 100º-1º ( 64h 00h 64h 00h ). 1718 Todas las anteriores configuraciones tienen un único telegrama de respuesta con código 'BBh' y parámetros '01h' para denotar que el cambio ha sido satisfactorio y '00h' en caso contrario. ACK STX ADR LONG CMD DATOS STATUS CRC BB 01 XX 00 XX XX XX Fig.20. Respuesta a la orden '3Bh'. Así en el anterior esquema de respuesta el byte 01h del campo datos denotaría que el cambio ha sido satisfactorio y que el actual ángulo de trabajo y resolución angular son XX 00 XX Órdenes de Estado Las órdenes de estado nos informan de como esta configurado el LMS en aquel momento y si ha habido algún tipo de error en algún comando anterior. Son órdenes meramente informativas y son muy útiles si en un momento determinado del funcionamiento con el láser no recordamos su velocidad de transmisión, ángulo de funcionamiento, resolución angular, etc. La orden de estado de más peso y la única que se utiliza a la práctica es la orden principal de estado, con código 31h. Tiene muchos parámetros informativos, devuelve hasta 161 bytes de información, pero desde el punto de vista útil de trabajo sólo son significativos los siguientes: STX ADR LONG CMD DATOS CRC Fig.21. Telegrama de petición de estado. ACK STX ADR LONG CMD DATOS STATUS CRC A 00 B1 STAT 10 XX XX Fig. 22. Telegrama de respuesta a una petición de estado. 1819 Bytes Campo Descripción Versión Responde con 7 caracteres con la versión del LMS V Modo 15 Error Responde el modo de operación con el que está funcionando. 00h Modo de instalación. 24h Modo de funcionamiento continuo. 25h Modo de funcionamiento simple. Si el valor en este campo es más grande que 0, se ha producido un error o un error grave en el LMS S/N Número de Serie del LMS. 8 caracteres ,74 Revoluciones Número de revoluciones de motor. Normalmente, ,114 Ángulo Ángulo de trabajo del Láser. 100º o 180º. 115,116 Resolución Resolución angular. 100 por 1º, 50 por 0.5º y 25 por 0.25º. 122,123 Ratio 128 Unidades Velocidad de Transmisión: 8001 por Bauds por Bauds por Bauds por Bauds. Unidades de las medidas enviadas: 0 unidades en centímetros. 1 unidades en milímetros. Fig.23. Definición de los parámetros del orden STATUS. 1920 2.2. Órdenes de Medida en Formato Simple El LMS tiene varias maneras de enviar la información que lee según nuestras necesidades. Hace falta tener en cuenta que el buffer de salida del láser es de 812 bytes. Esto quiere decir que cualquier orden que requiera una respuesta de una longitud más grande de bytes (sin contar el byte ACK) será contestada como NACK. Vamos a ver las diferentes órdenes de medida: Escaneo Simple (Orden 30h y B0h ) Con la orden de escaneo simple, el LMS envía un seguido de valores correspondientes a las medidas de distancia detectadas en cada ángulo de lectura, de forma correlativa. STX ADR LONG CMD DATOS CRC Fig.24. Telegrama de petición de un escaneo simple. Nótese que la orden 30h requiere de un parámetro 01h en el campo DATOS para enviar los resultados tal y como los lee. ACK STX ADR LONG CMD DATOS STATUS CRC XX XX B0 A B 10 XX XX Fig.25. Telegrama respuesta a un escaneo simple con parámetros A y B. La orden de respuesta a un escaneo simple tiene como código el B0h y el campo DATOS está compuesto por dos bloques A y B. A B Ocupa 2 bytes. Su interpretación es a nivel de bit: Bit 15 y 14: 00: Unidades dadas en cm. 01: Unidades dadas en mm (valor por defecto). Bit 13, 12 y 11: 000: Escaneo completo y correlativo. Bits 10..0: Número de valores de la respondida N. Ocupa N x 2 bytes correspondientes a enteros en las unidades expresadas anteriormente (normalmente, mm) de las medidas leídas en ángulos correlativos. Están en formato little endian, es decir, primero el bytes menos significativo. Fig.26. Definición de los subcampos A y B en la respondida 'B0h'. 2021 El valor de N depende de la configuración del LMS: i. N = 401 para una configuración 100º º. ii. N = 361 para una configuración 180º - 0.5º. iii. N = 181 para una configuración 180º - 1º. iv. N = 201 para una configuración 100º - 0.5º. v. N = 101 para una configuración 100º - 1º. No tenemos que confundir el valor del campo LONG de la estructura general del telegrama que indica la longitud en bytes del campo CMD, DATOS y STATUS con el parámetro N, que indica el número de valores leídos en un Escaneo. 2122 Escaneo de Rango (Orden 37h y B7h ) Con esta orden podemos definir un rango determinado de operación en el cual se realice el escaneo. Sólo se activa para configuraciones 180º - 0.5º y 100º º. STX ADR LONG CMD DATOS CRC A B XX XX Fig.27. Telegrama de escaneo de un rango determinado. A B Valor inicial del rango definido para hacer el escaneo. Ocupa 2 bytes. Valor final del rango definido para hacer el escaneo. Su valor esta limitado a 361 para una configuración 180º - 0.5º y a 401 por 100º º. El valor final siempre tiene que ser superior o igual al valor inicial. Ocupa 2 bytes. Fig.28. Definición del campo DATOS en el orden '37h'. ACK STX ADR LONG CMD DATOS STATUS CRC XX XX B7 A B C D 10 XX XX Fig.29. Telegrama respuesta a un escaneo de rango con parámetros A, B, C y D. A B C D Valor inicial del rango de escaneo. 2 bytes. Valor final del rango de escaneo. 2 bytes. Ocupa 2 bytes. Su interpretación es a nivel de bit: Bit 15 y 14: 00: Unidades dadas en cm. 01: Unidades dadas en mm (valor por defecto). Bit 13, 12 y 11: 000: Escaneo completo y correlativo. Bits 10..0: Número de valores de la respuesta N (N = B A + 1). Ocupa N x 2 bytes correspondientes a enteros en las unidades expresadas anteriormente (normalmente, mm) de las medidas leídas en ángulos correlativos. Están en formato little endian, es decir, primero el byte menos significativo. Fig.30. Definición de los parámetros A, B, C y D de la respondida 'B7h'. 2223 Escaneo de Valores Medios (Orden 3Fh y BFh ) El Escaneo de valores medios permite hacer un rápido promedio de medidas en varios escaneos. STX ADR LONG CMD DATOS CRC F A B C XX XX Fig.31. Telegrama de petición de un Escaneo de valores medios. A B C Número de escaneos a realizar para calcular el promedio de valores. Los valores posibles van de 2 hasta 250 escaneos. Ocupa 1 byte. Valor inicial del rango definido para hacer el escaneo de valores medios. De 1 a 401 en una configuración de 100º y de 1 a 361 en una configuración de 180º. Ocupa 2 bytes. Valor final del rango definido para hacer el escaneo de valores medios. De 1 a 401 en una configuración de 100º y de 1 a 361 en una configuración de 180º. El valor final siempre tiene que ser superior o igual al valor inicial. Ocupa 2 bytes. Fig.32. Definición de los campos A, B y C del orden '3Fh. El tiempo de respuesta de la orden 3Fh va en función del número de escaneos requeridos para hacer la media. En un caso extremo de 250 escaneos la respuesta puede tardar al menos 14 segundos. La respuesta tiene la estructura siguiente con código BFh : ACK STX ADR LONG CMD DATOS STATUS CRC XX XX BF A B C D E 10 XX XX Fig.33. Telegrama de respuesta a una petición de Escaneo de valores medios. A B C D E Número de escaneos a realizar para calcular la media. Ocupa 1 byte. Valor inicial del rango de escaneos, el mismo que el enviado en la petición. 2 bytes. Valor final del rango de escaneos, el mismo que el enviado en la petición. 2 bytes. Ocupa 2 bytes. Su interpretación es a nivel de bit: Bit 15 y 14: 00: Unidades dadas en cm. 01: Unidades dadas en mm (valor por defecto). Bit : Número de valores medios de la respuesta. N = C B + 1. Valores correspondientes a los valores medios calculados a partir de un cierto número de escaneos indicados en el campo A, en las unidades expresadas anteriormente (normalmente, mm). Ocupa N x 2 bytes. Fig.34. Definición de los parámetros A, B, C, D y E en la respuesta de Escaneo de valores medios. 2324 2.3. Órdenes de Medida en Formato Continuo Cómo ya hemos visto en el anterior apartado, la orden 20h permite también, entre otras cosas, configurar al LMS para operar en modo continuo. De esta forma el láser envía constantemente las lecturas que efectúa en el medio y la aplicación receptora se limita a interpretar la información. Este modo de comunicación es notablemente más rápido a causa de eliminar el tiempo de petición pero, por contra, es más inestable puesto que, no se pueden definir tiempos constantes de lectura. El modo de operación continuo se interrumpe cuando el LMS recibe cualquier otro comando. A la práctica, se utiliza para dar fin al modo continuo el comando 20h 25h que deja el LMS configurado en modo simple. Lógicamente, el modo de funcionamiento en formato continuo sólo encuentra su razón de ser en las órdenes de medida. El LMS envía un byte de acknowledge ( 06h ) y seguidamente empieza a enviar tramas manteniendo el formato de las órdenes simples Escaneo Continuo (Orden 20h 24h ) Con esta orden, configuramos al láser para que envíe los resultados de los escaneos de forma continuada. STX ADR LONG CMD SUB-CMD CRC Fig.35. Telegrama de petición de Escaneo Continuo. 2425 Escaneo de Rango Continuo (Orden 20h 27h ) Permite definir un rango de valores determinados y sobre éste realizar escaneos de manera continua. STX ADR LONG CMD SUB-CMD DATOS CRC A B XX XX Fig.36. Telegrama de petición de rango continuo. A B Valor inicial del rango definido para hacer el escaneo. Ocupa 2 bytes. Valor final del rango definido para hacer el escaneo. Su valor está limitado a 361 para una configuración 180º - 0.5º y a 401 por 100º º. El valor final siempre tiene que ser superior o igual al valor inicial. Ocupa 2 bytes. Fig.37. Definición de los campos A y B en la suborden 27h Escaneo de Valores Medios Continuo (Orden 20h 28h ) Pide al láser los valores medios de los resultados obtenidos en N escaneos de forma continuada. N puede tomar los valores de 2 hasta 250. STX ADR LONG CMD SUB-CMD DATOS CRC A B C XX XX Fig. 38. Telegrama de petición de Escaneo de valores medios continuo. A B C Número de escaneos a realizar para calcular el promedio de valores. Los valores posibles van de 2 hasta 250 escaneos. Ocupa 1 byte. Valor inicial del rango definido para hacer el escaneo de valores medios. De 1 a 401 en una configuración de 100º y de 1 a 361 en una configuración de 180º. Ocupa 2 bytes. Valor final del rango definido para hacer el escaneo de valores medios. De 1 a 401 en una configuración de 100º y de 1 a 361 en una configuración de 180º. El valor final siempre tiene que ser superior o igual al valor inicial. Ocupa 2 bytes. Fig.39. Definición de los parámetros A, B y C de la suborden '28 h'. 2526 2627 3. RESULTADOS El resultado del proyecto ha sido el diseño e implementación del programa LidarScan utilizando el lenguaje de programación Visual Basic. LidarScan permite comunicarse con el láser para recoger diferentes tipos de medidas de distancia. Asimismo, permite la transformación de estos datos a formato cartesiano, teniendo en cuenta la velocidad con la que se capturaron los datos; de esta forma se puede hacer una representación tridimensional. El programa LidarScan ha sido utilizado con éxito en pruebas de campo por usuarios finales. Por otro lado, LidarScan en vez de ser un programa definitivo se ha convertido en una primera aplicación para la captura de información, y en futuras versiones permitirá la conexión de GPS y de sensores de ultra sonidos, estas posibilidades ya se contemplan, aunque no están implementadas, en la versión actual. 2728 2829 4. BIBLIOGRAFIA Proyecto Final de Carrera: o Disseny d una aplicació de control i anàlisi per a un làser LMS 200 LMS 200: o Telegrams for Configuring and Operating the LMS 2XX Laser Measurement Systems. o LMS200/211/221/291 Laser Measurement Systems Visual Basic: 2930 3031 5. ANEXO I: MANUAL LIDARSCAN V1 3132 ÍNDICE 5.0. INTRODUCCIÓN OPTIONS - OPCIONES CONNECT WITH LMS CONECTAR CON LMS EXPORT EXPORTAR Ejemplo archivos exportados EXIT SALIR CONFIGURATION - CONFIGURACIÓN RATIO VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN ANGLE ÁNGULO STATUS ESTADO RESET SINGLE SCAN SINGLE SCAN ESCANEO SIMPLE RANGE SCAN ESCANEO DE RANGO MEAN MEASURED SCAN ESCANEO DE VALORES MEDIOS EJEMPLO ESCANEO SIMPLE CONTINUOUS SCAN ESCANEO CONTINUO CONTINUOUS SCAN ESCANEO CONTINUO RANGE CONTINUOUS SCAN ESCANEO CONTINUO DE RANGO MEAN MEASURED CONTINUOUS SCAN ESCANEO CONTINUO DE VALORES MEDIOS EJEMPLO ESCANEO CONTINUO ABOUT EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO LIDARSCAN DIAGRAMA DE FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO DE LIDARSCAN33 5.0. INTRODUCCIÓN LidarScan es un programa desarrollado en Visual Basic por la Universidad de Lleida para interactuar con el láser LMS-200. El láser LMS-200 de SICK es un escáner 2D que mide distancias mediante la emisión de un rayo láser y la medida del tiempo que tarda en detectarse el rebote. El sistema puede trabajar en varios ángulos, 180º o 100º según se configure, y a velocidades programables de 9600, 19200, y Bauds. La comunicación entre la CPU y el LMS 200 se realiza mediante el intercambio de telegramas; cada telegrama es una sucesión de bytes y words con una estructura uniforme. El LMS tiene varias formas de enviar la información que lee según nuestras necesidades. A través del programa podremos indicarle al LMS la velocidad de transmisión, el ángulo y la resolución angular y el modo de funcionamiento, simple o continuo. LidarScan también permite exportar los archivos de distancias guardados a un nuevo documento que contendrá las respectivas coordenadas X, Y ý Z de cada punto. 3334 5.1. OPTIONS - OPCIONES LidarScan permite conectar con el LMS para capturar nuevos datos y exportar éstos a distintos formatos Connect with LMS Conectar con LMS Se escoge, entre los disponibles, el puerto donde se encuentra conectado el LMS para establecer la comunicación Export Exportar La opción exportar permite transformar un archivo de distancias guardado a un nuevo documento que contendrá las respectivas coordenadas X, Y ý Z de cada punto. Éste nuevo archivo podrá utilizarse para visualizar los datos capturados con autocad, matlab, etc. dependiendo del tipo de formato escogido para exportar. 3435 por el LMS Para poder exportar un documento hay que seleccionar un archivo generado Escoger el origen de los datos que se quieren exportar; en esta versión sólo se pueden tratar datos generados con el LMS. Determinar la velocidad a la que se han capturado los datos indicando directamente la velocidad, el punto de inicio y de finalización del escaneo o mediante los datos capturados por el GPS (no disponible en la versión 1) Indicar que tipo de archivo se quiere exportar: XYZ (texto), AUTOCAD XYZ esphere (archivo de comandos para autocad) o AUTOCAD XYZ points (archivo de comandos para autocad) 3536 Ejemplo archivos exportados Archivo exportado a XYZ: Archivo exportado a AUTOCAD XYZ points : _.point 0,-3649, _.point 32,-3667, _.point 64,-3649, _.point 97,-3723, _.point 130,-3725, _.point 164,-3766, _.point 195,-3714, _.point 233,-3804, Archivo exportado a AUTOCAD XYZ sphere : _sphere 0,0,0 1 _.PSELECT t _.block topo 0,0,0 insert topo 0,-3649, insert topo 32,-3667, insert topo 64,-3649, insert topo 97,-3723, insert topo 130,-3725, insert topo 164,-3766, insert topo 195,-3714, insert topo 233,-3804, Exit Salir La opción salir desconectará el puerto del LMS y cerrará el programa. 3637 5.2. CONFIGURATION - CONFIGURACIÓN Las órdenes de configuración son telegramas enviados al LMS que le indican el comportamiento que tiene que seguir para realizar determinadas órdenes sucesivas que pueda recibir. Con estas órdenes podremos indicarle al LMS, Velocidad de transmisión, Ángulo, Resolución angular, etc. A través de este menú también podremos consultar el estado en que se encuentra el láser y hacerle un reset Ratio Velocidad de transmisión LidarScan permite escoger entre 3 configuraciones posibles en cuanto a velocidad de transmisión: bauds, bauds y bauds. Inicialmente la velocidad de conexión se encuentra configurada a Angle Ángulo El LMS tiene 5 configuraciones posibles en lo referente a ángulo de operación y resolución angular. Concretamente, puede recoger información de medidas con un ángulo de 180º a una resolución de 0.5º y 1º y con un ángulo de 100º a una resolución de 0.25º, 0.5º y 1º. Cuando el láser está configurado a 100º su influencia es la equivalente a la parte central de 180º; es decir, de 40º a 140º. 3738 Status Estado Esta opción informa del estado del LMS y de la configuración con la que se encuentra trabajando. Los parámetros que facilita son la versión del LMS, el número de serie, el modo de funcionamiento, si se ha producido algún error grave, el número de revoluciones del motor, el ángulo, la resolución, la velocidad de transmisión y las unidades de medida actuales Reset Esta opción sirve para indicar al LMS que haga un reset. A efectos prácticos es lo mismo que desconectar el láser de la corriente y volver a conectarlo. El LMS queda configurado con los parámetros de velocidad de transmisión, ángulo de trabajo y resolución angular establecidos por defecto. La configuración inicial establece una velocidad de 9600 bauds, un ángulo de 180º y una resolución de 0.5º. 3839 5.3. SINGLE SCAN LidarScan permite hacer un único escaneo de datos de 3 formas distintas, escaneo simple, escaneo de rango y escaneo de valores medios Single Scan Escaneo Simple Mediante la orden de escaneo simple se solicita al LMS que envíe un conjunto de valores correspondientes a las medidas de distancia detectadas en cada ángulo de lectura. El número de escaneos depende de la configuración actual del láser y será de: 401 para una configuración 100º º. 361 para una configuración 180º - 0.5º. 181 para una configuración 180º - 1º. 201 para una configuración 100º - 0.5º. 101 para una configuración 100º - 1º Range Scan Escaneo de Rango La orden de escaneo de rango solicita al LMS que envíe un conjunto de valores correspondientes a las medidas de distancia detectadas entre el rango inicial y el rango final. Ésta configuración sólo está disponible para configuraciones de ángulo y resolución de 180º - 0.5º y 100º º. El valor del rango debe estar comprendido entre 0 y 180 para que el programa no genere un aviso de error. El número de datos capturado en cada escaneo depende de la configuración actual del láser, ángulo y resolución, y del intervalo de rango introducido. 3940 Mean Measured Scan Escaneo de Valores Medios Mediante la orden de escaneo de valores medios se solicita al LMS que envíe un conjunto de valores correspondientes al promedio de varios escaneos entre el rango inicial y el rango final. El número máximo de escaneos es de 250 y el valor del rango debe estar comprendido entre 0 y 180. Hay que tener en cuenta que si introducimos un valor muy grande, máximo de 250, para hacer la media cada escaneo puede llegar a tardar unos 14 segundos. El número de datos capturado en cada escaneo depende de la configuración actual del láser, ángulo y resolución, y del intervalo de rango introducido Ejemplo Escaneo Simple Archivo generado con un escaneo de rango simple entre los ángulos 0º y 5º con una configuración de 180º y 0.5º. L L El formato de las líneas del documento es la siguiente: Tipo_Dato Tiempo Ángulos Dónde: Tipo_Dato Tiempo Ángulos L Para datos capturados con el Lidar U Para datos capturados con Ultrasonidos G Para datos capturados con el GPS Tiempo en que se inició la captura Medida de distancia de cada ángulo, separada por un espacio 4041 5.4. CONTINUOUS SCAN ESCANEO CONTINUO LidarScan permite hacer múltiples escaneos de datos de 3 formas distintas, escaneo continuo, escaneo continuo de rango y escaneo continuo de valores medios Continuous Scan Escaneo Continuo Aplicando la orden de escaneo continuo solicitamos al LMS que nos envíe un conjunto de valores correspondientes a las medidas de distancia detectadas en cada ángulo de lectura, de forma continua. El número de escaneos depende de la configuración actual del láser y será de: 401 para una configuración 100º º. 361 para una configuración 180º - 0.5º. 181 para una configuración 180º - 1º. 201 para una configuración 100º - 0.5º. 101 para una configuración 100º - 1º Range Continuous Scan Escaneo Continuo de Rango Mediante la orden de escaneo de rango se solicita al LMS que envíe un conjunto de valores correspondientes a las medidas de distancia detectadas entre el rango inicial y el rango final de forma continua. Ésta configuración sólo está disponible para configuraciones de ángulo y resolución de 180º - 0.5º y 100º º. El valor del rango debe estar comprendido entre 0 y 180 para que no genere avisos de error. 4142 Se puede establecer el número de escaneos de forma automática, mediante un número o un tiempo determinados, o de forma manual, indicando el inicio y el fin del escaneo. El número de datos capturado en cada escaneo depende de la configuración actual del láser, ángulo y resolución, y del intervalo de rango introducido Mean Measured Continuous Scan Escaneo Continuo de Valores Medios La orden de escaneo de valores medios solicita al LMS que envíe un conjunto de valores correspondientes al promedio de un número determinado de escaneos entre el rango inicial y el rango final de forma continua. El número máximo de escaneos es de 250 y el rango debe estar entre 0 y 180. Se puede establecer el número de escaneos de forma automática, mediante un número o un tiempo determinados, o de forma manual, indicando el inicio y el fin del escaneo. El número de datos capturado en cada escaneo depende de la configuración actual del láser, ángulo y resolución, y del intervalo de rango introducido. Hay que tener en cuenta que si introducimos un valor muy grande, máximo de 250, para hacer la media cada escaneo puede llegar a tardar unos 14 segundos. 4243 Ejemplo Escaneo Continuo Archivo generado con un escaneo de rango continuo de 14 capturas entre los ángulos 0º y 5º con una configuración de 180º y 0.5º L L L L L L L L L L L L L L L El formato de las líneas del documento es la siguiente: Tipo_Dato Tiempo Ángulos Dónde: Tipo_Dato Tiempo Ángulos L Para datos capturados con el Lidar U Para datos capturados con Ultrasonidos G Para datos capturados con el GPS Tiempo en que se inicio la captura Medida de distancia de cada ángulo, separada por un espacio 4344 5.5. About LidarScan facilita mediante esta opción información acerca del mismo. 44 Mostrar más
ZKTime Monitor : Programa de Control de Presencia y/o Accesos. ZKTime Monitor es una Aplicación Informática que controla los Bonos de Accesos en una Empresa. El sistema consta del Software y Terminales Más detalles MANUAL DE AYUDA. MODULO SAT (Anexo Integración AGIL SAT)
MANUAL DE AYUDA MODULO SAT (Anexo Integración AGIL SAT) Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCION... 3 1.1 Objetivo... 3 1.2 Descripción de la aplicación Agil-SAT PDA... 3 1.3 Más detalles Convivencia. Gestión del Sistema de Entrada/Salida
Convivencia Gestión del Sistema de Entrada/Salida Dra. Carolina Carolina Mañoso Mañoso Dpto. Dpto. Imformática Informática y y Automática.UNED Introducción (1/2) El sistema de Entrada/Salida es la parte Más detalles MODBUS INDICE. Centro Integrado Politécnico ETI Departamento de Electricidad Fernando Pascual Moisés Pérez MODBUS 1. CARACTERÍSTICAS DEL BUS
INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DEL BUS 2. PROTOCOLOS 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MENSAJES ENVIADOS 4. INSTRUCCIÓN PMCR 5. EJEMPLO DE APLICACIÓN a. Configuración puerto SCU41 b. Configuración variador V1000 c. Más detalles Como configurar la cámara IP FD7131 de Vivotek
Como configurar la cámara IP FD7131 de Vivotek Hoy en día es posible, sin necesidad de grandes gastos, vigilar su hogar ó su negocio a través de internet, bien a través de un ordenador ó de un teléfono Más detalles GE Power Management GE_LOCAL. Software de Comunicación. Instrucciones GEK 105568C
GE Power Management Software de Comunicación GE_LOCAL Instrucciones GEK 105568C ,1',&( 1. INSTALACIÓN...3 1.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA...3 1.2. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA...3 1.2.1. Instalación con disquetes....3 Más detalles Instrucciones de Comunicaciones
Guía Rápida Instrucciones de Comunicaciones Introducción Guía Rápida Puertos lógicos (Asignación automática). Instrucciones de red. Instrucción para macros. Instrucciones para comunicaciones serie. OMRON Más detalles MANUAL CABLEMODEM WIFI
1/40 MANUAL CABLEMODEM WIFI 2/40 INDICE 1. Introducción...3 2. Instalación de los drivers...4 3. Conexión de los dispositivos... 11 4. Configuración de la red WIFI...12 4.1 WindowsXP...12 4.2 Windows2000...14 Más detalles ANÁLISIS Y APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA IMPLEMENTACIÓN SOBRE PLC DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DESARROLLADOS CON HERRAMIENTAS DE ALTO NIVEL
ANÁLIS Y APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA IMPLEMENTACIÓN SOBRE PLC DE STEMAS AUTOMÁTICOS DESARROLLADOS CON HERRAMIENTAS DE ALTO NIVEL Mónica Baigorri Martínez (1) e-mail: Monica.baigorri@die.unirioja.es Emilio Más detalles Aplicación práctica de la visión artificial en el control de procesos industriales
Aplicación práctica de la visión artificial en el control de procesos industriales Conocimientos básicos de servoaccionamientos CJ1W-NC481 Fecha: Abril 2012 1 INDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. PROGRAMACIÓN Más detalles GUIA RAPIDA DE LECTORA BIOMETRICA ICLOCK700 PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO.
GUIA RAPIDA DE LECTORA BIOMETRICA ICLOCK700 PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO. 1. Instrucciones de uso: 1.1 Procedimientos recomendados Paso 1: Instalar el dispositivo y ponerlo en marcha. Paso 2: Incorporar Más detalles COMUNICACIÓN CON PANTALLAS MP-MERCURY MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS
COMUNICACIÓN CON PANTALLAS MP-MERCURY MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS Manual Técnico Revisión del documento 1.0 Fecha: 29/06/2015 Nombre de fichero: Comunicación con Pantallas MP-MERCURY mediante Protocolo MODBUS. Más detalles Configuración de un APs D-Link DWL-2100AP.-
Configuración de un APs D-Link DWL-2100AP.- El Acess Point (AP) D-Link 2100AP, es el AP que actualmente colocan Los Servicios Provinciales en los centros. Para poder acceder a su configuración tenemos Más detalles Prácticas de Redes de Comunicación Industriales
PRÁCTICA 6: PROFIBUS DP 1 Objetivos: - Aprender cómo configurar la instalación para el modo DP. - Familiarizarse con el interface de llamada DP para maestro DP y esclavo DP. 2 Descripción del ejercicio Más detalles SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA
SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA 1 SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA 1 1 GENERALIDADES DE LA APLICACIÓN 3 2 SEGURIDAD Y ACCESO AL PROGRAMA 7 2.1 Mantenimiento de usuarios 7 2.2 Perfiles 9 3 GESTIÓN DE EMPRESAS Más detalles HOJA DE AMPLIACIONES, PROYECTOS Y EJERCICIOS
FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Universidad de Cantabria, 2010/11 Grado en ingeniería de los recursos mineros Grado en ingeniería de los recursos energeticos HOJA DE AMPLIACIONES, PROYECTOS Y EJERCICIOS BLOQUE Más detalles Tema 3: Nivel Enlace.
Tema 3: Nivel Enlace. CONTENIDO 3.1 Introducción al nivel de enlace 3.2 Fundamentos de los protocolos de enlace 3.2.1 Trama 3.2.2 Control de error 3.2.2.1 ARQ con parada y espera 3.2.3 Control de flujo Más detalles 2º CURSO INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN TEMA 5 ENTRADA/SALIDA. JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO SERRA PÉREZ Tema 5.
ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES 2º CURSO INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN TEMA 5 ENTRADA/SALIDA JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO SERRA PÉREZ Tema 5. Unidad de E/S 1 Unidad de E/S Indice Introducción. Más detalles Anexo B. Comunicaciones entre mc y PC
Anexo B Comunicaciones entre mc y PC En este apartado se hará hincapié en los comandos para el manejo del módulo de comunicaciones desde el PC. Conociendo estos comando se podrá realizar una aplicación Más detalles Ic-Prog PARA PROGRAMAR MICROCONTROLADORES PIC 16F84 y 16F876.
Ic-Prog PARA PROGRAMAR MICROCONTROLADORES PIC 16F84 y 16F876. Prof: Bolaños D. En unión del hardware adecuado, el software IC-PROG permite programar gran cantidad de dispositivos electrónicos. Esta guía Más detalles MODBus RTU en controladores AKOCAM y AKOPRO
156FHF01 Ed 03 E MODBus RTU en controladores AKOCAM y AKOPRO 1. INTRODUCCIÓN Este documento esta orientado a describir al usuario el funcionamiento del protocolo serie de comunicaciones MODBus RTU implementado Más detalles FESTOSARA. EDispOWS. Manual de software www.festosara.com.ar
FESTOSARA EDispOWS Manual de software www.festosara.com.ar Contenido e instrucciones generales Titulo Original... EDispOWS- Manual de software Ver:1.5 FESTOSARA 2008, ARGENTINA Internet: E-mail: http://www.festosara.com.ar Más detalles GUIA DE MANEJO DE LECTOR DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO VF780/ID
GUIA DE MANEJO DE LECTOR DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO VF780/ID ZKSoftware Dpto. Ingeniería y Soporte 1 Con ayuda del lápiz óptico vamos a navegar por el menú del lector, pulsamos en el botón MENU, Más detalles Manual de WinRFControl ver 1.1
LipSoft Electronics Manual de WinRFControl ver 1.1 1. Introducción WinRFControl es una aplicación informática que sirve de soporte de los terminales AEX3 y permite configurar los AEX3, además de servir Más detalles T3-Rondas V 1.1. Help-Pc, S.L. C/ Pintor Pau Roig, 39 L-5 08330 Premià de Mar Barcelona Tel. (93) 754 90 19 Fax 93 752 35 18 marketing@t2app.
T3-Rondas V 1.1 1 Indice 1 Requisitos mínimos 3 2 Instalación 3 2.1 Instalación del software 3 2.2 Instalación del terminal 4 3 Configuración Inicial 4 3.1 Crear terminales 5 3.2 Crear puntos de lectura Más detalles Manual de usuario Terminal control de Rondas CONTROL DE RONDAS GS. Manual de usuario para el sistema de control de rondas versión 3.
Manual de usuario Terminal control de Rondas CONTROL DE RONDAS GS 1 Lea el manual para entender la estructura básica del producto, rendimiento, función y conocimientos básicos acerca de la instalación, Más detalles Servicio Despega Contrato. MANUAL DE CONFIGURACIÓN Cisco Wifi con Windows 7
MANUAL DE CONFIGURACIÓN 1 Índice 1. Descripción breve de los componentes 3 2. Conexión a la red wifi 4 3. Seguridad de la red wifi 8 4. Crear el icono de conexión 14 5. Resolución de incidencias 23 6. Más detalles Actividad 4: Comunicación entre PLC s vía Ethernet
Actividad 4: Comunicación entre PLC s vía Ethernet 1.- Listado de materiales: PC con Tarjeta de red 3com o similar. 2 PLC Omrom CJ1M CPU11 ETN Estos autómatas llevan integrada la tarjeta de comunicaciones Más detalles Proyecto PLUMA Plataforma Universal Microcontrolada Aplicaciones didácticas e industriales
Proyecto PLUMA Plataforma Universal Microcontrolada Aplicaciones didácticas e industriales INS LA GARROTXA PEB12: TONI MORENO ÍNDEX: 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1 VISIÓN ARTIFICIAL... 3 1.2 INTERFACE PLUMABOT-PICAXE... Más detalles MANUAL DE USUARIO APP NFCSOS
MANUAL DE USUARIO APP NFCSOS Las pulseras NFCSOS requieren utilizar las siguientes aplicaciones: APP NFCSOS LIST : para crear, modificar y gestionar la lista de alumnos actual, APP NFCSOS SCAN : para verificar Más detalles Configuración Estilos Levantamiento Trimble Survey Controller
Configuración Estilos Levantamiento Trimble Survey Controller Configuraciones estilos de Levantamiento CONFIANZA TECNOLOGIA RESPALDO Los estilos de levantamiento definen los parámetros para configurar Más detalles SENSOR DE LUMINOSIDAD 2095 LUX
SENSOR DE LUMINOSIDAD 2095 LUX Sensor de luminosidad Familia: Sensores Producto: Luminosidad 2095 LUX INDICE 1. Descripción de su función:... 3 2. Características técnicas:... 4 2.1. Esquema del aparato:... Más detalles Software EasyKool. Manual de instrucciones
Software EasyKool Manual de instrucciones 2 1 Índice 1 Índice 1 Índice... 3 1.1. Indicaciones sobre este manual... 5 2 Especificaciones... 5 2.1. Uso... 5 2.2. Requisitos del sistema... 6 3 Primeros pasos... Más detalles Guía de configuración ARRIS
Guía de configuración ARRIS DG950S TG952S y TG862S Indice de contenidos: 1.- Descripción del equipo... - 2-1.1.- Panel Frontal... - 2-1.2.- Panel trasero... - 3-2.- Administración y configuración del router... Más detalles Control Teaching de un Brazo Robot de Cinco Grados de Libertad
Control Teaching de un Brazo Robot de Cinco Grados de Libertad Michel Ibáñez a610221@upc.edu.pe Christian R. Reátegui amoran@upc.edu.pe Asesor: Ing. Antonio Moran amoran@upc.edu.pe Universidad Peruana Más detalles Curso POWERPOINT 97. Introducción
Curso POWERPOINT 97 Introducción El curso PowerPoint 97 está destinado a aquellos alumnos que necesiten crear presentaciones que informen de la evolución de un proyecto. PowerPoint es un programa de edición Más detalles CEADENSoft Visual DataLogger 1.0
CENTRO DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO NUCLEAR CEADENSoft Visual DataLogger 1.0 Software de aplicación para datalogger DL-1a Índice 1 - Introducción...1 2 - Requerimientos....1 3 - Instalación Más detalles 2. Entorno de trabajo y funcionalidad en Arquímedes
2. Entorno de trabajo y funcionalidad en Arquímedes 2.20. Servidor de bases de datos de Arquímedes... 1 2.20.1. Ejemplo de trabajo con una base de datos remota... 14 2.20. Servidor de bases de datos de Más detalles Visual Chart 6. Cotizaciones, análisis y trading 2 Departamento de formación
2 Departamento de formación www.visualchart.com CONTENIDO 1. VISUAL CHART. ASPECTOS GENERALES 2. CONECTAR CON EL SERVIDOR DE DATOS 3. ACCESO A LA INFORMACIÓN 3.1 Gráficos 3.2 Tablas 3.3 Profundidad de Más detalles Supervisión y Monitoreo de Procesos Empleando Mensajes de Texto
15 Supervisión y Monitoreo de Procesos Empleando Mensajes de Texto Luis Humberto Pérez Urteaga, Guillermo Tejada Muñoz Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Universidad Nacional Mayor de San Más detalles AUTOMATIZACIÓN - CURSO: 2010-2011- Práctica 4: Sistema de Monitorización de tiempo mediante Arduino
AUTOMATIZACIÓN - CURSO: 2010-2011- Juan Antonio Corrales Ramón Carlos Alberto Jara Bravo Fernando Torres Medina Grupo de Innovación Educativa en Automática Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas Más detalles DESCRIPCION DEL SITEMA MASTER.
DESCRIPCION DEL SITEMA MASTER. ESTRUCTURA. El sistema MASTER (Sistema Modular para Control Adaptativo en Tiempo Real) se ha implementado en base a un computador compatible PC-AT, dotado de una tarjeta Más detalles Buses y Periféricos 2006/2007 Práctica 3. Ensamblador
Calculadora Descripción El objetivo de esta práctica es utilizar las interrupciones de BIOS y MSDOS para presentar una pequeña calculadora en pantalla. Se pretende programar una calculadora que opere en Más detalles El módulo LCD Ejemplos de funcionamiento
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS PRACTICAS DE MICROCONTROLADORES PIC PRÁCTICA 7: El módulo LCD El módulo LCD Ejemplos de funcionamiento - 1 - 1. Objetivos: - Conocer el funcionamiento y programación Más detalles UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA FACULTAD DE CIENCIAS INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS Resumen del trabajo práctico realizado para la superación de la asignatura Proyecto Fin de Carrera. TÍTULO SISTEMA Más detalles Tema 1. Representación de la información MME 2012-20131
Tema 1 Representación de la información 1 Índice Unidad 1.- Representación de la información 1. Informática e información 2. Sistema de numeración 3. Representación interna de la información 2 Informática Más detalles El cambio climático: Impacto sobre la producción agrícola y las prácticas de adaptación
Guía curricular El cambio climático: Impacto sobre la producción agrícola y las prácticas de adaptación Lección Agricultura de precisión Agosto 2011 Lionel Cruz Rodríguez Asistente de Investigación Agricultura Más detalles PRÁCTICAS DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
PRÁCTICAS DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES PRACTICA 7 Repaso del Lenguaje Ensamblador CURSO 2005-2006 Arquitectura de Computadores. Práctica 7: Repaso del lenguaje Ensamblador 1 PRÁCTICA 7 ASPECTO TRATADO: Más detalles GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO
GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO Edif. Metropol 1, C/ Industria 1, 3ª Planta Mod. 14-41927 - Mairena del Aljarafe, SEVILLA Tlf: 954 98 00 37 Email: info@didesis.com Guía de usuario 2 Contenido INTRODUCCIÓN... Más detalles Tema 2. La Información y su representación
Tema 2. La Información y su representación 2.1 Introducción. Un ordenador es una máquina que procesa información. La ejecución de un programa implica la realización de unos tratamientos, según especifica Más detalles PRACTICA #1. Aprender a programar una interrupción software empleando C y/o Ensamblador.
PRACTICA #1 Aprender a programar una interrupción software empleando C y/o Ensamblador. Aprender a manipular dispositivos externos (8253, 8255) desde C y/o ensamblador. PROCEDIMIENTO: Vamos a programar Más detalles APLICACIÓN DE ACCESO REMOTO PARA POCKET PC. MANUAL DE USUARIO (Release 1.42)
APLICACIÓN DE ACCESO REMOTO PARA POCKET PC MANUAL DE USUARIO () Índice INTRODUCCIÓN... 3 MANUAL INSTALACIÓN DEL SOFTWARE... 4 GUIA USUARIO... 5 Iniciar la Aplicación Control Remoto... 5 Bienvenido... 5 Más detalles Generalidades Computacionales
Capítulo 2 Generalidades Computacionales 2.1. Introducción a los Computadores Definición: Un computador es un dispositivo electrónico que puede transmitir, almacenar, recuperar y procesar información (datos). Más detalles Asignatura: Laboratorio de Computadores. Curso 2007-08. 5º Semestre, 3er. Curso. Ingeniería Informática. Práctica de SOCKETS
Asignatura: Laboratorio de Computadores. Curso 2007-08. 5º Semestre, 3er. Curso. Ingeniería Informática. Práctica de SOCKETS Especificación de la práctica: Un protocolo sencillo para transferencia de ficheros Más detalles COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS DE DIRECCIONES CALLEÇPAÑA
COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS DE DIRECCIONES CALLEÇPAÑA Autor: Carlos Javier Martín González. Licenciado en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Analista programador y funcional. Desarrollador Más detalles 1.- SOBRE NADILUX 2.- GESTIÓN DE INVENTARIO Y GEOLOCALIZACIÓN
INDICE 1.- SOBRE NADILUX... 2 2.- GESTIÓN DE INVENTARIO Y GEOLOCALIZACIÓN... 2 2.1 - CENTROS DE MANDO... 3 2.2 - PUNTOS DE LUZ... 4 2.2.1 MODIFICAR PUNTOS DE LUZ... 5 2.3 MAPA... 5 2.3.1 STREET VIEW... Más detalles INSTALACIÓN DE MEDPRO
1 Estimado Cliente: Uno de los objetivos que nos hemos marcado con nuestra nueva plataforma de gestión, es que un cliente pueda instalar MedPro y realizar su puesta en marcha de forma autónoma. Siga paso Más detalles REQUISITOS TÉCNICOS PARA ESCANEAR
RECOMENDACIONES PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS. USO DEL ESCÁNER Unni iddaadd ddee Dooccuumeennt taacci ióónn,, Arrcchhi ivvoo yy Reeggi isst trroo Febrero 2008 Este documento pretende ofrecer información Más detalles Representación de Datos. Una Introducción a los Sistemas Numéricos
Representación de Datos Una Introducción a los Sistemas Numéricos Tipos de Datos Datos Texto Número Imagen Audio Video Multimedia: Información que contiene números, texto, imágenes, audio y video. Como Más detalles CAPÍTULO 3 Programación en LabVIEW
CAPÍTULO 3 Programación en LabVIEW 3.1 Conexión física de los elementos Para capturar todas las señales provenientes de los sensores se utilizó una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, Más detalles Fecha: 15/01/2007 Versión: 1.1
SISTEMAS HMI Protool/Pro 12. Vicenç Guerrero Fecha: 15/01/2007 Versión: 1.1 Página: 0/46 Fichero: 12_ PRÓLOGO Esta documentación forma parte de una serie de manuales que un grupo de profesores de tres Más detalles Lector de códigos de barras con microcontrolador Motorola HC11
Lector de códigos de barras con microcontrolador Motorola HC11 Alumno: Pinat Gastón José Legajo: 10.813 Introducción: Los códigos de barras son ampliamente utilizados por los fabricantes para identificar Más detalles Servidor de las Carpetas Compartidas - Manual de Referencia
Página 1 de 16 Índice 1. De qué trata éste manual Pág. 3 2. Para qué sirve/qué hace éste programa Pág. 3 3. Descripción de la Pantalla Principal del programa Pág. 3 4. Descripción de la Pantalla de gestión Más detalles 2 1.1 2 1.2 2 2. SOFTWARE +... 3 3. COMUNICACIÓN - CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO...
Manual de software Dynamic Plus Fecha: 03/04/2014 Manual Software Dynamic Plus v2.0.5 ÍNDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN... 2 1.1 Configuración mínima del PC... 2 1.2 Instalación del Software Dynamic Plus... Más detalles ARQUITECTURA DE REDES Laboratorio
1nsloo.cl ARQUITECTURA DE REDES Laboratorio Práctica 7: Protocolos de transporte en TCP/IP 1. OBJETIVO Conocer las características de los protocolos de transporte de la arquitectura TCP/IP: TCP y UDP. Más detalles Dynamic Plus. Software Gestión Pantallas. www.giropuc.com. Dynamic Plus es un software de edición para pantallas led de gran formato.
Dynamic Plus Software Gestión Pantallas Dynamic Plus es un software de edición para pantallas led de gran formato. 1.1 Configuración mínima del PC La aplicación Dynamic Plus está concebida para funcionar Más detalles Tema 4. Gestión de entrada/salida
Tema 4. Gestión de entrada/salida 1. Principios de la gestión de E/S. 1.Problemática de los dispositivos de E/S. 2.Objetivos generales del software de E/S. 3.Principios hardware de E/S. 1. E/S controlada Más detalles Firmar Solicitud. Manual de usuario
Firmar Solicitud Manual de usuario Madrid, Marzo de 2014 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. PANTALLAS... 4 2.1. Login... 4 2.2. Ayuda... 4 2.3. Pantalla de Solicitudes de Registro... 5 2.4. Listado de documentos Más detalles Módulo CJ1W-ETN11 GUIA RAPIDA ESTE MANUAL CONTIENE: 1.- CARACTERÍSTICAS 2.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 3.- CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO
GUIA RAPIDA Módulo CJ1W-ETN11 ESTE MANUAL CONTIENE: 1.- CARACTERÍSTICAS 2.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 3.- CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO CON CX-PROGRAMMER 4.- CORREO 5.- EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN Más detalles Introducción. Instalación de los drivers. Conexión de los dispositivos. Configuración de la red Wi-Fi. Administración del punto de acceso
1/48 Introducción Instalación de los drivers Conexión de los dispositivos Configuración de la red Wi-Fi WindowsXP Windows2000 Windows98, WindowsMe Administración del punto de acceso WindowsXP Windows98, Más detalles Cuponera Fiscal HASAR SMH/PT-1000C v01.00
Cuponera Fiscal HASAR SMH/PT-1000C v01.00 Manual de Comandos CUPONERA FISCAL HASAR SMH/PT-1000C V01.00 ------------------------------------------------------------------------- 3 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES Más detalles SISTEMA DE EVALUACIÓN PAI PLUS ON LINE
SISTEMA DE EVALUACIÓN PAI PLUS ON LINE Evaluación diagnóstica Evaluación formativa (Tabla de observación) Evaluación final Manual de usuario Contenido CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA... Más detalles USER MANUAL v.5 Settop Repeater
USER MANUAL v.5 Settop Repeater 2 Índice SETTOP Repeater... 3 Software de Control... 5 SETTINGS: Configuración... 7 RADIO... 8 INTERNET SETUP: Configuración de los protocolos de internet... 11 CELLULAR Más detalles Manual de software. MP GAS Tools. Software para marcadores de gasolineras. 07/2014 MS-MPGasTools_v1.4
Manual de software MP GAS Tools Software para marcadores de gasolineras 07/2014 MS-MPGasTools_v1.4 ÍNDICE 1. INSTALACIÓN... 1 2. SOFTWARE MPGas... 1 3. COMUNICACIONES - CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO... 1 3.1 Más detalles Guía de configuración Router TP-Link TL-WR542G TL-WR740 / 741 TL-WR840 / 841 TL-WR940 / 941
Guía de configuración Router TP-Link TL-WR542G TL-WR740 / 741 TL-WR840 / 841 TL-WR940 / 941 Indice de contenidos: 1.- Descripción del equipo... - 2-1.1.- Panel Frontal... - 2-1.2.- Panel trasero... - 3-2.- Más detalles SECCIÓN DE AYUDA AL USUARIO
SECCIÓN DE AYUDA AL USUARIO PON DESIGN SOFTWARE IVÁN ALEXIS SANTOS QUICENO FREDY ANDRES SANABRIA UNIVERSIDAD DISTRITAL FEBERO DE 2009 Diseño de redes ópticas pasivas En general los niveles de potencia Más detalles Guía básica usuario. Grid Portal
Guía básica usuario Grid Portal Índice 1. Introducción... 3 2. Funcionalidades... 3 3. Acceso a Grid Portal... 3 4. Dashboard... 4 5. Detalles... 6 6. Tarifas... 11 7. Informes... 13 8. Proyectos... 17 Más detalles INFORMÁTICA BÁSICA 1ª PARTE (DURACIÓN TOTAL DEL EXAMEN: 2 HORAS Y 15 MINUTOS)
INFORMÁTICA BÁSICA 1ª PARTE (DURACIÓN TOTAL DEL EXAMEN: 2 HORAS Y 15 MINUTOS) Los dos ejercicios de esta parte se contestarán en la misma hoja (o varias hojas si es necesario). Es preciso responder razonadamente Más detalles PROCESO PARA DESCARGAR EL PROGRAMA A UN VARIADOR DE FRECUENCIA SCHNEIDER ATV32. (Bus Devicenet + Seguridad incorporada por STO)
PROCESO PARA DESCARGAR EL PROGRAMA A UN VARIADOR DE FRECUENCIA SCHNEIDER ATV32 (Bus Devicenet + Seguridad incorporada por STO) Para descargar el programa es necesario el siguiente material: Ordenador Personal Más detalles Primeros pasos en ImageJ: guia para descargar el programa, abrir una imagen, mejorarla, poner una barra de medida e imprimir.
Primeros pasos en ImageJ: guia para descargar el programa, abrir una imagen, mejorarla, poner una barra de medida e imprimir. Benito Alarcón. Servicio de Microscopía. Instituto de Biomedicina de Valencia Más detalles UNA NUEVA FORMA DE MEDIR
UNA NUEVA FORMA DE MEDIR EL DIGITALIZADOR 3D PORTÁTIL SIN BRAZO MetraSCAN Y EL SENSOR DE DOBLE CÁMARA C-Track FORMAN UN CONJUNTO ÚNICO QUE GENERA LAS MEDICIONES MÁS PRECISAS TANTO EN EL LABORATORIO COMO Más detalles Guía de configuración emta ARRIS
Guía de configuración emta ARRIS WTM 552B WTM552H Indice de contenidos: 1.- Descripción del equipo... - 2-1.1.- Panel Frontal... - 2-1.2.- Panel trasero... - 3-2.- Administración y configuración del router... Más detalles MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico)
MANUAL DE AYUDA SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) Fecha última revisión: Abril 2015 INDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCION SAT Móvil... 3 CONFIGURACIONES PREVIAS EN GOTELGEST.NET... 4 1. INSTALACIÓN Más detalles Z-GPRS2 & S7-1200 NOTA DE APLICACIÓN. Enviar alarmas vía SMS desde PLC Siemens
NOTA DE APLICACIÓN Z-GPRS2 & S7-1200 Enviar alarmas vía SMS desde PLC Siemens En este documento, explicaremos como configurar el PLC S7-1200, y el dispositivo Z-GPRS2, para poder recibir SMS en el móvil Más detalles Nóminas y Seguros Sociales
Caso Práctico Nóminas y Seguros Sociales MARZO 2009 Inicio Nóminas y Seguros Sociales Página: 1 Crear convenios Opción del menú: Mantenimiento -> Convenios Nota: Para los siguientes pasos, el programa Más detalles Controlador de cabeza para SPM
O.T.: 1040593 Controlador de cabeza para SPM Universidad Autónoma de Madrid Servicio General de Apoyo a la Investigación Experimental Sección Electrónica PRESENTACION En primer lugar, permítanos expresarle Más detalles CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
INDICE. CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. TÉRMINOS BÁSICOS DE LA INFORMÁTICA. REPRESENTACIÓN INTERNA DE LA INFORMACIÓN. El SISTEMA BINARIO DE NUMERACION. El sistema decimal Más detalles SIMULACION DE UN ENTORNO Y MEMORIA VIRTUAL PARA UNA PLATAFORMA KHEPERA. Leonardo Solaque Nelson D. Muñoz Nelson Londoño Ospina
SIMULACION DE UN ENTORNO Y MEMORIA VIRTUAL PARA UNA PLATAFORMA KHEPERA Leonardo Solaque Nelson D. Muñoz Nelson Londoño Ospina GIRA 2 (Grupo de Investigación en Robótica y Areas Afines) Universidad de Antioquia Más detalles NT 2 WMRNET : PROTOCOLO DE RED (Rev.2)
NT 2 WMRNET : PROTOCOLO DE RED (Rev.2) Introducción El objetivo de esta nota técnica es que el usuario se familiarice con los módulos de RED DE APPCON, conozca el concepto de funcionamiento y tenga la Más detalles Por qué Mobility Live?
Por qué Mobility Live? Hoy en día, cualquier empresa del mercado ya dispone de su software de gestión pero en cambio muy pocas tienen una solución de movilidad que les diferencie de la competencia y que Más detalles MANUAL DE AYUDA TAREA PROGRAMADA COPIAS DE SEGURIDAD
MANUAL DE AYUDA TAREA PROGRAMADA COPIAS DE SEGURIDAD Fecha última revisión: Diciembre 2010 Tareas Programadas TAREAS PROGRAMADAS... 3 LAS TAREAS PROGRAMADAS EN GOTELGEST.NET... 4 A) DAR DE ALTA UN USUARIO... Más detalles Antivirus PC (motor BitDefender) Manual de Usuario
Antivirus PC (motor BitDefender) Manual de Usuario Índice 1. Introducción... 3 2. Qué es Antivirus PC?... 3 a. Eficacia... 3 b. Actualizaciones... 4 3. Requisitos técnicos... 4 a. Conocimientos técnicos... Más detalles Simulación 4D en el Control de Sistemas Mecatrónicos
12 Simulación 4D en el Control de Sistemas Mecatrónicos Anibal Cotrina Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú RESUMEN: En el presente artículo Más detalles Introducción a Códigos
Introducción a Página 1 Agenda Página 2 numéricos posicionales numéricos no posicionales Construcción de cantidades Sistema decimal Sistema binario binarios alfanuméricos Conversión decimal a binario Conversión Más detalles DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO
DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO INDICE MANUAL DE REFERENCIA DEL LCD 1.- INTRODUCCION 2.- CARACTERISTICAS DEL DISPLAY 2.1.- Aspecto físico 2.2.- Alimentación 2.3.- Los caracteres del LCD 2.4.- La memoria del Más detalles Intercambio de ficheros institucionales
Intercambio de ficheros institucionales Unidad de Infraestructuras Junio 2013 Versión: 1.0 INDICE 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. INICIO DEL CLIENTE DE INTERCAMBIO DE FICHEROS INSTITUCIONALES... 5 3. VISTA GENERAL Más detalles 3. FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIONES TXD Y RXD 4. EJEMPLO DE ENVÍO DE SMS DESDE EL PLC 5. EJEMPLO DE RECEPCIÓN DE SMS EN EL PLC
MÓDEM-GSM INDICE 1. INTRODUCCIÓN Centro Integrado Politécnico ETI Departamento de Electricidad 2. CONFIGURACIÓN PUERTO SERIE CPU 3. FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIONES TXD Y RXD 4. EJEMPLO DE ENVÍO DE SMS DESDE Más detalles Documento en blanco, el cual permite al seleccionarlo y pulsando el botón
Acceder a un nuevo documento Manejo de documentos y de archivos Cuando se inicia Word, aparecerá en pantalla un documento nuevo (en blanco) que por defecto se llama Documento1. Para crear un documento Más detalles Este Material de Apoyo ha sido extraído de la Guía de Usuario de Corel Draw X6. Copyright 2012 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
Este Material de Apoyo ha sido extraído de la Guía de Usuario de Corel Draw X6. Copyright 2012 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Operaciones con páginas y herramientas de diseño CorelDRAW Más detalles 1.Introducción. 2.Direcciones ip

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución