Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-30-octubre-2006-comunidad-de-madrid-184857
Timestamp: 2017-03-28 05:09:10+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la autorización de uso del registrador de medidas de energía activa y reactiva de contadores marca Eliop, familia Frontax, modelos Frontax/CR y Frontax/RT fabricado y presentado por «Eliop, S. A.»
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la autorización de uso del registrador de medidas de energía activa y reactiva de contadores marca Eliop, familia Frontax, modelos Frontax/CR y Frontax/RT fabricado y presentado por «Eliop, S. A.» Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la autorización de uso del registrador de medidas de energía activa y reactiva de contadores marca Eliop, familia Frontax, modelos Frontax/CR y Frontax/RT fabricado y presentado por «Eliop, S. A.» Estado	:
Primero.-Don Víctor Rojo Narciso formula petición en nombre y representación de «Eliop, S. A.», con domicilio social en la Avenida Valgrande, 8, de Alcobendas, para la autorización de uso del registrador de medidas de energía activa y reactiva de contadores marca Eliop, familia Frontax, modelos Frontax/CR y Frontax/RT fabricado y presentado por la empresa «Eliop, S. A.» sita en Madrid, con registro metrológico n.º 16-E-006.
Segundo.-Adjunta a dicha solicitud, además de la memoria técnica del registrador, los siguientes documentos:
Certificado de inspección de validación del protocolo del registrador, número Eliopfrontax CRSV2.14REG38502 emitido por Red Eléctrica Española, el 6 de junio de 2005.
Certificado de inspección de validación del protocolo del registrador, número Eliopfrontax RTV4.7REG38502 emitido por Red Eléctrica Española, el 6 de junio de 2005.
Informe número CEM/67/98 de compatibilidad electromagnética del registrador de medidas, modelo mural de los ensayos, realizados por Asinel.
Informe número CEM/64/98 de compatibilidad electromagnética del registrador de medidas, modelo Frontax 19», realizados por Asinel.
Primero.-El Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial establece en su artículo 5.4 que en el caso de instrumentos complementarios para los que no se haya establecido el Reglamento metrológico específico, se requerirá autorización de modelo para su uso e instalación en la red que será otorgada por la Administración competente. Así, como conforme al Real Decreto 385/2002, de 26 de abril, que modifica el Real Decreto 2018/1997 de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (RPM), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias de aplicación de los Clientes Cualificados.
Segundo.-La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene determinada por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reformado por Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, y el Decreto 115/2004, de 29 de julio, que establece la estructura Orgánica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, en relación con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes.
Primero.-Renovar la autorizar de uso, a favor de la Entidad «Eliop, S. A.», para el registrador de medidas de energía activa y reactiva de contadores marca Eliop, familia Frontax, modelos Frontax/CR y Frontax/RT.
Marca: Eliop.
Modelos: Frontax/CR y Frontax/RT.
Versiones: Frontax/CRS-1, Frontax/CRS-4, Frontax/CRR-1, FRONTAX/CRR-4, Frontax/RTS-1, Frontax/RTS-4, Frontax/RTR-1 y Frontax/RTR-4.
Características generales de los registradores modelos Frontax/CR y Frontax/RT:
Gestión de uno o cuatro puntos de medida, según versiones.
Reloj de tiempo real calendario con Programación automática de los cambios estacionales de horario (verano-invierno).
Adquisición de medidas del contador a través de una o varias vías serie RS-232, mediante protocolo propio de cada fabricante. Se soportan los siguientes contadores:
Quantum STQ de Schlumberger en clase 0,2S.
Quantum D de Schlumberger en clase 0,5S.
Alpha de ABB en clase 0,2S.
Visión de ABB en clase 0,5S.
Combitax de ISKRA/METREGA en clase 0,5S.
TE-340 de ISKRA/METREGA en clase 0,2S.
Q-1000 de ACTARIS en clase 0,2S.
Registro de ocho magnitudes eléctricas por cada punto de medida:
Dos energías activas.
Cuatro energías reactivas.
Dos reservas para uso futuro.
Período de integración configurable de 5 a 60 minutos.
Capacidad de almacenamiento de hasta 5.000 registros horarios para cada una de las ocho magnitudes anteriores con etiqueta de tiempo (fecha y hora).
Segunda curva de carga cuarto horaria con almacenamiento de 5.000 registros de cada magnitud con etiqueta de tiempo (fecha y hora).
Archivo de incidencias detectadas por el equipo con etiqueta de fecha y hora.
Lectura y parametrización local, mediante clave de acceso, a través de terminal portátil de lectura por puerto óptico según norma UNE-EN 61107 y a través de puerto serie RS-232.
Protocolo de comunicaciones normalizado IEC-870-5-102 perfil REE.
Inviolabilidad de los datos transmitidos mediante firma electrónica.
Caja precintable con sensor de intrusismo para evitar manipulaciones.
Características particulares del registrador modelo Frontax/CR:
Un único contrato tarifario para la gestión de las tarifas de acceso.
Características particulares del registrador modelo Frontax/RT:
Tres contratos tarifarios con discriminaciones horarias independientes:
Tarifas de compra de energía.
Tarifas de venta de energía.
Tercero.-Previamente a su instalación, los instrumentos objeto de esta Resolución tendrán que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas eléctricas oficialmente autorizado, justificando el mismo mediante la colocación de los precintos y etiquetas identificativas, según se describe y representa en los planos contenidos en el anexo técnico al Certificado de Aprobación de Modelo para su Uso e Instalación en la Red.
Madrid, 30 de octubre de 2006.-El Director general de Industria, Energía y Mina, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución