Source: http://docplayer.it/2442299-La-gestione-del-parco-macchine-ospedaliero-dall-acquisto-alla-dismissione-delle-apparecchiature-elettromedicali.html
Timestamp: 2017-06-22 17:28:49+00:00

Document:
LA GESTIONE DEL PARCO MACCHINE OSPEDALIERO: DALL ACQUISTO ALLA DISMISSIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - PDF
LA GESTIONE DEL PARCO MACCHINE OSPEDALIERO: DALL ACQUISTO ALLA DISMISSIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Download "LA GESTIONE DEL PARCO MACCHINE OSPEDALIERO: DALL ACQUISTO ALLA DISMISSIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI"
1 UNIVERSITÀ DI PADOVA FACOLTÀ DI INGEGNERIA Relazione di tirocinio breve LA GESTIONE DEL PARCO MACCHINE OSPEDALIERO: DALL ACQUISTO ALLA DISMISSIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI Laureando: GIORGIA FINESCHI Relatore: Prof.ssa Maria Pia Saccomani Corso di laurea triennale in Ingegneria Biomedica Data di laurea: 26 marzo 2010 Anno Accademico 2009 / 20102 23 INDICE GENERALE INTRODUZIONE 5 1. IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA 9 2. ACQUISTO, ACCETTAZIONE E COLLAUDO Acquisto di nuove apparecchiature Collaudi di accettazione Riferimenti normativi Fasi dell accettazione Documentazione Accettazione di grandi apparecchiature Esempi di prove di accettazione e collaudo Lo spirometro Il sistema urologico MANUTENZIONE E VERIFICHE DI SICUREZZA Piano di manutenzione preventiva Riferimenti Manualistica I protocolli di lavoro Piano di gestione per la sicurezza Documentazione Metodo di svolgimento Piano di lavoro Esempi di manutenzione preventiva Il defibrillatore L ECG Piano di manutenzione correttiva Procedura di intervento su guasto Svolgimento Esempi di manutenzione correttiva Il microscopio ottico Il bioimpedenziometro DISMISSIONE/FUORI USO DI UN BENE MOBILE Esempi di apparecchiature dismesse L elettrobisturi 88 34 4.1.2 La centrifuga da laboratorio 94 APPENDICE A 97 CONCLUSIONE 101 RINGRAZIAMENTI 103 BIBLIOGRAFIA 105 45 INTRODUZIONE Il tirocinio, della durata complessiva di 250 ore, è stato svolto all'interno della Direzione Attività Tecniche dell U.L.S.S. 13, Veneto, Dolo Mirano Noale. La Direzione Attività Tecniche ha finalità organizzative, gestionali ed operative per l attuazione degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi aziendali attinenti le strutture socio sanitarie. È articolata in due Unità Operative: U.O.S. Edilizia e Patrimonio: Si occupa: Della conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell azienda U.L.S.S. 13; Dell attività di manutenzione delle strutture ai fini della preservazione nel tempo della loro funzionalità, qualità ed efficienza, nonché del valore economico; Della programmazione ed attuazione degli interventi di lavori pubblici edili/tecnologici sulla scorta delle esigenze e dei fabbisogni dell azienda U.L.S.S. 13; Della direzione dei lavori e connesse attività relative agli interventi lavori pubblici edili/tecnologici; Della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione degli interventi lavori pubblici edili/tecnologici dell azienda U.L.S.S. 13. U.O.S. Ingegneria clinica e impiantistica: Si occupa: 56 Della progettazione, programmazione e gestione inerenti gli impianti tecnologici di tutte le strutture socio sanitarie ospedaliere e territoriali; Della gestione dei contratti di manutenzione degli impianti tecnologici con le ditte costituenti il global service; Di tutte le attività afferenti il servizio di prevenzione e protezione, atte alla continua osservazione/valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori; Dell attività di formazione e informazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, espressamente prevista per legge. In particolare il mio tutor aziendale mi ha permesso di seguire le attività svolte all'interno dell'azienda privata Ingegneria Biomedica Santa Lucia (IBSL) concessionaria dal 2004 del servizio di manutenzione globale (Global Service) delle apparecchiature elettromedicali ospedaliere e i cui uffici sono dislocati nelle sedi di Dolo e Mirano. L azienda offre una vasta gamma di servizi altamente specializzati che vanno dall'attività di management e manutenzione delle tecnologie biomediche e scientifiche, ai servizi di supporto per la farmacia ospedaliera, al Facility Management. Nel corso dell attività di tirocinio ho scelto di orientare la mia attenzione soprattutto sulla gestione materiale del parco tecnologico dell Azienda Ospedaliera, ossia sull insieme di processi e procedure a cui vanno incontro le apparecchiature dal momento in cui l U.L.S.S. ne stabilisce la necessità di acquisto a quando sono dichiarate non più utilizzabili. Nel dettaglio, ho avuto modo di seguire con il dott. Barbato ed altri membri dello staff IBSL: L accettazione e il collaudo di uno spirometro e uno stimolatore urologico; La manutenzione preventiva di un defibrillatore e un ECG; La manutenzione correttiva di un bioimpedenziometro e un microscopio ottico; Una parte della procedura di dismissione di una centrifuga da laboratorio e di un elettrobisturi. A causa della complessità, degli elevati costi e della potenziale pericolosità delle tecnologie in gioco mi sono limitata a seguire le procedure svolte dal tecnico, che di volta in volta mi ha illustrato cosa stesse facendo e, nel corso delle verifiche di sicurezza 67 elettrica, ha sollevato alcune osservazione sulle misure ottenute. In queste circostanze sono venuta a conoscenza di nuove apparecchiature, e pertanto in un momento successivo mi sono dedicata anche all approfondimento delle caratteristiche funzionali di tali dispositivi attraverso testi specializzati e manuali tecnici. 78 89 Capitolo uno IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA L utilizzo nelle strutture sanitarie di un numero crescente di apparecchiature e di dispositivi per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione, e la loro sempre più spinta sofisticazione, ha reso evidente la necessità di fare ricorso ad una organizzazione e a competenze specifiche sempre più attente e all avanguardia, in modo da essere in grado di scegliere ed impiegare correttamente tali prodotti, di garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori sanitari e la qualità del servizio erogato. Per far fronte a tali esigenze, e a quelle riguardanti la sicurezza imposta da leggi, regolamenti e norme tecniche, molti amministratori ospedalieri hanno provveduto all attivazione di Servizi di Ingegneria Clinica. Attività e responsabilità dei Servizi di Ingegneria Clinica Ad un Servizio di Ingegneria Clinica, operante all interno di un ospedale e comprendente ingegneri clinici e tecnici delle apparecchiature biomediche, oltre al personale necessario di segreteria e amministrazione, possono essere affidati i seguenti compiti: Gestione delle tecnologie biomediche: predisporre relazioni e statistiche sulla consistenza e localizzazione del parco tecnologico, sull utilizzo delle singole apparecchiature e sui costi di gestione. Consulenza sulla tecnologia appropriata: conoscere le tecnologie disponibili, verificarne l applicabilità nello specifico contesto e valutarne i vantaggi perseguibili. 910 Valutazione ed acquisti: contribuire a definire i capitolati d acquisto, valutare le offerte, e seguire la fase di accettazione, installazione, collaudo e inventariazione delle apparecchiature. Prevenzione dagli infortuni: effettuare controlli periodici di sicurezza sulle apparecchiature, ricevere e fornire informazioni sul rischio di apparecchiature e dispositivi. Controlli funzionali: garantire la messa a punto delle apparecchiature e controllare che esse forniscano i risultati attesi. Manutenzione: riparare i guasti delle apparecchiature, gestire i contatti per gli interventi per cui risulta più conveniente far ricorso a ditte esterne ed effettuare una manutenzione programmata. La manutenzione pianificata di una apparecchiatura è un fattore essenziale per assicurare l efficienza ed una obsolescenza programmata, con la sostituzione degli apparecchi più vecchi, che assicura la continuità del servizio. Addestramento ed aggiornamento: svolgere seminari sulle nuove tecnologie e addestrare il personale tecnico e sanitario all impiego delle nuove apparecchiature. Supporto tecnico: sviluppare il software e studiare opportune modifiche ad apparecchi o accessori. Ricerca e sviluppo: studiare nuove metodologie e nuove tecniche. Il ruolo centrale è per altro nell acquisizione e gestione delle apparecchiature ed è necessario che queste attività ricoprano tutte e quattro le funzioni fondamentali, e cioè acquisto, riparazione, manutenzione preventiva e controllo dell inventario, funzioni che sono tra di loro strettamente concatenate. Senza un adeguato controllo dell inventario è infatti impossibile assicurare la manutenzione preventiva di tutti gli apparecchi e verificarne l efficacia. Senza manutenzione preventiva diminuisce la qualità del servizio e crescono i costi e i tempi di riparazione. Senza un coinvolgimento nel processo di acquisto, possono essere introdotte apparecchiature inadeguate o poco sicure, l inventario può risultare lacunoso e i costi di manutenzione più elevati. Va inoltre giustamente sottolineato che, anche da un punto di vista economico, il vero obbiettivo da perseguire è la qualità del servizio complessivamente erogato dalla struttura, e occorre quindi puntare, anche nei servizi tecnici, ad una efficacia che persista nel tempo piuttosto che ad una efficacia immediata. 1011 Da quanto detto emerge la rilevanza strategica che un Servizio di Ingegneria Clinica assume all interno del servizio sanitario ed, in particolare, negli ospedali. Questo può avvenire esclusivamente se a tale servizio verranno attribuiti tutti i compiti che gli sono propri, non solo di garante della manutenzione delle apparecchiature, ma anche di consulente da affiancare alle figure sanitarie ed economali nella fase di programmazione/pianificazione dell uso delle tecnologie e della valutazione della loro qualità. Ciò ancor più se, come sperabile, l obbiettivo del sistema sanitario è misurato in termini di efficacia ovvero di mantenimento e ripristino della salute, efficacia che è indissolubilmente legata alla qualità delle risorse impiegate ed all adeguatezza dell organizzazione. Benefici introdotti dal Servizio di Ingegneria Clinica La principale motivazione a supporto dei Servizi di Ingegneria Clinica è il risparmio che, a parità di condizioni, si ha sui costi riguardanti la manutenzione delle apparecchiature biomediche. Infatti l intervento dei tecnici esterni comporta una spesa maggiore in quanto le tariffe applicate, oltre al salario per il tempo di lavoro effettivo, devono coprire quello per il tempo di viaggio ed il costo dei mezzi di trasporto e le spese generali. Il ricorso a tali intereventi è quindi giustificato solo se è necessaria una competenza specifica. Esiste inoltre una serie di altri benefici che, pur non direttamente quantificabili, comportano indirettamente dei vantaggi economici o migliorano la qualità del servizio sanitario. In primo luogo, l esistenza di un Servizio di Ingegneria Clinica interno può garantire l effettuazione dei test di accettazione della apparecchiature, grazie ai quali possono essere individuate cause di futuri malfunzionamenti, mancanze di accessori previsti, di manuali e di altri inconvenienti che possono provocare ritardi nell attivazione delle apparecchiature o peggio ancora fermi macchina di poco successivi all istallazione. L esperienza mostra che la maggior parte dei guasti e dei conseguenti fermi macchina è dovuto a cause di poco conto (cavo scollegato, uso scorretto dell apparecchiatura, rottura di un fusibile, etc) risolvibili in poco tempo da personale tecnico anche non molto specializzato; con personale interno si riducono drasticamente le durate di fermo, garantendo una maggiore continuità al servizio, ed ottenendo un migliore sfruttamento delle risorse. 1112 Un corretto uso delle apparecchiature sanitarie richiede inoltre l istituzione di corsi per il personale sanitario: è preferibile che questo lavoro sia effettuato da tecnici interni, eventualmente distribuiti dai produttori/distributori delle apparecchiature, in quanto un tecnico interno risulta sicuramente più disponibile e di più rapida consultazione. Inoltre, quando l apparecchiatura non sarà più moderna ma continuerà ad essere efficiente, sarà possibile ugualmente avere un supporto tecnico che probabilmente non sarebbe garantito dai tecnici esterni. La presenza di un servizio di manutenzione all interno di una realtà ospedaliera garantisce anche una conoscenza della storia delle apparecchiature, sia per quello che riguarda i guasti che per quello che riguarda la qualità di funzionamento; questo è molto importante perché così può risultare più facile individuare la causa di un guasto e dare dei giudizi sulla affidabilità e qualità delle apparecchiature, utili per la pianificazione e la scelta delle future apparecchiature: è necessario quindi che l ingegnere clinico partecipi alla procedura d acquisto, mettendo a disposizione della Commissione giudicatrice la sua conoscenza tecnica al fine di individuare l apparecchiatura sul mercato più idonea alle esigenze della struttura sanitaria. Per poter garantire una gestione ottimale delle apparecchiature biomediche, è necessario avere un supporto informatico comprendente un modulo per l inventario ed uno per la manutenzione, garantendo così la disponibilità di numerose informazioni utili per valutazioni sul parco tecnologico dell ospedale. Il sistema informativo rappresenta perciò un mezzo indispensabile per la possibilità di disporre di informazioni sull efficacia, efficienza, produttività e sicurezza delle tecnologie biomediche e per il conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla struttura sanitaria. A tal proposito la IBSL ha messo a disposizione un software appositamente sviluppato (GEOSWeb) che tiene conto della complessa realtà della strumentazione biomedica, mantenendo un buon aggiornamento delle normative e delle codifiche presenti in tale ambito. Il programma è pensato per seguire l intero ciclo di vita delle apparecchiature, dal momento di ingresso nella struttura sanitaria fino alla dismissione, ed è facilmente aggiornabile grazie alla sua modularità. Esso permette di effettuare ricerche complesse per rintracciare puntualmente una determinata attività o lo storico delle attività eseguite su di una particolare apparecchiatura elettromedicale. Un altro aspetto molto importante riguarda infine la prevenzione degli infortuni, e quindi tutte quelle attività che mirano a migliorare la sicurezza, come le misure strumentali periodiche. 1213 Il Servizio di Ingegneria Clinica può essere istituito internamente alla struttura sanitaria e con personale dipendente dalla struttura stessa, oppure appaltando le attività ad una società di servizio esterna (Global Service), che assicuri adeguate competenze. In quest ultimo caso, per poter mantenere tutti i vantaggi del servizio interno collegati alla tempestività degli interventi, occorre prevedere una presenza continuativa di almeno un paio di tecnici all interno dell ospedale, e quindi, la possibilità per il gruppo di avvalersi di locali e attrezzature dell ospedale stesso. Quest ultima è la soluzione adottata dall U.L.S.S. 13. Un altra alternativa, che può risultare in molti casi vantaggiosa, è quella mista, ove alcune attività, come la gestione dell inventario, la manutenzione preventiva delle apparecchiature più semplici e più diffuse e alcuni tipi di intervento di riparazione, sono effettuate da un servizio interno, mentre le altre sono gestite mediante contatti con ditte esterne. È importante ricordare che è comunque necessario chiarire su chi ricada la responsabilità di eventuali malfunzionamenti; le norme vigenti prevedono infatti che la responsabilità permanga al produttore soltanto se l apparecchio è stato utilizzato e mantenuto in accodo con le sue indicazioni. I Servizi di Ingegneria Clinica dovranno pertanto operare in stretta collaborazione con il produttore o su suo specifico mandato. Dato il ruolo centrale e strategico che un Servizio di Ingegneria Clinica ricopre, esso deve esprimere il massimo di professionalità e di competenza specifica, caratteristiche che saranno meglio garantite se accreditate. È necessario quindi elaborare criteri oggettivi, applicabili indifferentemente sia ad un servizio interno che ad uno esterno, e basati su valutazioni oggettive riferite al livello di professionalità ed esperienza acquisiti dai singoli operatori, nonché alle procedure messe in atto per l analisi/soluzione delle attività sviluppate. 1314 1415 Capitolo due ACQUISTO, ACCETTAZIONE E COLLAUDO 2.1 Acquisto di nuove apparecchiature La procedura di acquisto può essere schematizzata in sette passaggi fondamentali: 1. Richiesta 2. Valutazione 3. Piano acquisti 4. Stipula capitolato 5. Indizione di gara 6. Valutazione offerte 7. Notifica finale 1 Richiesta La richiesta di acquisto di una nuova apparecchiatura viene avanzata in genere dall U.O. interessata. Nella maggioranza dei casi si tratta di una richiesta di sostituzione, ovverosia il responsabile del reparto chiede che un elettromedicale già dismesso per irreparabilità o obsolescenza venga rimpiazzato con uno della stessa tipologia e con specifiche tecniche simili. Talvolta il primario stesso può anche proporre all Azienda Ospedaliera di adottare una tecnologia emergente di recente commercializzazione non presente nella struttura. In altri casi, anche se rari, è l U.O.S. di Ingegneria Clinica ed Impiantistica che dà avvio alla procedura d acquisto: ciò accade in seguito all insorgere di problemi connessi ad un regolamento normativo che, ad esempio, imponga il miglioramento di un servizio 1516 per il quale si rende necessario l acquisto di nuove apparecchiature, o l apertura di una nuova unità operativa. 2 Valutazione I criteri in base ai quali si stabilisce la priorità di acquisto di nuova strumentazione sono essenzialmente quattro: 1. L adeguamento normativo: ogni apparecchiatura che non rispetti le norme vigenti in materia di sicurezza elettrica, affidabilità, prestazioni, funzionamento deve essere obbligatoriamente sostituita. 2. La continuità del servizio: non è ammissibile che una struttura ospedaliera cessi di erogare un servizio ai pazienti per mancanza o scarsa disponibilità di elettromedicali; 3. L ampliamento del servizio; 4. La criticità dell Unità Operativa interessata (Ad esempio: un nuovo ventilatore polmonare utilizzato in sala operatoria ha la priorità su un dispositivo per la fisioterapia). 3 Piano acquisti Steso ad inizio anno, è un elenco, in ordine di priorità, delle apparecchiature che si intende acquistare nel corso di tutto l anno. Può subire modifiche e aggiornamenti in seguito ad imprevisti come la rottura di un elettromedicale fondamentale o la richiesta da parte della Regione stessa di potenziare un servizio per il quale si renda indispensabile l acquisto immediato di nuove tecnologie. 4 Stipula del capitolato 16 Nel capitolato vengono elencate tutte le specifiche tecniche e non solo che la nuova apparecchiatura deve possedere (potenza erogata, dimensioni ). Solitamente le17 caratteristiche sono frutto di decisioni prese dal reparto, in stretta collaborazione con l U.O.S. di Edilizia e Patrimonio e l U.O.S. di Ingegneria Clinica e Impiantistica. Il capitolato stabilisce inoltre le condizioni di assistenza, garanzia, fornitura e consegna della strumentazione da parte della ditta fornitrice. Nel capitolato sono indicati anche il regolamento disciplinare di gara e il criterio di valutazione delle offerte. 5 Indizione di gara Per tecnologie di piccole dimensioni l U.O.S. di Ingegneria Clinica e Impiantistica contatta direttamente alcune aziende che commercializzano le stesse fornendo loro una copia del capitolato e attende che esse rispondano proponendo un offerta. Per tecnologie di grandi dimensioni invece, viene indetto un bando pubblico della durata minima di 20 giorni, alla scadenza del quale si prendono in esame le domande pervenute. Ancora una volta al bando viene legato il capitolato con l elenco delle caratteristiche che la nuova tecnologia deve necessariamente possedere. 6 Valutazione offerte Qualsiasi sia la modalità di gara, una volta ricevute le offerte, la loro valutazione può essere fatta adottando: Il criterio del prezzo più basso: l Azienda Ospedaliera acquista il nuovo apparecchio elettromedicale dall azienda che fornisca un prodotto che soddisfi le specifiche elencate nel capitolato al prezzo più basso tra quelli proposti. Il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa: esso integra, a differenza del criterio del prezzo più basso, il dato economico con quello tecnico e qualitativo. In questo caso il capitolato raccoglie sia i requisiti minimi che la tecnologia deve possedere sia alcune caratteristiche di qualità, variabili di volta in volta. Un caratteristica di qualità può essere ad esempio la durata del periodo di garanzia: più lungo è questo periodo maggiore è il punteggio attribuito all azienda che lo propone. 1718 7 Notifica finale Il criterio del prezzo più basso e il criterio dell offerta permettono l assegnazione di un punteggio a tutte le aziende in gara. Chiaramente l azienda che totalizza il punteggio maggiore ha la meglio sulle altre aggiudicandosi un contratto d acquisto con la struttura sanitaria. La Commissione di gara redige dunque un verbale indicante il vincitore e il relativo punteggio. Fatta l aggiudicazione, la Commissione notifica all azienda la vittoria e invia alla stessa una richiesta di fornitura. Infine, quando l apparecchiatura arriva in ospedale, l U.O.S. di Ingegneria Clinica e Impiantistica avvisa il magazzino che deve inventariarla e l azienda di global service incaricata dell accettazione e collaudo della stessa. 2.2 Collaudi di accettazione La fase di accettazione è un passaggio fondamentale nella vita di un apparecchiatura all interno di una struttura sanitaria. Consiste in un insieme di verifiche e prove di tipo documentale e tecnico, funzionale e clinico atte a verificare l idoneità di un apparecchiatura o di un insieme di esse all utilizzo clinico previsto. In particolare in sede di accettazione è previsto il collaudo dell apparecchiatura, vale a dire un esame effettuato prima dell uso e dopo la sua ricezione, alla presenza del fornitore o di un suo rappresentante, per verificare che l apparecchio risponda alle specificità contrattuali, sia dotato degli accessori richiesti e non sia stato danneggiato durante il trasporto. A tale livello si procede anche con l esecuzione della verifica di sicurezza. L accettazione viene svolta normalmente su: Nuovi acquisti; Apparecchiature non di proprietà la cui presenza sia regolamentata da un contratto; Apparecchiature in visione. 1819 2.2.1 Riferimenti normativi Per le apparecchiature elettromedicali un riferimento è il documento CEI Guida alle prove di accettazione e alle verifiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione che suggerisce le indicazioni in merito alla preparazione delle apparecchiature prima dell uso e alla loro collocazione all interno della struttura sanitaria. Altro riferimento è la Direttiva Europea CEE 93/42 secondo la quale le apparecchiature devono essere dotate di specifica marchiatura CE. In merito ai locali dove l apparecchiatura viene installata è utile invece riferirsi alla norma CEI 64-8 variante V2 parte 7 sez In essa è presente una nuova distinzione dei locali medici. Per le apparecchiature che utilizzano radiazioni ionizzanti (TAC, radiologie, angiografie etc ), oltre ai riferimenti normativi precedentemente illustrati, si deve considerare il D.Lgs n 287 del 26 maggio 2000 che attua la Direttiva 97/43/ Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In caso di apparecchiature a risonanza magnetica si rimanda alla norma CEI Fasi dell accettazione Vista la potenziale pericolosità delle apparecchiature elettromedicali è importante per le strutture sanitarie farsi carico di tutti i controlli necessari a garantirne un uso in condizioni di sicurezza. Tali controlli devono essere svolti all istante stesso in cui l apparecchiatura arriva nella struttura sanitaria, prima che venga utilizzata. L accettazione prevede una molteplicità di aspetti da gestire che ha come conseguenza quella di raggruppare le attività secondo specifici ambiti. 1. Amministrativo: verifica formale o fisica del materiale consegnato tramite corrispondenza tra l ordine/contratto, la bolla di trasporto (o documento analogo) ed il materiale effettivamente consegnato; 1920 2. Documentale: raccolta e verifica della documentazione prodotta dal fornitore; 3. Verifica della presenza della seguente documentazione: Conformità alla legislazione vigente (tra cui la dichiarazione di conformità alla Direttiva Europea CEE 93/42); Manuali d uso in italiano (per i quali è obbligatoria la fornitura) e manuale di service. 4. Verifica dell esistenza della opportuna etichettatura, completa e chiaramente leggibile. In particolare l etichettatura sul dispositivo deve riportare: L anno di fabbricazione; Avvertenze e precauzioni da prendere; Il marchio CE; La classificazione del dispositivo; Il numero di serie/matricola, marca, modello dell apparecchiatura e dei suoi eventuali accessori; Informazioni sull utilizzo, ad esempio che sia specificato monouso; Per dispositivi destinati ad indagini cliniche l indicazione destinato esclusivamente a indagini cliniche ; Le condizioni di manipolazione e/o conservazione. 5. Tecnico: verifica del funzionamento degli aspetti di sicurezza in aggiunta a: Esame dell integrità dell imballo, effettuata presso il laboratorio o nel caso di installazioni complesse, presso il reparto; Esame delle condizioni esteriori dell apparecchiatura e dei suoi componenti (conduttori di protezione/alimentazione, spine, prese, connettori, fusibili etc ) ; Assemblaggio da parte del fornitore e collegamento dei componenti accessori; Esecuzione delle verifiche di sicurezza (prove strumentali) e funzionale (prove funzionali) secondo i protocolli e le norme tecniche previsti per quella determinata tipologia di apparecchiatura; Rilievo dei valori di prima misura delle caratteristiche funzionali più specifiche dell apparecchiatura. 6. Installazione: collocazione nel luogo di destinazione, con inclusione degli aspetti impiantistici e di collegamento ad altre apparecchiature, garantendo che l istallazione sia eseguita a regola d arte con materiali adeguati e certificati; 2021 7. Inventariale: registrazione dei dati necessari; 8. Clinico: verifica di rispondenza dell apparecchiatura alle esigenze cliniche. In casi particolari infatti la fornitura prevede prove cliniche di accettazione come la verifica di alcuni software applicativi o l esecuzione di alcuni esami su volontari per verificare il corretto funzionamento di prestazioni che non è possibile verificare in altro modo; 9. Formazione del personale: sia per quanto riguarda il corretto utilizzo clinico dell apparecchiatura sia per quanto riguarda, più in generale, l utilizzo sicuro dell apparecchiatura Documentazione Come descritto nelle fasi dell accettazione sopra riportate, durante tali attività vengono prodotti diversi tipi di documenti che sono raccolti nel cosiddetto Report di accettazione : esso tiene traccia dell avanzamento dell intera procedura di accettazione e risulta una sorta di check list, dove la compilazione di ogni sua parte è il risultato di un lavoro svolto secondo il protocollo corrispondente e documentato dalle relative schede e allegati. Complessivamente la documentazione risulterà essere, nell ordine di raccolta e produzione, la seguente: La copia dell ordine contratto; Le bolle di consegna; La dichiarazione di conformità alla Direttiva Europea CEE 93/42 e/o alle norme del fornitore; Eventuali documenti prodotti dal fornitore (verbali di collaudo, dichiarazioni di estensione o riduzione della garanzia, risultati di test prodotti nei laboratori); La scheda di conformità dell ordine; La scheda di controllo visivo; La scheda di verifica di sicurezza generale; La scheda di verifica di sicurezza particolare; La scheda di raccolta dati inventariali; 2122 Eventuali relazioni cliniche redatte dai responsabili dei reparti; Eventuali relazioni in materia di Fisica Sanitaria redatte all esperto qualificato o responsabile; Eventuali note redatte in sede di accettazione; Eventuale verbale per il responsabile dell Unità Operativa interessata, dopo il corso di formazione del personale; Indicazione sintetica dell esito complessivo dell iter seguito Accettazione di grandi apparecchiature Gli aspetti sui quali deve essere concentrata l attenzione al fine di rendere efficace l accettazione sono: Verifica dell architettura della fornitura; Pianificazione dei tempi di consegna; Pianificazione delle verifiche di sicurezza; Pianificazione ed esecuzione delle verifiche funzionali; Compilazione di tutte le schede; Consegna all Unità Operativa. Di seguito sono proposti due esempi di macchinari di piccole dimensioni di recente acquisto da parte dell Azienda Ospedaliera e sottoposti a prove di accettazione e collaudo. Gli esempi, introdotti da una breve spiegazione dell impiego dell apparecchiatura, sono corredati da una parte della documentazione normalmente prodotta nel corso della procedura. 2223 2.3 Esempi di prove di accettazione e collaudo Lo spirometro La spirometria è un esame della funzione respiratoria che si esegue con l'ausilio di uno strumento chiamato spirometro. L indagine è molto semplice, per nulla fastidiosa, e richiede solo una modesta collaborazione da parte del paziente che deve eseguire delle manovre respiratorie mentre è collegato con la bocca allo spirometro. Lo spirometro è lo strumento utilizzato per misurare i volumi polmonari. È composto di un sensore collegato ad un boccaglio ed una parte che rileva e misura i movimenti di aria provocati dal paziente che respira attraverso il sensore. Per lo specifico apparecchio collaudato, il sensore di misura del volume e del flusso è a turbina, ed il suo funzionamento si fonda sul principio ad interruzione di infrarosso. Tale principio di misurazione è basato su un sistema con due coppie di foto trasmettitori/rivelatori ad interruzione d infrarosso. Una coppia di deflettori, disposti all'ingresso e all'uscita della turbina, al passaggio dell'aria generano un vortice intorno all'asse del sensore. Un equipaggio mobile (rotore), ruotando, provoca le interruzioni dei raggi ad infrarosso, originando così un segnale la cui frequenza è proporzionale al flusso d'aria che passa attraverso il tubo. Questo principio di misurazione garantisce stabilità, riproducibilità, affidabilità per un lungo periodo ed i risultati non sono influenzati dall'umidità né dalla densità dell'aria. VOLUME POLMONARE DEFINIZIONE VALORI MEDI in ml Maschi Femmine Volume corrente (VC o TV) Quantità di aria che entra ed esce nei polmoni in un atto respiratorio Ventilazione al minuto (VE) Volume corrente x frequenza respiratoria (numero di atti respiratori al minuto) Volume di riserva espiratoria Quantità massima di aria che può essere espulsa (VRE o ERV) dopo una espirazione normale Volume di riserva inspiratoria Quantità d aria che, dopo un inspirazione (VRI o IRV) normale, puo essere ancora introdotta nei polmoni forzatamente Volume residuo (VR) Volume d aria che resta nel polmone al termine di un espirazione massimale Vedere altro
Ingegneria Clinica PROCEDURA GENERALE PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI E DELLE ATTREZZATURE SANITARIE ACCESSORIE 05/06/2014 Pag. 2 di 13 INDICE 1) Diagrammi di flusso... 2) Dettagli REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ATTIVITA DEL SERVIZIO INTERNO DI INGEGNERIA CLINICA.
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL ATTIVITA DEL SERVIZIO INTERNO DI INGEGNERIA CLINICA. LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA Il Servizio di Ingegneria Clinica si occupa dell'aspetto gestionale e strategico Dettagli REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO INTERNO DI INGEGNERIA CLINICA
Allegato A) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N 795 DEL 21 DICEMBRE 2015 REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO INTERNO DI INGEGNERIA CLINICA LINEE GUIDA SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA Dettagli CAP04 Gestione del Processo di Consulenza Tecnica
CAP04 Gestione del Processo di Consulenza Tecnica 1 di 7 INDICE 1 Pianificazione della realizzazione del prodotto... 2 2 Processi relativi al cliente... 2 2.1 Analisi dei bisogni, determinazione dei requisiti Dettagli A.O. MELLINO MELLINI CHIARI (BS) GESTIONE DELLE RISORSE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 3. INFRASTRUTTURE...
Pagina 1 di 6 INDICE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 2.1. GENERALITÀ... 2 2.2. COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA E ADDESTRAMENTO... 2 3. INFRASTRUTTURE...3 4. AMBIENTE DI LAVORO...6 Dettagli Ns. rif: Milano 21/11/2013. ALLEGATO TECNICO PER n. 1 LASER per CO ORL e n.1 LASER PER CO NEUROCHIRURGIA
Ns. rif: Milano 21/11/2013 ALLEGATO TECNICO PER n. 1 LASER per CO ORL e n.1 LASER PER CO NEUROCHIRURGIA 1) SPECIFICHE TECNICHE Lotto N. 1 Laser per utilizzo in neurochirurgia (camera operatoria) per le Dettagli REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MACCHINE E COMPONENTI DI SICUREZZA. Direttiva 2006/42/CE Allegato IX Esame CE del Tipo
Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E PREMESSA... 2 2 TERMINI E DEFINIZIONI... 2 2.1 Definizioni di tipo generale... 2 2.2 Definizioni relative alle Macchine e Componenti di Sicurezza... 2 3 ITER DI CERTIFICAZIONE... Dettagli SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE Gestione della comunicazione Stabilisce le regole per l'individuazione, il mantenimento e la disponibilità dei documenti e delle registrazioni Dettagli La Tecnologia in Sala Operatoria: dalla fase di progettazione agli aspetti gestionali
Seminario di Ingegneria Clinica 2013 La Tecnologia in Sala Operatoria: dalla fase di progettazione agli aspetti gestionali Con il Patrocinio di Cagliari, Facoltà di Ingegneria Aula V 14 Giugno 2013 ore Dettagli MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 10
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 10 INDICE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ Requisiti generali Responsabilità Struttura del sistema documentale e requisiti relativi alla documentazione Struttura dei Dettagli GESTIONE ACQUISTI E FORNITORI
rev. 02 Data: 30-09-2009 pag. 1 11 SOMMARIO 1. PIANIFICAZIONE... 2 1.1. SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE... 2 1.2. OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO... 2 1.3. RESPONSABILITÀ E RISORSE COINVOLTE... 2 2. Dettagli Azienda Sanitaria di Nuoro. Barbagie Baronie Mandrolisai Marghine. COD. 002 VERSIONE 001 DATA 26.05.09 Pagina 1 di 10
COD. 002 VERSIONE 001 DATA 26.05.09 Pagina 1 di 10 INDICE INDICE...1 1. SCOPO...2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE...2 3. DIAGRAMMA DI FLUSSO...3...3 4.RESPONSABILITÀ...4 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ...5 6.RIFERIMENTI...10 Dettagli IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
IL PIANO DI MANUTENZIONE DELL OPERA E DELLE SUE PARTI La normativa vigente riconosce l importanza della conservazione della qualità edilizia nel tempo attraverso l introduzione del piano di manutenzione Dettagli ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/5
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/5 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA PER L ANNO 2012. ART. 1 La Ricerca Dettagli VERIFICHE ELETTRICHE ED APPARECCHI ELETTROMEDICALI NEGLI STUDI ODONTOIATRICI
VERIFICHE ELETTRICHE ED APPARECCHI ELETTROMEDICALI NEGLI STUDI ODONTOIATRICI Attività soggette Per luoghi ad uso medico la Norma CEI 64/8 intende qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, Dettagli PROTOCOLLO AZIENDALE SULLA MODALITÁ DI FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI APPROVVIGIONAMENTO
PROTOCOLLO AZIENDALE SULLA MODALITÁ DI FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI APPROVVIGIONAMENTO PREMESSE Il presente Regolamento intende disciplinare le modalità con le quali dovranno essere formulate le richieste Dettagli GESTIONE DELLA PRODUZIONE
25/02/2011 Pag. 1 di 5 GESTIONE DELLA PRODUZIONE 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1. Norme... 2 3.2. Moduli / Istruzioni... 2 4. RESPONSABILITÀ... 2 5. DEFINIZIONI... Dettagli DOCUMENTO DI SINTESI
Modulo Relazione audit M_PQ-8-01_03 ed. 3 rev. 00 1 giugno 2010 DOCUMENTO DI SINTESI Modalità di gestione delle registrazioni delle manutenzioni preventive e correttive delle apparecchiature Gennaio 2013 Dettagli MANUALE di GESTIONE per la QUALITA
Pagina 1 di 5 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo della presente sezione del MQ è definire le modalità e i criteri adottati dalla No Problem Parking spa per pianificare ed attuare i processi di misurazione Dettagli DISCIPLINARE TECNICO. Art. 1. PREMESSA. Art. 2. SERVIZIO DI REPERIBILITA. Art. 3. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO
INDICE ART. 1. PREMESSA... 2 ART. 2. SERVIZIO DI REPERIBILITA... 2 ART. 3. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO... 2 ART. 4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE... 2 ART. 5. REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI... Dettagli Guida alla manutenzione preventiva dei defibrillatori
Guida alla manutenzione preventiva dei defibrillatori SEDA S.p.A. Via Tolstoi 7 20090 Trezzano S/N (Milano) Tel 02/48424.1; Fax 02/48424290 sito internet: www.sedaitaly.it certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dettagli REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO (Direttiva 2006/42/CE Allegato IX punto 16 e 17) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3. NORME TECNICHE 4. GENERALITÀ 5. Dettagli CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI
Milano, Gennaio 2012 NORMA UNI 11224 GIUGNO 2011 CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI Gà la norma UNI 9795/2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione Dettagli ALLEGATO ALLA PROCEDURA PROCEDURA N. PQ 7.4-01
N. SOMMARIO PAGINA 1 SCOPO 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3 RIFERIMENTI E DOCUMENTI RICHIAMATI 2 4 TERMINI E DEFINIZIONI 2 5 RESPONSABILITÀ 2 6 MODALITÀ OPERATIVE 2 TIPO COPIA N. COPIA DESTINATARIO/ UBICAZIONE Dettagli LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI NELLE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DELLA UNI EN ISO 7396-1:2010
LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI NELLE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DELLA UNI EN ISO 7396-1:2010 Le misure organizzative per implementare un sistema di gestione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali Dettagli Il contributo dell' Ingegneria g Clinica alla gestione dei gas medicinali secondo la UNI EN ISO 7396
Il contributo dell' Ingegneria g Clinica alla gestione dei gas medicinali secondo la UNI EN ISO 7396 Giampiero Pirini Ingegneria Clinica Azienda Ospedaliero Universitaria Ferrara Segreteria Scientifica Dettagli più alternative proposte: barrare l alternativa presentata in questa scheda alternativa A alternativa B alternativa C alternativa D alternativa E
(da compilarsi a cura della ditta concorrente) TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA RICHIESTA: VITRECTOMO Quantità di apparecchiature identiche richieste all interno del lotto in questione: 1 proposta unica più Dettagli REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL APERTO APRILE 2012
DIRETTIVA 2000/14/CE REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL APERTO APRILE 2012 INDICE 1 - Generalità...2 2 - Applicabilità...2 Dettagli sintroduzione alle attività manutentive
Marco Matthey Prima Vera S.p.A. Si ringraziano Riccardo Lilla e Stefano Iafrate per la collaborazione nella realizzazione dell articolo tecnica Manutenzione nelle Strutture Ospedaliere: il Caso dell Istituto Dettagli REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO (Direttiva 95/16/CE Allegato V lettera B e Direttiva 2006/42/CE Allegato IX punto 16 e 17) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI Dettagli Servizio di Ingegneria Clinica
Servizio Ingegneria Clinica Energy Management Tel. 0874/409.550 (Interno 2550) Fax 0874/409.551 (Interno 2551) e-mail: sic@asrem.org Servizio con sistema di gestione certificato ISO 9001 Riferimenti Normativi: Dettagli Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi Regolamento per l accettazione di donazioni e per l acquisizione dei beni in comodato d uso gratuito e in prova/visione. SOMMARIO Titolo I Disposizioni generali Art. Dettagli PIANO di CONTROLLO e MANUTENZIONE
PROGETTARE e ATTUARE un PIANO di CONTROLLO e MANUTENZIONE delle ATTREZZATURE DI LAVORO Patrocinio Un progetto Un progetto con il Patrocinio Comitato scientifico: Giorgio Luzzana Responsabile Servizio di Dettagli CAPITOLATO SPECIALE SCHEDA ASSISTENZA TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE SCHEDA ASSISTENZA TECNICA OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 58/2014 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA TAC DUAL ENERGY PRESSO L ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA Dettagli REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA
REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA (Art. 13 D.P.R. 162/99) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3. NORME TECNICHE 4. GENERALITÀ 5. PERSONALE IMPIEGATO Dettagli E. Struttura e organizzazione del sistema
E. Struttura e organizzazione del sistema E. Struttura e organizzazione del sistema E.1 Sistema di gestione L azienda dovrebbe strutturare il SGSL seguendo i contenuti espressi nel presente documento, Dettagli Impianti elettrici in edifici adibiti ad uso medico
V.I.T.E.S.A. Impianti elettrici in edifici adibiti ad uso medico Dott. Ing. Pietro Antonio SCARPINO Professore a contratto Università di Firenze e Libero Professionista Un po di storia Decreto del Duce Dettagli La gestione dei gas medicinali e la formazione degli operatori
SOCIETA ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE La gestione dei gas medicinali e la formazione degli operatori 11 giugno 2007 Annamaria Nicchia - U.O.S.C. di Dettagli LOTTO N 6. N 1 PORTATILE DI RADIOGRAFIA PER ESAMI A POSTO LETTO per il P.O. San Martino di Oristano. SPECIFICHE TECNICHE
LOTTO N 6 N 1 PORTATILE DI RADIOGRAFIA PER ESAMI A POSTO LETTO per il P.O. San Martino di Oristano. SPECIFICHE TECNICHE L apparecchiatura in oggetto dovrà essere caratterizzata da prestazioni di altissimo Dettagli Dott. Arch. Gian Carlo Scarpini
L IMPORTANZA DELLA GESTIONE OPERATIVA DA PARTE DELLA STRUTTURA SANITARIA: l Allegato G della norma UNI EN ISO 7396-1, campo di applicazione, obiettivi responsabilità e funzioni chiave coinvolte. Relatore Dettagli 4. RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
136 4. RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE 4.5 ELENCO DOCUMENTAZIONE 137 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE E MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ AC 190903 00 SGRS1.1A040 a 01 atto formale con il quale viene identificato Dettagli Gestione dei reclami, ricorsi e segnalazioni
Titolo/Title Gestione dei reclami, ricorsi e segnalazioni Management of Complaints, Appeals and other feedbacks Sigla/Reference PG-10-DT Revisione/Revision 00 Data/Date 2010-08-02 Redazione Approvazione Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
PAGINA 1 di 10 SOMMARIO RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 PREMESSA... 3 OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 3 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D INCENDIO... 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI Dettagli SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 1. REQUISITI GENERALI...2
Pagina 1 di 10 INDICE 1. REQUISITI GENERALI...2 2. REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE...4 2.1. QUALITÀ...4 2.2. TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI...5 2.3. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI...9 Dettagli Low and Medium voltage service. ABB Power Care Servizi di assistenza e supporto al cliente
Low and Medium voltage service ABB Power Care Servizi di assistenza e supporto al cliente ABB Power Care ABB Power Care permette di gestire in modo ottimale il sistema di elettrificazione, massimizzando Dettagli REGIONE SICILIANA Universitaria Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino Catania ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - I PARTE -
110 4. RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE 4.3 111 Le attività da svolgere per soddisfare i requisiti relativi alle risorse umane e tecnologiche consistono nella: 4.3.1 identificazione di un referente per Dettagli DIRETTORE GENERALE. Visto lo Statuto Aziendale;
DIRETTORE GENERALE Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 31 maggio 2013 "Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale"; Ricordato che con provvedimento Dettagli Seminario. Indicazioni di buone pratiche per la riduzione del rischio da silice libera cristallina nella produzione di ceramica per piastrelle
Seminario Indicazioni di buone pratiche per la riduzione del rischio da silice libera cristallina nella produzione di ceramica per piastrelle Aspetti tecnici correlati all impiantistica ceramica Stefano Dettagli Norme per l organizzazione - ISO serie 9000
Norme per l organizzazione - ISO serie 9000 Le norme cosiddette organizzative definiscono le caratteristiche ed i requisiti che sono stati definiti come necessari e qualificanti per le organizzazioni al Dettagli REGOLAMENTO PER L ATTIVITA FORMATIVA PRATICA E DI TIROCINIO CLINICO
Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Infermieristica Sezione Formativa di Ravenna Forlì Cotignola REGOLAMENTO PER L ATTIVITA FORMATIVA PRATICA E DI TIROCINIO CLINICO Premessa L'attività formativa Dettagli GESTIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
rev. 03 Data: 04-12-2012 pag. 1 11 SOMMARIO 1. PIANIFICAZIONE... 2 1.1. SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE... 2 1.2. OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO... 2 1.3. RESPONSABILITÀ E RISORSE COINVOLTE... 2 2. Dettagli Allegato E D.M. 332/99 LOTTO 5
D.M. 332/99 LOTTO 5 Allegato E Specifiche tecniche vincolanti 1.1Dispositivi a pressione positiva continua (C-PAP) 1. essere in grado di erogare una pressione positiva continua fino a 20 cm H2O; 2. consentire Dettagli VALUTARE, QUALIFICARE E MONITORARE I FORNITORI
VALUTARE, QUALIFICARE E MONITORARE I FORNITORI Rev. Data Causale Redazione Verifica Approvazione 00 Xx/xx/xxxx Prima emissione INDICE SCOPO DELLA PROCEDURA RESPONSABILITÀ CAMPO DI APPLICAZIONE MODALITÀ Dettagli Progettare la manutenzione (a cura di Paolo Stefanini)
Progettare la manutenzione (a cura di Paolo Stefanini) Progettare la manutenzione significa determinare il miglior sistema di gestione delle fasi che compongono tale processo, vale a dire trovare il giusto Dettagli LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE
LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE La norma CEI 64 8 per impianti elettrici utilizzatori prevede che prima di Dettagli Sistema di gestione UNI EN ISO 9001. C.so Garibaldi, n. 56-00195 Roma (RM) Tel. 0612345678 - Fax. 061234567 DEMO PROCEDURE WINPLE
Sistema di gestione UNI EN ISO 9001 MANUALE DI QUALITÀ INTRODUZIONE MAN-00 Organizzazione AZIENDA s.p.a. C.so Garibaldi, n. 56-00195 Roma (RM) Tel. 0612345678 - Fax. 061234567 Web : www.nomeazienda.it Dettagli MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEL PRODOTTO
25/02/2011 Pag. 1 di 6 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEL PRODOTTO 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1. Norme... 2 3.2. Moduli... 2 4. RESPONSABILITÀ... 2 5. DEFINIZIONI... Dettagli SCHEDA n. 5. Le figure costitutive della sicurezza. 1. Le figure costitutive del D. Lgs. 626/ 94. Contenuti e finalità del D. Lgs. 19-9-94, n.
SCHEDA n. 5 Le figure costitutive della sicurezza 1. Le figure costitutive del D. Lgs. 626/ 94 Contenuti e finalità del D. Lgs. 19-9-94, n. 626/94 Il D. Lgs. del 19-9-94 n. 626 recepisce direttive comunitarie Dettagli GD Srl CAPITOLATO GENERALE DI FORNITURA. N 1 Specificato il Foro Competente AQ DIR 05/02/15. Torchio. Barigazzi. Giannitti
PAG. / 9 GD Srl N Specificato il Foro Competente AQ CQ DIR 05/02/5 Barigazzi Torchio Giannitti N 0 Allineamento ai requisiti della norma UNI EN ISO 900:2008 e della specifica tecnica ISO/TS 6949:2009 AQ Dettagli Indagine sulle opinioni degli studenti frequentanti in ordine alle attività didattiche (art.1 comma 2, della legge 19/10/1999, n.
Indagine sulle opinioni degli studenti frequentanti in ordine alle attività didattiche (art.1 comma 2, della legge 19/10/1999, n. 73) anno accademico 2008/2009 Aprile 2010 INDICE 1. Obiettivi 2. Metodologia Dettagli UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Sez. 4 e requisiti SINAL per l accreditamento dei laboratori
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Sez. 4 e requisiti SINAL per l accreditamento dei laboratori Struttura della norma ISO/IEC 17025 1. Scopo 2. Riferimenti normativi 3. Termini e definizioni 4. Requisiti gestionali Dettagli EUROPEAN OSTEOPATHIC UNION L ITER FORMATIVO
Capitolo 3 L ITER FORMATIVO Il programma di formazione degli osteopati ha la responsabilità di creare figure professionali del più alto livello. Il livello di preparazione dell osteopata professionista Dettagli PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE
Proc. 19 Pag. 1 di 7 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... Dettagli VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI
VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI L'articolo 11 del D.Lgs. 507 del 1992 (concernente i dispositivi medici impiantabili attivi) e gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 46 del 1997 (concernente tutti Dettagli InfoFACILITY. La manutenzione dei sistemi di monitoraggio e degli edifici ARPAL. Agenzia PROFILO AZIENDA
La manutenzione dei sistemi di monitoraggio e degli edifici ARPAL - Case History ARPAL - Maggio 2014 L ottimizzazione del processo manutentivo, intesa come l aumento dell efficacia degli interventi ordinari, Dettagli PROCEDURA PR03 - Documentazione e Registrazioni del SGQ
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 - SC MEDICINA LEGALE TO1 - OBITORIO CIVICO PROCEDURA PR03 - Documentazione e Registrazioni del SGQ Edizione 2 Approvata dal Direttore della SC Medicina Legale Emessa dal Referente Dettagli MORE THAN TWO GIGAWATTS OF EXPERIENCE
MORE THAN TWO GIGAWATTS OF EXPERIENCE CHECK UP YOUR PLant WIND APPLICATION MORONI & PARTNERS QUALIFICAZIONE TECNOLOGIE Verifica la qualità dell aerogeneratore scelto Il protocollo per la verifica delle Dettagli CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI (C.D.I.)
CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI (C.D.I.) Criteri generali del Bando Stanziamento Lo stanziamento complessivo deliberato dalla Compagnia di San Paolo per la realizzazione nel territorio della regione Dettagli 0.0.2 Normalmente si considerano le seguenti tipologie di attività di manutenzione:
0.0.0 PREMESSA 0.0.1 Come manutenzione si identifica un tipo di attività il cui scopo è quello di mantenere funzionanti ed in sicurezza, con le prescrizioni qualitative e quantitative gli impianti elettrici. Dettagli RAEE professionali. 4_Servizi RAEE professionali.
RAEE professionali 4_Servizi RAEE professionali. Servizi RAEE professionali. Indice 1. cosa sono i RAEE 2. i raggruppamenti RAEE 3. RAEE professionali: definizione e casi pratici 4. gli obblighi del produttore Dettagli BtoWeb QS Caratteristiche e funzionalità: BtoWeb QS
www.btoweb.it L unione tra il know-how gestionale e organizzativo maturato in oltre 12 anni di consulenza e l esperienza nell ambito dell informatizzazione dei processi ha consentito a Sinergest lo sviluppo Dettagli GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE
Procedura Operativa 11/02/11 Pag. 1 di 8 GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE PER MISURAZIONI E MONITORAGGI 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1. Norme... 2 3.2. Moduli / Dettagli Istituto Comprensivo C. Lucilio - Distretto N 19. Centro Territoriale Permanente per l educazione e la formazione degli adulti
Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale P.O.N Ambienti per l Apprendimento Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione D. G. per gli Affari Internazionali Dettagli REGOLAMENTO ATTIVITA FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (TIROCINIO PRATICO e LABORATORIO PROFESSIONALE)
REGOLAMENTO ATTIVITA FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (TIROCINIO PRATICO e LABORATORIO PROFESSIONALE) TIROCINIO PRATICO: INTRODUZIONE Così come disposto dall art.10 del Regolamento Didattico dei Corsi di Dettagli REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA
REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA (Art. 13 D.P.R. 162/99) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3. NORME TECNICHE 4. GENERALITÀ 5. PERSONALE IMPIEGATO Dettagli Guida ai Servizi. Servizio di Ingegneria Medica. Redazione RSGQ/SIM. Approvazione RSP/SIM. Validazione UATP-URP. Emissione RSGQ/SIM
Servizio di Ingegneria Medica Guida ai Servizi Causale preparazione / modifica documento: Varie Modifiche Redazione RSGQ/SIM Approvazione RSP/SIM Validazione UATP-URP Emissione RSGQ/SIM Prof. N. Rosato Dettagli Documento Tecnico DT 06 DT 06 Rev. 0
REGOLAMENTO DELL UFFICIO TECNICO Art.1 - Identità dell Ufficio tecnico L Ufficio tecnico: 1. ha la funzione di supporto e coordinamento delle attività di laboratorio e le esercitazioni previste dai Dipartimenti, Dettagli R Series. La sicurezza è garantita. dal sistema Code-Ready
R Series La sicurezza è garantita dal sistema Code-Ready Il primo ed unico defibrillatore Code-Ready Il momento peggiore per scoprire che un defibrillatore non è pronto è quando serve. Agire rapidamente Dettagli BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA PER L ANNO 2007.
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 1510 del 22/05/2007 pag. 1/6 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA PER L ANNO 2007. ART. 1 La Ricerca Dettagli ADEMPIMENTI NORMATIVI PER LO STUDIO ODONTOIATRICO
ADEMPIMENTI NORMATIVI PER LO STUDIO ODONTOIATRICO 1) Impianto elettrico nello studio odontoiatrico 2) Smaltimento dei rifiuti sanitari 3) Apparecchiature radiologiche 4)Direttiva europea 93/42 conformità Dettagli Manutenzione industriale
industriale Evoluzione della cultura della manutenzione PRIMA Non fermare gli impianti (fino a che riescono a marciare). Intervenire solo per riparazione. Accettare carenze qualitative, amplificazione Dettagli INDICE. SERAM S.p.A Ispezioni ed Audit PR SGSL 12 Rev. 4
INDICE INDICE... 2 1. SCOPO... 4 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 4 3. RIFERIMENTI... 5 4. DEFINIZIONI... 5 5. RESPONSABILITA'... 6 6. 1 AUDIT INTERNI... 7 6.1.1 Audit effettuati da RSGSL sul controllo operativo Dettagli IL RISCHIO ELETTRICO NEI LOCALI AD USO MEDICO
IL RISCHIO ELETTRICO NEI LOCALI AD USO MEDICO IMPIANTI E SICUREZZA DI ESERCIZIO RELATORI: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI Individuazione del rischio L individuazione del rischio per il Dettagli Impianti elettrici negli ambienti medici
Impianti elettrici negli ambienti medici Un po di storia Panorama Legislativo per la realizzazione degli impianti Decreto del Duce e del Fascismo 29/07/1939 Approvazione per le costruzioni ospedaliere Dettagli GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI. UFFICIO TECNICO Pag. 1 di 6
UFFICIO TECNICO Pag. 1 di 6 SOMMARIO 1. Scopo 2 2. Generalità 2 3. Applicabilità 2 4. Termini e Definizioni 2 5. Riferimenti 2 6. Responsabilità ed Aggiornamento 3 7. Modalità operative 3 REVISIONI N REV. Dettagli GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI
rev. 02 Data: 04-12-2012 pag. 1 9 SOMMARIO 1. PIANIFICAZIONE... 2 1.1. SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE... 2 1.2. OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO... 2 1.3. RESPONSABILITÀ E RISORSE COINVOLTE... 2 2. Dettagli REGOLAMENTO PER L APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO E ESEMPLARI SUCCESSIVI Direttiva 2010/35/UE (TPED) & IMDG CODE
Pag. 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 TERMINI E DEFINIZIONI...2 3 CONDIZIONI GENERALI...2 3.1 FASI DI CERTIFICAZIONE... 2 4 OBBLIGHI DEL FABBRICANTE...2 4.1 Accettazione delle condizioni... Dettagli Manuale di gestione della scuola Pagina 1 di 6 MP 5 SERVIZI V. 1.0
Manuale di gestione della scuola Pagina 1 di 6 5 SERVIZI 5.0 DESCRIZIONE In questo capitolo è descritta tutta la serie di attività di servizio che, pur non creando direttamente valore aggiunto sulla prestazione, Dettagli TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI TECNICO Dettagli La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione. La valutazione dei rischi
La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione La valutazione dei rischi 0 Presentazione La misura fondamentale che il datore di lavoro deve adottare per garantire la tutela della salute e della sicurezza Dettagli STRESS LAVORO CORRELATO
ENTE PARCO ANTOLA SERVIZIO PERSONALE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28, comma 1-bis, e art. 29, D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23692 del Dettagli MARCATURA CE E ISO 13485 NEL SETTORE DEI MEDICAL DEVICES. Sara Pelizzoli. Modena, 29/10/2014. - Copyright Bureau Veritas
MARCATURA CE E ISO 13485 NEL SETTORE DEI MEDICAL DEVICES Sara Pelizzoli Modena, 29/10/2014 - Copyright Bureau Veritas RIFERIMENTI NORMATIVI Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 Giugno 1993 concernente Dettagli VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI La realizzazione degli impianti, in particolare quelli elettrici, è disciplinata della Legge 5 Marzo 1990, n 46 e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre Dettagli LICEO ERASMO DA ROTTERDAM
LICEO ERASMO DA ROTTERDAM APPROVVIGIONAMENTO Ambito funzionale Gestione delle risorse 1 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM INDICE 1.1 OBIETTIVO 1.2 CAMPO D APPLICAZIONE 1.3 RESPONSABILITÀ 1.4 ORDINI DI ACQUISTO Dettagli LA MANUTENZIONE degli AEREI
05/05/2008 1 LA MANUTENZIONE degli AEREI AFFIDABILITA e SICUREZZA sono LA BASE DELL ATTIVITA DI MANUTENZIONE 05/05/2008 2 05/05/2008 3 LA MANUTENZIONE degli AEREI L efficienza del velivolo ed ogni sua Dettagli (AA 2007/2008) 180 CFU
(AA 007/008) Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) Classe delle lauree in professioni sanitarie Dettagli GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
NORME CEI 0-10 GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI La guida contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione allo scopo di favorire il mantenimento Dettagli SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO. Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica. Indirizzo Generale
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica Indirizzo Generale ISTITUTI TECNICI - Settore: Industria e artigianato.- Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica. ISTITUTI Dettagli Regolamento del sistema di garanzia
REGOLAMENTO DI GARANZIA DEL MARCHIO DI QUALITÀ DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE Il presente documento ha lo scopo di individuare gli strumenti necessari per la definizione e l attuazione del Marchio Dettagli La UNI 11100:2011 e la Gestione Operativa degli impianti gas medicali

References: ART. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 art.10
 Art.1
 ART. 1
 Art. 28
 art. 29