Source: https://shop.mleon.com/tester/53292-tester-fluke-175.html
Timestamp: 2019-07-17 20:22:15+00:00

Document:
TESTER FLUKE 175
HERRAMIENTAS>TESTER>TESTER FLUKE 175
Modelo 1500594
Especificaciones Tensión CC 175 – Precisión* ± (0,15% + 2) 177 – Precisión* ± (0,09% + 2) 179 – Precisión* ± (0,09% + 2) Resolución máxima 0,1 mV Máximo 1.000 V Tensión CA Precisión* ± (1,0% + 3) Resolución máxima 0,1 mV Máximo 1.000 V Corriente CC Precisión* ± (1,0% + 3) Resolución máxima 0,01 mA Máximo 10 A Corriente CA Precisión* ± (1,5% + 3) Resolución máxima 0,01 mA Máximo 10 A Resistencia Precisión* ± (0,9% + 1) Resolución máxima 0,1 O Máximo 50 MO Capacitancia Precisión* ± (1,2% + 2) Resolución máxima 1 nF Máximo 10.000 µF Frecuencia Precisión* ± (0,1% + 1) Resolución máxima 0,01 Hz Máximo 100 kHz Temperatura 179 – Precisión* ± (1,0% + 10) Resolución máxima 0,1 °C Rango -40 °C/400 °C Nota * El grado de precisión es el óptimo de cada función Especificaciones de ambiente Temperatura de trabajo -10 °C a +50 °C Temperatura de almacenamiento -30 °C a +60 °C Humedad (sin condensación) 0% - 90% (0 °C - 35 °C) 0% - 70% (35 °C - 50 °C) Homologación de seguridad Categoría de sobretensión EN 61010-1 para 1000 V CAT III. EN 61010-1 para 600 V CAT IV. Cumple con Certificados UL, CSA y TÜV; homologación VDE pendiente. Especificaciones mecánicas y generales Tamaño 43 x 90 x 185 mm Peso 420 g Garantía Vida útil Duración de la batería Alcalina: ~200 horas normalmente, sin retroiluminación

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución