Source: https://www.hannainst.com.mx/productos/fotometros-de-mesa/fotometro-de-acondicionamiento-de-agua/
Timestamp: 2018-03-21 18:14:18+00:00

Document:
Fotómetro de acondicionamiento de agua | HANNA® instruments
Notamos que está navegando con Internet Explorer o Edge; le sugerimos que utilice Google Chrome ó Firefox para que pueda visualizar correctamente todas las funcionalidades y menús del sitio y así tener una mejor experiencia de navegación.
Inicio / Todos los productos / Línea / Análisis de agua / Fotómetro de acondicionamiento de agua
$16,536.96 MXN
El HI83308 es un fotómetro multiparamétrico para uso en el laboratorio ambiental o en el campo. Es uno de los fotómetros más avanzados disponibles con un innovador diseño óptico que utiliza un detector de referencia y lente de enfoque para eliminar errores de los cambios en la fuente de luz y de las imperfecciones en la celda de medición. Este medidor tiene 23 métodos que corresponden a 15 parámetros clave de la calidad del agua y también ofrece un modo de medición de la absorbancia para la verificación de la eficiencia y también para los usuarios que deseen desarrollar sus propias curvas de concentración contra absorbancia. Los parámetros de acondicionamiento del agua incluyen al fluoruro, cloro, amoniaco, manganeso, cobre, hierro, plata y cinc.
Para ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83308 funciona como un medidor de pH profesional con una entrada digital de electrodo de pH/temperatura. Ahora se puede usar un solo medidor tanto para mediciones fotométricas como para medición del pH.
Lo sentimos, este producto no está disponible en su país HI83308 Categorías: Análisis de agua, Fotómetros de mesa Etiquetas: Absorbancia, Amoniaco, Cloro, Cobre, Fluoruro, Fosfato, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Níquel, Nitrato, Oxígeno Disuelto, pH, Plata, Sílice, Zinc
El fotómetro de mesa HI83308 mide 15 parámetros de calidad del agua utilizando 23 métodos diferentes. Este fotómetro cuenta con un innovador sistema óptico que utiliza LEDs, filtros de interferencia de banda estrecha, lente de enfoque y un fotodetector de silicio para la medición de la absorbancia, además de un detector de referencia para mantener la consistencia de la fuente de luz y garantizar lecturas fotométricas exactas y repetibles.
El HI83308 fue desarrollado para medir los parámetros ambientales más comunes de la calidad del agua. Un parámetro importante para probar la calidad del agua es el hierro, ya que puede afectar el color, el olor y la turbidez, así como puede ser el factor más problemático para los equipos y superficies en contacto con el agua. Los altos niveles de hierro en el agua pueden causar incrustaciones en tuberías o intercambiadores de calor. Además la detección de amoniaco en los sistemas de tratamiento de agua es particularmente importante para los propietarios de acuarios y operadores de granjas de peces ya que el amoniaco es muy soluble en agua y extremadamente tóxico para los peces. Otro parámetro importante en la medición de la calidad del agua es el fluoruro. El fluoruro es más conocido por prevenir la caries dental. Si bien ayuda a prevenir la caries dental, muy poco fluoruro puede ser ineficaz, mientras que demasiado puede causar tinción de los dientes.
El HI83308 ofrece un modo de medición de absorbancia que permite la utilización de los estándares CAL Check para validar el rendimiento del sistema. El modo de absorbancia permite al usuario seleccionar una de las cuatro longitudes de onda de la luz (420 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm) para medir y trazar su propia curva de concentración contra absorbancia. Esto es útil para los usuarios con su propio método químico y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia usando la Ley de Beer-Lambert.
Las celdas exclusivas CAL Check de Hanna para la validación de la fuente de luz y del detector permiten al usuario trazar los valores de concentración contra la absorbancia para una longitud de onda específica. Esto es para uso con la química suministrada por el usuario o para enseñar los principios de la fotometría.
El HI83308 incluye un sistema óptico innovador que integra un divisor de haz para que la luz se pueda utilizar en las lecturas de absorbancia y para un detector de referencia. El detector de referencia supervisa la intensidad de la luz y la modula cuando hay fluctuaciones de energía o durante el calentamiento de los componentes ópticos. Cada pieza tiene un papel importante en el rendimiento general del fotómetro.
Un separador de haz se utiliza como parte del sistema de referencia interno del fotómetro HI83308. El detector de referencia compensa cualquier fluctuación de energía o cambios de temperatura ambiental. Ahora puede confiar en una fuente estable de luz para sus mediciones del blanco (cero) y la medición de muestras.
La celda para muestras del HI83308 se ajusta a una celda de vidrio redonda con una longitud de paso de 25 mm. En conjunto con los componentes ópticos avanzados, este mayor tamaño de la celda reduce en gran medida los errores de rotación respecto a la marca de indexación. La longitud de trayectoria relativamente larga de la celda permite que la luz pase a través de una mayor cantidad de muestra, asegurando mediciones exactas incluso en muestras de baja absorbancia.
(todos como NH₃-N)
Intervalo de cloro Libre 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl2).
Intervalo de cloro total 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl2).
Método del cloro Adaptación del método EPA 330.5 DPD
Intervalo de cobre Intervalo bajo: 0.000 a 1.500 mg / L (como Cu+2)
Intervalo alto: 0.00 a 5.00 mg / L (como Cu+2)
Exactitud de cobre Intervalo bajo: ± 0.01 mg / L ± 5% de lectura
Intervalo alto: ± 0.02 mg / L ± 4% de lectura
Intervalo del fluoruro 0.00 a 2.00 mg / L (como F – )
Resolución de fluoruro 0.01 mg / L
Exactitud del fluoruro ± 0.03 mg / L ± 3% de la lectura
Método del fluoruro Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18ª edición, Método SPADNS
Intervalo de hierro Intervalo bajo: 0.000 a 1.600 mg / L (como Fe)
Intervalo alto: 0.00 a 5.00 mg / L (como Fe)
Resolución de hierro 0.001 mg / L; 0.01 mg / L
Exactitud de hierro Intervalo bajo: ± 0.01 mg / L ± 8% de la lectura
Intervalo alto: ± 0.04 mg / L ± 2% de la lectura
Método del hierro Intervalo bajo: Adaptación del Método TPTZ
Intervalo alto: Adaptación del método EPA de la fenantrolina, método 315B para aguas naturales y tratadas
Manganeso Intervalo bajo: 0 a 300 μg / L (como Mn)
Intervalo alto: 0.0 a 20.0 (como Mn)
Resolución de manganeso 1 \ mu g / L; 0.1 mg /
Exactitud del manganeso Intervalo bajo: ± 10 μg / L ± 3% de lectura
Intervalo alto: ± 0.2 mg / L ± 3% de lectura
Método del manganeso Intervalo bajo: Adaptación del Método PAN
Intervalo alto: Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18ª edición, Método del peryodato.
Intervalo del molibdeno 0.0 a 40.0 mg / L (como Mo+6)
Intervalo de níquel Intervalo bajo: 0.000 a 1.000 mg / L (como Ni)
Resolución del níquel 0.001 mg / L; 0.01 g / L
Exactitud del níquel Intervalo bajo: ± 0.010 mg / L ± 7% de lectura
Método del níquel Intervalo bajo: Adaptación del método PAN
Intervalo alto: Adaptación del método fotométrico
Intervalo de nitrato 0.0 a 30.0 mg / L (como NO3 – – N)
Exactitud del nitrato ± 0.5 mg / L ± 10% de la lectura
Método del Nitrato Adaptación del método de reducción de cadmio
Intervalo de oxígeno disuelto 0.0 a 10.0 mg / L (como O₂)
Resolución de oxígeno disuelto 0.1 mg / L
Exactitud de oxígeno disuelto ± 0.4 mg / L ± 3% de la lectura
Método de oxígeno disuelto Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18a edición, Método de Winkler modificado con azida
Exactitud de pH Fotómetro: ± 0.1
Calibración de pH Calibración automática a uno o dos puntos con un conjunto de memorias intermedias estándar disponibles (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Intervalo de mV de pH ± 1000 mV
Intervalo de fosfato Intervalo bajo: 0.00 a 2.50 mg / L (como PO 4 -3)
Método de fosfato Intervalo bajo: Adaptación del método del ácido ascórbico
Intervalo alto: Adaptación de los métodos estándar para el análisis de agua potable y agua residual, 18ª edición, Método de aminoácidos
Intervalo de sílice 0.00 a 2.00 mg / L (como SiO2)
Método de sílice Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D859, Método del azul heteropolio molibdeno
Intervalo de cinc 0.00 a 3.00 mg / L (como Zn)
Resolución de cinc 0.01 mg / L
Exactitud de Cinc ± 0.03 mg / L ± 3% de la lectura
Método de Cinc Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18ª edición, Método del Zincon
Canales de entrada 1 entrada para electrodo de pH y 4 longitudes de onda del fotómetro
GLP Datos de calibración para el electrodo de pH
Monitor LCD de 128 x 64 píxeles con iluminación
Alimentación eléctrica 5 VCD USB 2.0 adaptador de corriente con cable USB-A a micro-USB-B(incluido)
Condiciones ambientales 0 a 50.0 °C (32 a 122.0 °F); 0 a 95% HR. sin condensación
Fotómetro / Detector de luz Fotodetector de silicio
Información para ordenar El HI83308 se suministra con celdas para muestra y tapas (4 unidades), paño para limpiar las celdas, cable de USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.
Instruction manual of HI83300
Sé el primero en valorar “Fotómetro de acondicionamiento de agua” Cancelar respuesta
$1,197.11 MXN
$8,451.06 MXN
$1,829.53 MXN
Kit químico de pruebas para fosfato
$2,974.21 MXN
Kit químico de pruebas para la calidad del agua
$7,507.90 MXN
$36,748.80 MXN
$3,300.80 MXN
Vainilla # 462, Col. Granjas México, Mexico City, Zip Code 08400.
Phone: 01 (55) 5649 1185
Opening hours: Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
05a Newsletter Pop Up MX ESP
05b Newsletter Pop Up MX ENG
Aquaculture Agriculture and hydroponics Water analysis Food industry Printing industry Lab Industrial process

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución