Source: https://es.scribd.com/document/95962915/Glosario-de-Terminos-Opticos
Timestamp: 2017-11-22 15:11:17+00:00

Document:
Cargado por Camilo Andres Castillo
contraste de fases. que pueden utilizarse con la óptica de mayor calidad y que son compatibles con toda la serie Leica DM • Disponibilidad de gran cantidad de accesorios. como pe. acromáticos y planacromáticos y planacromáticos de contraste de fases • Lámpara Halógena de Tungsteno a 20W con una duración de 2.Leica es uno de los líderes mundiales en la fabricación de microscopios que combinan alto rendimiento con diseño práctico. Fuente de alimentación sensible al voltaje • Sistemas avanzados de iluminación crítica o Koehler. altamente resistentes que proporcionan los mejores resultados.000 horas sin pérdida de color o intensidad Leica BM E • Grandes prestaciones y óptica de alta calidad de la serie Leica E • Sistema de iluminación con lámpara Halógena de Tungsteno a 12W con una duración superior a 2.000 horas • Gran variedad de accesorios de video y fotografia que proporcionan una alta flexibilidad • Diseñado para cumplir con todas las normativas eléctricas internacionales Leica ZOOM 2000 • Imágenes tridimensionales de alta calidad • Sistema óptico cerrado muy resistente • Capacidad de zoom infinita sin perder enfoque • Sistema eficaz de iluminación triple Leica sistemas de video • Se puede elegir entre el cámara de vídeo Multipropósito Leica o la cámara de vídeo Leica de alto rendimiento • Los distintos accesorios que se pueden acoplar al microscopio permiten diversificar las posibilidades de trabajo de los estudiantes .000 horas o sistema de fluorescencia a 7W con una duración de 10. de 2000 horas de duración útil. sistemas fotográficos y de vídeo Leica CM E • Grandes prestaciones y óptica de alta calidad de la serie Leica E • Objectivos de campo claro. La línea educacional ofrece microscopios de calidad. observadores múltiples. Leica DM E • Óptica corregida a infinito que proporciona una imagen de alta calidad • Lámpara de 20W o 35W.: campo oscuro. polarización. fácil de intercambiar.
Las lentes y los prismas del interior del microscopio están corregidos de manera que transmitan una imagen fiel de la muestra. sin aberraciones de color. La imagen queda más o menos borrosa y no puede enfocarse utilizando los mandos macrométricos y micrométricos. rayo incidente normal rayo reflejado Rayo incidente normal q rayo reflejado cristal Cristal Ángulo de refracción Medida angular entre un rayo refractado (rayo que se inclina al atravesar la superficie de separación de dos medios transparentes) y la normal a esa superficie. Lente acromática (sin color) Lente compuesta por dos o más elementos. Apertura anular (anillo) véase anillo de fases Alineación Coincidencia de los componentes ópticos y mecánicos en un mismo eje. (Es el ángulo en el diagrama que sigue). Esta lente también está corregida de aberración esférica para un color. Acromática Literalmente. Aberración Defecto óptico inherente al diseño de una lente que le impide concentrar todos los rayos de luz en un foco exacto. Aberración esférica Se produce cuando los rayos de luz de un mismo color. Anastigmático Compuesto de lentes que no presentan astigmatismo. 1 . no alcanzan el mismo punto que los rayos que pasan próximos al centro. La aberración cromática de esta lente se ha corregido de modo que tiene la misma distancia focal para dos colores (o longitudes de onda) diferentes (rojo y azul). produciendo así franjas cromáticas no deseadas en la imagen. Véase unidades de medida y también longitud de onda. rayo incidente Rayo incidente q normal normal rayo reflejado reflejado rayo Cristal cristal Ángulo de reflexión Medida angular entre un rayo de luz reflejado y la normal a la superficie de reflexión. Para cualquier superficie el ángulo de incidencia equivale al ángulo de reflexión. Analizador (polarización) véase luz polarizada. (Es el ángulo en el diagrama). que pasan por la periferia de la lente. (Es el ángulo en el diagrama que sigue). Ángulo de incidencia Ángulo que se forma entre el rayo incidente y la normal a la superficie en el punto de intersección. habitualmente confeccionada con cristal crown y cristal flint.Glosario de términos de óptica Ocular Ampliplan véase Ocular. Aberración cromática Se detecta en un sistema de lentes cuando los rayos de los colores que componen de la luz blanca no son llevados a un foco simultáneamente. sin franjas cromáticas. Rayo incidente Cristal rayo reflejado normal Angstrom Unidad de longitud de ondas luminosas utilizada en espectroscopia. La imagen resultante no presenta colores extraños.
el punto objeto no está en el ede óptico Foco medio El mejor foco tomado como término medio sobre la totalidad del campo visual. Microscopio de campo claro véase microscopio Calibrar Determinar los intervalos de escala correctos para cualquier aparato de medición. Lente aplanática Conjunto de lentes corregido simultáneamente para las aberraciones de coma y la aberración esférica. Las lentes acromáticas solamente corrigen los colores rojo y azul. poro. Se utiliza para el control adecuado del ángulo sólido de iluminación que atraviesa la muestra y entra en el objetivo. La precisión de la alineación y la ausencia de doble imagen incrementan el rendimiento y la comodidad para el usuario. Colimación Alineación de dos sistemas de lentes de manera que. Dichos materiales tienen más de un índice de refracción. el contraste y la definición de la muestra dependen en gran medida del ajuste correcto de diafragma de apertura. Por ejemplo.o diafragma iris. Es la sección transversal mínima de un haz de luz enfocado. esta lente está mejor corregida de la aberración esférica y tiene por lo general mayor apertura numérica que la acromática. Diafragma de apertura Diafragma de disco giratorio. con la consiguiente degradación de la calidad de la imagen. azul y verde) y reducen en gran medida el aspecto borroso provocado por los colores que no corrige la acromática. cuando quedan correctamente ajustados. Iluminación del campo claro Es el tipo de iluminación que se aplica normalmente en los microscopios ordinarios.Apertura (diafragma. Aberración cromática Defecto óptico de una lente que provoca que los distintos colores o longitudes de onda de luz se enfoquen a diferentes distancias de la lente. La imagen se define con claridad en algún lugar entre los dos puntos mencionados. Ejemplos: cristales (exceptuando el cúbico) y algunas muestras biológicas. Centrado Precisión con la que coinciden el eje óptico y el eje mecánico de la lente. Astigmatismo Aberración de la lente por la que las líneas verticales y horizontales se enfocan en dos puntos distintos en el eje óptico. Es importante señalar que el control de la intensidad de la iluminación no está en función del diafragma de apertura. para este fin se utilizan los filtros de absorción. La resolución. un sistema de lentes binoculares. Lentes apocromáticas Lentes acromáticas de alta calidad. rendija) Abertura u orificio fija o variable por el cual debe pasar la luz. situado en la lente condensadora del microscopio. Además. Se presenta como franjas cromáticas o halos en los extremos. obturador. 2 . La imagen de la muestra aparece oscura contra un fondo más claro. luz blanca luz blanca la luz roja se enfoca aquí (eje óptico) luz azul se enfoca aquí lente eje óptico punto donde se forma la imagen de las líneas horizontales Círculo de mínima confusión Punto de enfoque óptimo para una imagen. mientras que las lentes apocromáticas corrigen los tres colores (rojo. punto donde se froma la imagen de las linea verticales Birrefringencia Término aplicado a materiales que reflejan la luz dependiendo de su estado de polarización. los ejes ópticos de los dos sistemas apuntan en la misma dirección.
tiene buena capacidad de captación de luz pero no está corregida ni de la aberración esférica ni de la cromática. • Lente condensadora acromática: está corregida tanto para la aberración esférica como para la cromática. Existen varios tipos de lentes condensadoras de campo oscuro. • Abbe: Se trata del modelo más simple de lente condensadora. sino como un gráfico en forma de pera. carente de buena definición. los microscopios llevan incorporadas lentes condensadoras y diafragmas que permiten aumentar la resolución. Contraste Grado de diferencia en el tono. • Lente condensadora de contraste de fase: transmite la luz a través de los aros anulares que trabajan conjuntamente con unas láminas de alteración de fases situadas en el objetivo. La concentración desconocida se obtiene con una curva de calibración o tabla preparada a partir de soluciones estándares del material examinado. el brillo o el color de un punto a otro o del claro de luz a la sombra en un objeto o una imagen. La reducción o el equilibrado de la distorsión. de la curvatura del campo y de la aberración cromática por medio del diseño óptico producen una imagen clara y nítida. Coma Aberración que se produce cuando no convergen los rayos que parten de puntos que están fuera del eje óptico. A continuación se describen varios tipos de lentes condensadoras que se utilizan en el microscopio: Lente o sistema de lentes que corrige las aberraciones: rectifica la desviación de los rayos de luz del objeto al ojo para producir una imagen más clara y nítida. Por ello. El aumento* resultante que observa el ojo equivale al producto del aumento primario de ambos sistemas de lentes. La imagen de un punto no aparece como un círculo diminuto. uno de los elementos más importantes y necesarios de un buen microscopio. Constituye. Véase contraste de fases.Colorímetro Instrumento de lectura directa dotado de una rejilla de precisión para el análisis de soluciones por comparación fotométrica. • Lente condensadora de campo oscuro: no envía luz directa al microscopio. reducir el brillo y garantizar resultados óptimos con todas las combinaciones de objetivo y ocular. por medio de elementos móviles (La apertura numérica de una lente condensadora Abbe o acromática se modifica con el cambio manual de uno o más elementos de la propia lente condensadora). • Lente condensadora de foco variable: cambia la apertura numérica de la iluminación con una lente condensadora única. 3 . mejorar el contraste. Lentes cóncavas (negativas) véase lentes Lente condensadora Lente o sistema de lentes que captan los rayos de luz de iluminación y los llevan a converger en un foco. Está situado directamente debajo de la platina del microscopio. junto con el diafragma de apertura. Corrección Eliminación o reducción de las diversas aberraciones que aparecen en la imagen causadas por una lente o sistema de lentes. situado cerca de la muestra que la aumenta un cierto número de veces y un ocular *que vuelve a ampliar la imagen formada por el objetivo. pero ilumina el objeto de modo que aparece luminoso contra un fondo con muy poca luz o sin ella. se sitúa bajo la platina. Se diferencia del microscopio simple (lente de aumento ordinaria) por sus dos sistemas de lentes separados: un objetivo. El resultado es un porcentaje de transmisión o densidad óptica. Es un modelo prácticamente perfecto para trabajar en campo claro puesto que sus cualidades ópticas se asemejan a las del objetivo. Ajuste macrométrico Se utiliza para un enfoque rápido de la muestra. Lentes convexas (positivas) véase lentes Lentes corregidas Ocular compensador véase ocular Microscopio compuesto Instrumento óptico de precisión utilizado para aumentar y resolver los detalles más precisos en una muestra transparente.
17 mm ± 02 mm para todas aquellas muestras que se observen con dificultad con un objetivo de 40x o mayor aumento. Compárese con el cristal flint. rectangulares o circulares de cristal fino y ópticamente plano que se utilizan para cubrir las muestras colocadas en el portaobjetos del microscopio. lente fuente de luz que produce rayos incidentes levantada en la intersección del rayo con la superficie de medio. Profundidad de campo rayo totalmente reflectado Distancia en el eje óptico a la que se puede ubicar el objeto y que permite visualizarlo con claridad satisfactoria. Ángulo de incidencia límite Es el ángulo máximo de incidencia que puede formar un rayo de luz al pasar de un medio denso a un medio menos denso. Iluminación crítica véase iluminación Cristal Crown imagen profundidad de campo Profundidad de foco Grosor de la muestra que permite tenerla enfocada por completo. la mayoría de fabricantes de microscopios diseñan objetivos que se pueden utilizar con cubreobjetos de un grosor de 0. normalmente. material o sistema óptico. Véase el diagrama del índice de refracción. bajo índice de refracción. profundidad de campo 4 . Se mide como el inverso del radio de curvatura (por ejemplo: una lente con un radio de superficie de 100 mm tiene una curvatura de 0. tanto más fino será este grosor. (El ángulo de incidencia límite es el ángulo ∆del diagrama). así. Este fenómeno se utiliza en los prismas de reflexión total. El grosor de los cubreobjetos afecta a los rayos de luz. Este ángulo se mide entre un rayo y una perpendicular rayo emergente (refractado) aire sustancia transparente Curvatura de la lente Medida del radio en la superficie de una lente. Cuanto mayores sean el aumento y la apertura numérica y menor la distancia focal. Curvatura del campo Aberración que provoca que la superficie del foco óptimo no sea plana sino curvada. Densitómetro Instrumento diseñado para la medición de la densidad óptica de un elemento. óbjecto lente (eje óbjecto) Cristal óptico con baja dispersión y. Se recomienda especialmente la utilización de cubreobjetos de 0.17 mm. claridad y nitidez de la imagen de microscopio. El ángulo de incidencia límite de una superficie aire-cristal es de 42º para un índice de 1. (Los límites del campo parecen quedar fuera del foco cuando se enfoca claramente la parte central). Brillo.Cubreobjetos Placas cuadradas. El ángulo de incidencia límite es el principio básico que se aplica en los refractómetros. Las lentes de distancia focal más larga con menor aumento resultan habitualmente más satisfactorias para el estudio de la disposición general de la muestra gracias a la mayor profundidad de foco: el campo visual es más amplio y la imagen más clara.5.01) Microscopio de campo oscuro véase microscopio Definición Fidelidad con la que el sistema óptico aumenta y reproduce los detalles de la muestra. en los que la luz incide en la pared del prisma con un ángulo de 45º y se refleja en lugar de atravesar la superficie limítrofe.
En realidad la banda de color es muy estrecha). luz roja luz blanca incidente prisma luz verde Distorsión Aberración de una lente que provoca que la imagen aparezca deformada a causa de un incremento o descenso gradual del aumento desde el centro hasta el contorno de una imagen. con un eje óptico común. Este efecto es el que determina que los contornos de una sombra se vean borrosos y que aparezcan halos de pequeñas manchas brillantes de luz alrededor de las imágenes. Para obtener los mismos resultados con un espectrógrafo de rejilla convencional se requeriría un instrumento de dimensiones no realizables. imagen normal imagen distorsionas Doblete Par de lentes pegadas o montadas juntas para formar un único sistema de lentes con la finalidad de corregir la aberración cromática y. ∆ es el ángulo de desviación). (El diagrama es exagerado. Cuando se usa trabajando con ángulos grandes y cruzada con otro miembro dispersor (como en el Espectrógrafo de Rejilla de Difracción) proporciona mayor dispersión. está formada por lentes a la derecha de la apertura límite. Dispersión Separación de la luz ”compleja” (luz compuesta por una mezcla de colores) según los colores que la componen. En el microscopio electrónico de transmisión. C Crown (Biconvexa) F (plano-concava) 5 . es decir. Rejilla de difracción Es un tipo de rejilla que habitualmente tiene pocas líneas por pulgada. en consecuencia. en una lente compuesta. es decir. está formada por lentes a la izquierda de la apertura límite Distancia focal equivalente Es la distancia focal del sistema considerado como un todo. es decir. las imágenes de líneas rectas aparecen curvadas. Pupila de salida Imagen de la abertura límite en el “espacio imagen”.Desviación Diferencia angular entre la trayectoria original de un rayo de luz y su trayectoria después de pasar por uno o más límites ópticos. pero con un instrumento de dimensiones moderadas. Gran aumento que incrementa las dimensiones pero no los detalles debido a la limitación de la capacidad de resolución. también. Microscopio Electrónico (transmisión) Instrumento óptico que utiliza electrones con la finalidad de iluminar la muestra para su visualización. Véase MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO Aumento vacío luz violeta rayo incidente rayo reflectado Difracción División e inflexión de pequeña escala que sufren las ondas de luz una vez superados los límites de un obstáculo o al pasar por una pequeña abertura. prisma Objetivo seco Objetivos del microscopio diseñados para su utilización en seco. Se suele utilizar para ver objetos que son demasiado pequeños como para ser vistos en un microscopio óptico. Ocular En un microscopio compuesto. Pupila de entrada Imagen de la abertura límite en el “espacio objeto”. sin aceite de inmersión. mayor resolución y una más amplia gama espectral. dotada de varias lentes simples. las aberraciones monocromáticas. (En el diagrama. una lámina muy fina de muestra (500 A o menos) queda permanentemente iluminada por un haz colimado de electrones que se dispersan al pasar por la muestra. Un campo magnético especialmente diseñado concentra esta dispersión y proporciona una imagen de la muestra en una pantalla fluorescente. dícese del conjunto de lentes de aumento más cercano al ojo con el que el observador visualiza ampliada la imagen real formada por las lentes del objetivo.
similar al de Huyghens aunque con el plano focal en la superficie del objetivo o inmediatamente fuera. 6 . • Ocular de Ramsden .corregido para su uso exclusivo con objetivos apocromáticos.tiene un campo visual ancho y una distancia focal alta. produce una calidad de imagen cercana a la de los objetivos apocromáticos. Distancia focal y foco distancia de la pupila de salida al ojo Lente Distancia de la pupila de salida al ojo Distancia de la lente ocular del microscopio o de otro instrumento al ojo. Véase curvatura del campo. A continuación. Distancia focal en el ojo Punto del eje. El campo visual varía inversamente en relación con los aumentos resultantes . Véase el esquema del índice de refracción. Si no se conoce. con un elevado índice de refracción si se compara con el cristal crown. se suele expresar en mm de diámetro. Objetivo de fluorita (semi apocromático) Objetivo que combina cristal y fluorita y que. Se debe ajustar para cada objetivo de modo que las hojas que componen el diafragma queden inmediatamente fuera del campo visual. una superficie plana en el objeto se visualiza como plana.proporciona una imagen más plana que el ocular de Huyghens y una compensación de color intermedia entre la del ocular de Huyghens y la del ocular compensador. en que interseccionan los principales rayos luminosos.a más aumentos menor campo visual. Foco principal f/número = f = distancia focal A = diámetro de la apertura Diafragma de campo Diafragma que limita el campo visual. elimina las franjas cromáticas que se presentan cuando se utilizan oculares ordinarios con tales objetivos. Se usa con pocos aumentos para examinar amplias secciones de la muestra simultáneamente. Tiene mayor capacidad de resolución que los acromáticos y a la vez un precio moderado comparado con el de los apocromáticos. • Ocular de Huyghens . F/Número Relación entre la distancia focal de una lente y su apertura efectiva.• Ocular Ampliplan .diseñado para la microproyección y la microfotografía con la finalidad de compensar en la mayor medida posible la curvatura del campo y la aberración cromática de aumento. Cristal Flint Vidrio óptico con alta dispersión y. • Ocular hiperplano . Para una visión óptima el ojo debería encontrarse en este punto. Filtro Material transparente caracterizado por absorber de forma selectiva la luz según sus longitudes de onda. esta distancia se puede averiguar realzando la luz sobre una tela o cristal esmerilado colocados por encima del ocular. se presenta un gráfico de un ocular con una distancia focal en el ojo de 16 mm. Planitud de campo Aspecto plano de una imagen. Se puede determinar enfocando con precisión una escala milimétrica transparente y graduada colocada en la platina del microscopio. Se utiliza habitualmente en los instrumentos de medición. Medición de la ”luminosidad” de una lente o de su capacidad para concentrar luz. por encima del ocular. • Ocular compensador . • Ocular de campo amplio .este ocular simple ejerce una cierta corrección de la aberración cromática de aumento en el objetivo acromático. Campo visual Área visualizada por el microscopio cuando la muestra está enfocada. gracias a su baja dispersión. • Ocular ultraplano . normalmente.diseñado exclusivamente para microproyección y fotomicrografía con la finalidad de producir campo plano.
que perjudica los detalles de la imagen. Foco Punto en que los rayos de luz que cruzan una lente se interseccionan para formar una imagen. Interferencia Interacción de dos ondas luminosas que afecta la intensidad total de luz. véase foco principal. mientras que la interferencia destructiva la disminuye. de alcanzar un foco y formar una imagen. La interferencia constructiva aumenta la intensidad. Diafragma iris Conjunto de finas láminas de metal que. Filtro de interferencia Formado por dos películas de plata altamente reflectantes pero parcialmente transmisoras separadas por una película de material no absorbente. Enfoque micrométrico Enfoque preciso de la muestra. El embrague deslizante mecánico situado en el extremo de todos los recorridos de ajuste fino impide que se atasque y que se dañe el mecanismo de enfoque. 7 . Sin embargo. (Véase enfoque macrométrico y micrométrico). El punto donde se forma la imagen se denomina punto focal. son paralelos entre sí después de pasar por la lente. La separación de las películas de plata rige la longitud de onda de la banda de transmisión y. Punto focal (foco principal) Punto en que convergen los rayos de luz procedentes de un objeto situado en el infinito después de pasar por una lente. Para el gráfico. Infrarrojo Parte del espectro en que las longitudes de onda son excesivamente largas para ser percibidas por el ojo humano. Véase el gráfico del espectro. conjunto menor de botones de enfoque que controlan. Esta combinación se deposita en una placa de vidrio por medio de métodos de alto vacío y se protege cubriéndola con una lámina. El principio de la interferencia óptica se utiliza para obtener una transmisión selectiva o coloreada. Las unidades de medida suelen ser nanómetros. Se suele asociar a lentes condensadoras del microscopio y a los iluminadores de tipo medio y avanzado. Aberración por la que la luz de un color genera una imagen con mayor aumento que la luz de otro color lo que ocasiona que la imagen de un objeto fuera del eje se difumine en un pequeño espectro. Si los rayos de luz arrancan de este punto. el movimiento preciso y ajustado del revólver portaobjetivos. a través de una palanca. el color de la luz que el filtro transmitirá. Véase unidades de medida. Este plano contiene la imagen de un objeto situado en el infinito si la lente no tiene curvatura del campo.Distancia focal Distancia entre la lente y la imagen de un objeto situado en el infinito. Foco o imagen Objeto Distancia objeto distancia imagen Deslumbramiento Luz desfavorable difundida por una muestra. Las franjas de interferencia son bandas alternativamente claras y oscuras provocadas por las ondas de luz que salen de dos orificios adyacentes y que se interfieren mutuamente. estos colores se pueden grabar gracias a los últimos avances de las técnicas de fotografía. se pueden controlar para producir aberturas de distintas dimensiones. Interferómetro Instrumento de medida de precisión que utiliza la interferencia de las ondas de luz. por consiguiente. La luz difusa o diseminada en el interior del sistema de un microscopio tiene habitualmente su origen en una utilización incorrecta de los diafragmas y las lentes condensadoras. Iluminación de Keohler véase iluminación Aberración cromática de aumento punto focal distancia focal Plano focal Plano perpendicular al eje óptico en el punto focal. en ocasiones hasta la oscuridad total si las ondas de luz que interaccionan cumplen ciertas condiciones. Mecánicamente. con rodamiento de bolas.
puesto que el tinte absorbe ciertas longitudes de onda de luz y transmite las demás al ojo. Metalógrafo Instrumento para registrar fotográficamente imágenes visualizadas en un microscopio metalúrgico. El microscopio compuesto tiene dos sistemas de lentes separados. 100 aumentos. que es especialmente sensible a la radiación de 555 nm. Se refiere al número de veces que la imagen visualizada a través del instrumento es más grande que la apariencia del objeto a ojo desnudo. Por ejemplo.verde. 100x o 100 veces. lo que tiene como resultado el aumento o la reducción de las dimensiones aparentes de los objetos. un microscopio. La microproyección está concebida como un complemento del microscopio visual más que como un substituto. Plano convexa. con las longitudes de onda mencionadas más arriba. Por ejemplo. luz amarilla . el ocular. Capacidad de aumento (expresada en ”veces” o ”X” o ”aumentos”) Medida de la capacidad de una lente o combinación de éstas para que un objeto aparezca más grande. Microscopio Instrumento óptico de alta precisión que utiliza la luz para estudiar los detalles más pequeños de los objetos. Cuando las muestras son demasiado transparentes como para ser observadas correctamente se pueden teñir.Lente Pieza de cristal transparente cóncava o convexa utilizada para cambiar la dirección de los rayos de luz . La luz blanca se compone de una mezcla de varias longitudes de onda o colores. Luz Radiación electromagnética con una longitud de onda entre 400 nm y 700 nm perceptible por el ojo humano. El objetivo de los microscopios más precisos no es simplemente aumentar (véase ”Aumento Vacío”) ya que la imagen aumentada o ampliada no resulta útil si no se pueden apreciar más detalles (resolución). convexa en la otra. Macroscopio Instrumento para la visualización de objetos a bajos aumentos. por ejemplo. Microscopio metalúrgico Véase microscopio Micrómetro de disco Disco reglado transparente situado en el ocular de un microscopio que permite mediciones de precisión en el objeto estudiado. Sistema de lentes Dos o más lentes montadas para trabajar conjuntamente y desempeñar así una función. en relación con la finalidad Menisco. De esta manera. Véase el cuadernillo ”La Teoría del Microscopio” Existen lentes con múltiples formas. Menisco Lente con forma de media luna: cóncava en una superficie. Para determinar el aumento exacto de los sistemas combinados deberá proyectarse la imagen de un micrómetro de platina en una pantalla o cristal esmerilado situado a 250 mm por encima del punto del visualización y medirse el aumento directamente con una escala de precisión. Esta relación se suele expresar en términos de aumentos. El otro sistema de lentes. El que se encuentra más próximo al objeto (el objetivo) aumenta la muestra en una proporción inicial determinada. aumenta de nuevo la imagen (imagen real) de modo que la imagen resultante percibida por el ojo (imagen virtual) tiene un aumento aproximadamente equivalente al producto del aumento de los dos sistemas . alcanza la retina estimula los impulsos nerviosos que producen la visión. se puede visualizar la imagen en color de la muestra enfocada. Microproyector Instrumento para la proyección de imágenes del microscopio en una pantalla. Puede tener gran capacidad de aumento y se utiliza para visualizar detalles minúsculos. Aumento Relación entre las dimensiones lineales aparentes de un objeto visto a través del microscopio (imagen virtual) y las dimensiones del objeto tal como aparecen sin el microscopio a una distancia de 250 mm. plano cóncava para la que han sido diseñadas. Cuando la radiación. etc. un sistema de lentes de proyección. El aumento primario de los objetivos y el de los oculares está grabado en ambos sistemas. 8 . una lente condensadora. 4x o ”veces”. Puede ser convergente o divergente (Véase el esquema de las lentes).
Distancia del objeto Distancia entre el centro óptico de la lente hasta el punto en que se encuentra el objeto que hay que visualizar.N. Cuanto mayor sea la apertura numérica de un objetivo. Un código de colores facilita su identificación.55 es insuficiente para aprovechar toda la capacidad de resolución de un objetivo de 100x en aceite de inmersión. Este microscopio aplica los principios de la difracción. parcentrados y corregidos a infinito para un óptimo rendimiento óptico y mecánico. Para el esquema véase foco. Las aberraciones de esta lente deberían estar corregidas al máximo. Suele estar compuesto por una pieza única de material. muestras de metal pulido y materiales similares. tanto mayor será la resolución del mismo.• Microscopio de campo claro: es el tipo de microscopio más utilizado en el trabajo de laboratorio. Tiene una capacidad de aumento limitada (hasta aproximadamente 200x).N. Monocromador Tipo de espectrómetro que emite luz con una única longitud de onda. • Microscopio de contraste de fase: se utiliza para visualizar muestras vivas u otras muestras con bajo contraste que normalmente no serían visibles en el microscopio de campo claro.) Indicación.N. para que se cumpla esta condición es necesario que la A. Centro de curvatura radio radio Centro de curvatura Centro óptico Punto de la lente que no provoca desviación angular de los rayos de luz que lo cruzan. ya que cualquier defecto óptico presente se acentúa cuando la imagen es aumentada por el ocular. 0. Todos los objetivos que se suministran con los microscopios Leica son objetivos parfocales. es de 1. Centro óptico Elemento óptico Lente unitaria. Sin embargo. prisma. Apertura numérica (A. Luz monocromática Luz de un color (longitud de onda). Véase luz polarizada.N. 9 . de la lente condensadora sea igual o mayor que la A. con aumento. espejo u otra parte óptica de un sistema óptico. • Microscopio de polarización: utiliza luz polarizada para mostrar los cambios en la estructura interna y en la composición de un material que no serían visibles con luz ordinaria. del objetivo. La interferencia también es un factor para mostrar las diferencias más leves en el alcance óptico. • Microscopio metalúrgico: diseñado para el reconocimiento visual. de objetos opacos.N. • Microscopio de campo oscuro: visualiza la muestra luminosa sobre un fondo con muy poca luz o sin luz. una lente condensadora con una A. normalmente grabada en los objetivos y en las lentes condensadoras. cuya A. Por ejemplo.25. que expresa matemáticamente el cono sólido de luz que la lente condensadora arroja sobre la muestra y que capta el objetivo. Es el subconjunto más preciso del microscopio puesto que su función es aumentar la muestra con toda fidelidad y resolver sus detalles. Se utiliza en objetos que muestran muy poco contraste en un microscopio de campo claro. • Microscopio estereoscópico o lupa: se utiliza para obtener una imagen en tres dimensiones de una muestra grande. Para trabajar con él se suelen utilizar portaobjetos coloreados. la refracción y la difusión. objetivo ángulo sólido plano objeto condensador Objetivo Sistema de lentes situado directamente encima del objeto o muestra. Eje óptico de una lente Línea que une los centros de curvatura de las dos caras esféricas de las lentes.
La luz que se emite normalmente es una mezcla de ondas luminosas que vibran en todas las direcciones. Microscopio polarizador véase microscopio y luz polarizada. permanecerá básicamente en el centro del campo al cambiar de objetivo. La polarización permite distinguir los cambios en la estructura y en la composición del material que no son discernibles con luz ordinaria. no son visibles en el microscopio de campo claro. Este método supone la interferencia de una porción de la luz con el resto. Foco principal (punto focal) Punto donde se enfoca un haz de rayos luminosos paralelos al eje óptico de una lente o un espejo esférico. es decir. al cambiar de un objetivo de bajos aumentos a uno de más altos aumentos sólo hay que retocar ligeramente el foco con el ajuste micrométrico. una superficie de lente del tipo plano no tiene curva alguna. Para el esquema. Anillo de fase Aro transparente sobre un fondo opaco que se coloca en la lente condensadora del microscopio para limitar la iluminación a un haz cónico hueco. Este disco se denomina analizador y permite medir la polarización Polarizador véase luz polarizada. Filtros ópticos Cualquier filtro de vidrio. además de estar corregido cromáticamente. Planacromático Indica que el objetivo. Esta luz se puede polarizar por reflexión. el prmier disco polarizador solo deja pasar la luz que vibra en un plano determinado. El cambio de aspecto que sufre la muestra al ser visualizada con luz polarizada sirve como identificación. fluorita o cuarzo.) . Parcentrado Término que se aplica al objetivo y que indica que el detalle de la muestra que se encuentra en el centro del campo visual de un objetivo. El uso selectivo de filtros complementarios puede contribuir en gran medida a reforzar los detalles coloreados de la muestra. Haz de luz incidente paralelo Punto focal Prisma Cuerpo transparente (fabricado con vidrio óptico. Fotomacrografía Grabación de imágenes de muestras gruesas a bajo aumento. Plano Con características planas. Las lentes de los microscopios y los prismas de calidad se fabrican con un tipo de cristal con un índice de refracción y unos valores de dispersión específicos. etc. por tanto. absorción selectiva o difusión. Luz Polarizada Aquella luz que vibra en un sólo plano. ha sido diseñado para tener un campo visual plano en todo el área visible. Parfocal Término que se aplica a los objetivos y oculares cuando al cambiar de aumentos no requieren volver a enfocar la muestra.Cristal óptico Vidrio de alta calidad diseñado especialmente para su uso en instrumentos científicos. utilizado para modificar la fuente de luz. o gelatina laminada. es el tipo de iluminación que se utiliza en la técnica de contraste de fase. de manera que se produzca una imagen visible. eje óptico luz polarizada vibrando en un plano luz normal el segundo disco polarizador está girado 90° respecto al primero por lo cual la luz no lo atraviea y se produce oscuridad. véase lente. doble refracción. Contraste de fase Método especial de iluminación para la observación de objetos finos transparentes cuyos detalles estructurales varían muy ligeramente en cuanto a grosor y a índice de refracción y que. El microscopio es sustituido por lentes de fotomacrografía en el frontal de la cámara. 10 Fotomicrografía Grabación fotográfica de imágenes visualizadas en el microscopio. coloreado o neutro. Óptica Ciencia que estudia las propiedades de la luz y la visión. Los objetivos del revólver de un microscopio son parfocales. Una lente planoconvexa tiene una superficie plana y la otra curvada hacia el interior. La luz de una bombilla con filamento de tungsteno es amarilla y se suele hacer más blanca mediante la inserción de un filtro azul que absorbe el exceso de rojo.
una superficie plana de vidrio esmerilado o una pantalla de proyección. Permite analizar materiales que producen espectro en las regiones del ultravioleta. Microscopio electrónico de barrido El Microscopio Electrónico de Barrio (SEM) permite obtener imágenes tridimensionales de la topografía de la superficie de una muestra barriendo sobre ella un fino haz electrónico sincronizado con el haz que forma la imagen en la pantalla o monitor. se considera que la superficie de la lente será de amplia apertura. relativamente importante de la superficie esférica total de la que forma parte dicha lente. Refracción Desviación y cambio de velocidad que sufre un rayo luminoso al pasar de un medio transparente a otro de diferente densidad. Si incluye una porción relativamente pequeña. Aire Aire Crown Capacidad de un microscopio para mostrar detalles muy finos. Apertura relativa Relación del diámetro de un espejo o lente esférica con su distancia focal. Se enuncia como la distancia mínima de separación entre dos líneas o puntos que permite distinguirlos como tales. Ocular de Ramsden véase ocular. Índice de refracción Relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción cuando un rayo luminoso pasa del aire a un medio transparente. Si la superficie de una lente contiene una fracción 11 . si las gafas tienen corrección para astigmatismo. La capacidad de separación es una función de la longitud de onda utilizada y del mayor cono de luz que puede penetrar en el objetivo (apertura numérica). su dispersión o su porcentaje de sólidos disueltos. en lugar de como un único objeto borroso.∑12 Flint Refractómetro Instrumento para la identificación o la clasificación de substancias en función de su índice de refracción característico. La obtención de imágenes tridimensionales de los objetos resulta posible porque el SEM no registra los electrones que pasan a través de la muestra sino los electrones secundarios liberados desde la muestra por el haz de electrones que choca contra ella. del visible y del infrarrojo. por lo menos. La profundidad de campo del MEE es de 500 veces la de un microscopio óptico. • Resolución cromática: capacidad de un instrumento espectrográfico de distinguir longitudes de onda ligeramente diferentes. Sin embargo. Su presencia sólo se puede visualizar mediante la inserción de una pantalla receptora. Véase MICROSCOPIO ELECTRÓNICO. dos caras planas pulidas inclinadas una contra otra: desde ellas se refleja la luz o a través de ellas se refracta. Imagen real (imagen aérea) Imagen formada en el espacio por un sistema de lentes. La apertura numérica está marcada en los objetivos y se puede usar para calcular el límite de resolución mediante la aplicación de una fórmula.con. Capacidad de separación (resolución) refracción Reflexión Distancia de proyección Distancia desde la lente de proyección a la pantalla donde la imagen está enfocada. El usuario enfocará simplemente el instrumento con el ajuste fino de un modo distinto al que lo haría otra persona. se aconseja que se lleven porque obviamente el microscopio no corrige tal defecto y puede aparecer una importante fatiga ocular con visión defectuosa. Reducción Proceso por el que se obtiene una imagen pequeña de un objeto grande Reflexión Retorno de la luz desde una superficie óptica al medio del que provenía. la apertura es pequeña. Gafas Para la utilización del microscopio no es necesario llevar gafas de corrección para visión de cerca o de lejos. Espectrógrafo Instrumento para la producción de un espectro con el cual se pueden realizar mediciones.
Espectro Distribución ordenada de energía radiante derivada de la vibración atómica o molecular y ordenada por longitudes de onda expresadas en nanómetros (nm) o Angstrom (Å). 4000 Angstrom Aberración esférica Defecto óptico por el que la lente no llega a formar una imagen nítida debido a las características de las superficies curvas que la forman y en las que se produce la refracción de los rayos.Cócava C Lente biconvexa M Lente menisco divergente Ocular ultraplano véase ocular Ultravioleta violeta verde rojo Luminosidad (de una lente) Ultravioleta infrarrojo 7000 véase f/número y apertura numérica. Véase el diagrama del espectro. Los rayos luminosos que cruzan una lente cerca de sus extremos convergen en un punto más cercano a la lente que los rayos que cruzan por el centro. Las partes más utilizadas de todo el espectro son la ultravioleta (1850 a 4000 A).Espectrómetro Instrumento diseñado para descomponer la luz generada por una fuente en las longitudes de onda que la forman y para indicar la longitud de onda en su escala calibrada. Espectrofotómetro (medidor de espectro de luz) Instrumento para medir la cantidad de luz de cada longitud de onda que forman el espectro de una muestra analizada. se puede reconstruir 12 . La aberración esférica puede reducirse con una adecuada elección de los radios de curvatura de las superficies de las lentes o cerrando la lente (insertando un diafragma en el haz de manera que se exponga solamente su parte central). La luz ultravioleta se usa en microfotografía con óptica especial (habitualmente cuarzo).001 m 1 micra (mu) = 0. lente Eje óptico fuente de luz rayos que atraviesan la parte central de la lente convergen aquí Corresponde a una parte del espectro en la que las longitudes de onda son demasiado cortas para ser percibidas por el ojo humano.0000001 mm azul los rayos que pasan por la parte más externa de la lente convergen aquí Visión estereoscópica Aplicación concreta de la visión binocular que permite al observador visualizar un objeto para obtener la impresión de un objeto tridimensional.1 nm = 0. Si se fotografían dos perspectivas distintas de un objeto desde dos puntos distintos de cámara. Triplete corrección P Lente Plano .000001 mm 1 Angstrom (A) = 0.01 mu = 0. Unidades de medida 1 metro (m) = 1000 mm 1 milímetro (mm) = 0. amarillo la imagen tridimensional. la visible (4000 a 7000 A) y la infrarroja (8000 a 35000 A). El estereomicroscopio utiliza la visión binocular. La utilización de estas longitudes de onda corta para fotografía permite obtener una resolución dos o tres veces mayor que lo normal.001 mm 1 nanómetro (nm) = 0. Microscopio estereoscópico o lupa véase microscopio Obturador (apertura de lente) Diafragma en el alcance de un haz de luz insertado de manera que se exponga únicamente la parte central de una lente. Espectroscopio Instrumento óptico utilizado para la observación visual de la porción visible de un espectro.
Hay que reconocer que si el grosor es demasiado fino.Imagen virtual Tamaño y posición aparente de la muestra. es la que se visualiza con el microscopio. no se podrán enfocar todos los detalles de una preparación con el objetivo de baño de aceite debido a la corta distancia útil de dichos objetivos. Se ha establecido que esta distancia es de unos 250 mm. A mayor aumento inicial del objetivo menor distancia útil. 13 . Los nanómetros equivalen 10-9 = m. habrá que adoptar la costumbre de trabajar con el grosor adecuado para cubrir todas las preparaciones. Esta imagen no es una imagen real.17 mm de grosor. La medición se expresa a veces con el símbolo griego m que equivale al símbolo de la micra mu. Ocular de campo amplio véase ocular. Ojo Lentes Lentes Objeto Imagen virtura Longitud de onda La luz viaja en ondas que varían en cuanto a su longitud. Distancia útil Distancia entre el frontal del objetivo y la parte superior del vidrio cubreobjetos cuando el microscopio enfoca una preparación muy delgada. Puesto que todos los objetivos están diseñados para su uso con un vidrio cubreobjetos de 0. Véase unidades de medida. La medición se realiza entre los extremos superiores de dos ondas consecutivas en micras (mu) o Angstroms (A). se visualiza como si estuviera a la distancia de lectura..
Buffalo NY USA ISO 9001 Printed in USA 9/00 EDU-3161S Rev. En raison de notre polique de développement continu. nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. we reserve the right to change specifications without notice.com ISO-9001 Certified ©2000 Leica Microsystems Inc. New York USA 14240 0123 Tel 716 686 3000 Fax 716 686 3085 www. Educational and Analytical Division PO Box 123 Buffalo.leica-microsystems. En vista de nuestra política de desarrollo continuo. Aufgrund der fortlaufenden Neuentwicklungen behalten wir uns das Recht vor.Due to a policy of continuous development.. A . Leica Microsystems Inc. nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vornehmen zu können.
Documents Similar To Glosario de Terminos Opticos
Microscopios Opticos Trabajo Final
Manual de Procedimiento Microscopios

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución