Source: https://issuu.com/eiccontrol/docs/microclima-wbgt
Timestamp: 2018-02-22 05:34:28+00:00

Document:
Microclima-WBGT by Equipos Instrumentación y Control SL - issuu
- HD 32.1
- HD 32.2
- HD 32.3
Microclima de acuerdo con ISO 7726, ISO 7730, ISO 7243, ISO 7933, ISO 11079, ISO 8996 WBGT Index de acuerdo con ISO 7243, ISO 8996, ISO 7726 WBGT-PMV - PPD Index de acuerdo con ISO 7243, ISO 8996, ISO 7726, ISO 7730
El nivel cualitativo de nuestros instrumentos es el resultado de una continua evolución del producto. Esto puede llegar a tener unas diferencias entre lo que está escrito en este manual y el instrumento que han comprado. No podemos excluir completamente la existencia de errores en el manual. Lo sentimos. Los datos, las figuras y las descripciones contenidos en este manual no tienen una valencia jurídica. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y correcciones sin previo aviso.
Microclima 277
Microclima - WBGT
El instrumento con los software dedicados, Lugares moderados, Lugares calientes, Lugares fríos y Malestar y sondas especificas, puede medir lo que sigue: •	Temperatura de globotermómetro •	Temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural •	Temperatura ambiente •	Presión atmosférica •	Humedad relativa •	Velocidad del aire •	Temperatura del aire detectada cerca de la cabeza (1,7 m por un ser en pie, 1,1 m por un ser sentado). •	Temperatura del aire detectada cerca del abdomen (1,1 m por un ser en pie, 0,6 m por un ser sentado). •	Temperatura del aire detectada cerca de los tobillos (0,1 m). •	Temperatura a nivel del piso. •	Temperatura del net-radiómetro. •	Radiación neta. •	Temperatura de asimetría radiante. •	Iluminación, luminancia, PAR, irradiación, CO y CO2 Con referencia a las medidas realizadas, el HD32.1 con los software especificos calcula los parámetros siguientes: •	tr:	Temperatura promedia radiante •	PMV:	Voto promedio previsto •	PPD:	Porcentaje de insatisfechos •	DR:	Riesgo causado por corrientes de aire •	tO:	Temperatura de trabajo •	IS:	Índice de Scharlau •	DI:	Índice de Thom •	THI:	Índice Termoigrométrico •	RSI:	Índice de tensión relativa •	SSI:	New Summer Simmer Index •	HI:	Índice de Callor •	H:	Índice de humedad Índice de Temperatura Equivalente •	Teq:	Para calcular estos índices, se debe detectar la HR y la temperatura del aire e insertar los valores medidos en las tablas “Índice de Malestar”
HD 32.1 INSTRUMENTO PARA EL ESTUDIO, LA MEDIDA Y LA COMPRUEBA DEL MICROCLIMA El HD32.1, Thermal Microclimate es un instrumento fabricado por Delta Ohm para estudiar, medir y comprobar el microclima en los lugares de trabajo, según las regulaciones.
ISO 7726: Ergonomics of the thermal environment (Ergonomía del lugar térmico) Instruments for measuring physical quantities (Instrumentos para medir las cantidades físicas). ISO 7730: Lugares térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y especifica de las condiciones de bienestar térmico. ISO 27243: Lugares calientes. Evaluación del estrés térmico para el hombre en los lugares de trabajo, según el índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro). ISO 7933: Ergonomía del lugar térmico - Determinación analítica e interpretación del estrés térmico por calor a través del cálculo de la solicitación térmica previsible. ISO 11079: Evaluación de los lugares fríos - Determinación del aislamiento requerido por el vestiario (IREQ). ISO 8996: Ergonomía del lugar tèrmico - Determinación del metabolismo energético.
278 Microclima
•	WBGTIndoor:	Temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro •	WBGTOutdoor:	Temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro si hay irradiación Sweat rate (tasa de sudoración) •	SWp:	•	Ep :	Predicted evaporative heat flow (Flujo de calor evaporativo previsto). •	PHS:	Tre - Water loss - Dlim tre - Dlimloss50 - Dlimloss95 •	IREQ:	Aislamiento requerido •	DLE:	Duración límite de exposición •	RT:	Tiempo de recuperación •	WCI:	Wind chill index (Índice de enfriamiento debido al viento) Insatisfechos por la diferencia de temperatura vertical (cabeza -tobillos) •	PDv :	•	PDf:	Insatisfechos por la temperatura del piso Insatisfechos por la asimetría radiante •	PDΔ:	•	FLD :	Factor promedio de Lux diurna Para calcular el ídice FLD, se debe medir la luz (sonda luxómetro LP 471 Phot). Necesita del programa “HD32.1 prog. C”. En el instrumento se han precargado tres programas operativos que pueden ser usados según el tipo de análisis a realizar. HD32.1 programa operativo A: Análisis del microclima en lugares moderados, calientes y fríos. HD32.1 programa operativo B: Análisis del Malestar en lugares moderados. HD32.1 programa operativo C: Medida de magnitudes físicas para un uso general.
El HD32.1 con el programa operativo C llega a ser un instrumento multifunción datalogger con visualización de máximo, mínimo y promedia. Con sondas SICRAM se miden la temperatura, la temperatura y humedad relativa, la velocidad del aire, el caudal, la luz (con sondas foto/radiométricas), CO y CO2. CARACTERÍSTICAS TÈCNICAS DEL INSTRUMENTO Instrumento Dimensiones (L x P x A)	220x180x50 mm Peso	1.100 g (completo de baterías) Materiales	ABS, Policarbonato y Aluminio Visualizador	Retroiluminado, de matriz con puntos 128x64 puntos, área visible 56x38 mm Condiciones de trabajo Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección
-5 … 50°C -25 … 65°C 0 … 90% HR, sin condensación IP64
Incertidumbre del instrumento
± 1 digit @ 20°C
Alimentación Adaptador de red (cód. SWD10)	Baterías	Autonomía	Corriente absorbida cuando el instrumento está·apagado
Medida de temperatura del instrumento Rango de medida Pt100	-200…+650°C Resolución	0.01°C en el rango ±199.99°C, 0.1°C en el restante campo Precisión	±0.01°C en el rango ±199.99°C, ± 0.1°C en el restante campo Deriva en temperatura @20°C	0.003%/°C Deriva después de 1 año	0.1°C /año Medida de humedad relativa del instrumento (Sensor capacitivo) Rango de medida	0 …100 % HR Resolución	0.1%HR Precisión	±0.1%HR Deriva en temperatura @20°C	0.02%HR/°C Deriva después de 1 año	0.1%HR/año Conexiones Entrada para sondas con módulo SICRAM	8 conectores de 8 poles macho DIN 45326
12Vdc/1A 4 baterías 1.5V tipo C-BABY Con sondas de temperatura y HR: 200 horas con baterías alcalinas de 7800 mAh Con sonda de alambre caliente @ 5m/s: 100 horas con baterías alcalinas de 7800 mAh
Seguridad de los datos guardados
Medida de la presión atmosférica Precisión	Tiempo de respuesta
±0.5Pa 1 Hz
TABLAS EXPLICATIVAS DEL USO DE LAS SONDAS PARA LAS MEDIDAS MICROCLIMÁTICAS Software DeltaLog10
Índices principales calculados ta :	tr:	PMV:	PPD:	DR:	tO:
Temperatura del aire Temperatura promedia radiante Voto promedio previsto Porcentaje de insatisfechos Riesgo causado de corrientes de aire Temperatura de trabajo
IS :	Índice de Scharlau DI :	Índice de Thom THI :	Índice Termoigrométrico RSI :	Índice de tensión relativa SSI :	New Summer Simmer Index HI:	Índice de Calor H:	Índice de humedad Teq:	Índice de Temperatura Equivalente Para calcular estos índices, se debe detectar la HR y la temperatura del aire e insertar los valores medidos en las tablas “Indice de Malestar”
Regulación de referencia
Graves calientes
ISO 27243 ISO 7933
DeltaLog10 BASE
Prog.A
DeltaLog10 Lugares calientes
WBGT:	SWp :	Ep :	PHS :
Temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro Sweat rate (tasa de sudoración) Predicted evaporative heat flow (Flujo de calor de vapor previsto). Predicted Heat Strain Model
DeltaLog10 Lugares fríos
IREQ :	DLE :	RT :	WCI :
Aislamiento requerido Duración límite de exposición Tiempo de recuperación requerido Wind chill index (Índice de enfriamiento debido al viento)
Graves fríos
ISO 11079
DeltaLog10 Análisis del malestar
Prog.B
PDv :	PDf :	PDΔ :
Insatisfechos por la diferencia de temperatura vertical (cabeza -tobillos) Insatisfechos por la temperatura del piso Insatisfechos por la asimetría radiante
ta :	HR-t :	Va- t :	DeltaLog10 BASE
Temperatura del aire Humedad-temperatura Velocidad del aire, temperatura y caudal lux :	Iluminación cd/m2 :	Luminancia µW/m2 :	Irradiación W/m2 :	Irradiación µmol/m2s :	PAR ppm :	CO y CO2
FLD :	Factor promedio de Lux diurna Para calcular el índice FLD, se debe medir la luz (sonda luxómetro LP 471 Phot). Necesita del programa “HD32.1 prog. C”. Uso general
Microclima 279
ta: Temperatura del aire
• • tr: Temperatura promedia radiante
DR: Riesgo causado por corrientes de aire
seleccionable entre: 15, 30 segúndos, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minutos y 1 hora
Sonda globotermómetro Ø 150 mm (en alternativa TP3276).
Sonda globotermómetro Ø 50mm (en alternativa TP3275). Sonda con 2 sensores para medir la temperatura de bulbo húmedo con HP3217DM ventilación natural y la temperatura de bulbo seco (en alternativa a: HP3201 y TP3207). AP3203 Sonda de alambre caliente omnidireccional (0°C…+80°C). HP3201 HP3217 R
Teq: Temperatura equivalente. (necesaria para medir: presión atmosférica)
WBGT Indoor: Temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro
WBGT Outdoor: Temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro en presencia de irradiación
SWp: Ep:
Sweat rate (tasa de sudoración). Predicted evaporative heat flow (Flujo de calor de vapor previsto).
Tre Water loss Dlim tre Dlimloss50 Dlimloss95
Tre : Water loss Dlim tre : Dlimloss50 :
Temperatura rectal prevista Pérdida de agua Tiempo máximo admitido de exposición para la acumulación térmica Tiempo máximo admitido de exposición para la pérdida de agua, sujeto promedio Tiempo máximo admitido de exposición para la pérdida de agua, el 95% de los Dlimloss95 : trabajadores
Los índices siguientes se consiguen con el software DeltaLog10 Lugares Fríos:
280 Microclima
HP3217DM
HP3201
HP3217R
AP3203-F
AP3203
TP3276 •
Los índices siguientes se consiguen con el software DeltaLog10 Lugares Calientes: Cada línea indica la combinación de las sondas a usar para calcular los varios índices
Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural.
En la tabla siguiente se indican las sondas necesaria para detectar los índices microclimaticos. Los índices siguientes se consiguen con el software DeltaLog10 BASE: Cada línea indica la combinación de las sondas a usar para calcular los varios índices
IS : Índice de Scharlau DI : Índice de Thom THI : Índice termohigrométrico RSI: Índice de tensión relativa SSI: New Summer Simmer Index HI: Índice de Calor H: Índice de humedad Teq: Índice de Temperatura Equivalente Para calcular estos Índices, se debe detectar la HR y la temperatura del aire e insertar los valores medidos en las tablas “Índice de Malestar”
Sonda de alambre caliente omnidireccional (-30°C…+30°C). Sonda combinada temperatura y humedad relativa.
TP3207
Sonda temperatura bulbo seco.
Esquema de las sondas para el HD32.1, Programa operativo A Análisis microclimáticas TP3207
La tabla que sigue explica el uso de los programas operativos y de sus software aplicativos, disponibles en las distintas aplicaciones. Una serie de sondas estudiadas de manera oportuna para las distintas aplicaciones completan el instrumento. Delta Ohm con su Centro SIT núm. 124, puede calibrar y redigir certificados SIT de las sondas usadas durante las medidas.
Intervalo de impresión seleccionable entre: 15, 30 segundos, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minutos y 1 hora Regulaciones estándares EMC Seguridad	EN61000-4-2, EN61010-1 nivel 3 Descargas electroestáticas	EN61000-4-2 nivel 3 Transistores eléctricos rápidos	EN61000-4-4 nivel 3, EN61000-4-5 nivel 3 Variaciones de tensión	EN61000-4-11 Susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas	IEC1000-4-3 Emisión de interferencias electromagnéticas	EN55020 clase B
tO: Temperatura de trabajo.
67600 memorizaciones para cada una de las 8 entradas
PMV: Voto promedio previsto PPD: Porcentaje de insatisfechos
Intervalo de memorización
dividida en 64 bloques
1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Memoria Capacidad de memoria
Interfaz USB Tipo
RS232C aislada galvánicamente configurable de 1200 a 38400 baud 8 Ninguna 1 Xon/Xoff Máx. 15 m
Interfaz serial RS232C Tipo	Baud rate	Bit de datos	Paridad	Bit de arrastre	Controlo del flujo	Longitud del cable serial
• Relación entre el área de la superficie del cuerpo humano vestido y el área de la superficie del cuerpo humano desnudo • Temperatura promedia de la piel • Fracción de la piel mojada • Conductancia térmica convectiva unitaria • Conductancia tèrmica radiativa unitaria • Presión parcial del agua a la temperatura ambiente • Temperatura superficial del vestido • Aislamiento evaporativo de los vestidos y del estrado límite
Accesorios: VTRAP32: Trípode completo de cabeza con 6 entradas y 5 portasondas cód. HD3218K 9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C. CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B. BAG32: Maleta para contener el instrumento HD32 y los accesorios. SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A. HD3218K: Asta para sondas. AM32: Astas con dos abrazaderas para dos sondas. AQC: 200 cc. de agua destilada y 3 uniones para sondas HP3201 o HP3217DM
• Flujo térmico considerado como evaporación del sudor • Flujo térmico considerado como convección y evaporación en la respiración • Flujo térmico considerado como irradiación • Flujo térmico considerado como convección • Duración límite de exposición • Aislamiento térmico de los vestidos pedido • Aislamiento térmico intrinseco de los vestidos AP3203: 0°C…+80°C AP3203-F: -30°C…+30°C
CÓDIGOS DE PEDIDO HD32.1 Conjunto base: Se compone del instrumento HD32.1, programa operativo A Análisis Microclimáticas, 4 baterías alcalinas de 1.5V, tipo C/Baby, manual de instrucciones. Software DeltaLog10 Base lugares moderados (para sistemas operativos de Windows 98 a Windows Vista). En el instrumento está incluido el sensor barométrico. Software DeltaLog10 Lugares calientes: El uso de este software necesita del HD32.1 Conjunto base completo. Software DeltaLog10 Lugares fríos: El uso de este software necesita del HD32.1 Conjunto base completo. Software DeltaLog10 Análisis de malestar: El uso de este software necesita del programa operativo B: Análisis de malestar y del HD32.1 Conjunto base completo. Software DeltaLog10 Magnitudes físicas: El uso de este software necesita del programa operativo C: Magnitudes físicas y del HD32.1 Conjunto base completo. HD32.1 Programa B - Análisis de malestar: Programa para el HD32.1 para medir el malestar en lugares moderados. Necesita del software DeltaLog10 Análisis de malestar. HD32.1 Programa C - Magnitudes físicas: Programa para el HD32.1 para medir la temperatura, la humedad relativa, la luz, la velocidad del aire, la concentración de CO y CO2. Las sondas, el suporte, la maleta y los cables tienen que ser pedidos separadamente.
Esquema de las sondas para el HD32.1, programa operativo B Análisis de Malestar de temperatura compuesta por 2 sondas independientes, temperatura de la TP3227K Sonda cabeza y del abdomen. de temperatura compuesta por 2 sondas independientes, temperatura de los TP3227PC Sonda tobillos y del piso.
Los laboratorios metrológicos Delta Ohm son acreditados SIT en temperatura, humedad, presión, fotometría/radiometría, acústica y velocidad del aire. Bajo pedido, las sondas pueden ser proporcionadas con el certificado de calibración SIT.
TP3207P Sonda de temperatura sensor Pt100, temperatura del piso. TP3207TR Sonda para medir la temperatura radiante (net-radiómetro)
TP3227K TP3227PC TP3207P TP3207TR LP 471 Phot
En la tabla siguiente se indican las sondas necesaria para detectar los índices microclimáticos. Los índices siguientes se consiguen con el software DeltaLog10 Análisis de Malestar: Cada línea indica la combinación de las sondas a usar para calcular los varios índices
Insatisfechos por la diferencia de temperatura vertical (cabeza -tobillos)
Insatisfechos por la temperatura del piso.
PD∆: FLD:
Insatisfechos por la asimetría radiante. Factor promedio de luz diurna necesaria de HD32.1 programa C
Microclima 281
AP3203-F (3)
Aislamiento requerido Tiempo de recuperación requerido Duración límite de exposición Wind chill index (Índice de enfriamiento debido al viento)
HP3217
IREQ: DLE: RT: WCI:
Cada línea indica la combinación de las sondas a usar para calcular los varios índices
TP3227K: Sonda de temperatura compuesta por 2 sondas independientes, sensor Pt100. Diámetro del vástago Ø 14 mm, longitud 500 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de doble módulo SICRAM y asta de prolongación Ø 14 mm, longitud 450 mm TP3227.2. Usata en las medidas del malestar local debido al gradiente vertical de temperatura. Se usa para el estudio de sujetos en pies o sentados. La altura de una sonda es adjustable: Campo de medida -10°C…+100°C
TP3207TR: Sonda para medir la temperatura radiante. Vástago de la sonda Ø 16 mm, longitud 250 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada para la evaluación de los insatisfechos por asimetría radiante. Campo de medida: 0°C…+60°C Ø80
sondas para los programas operativos: A: Análisis microclimáticas B: Análisis de malestar TP3207: Sonda de temperatura sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14mm, longitud 140 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas para el cálculo de los índices siguientes: IREQ,WCI, DLE, RT, PMV, PPD, WBGT, SR. Usada en el cálculo de la temperatura promedia radiante. Campo de medida -40°C…+100°C
TP3207TR
HP3201: Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural. Sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM, repuesto de la unión y contenedor de agua destilado de 50 cc. Usada en las medidas de: WBGT. Campo de medida 4°C…+80°C Ø30
HP3201 HD3218K Ø14 Ø16
HD3218K
HD3218K TP3227
500 ÷1500
TP3227.2 TP3227.5
Ø14 L.310
TP3227.1
TP3275: Sonda globotermómetro sensor Pt100, globo Ø 150 mm. Vástago Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Campo de medida -10°C…+100°C Usada en las medidas de: temperatura promedia radiante, WBGT. Campo de medida -10°C…+100°C 50
TP3275 HD3218K
1700 Ø14 L.450
TP3227PC: Sonda de temperatura compuesta por 2 sondas independientes, sensor Pt100, uno para medir la temperatura del piso (diámetro Ø 70 mm, altura 30 mm), el otro pra medir la temperatura alrededor de los tobillos (diámetro Ø 3 mm, altura 100 mm) Longitud del cable: 2 metros. Completa de doble módulo SICRAM. Usada para medir el malestar local debido al gradiente de temperatura vertical. Campo de medida -10°C…+100°C
AP3203: Sonda de alambre caliente omnidireccional. Campo de medida: velocidad del aire 0÷5 m/s. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas para el cálculo de los índices siguientes: IREQ,WCI, DLE, RT, PMV, PPD, SR. Usada en el cálculo de la temperatura promedia radiante. Campo de medida 0°C…+80°C Ø80
HP3217R: Sonda combinada temperatura y humedad relativa. Sensor de HR capacitivo, sensor de temperatura Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas para el cálculo de los índices siguientes: IREQ,WCI, DLE, RT, PMV, PPD, SR. Campo de medida -40°C…+100°C HP3217 HD3218K Ø14
AP3203 HD3218K
TP3227PC
P3276: Sonda globotermómetro sensor Pt100, globo Ø 50 mm. Vástago Ø 8 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Campo de medida -10°C…+100°C Usada en las medidas de: temperatura promedia radiante, WBGT. Campo de medida -10°C…+100°C 0 Ø5
TP3276 HD3218K
TP3207P: Sonda de temperatura sensor Pt100, para medir la temperatura del piso (diámetro Ø 70 mm, altura 30 mm). Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada para evaluar los insatisfechos por la temperatura del piso. Campo de medida -10°C…+100°C
AP3203-F: Sonda de alambre caliente omnidireccional. Campo de medida: velocidad del aire 0÷5 m/s. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas para el cálculo de los índices siguientes: IREQ, WCI, DLE, RT, PMV, PPD, SR. Usada en el cálculo de la temperatura promedia radiante. Campo de medida -30°C…+30°C Ø80
HP3217DM: Sonda de bulbo húmedo doble con ventilación natural y sonda de temperatura (bulbo seco). Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de doble módulo SICRAM, repuesto de la unión y contenedor de agua destilada de 50 cc. Campo de medida 4°C…+80°C Ø70 Ø30 HP3217DM HD3218K Ø14
AP3203 HD3218K Ø8
TP3207P 32
282 Microclima
DATOS tÉCNICOS DE LAS SONDAS Y MÓDULOS EN LÍNEA CON EL INSTRUMENTO Sondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SICRAM Modelo
Campo de utilizo
-196°C…+500°C
-50°C…+400°C
TP473P
TP474C
Precisión ±0.25°C (-196°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+500°C) ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.3°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.3°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C)
-50°C…+250°C
±0.3°C (-50°C…+250°C)
TP49A
TP49AC
TP49AP
±0.3°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.30°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C)
Globotermómetro Ø150 mm
-30°C…+120°C
Globotermómetro Ø50 mm
TP87 TP878 TP878.1 TP879
-50°C…+200°C
+5°C…+80°C
-20°C…+120°C
Características comunes Deriva en temperatura @20°C
TP47.100
Pt100 de 4 hilos
-50…+400°C
Pt1000 de 2 hilos
HD32.8.1 HD32.8.2 M5x12 UNI5923-A2 HD32.8
0.003%/°C
Características comunes Deriva en temperatura @20°C Pt100 Pt1000
Sondas de temperatura sin módulo SICRAM TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 2 metros. TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros. TP47: Conector para conexión de sondas sin módulo SICRAM Pt100 directa de 4 y 3 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
HD3220 M6x20 UNI5931-A2
Sondas Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos Modelo
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP49A: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. Longitud del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio. TP49AC: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio. TP49AP: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. Longitud del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio. TP875: Globotermómetro Ø 150 mm con empuñatura. Longitud del cable: 2 metros. TP876: Globotermómetro Ø 50 mm con empuñatura. Longitud del cable: 2 metros. TP87: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 70 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP878: Sonda de contacto para paneles fotovoltaicos. Longitud del cable: 2 metros. TP878.1: Sonda de contacto para paneles fotovoltaicos. Longitud del cable: 5 metros. TP879: Sonda de penetración para compost. Vástago Ø 8 mm, longitud 1 metro. Longitud del cable: 2 metros.
VTRAP32
0.003%/°C 0.005%/°C
Sondas completas de módulo SICRAM TP472I: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 300 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP473P: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP474C: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del cable: 2 metros. TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud del cable: 2 metros.
AP3203 AP3203-F
Microclima 283
Sondas de humedad relativa y temperatura con módulo SICRAM Modelo HP472ACR HP572ACR HP473ACR HP474ACR HP475ACR HP475AC1R HP477DCR HP478ACR
Sensor de temperatura Pt100 Termopar K Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100
Campo de utilizo %HR 0…100%HR 0…100%HR 0…100%UR 0…100%HR 0…100%UR 0…100%HR 0…100%HR 0…100%HR
Características comunes Humedad relativa Sensor	Capacidad típica @30%HR	Deriva en temperatura @20°C	Tiempo de respuesta %HR	Temperatura con sensor Pt100 Deriva en temperatura @20°C
Temperatura -20°C…+80°C -20°C…+80°C -20°C…+80°C -40°C…+150°C -40°C…+150°C -40°C…+150°C -40°C…+150°C -40°C…+150°C
Precisión %HR 0°C…40°C ±1,5%HR (5…90%HR) ±2,5%HR (90…100%HR)
Temp ±0.3°C ±0.5°C ±0.3°C ±0.3°C -40°C…150°C (180°C) ±0.3°C ±(1,5+0,02 para el ±0.3°C valor de la lectura)%HR ±0.3°C ±0.3°C
Capacitivo 300pF 0.02%HR/°C 10 seg. (10÷80%HR; velocidad del aire=2 m/s) con temperatura constante 0.003%/°C
Temperatura con termopar K - HP572AC Deriva en temperatura @20°C	0.02%/°C SONDAS DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA con módulo SICRAM HP472ACR: Sonda combinada %HR y temperatura, dimensiones Ø 26x170 mm. Cable de conexión 2 metros. HP572ACR: Sonda combinada %HR y temperatura - sensor termopar K. Dimensiones Ø 26x170 mm. Cable de conexión 2 metros. HP473ACR: Sonda combinada %HR y temperatura. Dimensiones empuñadura Ø 26x120 mm, sonda Ø 14x110 mm. Cable de conexión 2 metros. HP474ACR: Sonda combinada %HR y temperatura. Dimensiones empuñadura Ø 26x215 mm, sonda Ø 14x210 mm. Cable de conexión 2 metros. HP475ACR: Sonda combinada %HR y temperatura. Cable de conexión 2 metros. Empuñadura Ø 26x110 mm. Vástago de acero inoxidable Ø 12x560 mm. Punta Ø 14x75 mm. HP475AC1R: Sonda combinada %HR y temperatura. Cable de conexión 2 metros. Empuñadura Ø 26x110 mm. Vástago de acero inoxidable Ø 14x480 mm. HP477DCR: Sonda de spada combinada %HR y temperatura. Cable de conexión 2 metros. Empuñadura Ø 26x110 mm. Sonda 18x4 mm, longitud 520 mm. HP478ACR: Sonda combinada %HR y temperatura. Dimensiones sonda Ø14x130 mm. Cable de conexión 5 metros.
Sondas para medir la velocidad del aire con módulo SICRAM De alambre caliente: AP471 S1 - AP471 S2 - AP471 S3 - AP471 S4 AP471 S1 - AP471 S3 AP471 S2 AP471 S4 Velocidad del aire, caudal calculado, temperatura del aire
Tipo de medidas Tipo de sensor Velocidad Temperatura Rango de medida Velocidad Temperatura Resolución de la medida
Termistor NTC Termistor NTC
Termistor NTC omnidireccional Termistor NTC
0.1…40 m/s -25…+80°C
0.1…5 m/s -25…+80°C 0…80°C 0.01 m/s 0.1 km/h 1 ft/min 0.1 mph 0.1 knot 0.1°C
Velocidad Temperatura Precisión de la medida Velocidad
Temperatura Velocidad mínima Compensación de la temperatura del aire Condiciones de trabajo del sensor
±0.1 m/s (0…0.99 m/s) ±0.05 m/s (0…0.99 m/s) ±0.3 m/s(1.00…9.99 m/s) ±0.15 m/s (1.00…5.00 m/s) ±0.8 m/s (10.00…40.0 m/s) ±0.8°C (-10…+80°C) ±0.8°C (-10…+80°C) 0.1 m/s
Duración de la baterías
0…80°C Aire limpio, HR<80 % Aprox. 20 horas @ 20 m/s con baterías alcalinas
Aprox. 30 horas @ 5 m/s con baterías alcalinas
Unidad de medida m/s – km/h – ft/min – mph – knot
Velocidad Caudal Sección del conducto para calcular el caudal Longitud del cable
l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min 0.0001…1.9999 m2 ~2 m
Con ventilator: AP472 S1… - AP472 S2 - AP472 S4… AP472 S1…
Hélice Tc. K
Hélice ----
Temperatura Precisión Velocidad Temperatura Velocidad mínima Unidad de medida
16 mm Hélice ----
0.6…25 0.5…20 -25…+80 (*)
Velocidad 0.1°C
±(0.3 m/s +1.5%f.s.) ±0.8°C
±(0.3m/s +1.5%f.s.) ----
Tc. K
0.8…20
Tc. K 10…40
-25...+80 (*) 0.01 m/s 0.1 km/h 1 ft/min 0.1 mph 0.1 knot ---0.1°C
±(0.4 m/s +1.5%f.s.) ----
m/s – km/h – ft/min – mph – knot l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/min 0.0001…1.9999 m2 ~2 m
(*) El valor indicado se refiere al rango de trabajo del ventilador.
284 Microclima
Velocidad del Velocidad del Velocidad del aire, Velocidad del Velocidad aire, Velocidad aire, caudal calculado, aire, del aire, caudal del aire, caudal temperatura caudal caudal calculado, caudal calculado, del aire calculado calculado temperatura calculado temperatura del aire del aire
Diámetro Tipo de medida Velocidad Temperatura Rango de medida Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Resolución
AP472 S4… LT H
±0.8°C 10 m/s
Sondas completas de módulo SICRAM Sondas para medir la velocidad del aire De alambre caliente: AP471 S1: Sonda extensible de alambre caliente, campo de medida: 0.1…40 m/s. Longitud del cable: 2 metros. AP471 S2: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente, campo de medida: 0.1…5 m/s. Longitud del cable: 2 metros. AP471 S3: Sonda extensible de alambre caliente con parte final moldeable, campo de medida: 0.1…40 m/s. Longitud del cable: 2 metros. AP471 S4: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente con base, campo de medida: 0.1…5 m/s. Longitud del cable: 2 metros. Con ventilator: AP472 S1: Sonda con ventilador con termopar K, Ø 100mm. Velocidad de 0.6 a 25 m/s; temperatura de -25 a 80°C. Longitud del cable: 2 metros. AP472 S2: Sonda con ventilador, Ø 60 mm. Campo de medida: 0.5…20m/s. Longitud del cable: 2 metros. AP472 S4L: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 0,8 a 20 m/s. Longitud del cable: 2 metros. AP472 S4LT: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 0,8 a 20 m/s, temperatura de -25 a 80°C con sensor de termopar K. Longitud del cable: 2 metros. AP472 S4H: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 10 a 40 m/s. Longitud del cable: 2 metros. AP472 S4HT: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 10 a 40 m/s, temperatura de -25 a 80°C con sensor de termopar K. Longitud del cable: 2 metros.
Sonda de medida de la LUMINANCIA LP 471 LUM 2 0.1…1999.9 …19999 …199.99×103 …1999.9×103 Campo de medida cd/m2: Resolución cd/m2: 0.1 1 0.1×103 0.01×103 Ángulo de campo: 2 Campo espectral: de acuerdo con la curva fotópica estándar V(λ) Clase C Incertidumbre de calibración: <5% <8% f’1 (según la respuesta fotópica V(λ)): <1% f3 (linearidad): <0.5% f4 (error en la lectura del instrumento): <0.5% f5 (fatiga): <0.05%K α (coeficente de temp.) f6 (T) Deriva después de 1 año <1% Temperatura de trabajo: 0…50°C Regulación de referencia: CIE núm. 69 - UNI 11142 Sonda fotométrica para medir la LUMINANCIA, respuesta espectral según la visión fotópica estándar,·ángulo de vista 2°. Campo de medida: 0.1 cd/m2…2000×103 cd/m2.
Curva de respuesta típica: LP 471 LUM2 1 0,9
Sonda de medida de la ILUMINACIÓN LP 471 PHOT Campo de medida lux: Resolución lux: Campo espectral: Clase Incertidumbre de calibración: f’1 (según la respuesta fotópica V(λ)): f2 (respuesta como ley del coseno): f3 (linearidad): f4 (error en la lectura del instrumento): f5 (fatiga): α (coeficente de temp.) f6 (T) Deriva después de 1 año Temperatura de trabajo: Regulación de referencia:
0.01…199.99 …1999.9 …19999 …199.99×103 0.01 0.1 1 0.01×103 de acuerdo con la curva fotópica estándar V(λ) C (B bajo pedido) <4% <8% <3% <1% <0.5% <0.5% <0.05%K <1% 0…50°C CIE núm. 69 - UNI11142
Sonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN, respuesta espectral según la visión fotópica estándar, difusor para corregir el coseno. Campo de medida: 0.01 lux…200×103 lux.
Curva de respuesta típica: LP 471 PHOT
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 380
Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo de la clorofila LP 471 PAR 0.01…199.99 200.0…1999.9 2000…10000 Campod e medida µmolm-2s-1: 0.01 0.1 1 Resolución µmolm-2s-1: Campo espectral: 400 nm…700 nm Incertidumbre de calibración: <5% <6% f’1 (respuesta como ley del coseno): <1% f3 (linearidad): f4 (error en la lectura del instrumento): ±1digit <0.5% f5 (fatiga): Deriva después de 1 año <1% Temperatura de trabajo: 0…50°C Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo de la clorofila PAR (photosynthetically Active Radiation 400 nm…700 nm), medida en µmolm-2s-1. Campo de medida 0.01µmolm-2s-1…10×103µmolm-2s-1
Curva de respuesta típica: LP 471 PAR 1 0,9
Relative spectral response
0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 380
Respuesta espectral relatíva
Microclima 285
Características técnicas de las sondas fotométricas y radiométricas completas de módulo SICRAM
Sonda de medida de la ILUMINACIÓN LP 471 RAD 0.1⋅10-3 Campo de medida W/m2: 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 … 999.9⋅10-3  -3 Resolución W/m2: 0.001 0.01 0.1 0.1×10 Campo espectral: 400 nm…1050 nm Incertidumbre de calibración: <5% f’1 (respuesta como ley del <6% coseno): f3 (linearidad): <1% f4 (error en la lectura del ±1digit instrumento): f5 (fatiga): <0.5% Deriva después de 1 año <1% Temperatura de trabajo: 0…50°C
Sonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVB 0.1×10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 Campo de medida W/m2: …999.9×10-3 Resolución W/m2: 0.001 0.01 0.1 0.1×10-3 Campo espectral: 280 nm…315 nm (Pico 305nm) Incertidumbre de calibración: <5% f’1 (respuesta como ley del <6% coseno): f3 (linearidad): <2% f4 (error en la lectura del ±1digit instrumento): f5 (fatiga): <0.5% Deriva después de 1 año <2% Temperatura de trabajo: 0…50°C
Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN, en el campo espectral 400 nm…1050 nm, difusor para corregir el coseno. Campo de medida: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.
Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN, en el campo espectral UVB 280 nm…315 nm, pico a 305 nm. Campo de medida: 0.1×10‑3W/m2…2000 W/m2.
Curva de respuesta típica: LP 471 UVB
Curva de respuesta típica: LP 471 RAD 1
0,9 0,9 0,8
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
0,1 0 350
Sonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVA 0.1×10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 Campo de medida W/m : …999.9×10-3 0.001 0.01 0.1 Resolución W/m2: 0.1×10-3 Campo espectral: 315 nm…400 nm (Pico 360nm) Incertidumbre de calibración: <5% f’1 (respuesta como ley del <6% coseno): f3 (linearidad): <1% f4 (error en la lectura del ±1digit instrumento): f5 (fatiga): <0.5% Deriva después de 1 año <2% Temperatura de trabajo: 0…50°C 2
Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN, en el campo espectral UVA 315nm…400 nm, pico a 360 nm. Campo de medida: 0.1×10‑3W/m2…2000 W/m2.
Sonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVC 0.1⋅10-3 Campo de medida W/m2: 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9 … 999.9⋅10-3 -3 Resolución W/m2: 0.001 0.01 0.1 0.1⋅10 Campo espectral: 220 nm…280 nm (Pico 260 nm) Incertidumbre de calibración: <5% f’1 (respuesta como ley del <6% coseno): f3 (linearidad): <1% f4 (error en la lectura del ±1digit instrumento): f5 (fatiga): <0.5% Deriva después de 1 año <2% Temperatura de trabajo: 0…50°C Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN, en el campo espectral UVC 220 nm…280 nm, pico a 260nm. Campo de medida: 0.1×10‑3W/m2…2000W/m2.
Curva de respuesta tipica LP 471 UVA
Curva de respuesta típica: LP 471 UVC
0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 280
286 Microclima
Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN, TOTAL EFICAZ: (Weff/m2) ponderata según la curva de acción UV (CIE EN 60335-2-27). Campo espectral: 250 nm…400 nm. Campo de medida: 0.1×10‑3Weff/m2…2000Weff/m2. Curva de respuesta típica: LP 471 ERY 10
Continuous line = UV action curve Dotted line = Spectral sensitivity probe LP471ERY
0,00001 250
Sondas completas de módulo SICRAM LP 471 PHOT: Sonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN completa de módulo SICRAM, respuesta espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, difusor para corregir el coseno. Campo de medida: 0.01lux…200×103 lux. LP 471 LUM 2: Sonda fotométrica para medir la LUMINANCIA completa de módulo SICRAM, respuesta espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, ángulo de vista 2°. Campo de medida: 0.1cd/m2…2000×103 cd/m2. LP 471 PAR: Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo de la clorofila PAR (photosynthetically Active Radiation 400nm…700nm) completa de módulo SICRAM, medida en µmolm-2s-1, difusor para corregir el coseno. Campo de medida 0.01µmolm-2s-1…10×103µmolm-2s-1 LP 471 RAD: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo espectral 400nm…1050nm, difusor para corregir el coseno. Campo de medida: 0.1×10-3W/m2 …2000W/m2. LP 471 UVA: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo espectral UVA 315nm…400nm, pico a 360 nm, difusor para corregir el coseno en cuarzo. Campo de medida: 0.1×10‑3W/m2…2000W/m2. LP 471 UVB: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo espectral UVB 280nm…315nm, pico a 305 nm, difusor para corregir el coseno en cuarzo. Campo de medida: 0.1×10‑3W/m2…2000W/m2. LP 471 UVC: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo espectral UVC 220nm…280nm, pico a 260nm, difusor para corregir el coseno en cuarzo. Campo de medida: 0.1×10‑3W/m2…2000 W/m2. LP 471 ERY: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN total eficaz: (Weff/m2) ponderado según la curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27) completa del módulo SICRAM. Campo espectral: 250nm…400nm, para corregir el coseno en cuarzo. Campo de medida: 0.1×10‑3Weff/m2…2000Weff/m2. LP BL: Suporte de apoyo y nivelación para las sondas, excluida la LP471 LUM. Sondas para medir el CO y el CO2 HD320A2: Sonda para medir el monóxido de carbono CO, rango de hondo escala 500 ppm Longitud del cable: 2 metros. Sondas completas de módulo SICRAM HD320B2: Sonda para medir el CO2, rango de hondo escala 500 ppm. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud total 200 mm. Longitud del cable 2 m. Sonda completa de módulo SICRAM.
La sonda LP 471 ERY mide la irradiación total eficaz (Weff/m2) ponderada según la curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27). El particular fotodiodo en conjunto con una combinación adecuada de filtros permiten a la respuesta espectral de la sonda ser cercana a la curva de acción UV. La regulación CEI EN 60335-2-27 establece que durante el primer tratamiento bronceante no se puede sobrepasar una dosis de 100 J/m2 y que la dosis anual máxima no tiene que sobrepasar los 15000 J/m2. La curva de respuesta espectral típica de la sonda LP 471 ERY está indicada en la figura en conjunto con la curva de acción UV. El acuerdo entre las dos curvas permite conseguir medidas atendibles con las distintas tipologías de lámparas (y filtros) usadas en los dispositivos bronceantes actualmente comercializados. Todas las sondas están calibradas individualmente en el laboratorio de foto-radiometría de DeltaOhm, usando un doble monocromador. La calibración se realiza a 290 nm usando como referencia un fotodiodo calibrado SIT.
HD320AS2
HD320A
HD320B
Microclima 287
Sonda de medida de la IRRADIACIÓN TOTAL EFICAZ (W/m2) ponderada según la curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27) LP 471ERY 1.000… 20.00… 200.0… 0.1⋅10-3 Campo de medida Weff /m2: 19.999 199.99 1999.9 … 999.9⋅10-3  0.001 0.01 0.1 Resolución Weff /m2: 0.1⋅10-3 Campo espectral: Curva de acción UV para medir el eritema (250 nm…400 nm) Incertidumbre de calibración: <15% <3% f3 (linearidad): f4 (error en la lectura del ±1digit instrumento): <0.5% f5 (fatiga): Deriva después de 1 año <2% Temperatura de trabajo: 0…50°C Regulación de referencia: CEI EN 60335-2-27
HD32.2 WBGT Index
El instrumento HD32.2 puede detectar contemporaneamente las siguientes magnitudes: •	Temperatura de globotermómetro Tg. •	Temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural Tn. •	Temperatura ambiente T. Según las magnitudes detectadas, el HD32.2 puede calcular: •	Índice WBGT(in) (Wet Bulb Glob Temperature: temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) en presencia o ausencia de irradiación solar. •	Índice WBGT(out) (Wet Bulb Glob Temperature: temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) en presencia de irradiación solar. WBGT El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) es uno de los índices usado para determinar el estrés térmico que tiene que patecer un ser en un lugar caliente. Representa el valor, según el dispendio metabolico asociado a un determinado trabajo, además del qué el ser se encuentra en una situación de estrés térmico. El índice WBGT combina la medida de la temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural tnw con la temperatura de globotermómetro tg y, en unas situaciones, con la temperatura del aire ta. La fórmula para el cálculo es la que sigue: •	dentro y fuera de los edificios en ausencia de irradiación solar: WBGTlugares cerrados = 0,7 tnw + 0,3 tg •	fuera de los edificios en presencia de irradiación solar: WBGTlugares externos= 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta donde: tnw = temperatura del bulbo húmedo con ventilación natural; tg = temperatura del globo termómetro; ta = temperatura del aire. Los datos detectados deben ser comparados con los valores límites establecidos por la regulación; si se sobrepasan, se debe: •	reducir directamente el estrés tèrmico en el lugar de trabajo examinado; •	analizar detalladamente el estrés térmico.
HD 32.2 INSTRUMENTO PARA ANALIZAR LOS íNDICES: WBGT index El HD32.2 – WBGT index es un instrumento producido por Delta Ohm para analizar el índice WBGT (Wet Bulb Glob Temperature: temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) en presencia o ausencia de irradiación solar. Regulaciones de referencia: ISO 7243: Lugares calientes. Evaluación del estrés térmico para el hombre en los lugares de trabajo, según el índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro). ISO 8996: Ergonomía del lugar térmico - Determinación del metabolismo energético. ISO 7726: Ergonomics of the thermal environment (Ergonomía del lugar térmico) - Instruments for measuring physical quantities (Instrumentos para medir las cantidades físicas). El instrumento tiene tres entradas para sondas con módulo SICRAM: las sondas tienen un circuito electrónico que comunica con el instrumento, en su memoria permanente se conservan los datos de calibración del sensor. Todas las sondas SICRAM pueden ser insertadas en una de las entradas: se reconocen automáticamente cuando se enciende el instrumento. Las carácterísticas principales del instrumento son: •	Logging: adquisición de los datos y memorización dentro del instrumento. Capacidad de memoria: 64 secciones de logging distintas con la posibilidad de configurar el intervalo de adquisición de las muestras. Se puede configurar la duración de la memorización y, con la función auto-encendido, se puede configurar la fecha y la hora de inicio y de fin de memorización de los datos. •	La unedad de medida de las magnitudes de temperatura visualizadas: °C, °F, °K. •	La fecha y la hora del sistema. •	La visualización de los parámetros estátisticos máximo, mínimo, promedia y su calibración. •	La velocidad de transferencia de los datos a través del puerto serial RS232 o USB.
Para calcular el índice WBGT, es necesario que al instrumento estén conectadas: •	la sonda de temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2 (HP3201). •	La sonda globotermómetro TP3276.2 (TP3276 o TP3275). •	La sonda de temperatura de bulbo seco si la detección se realiza en presencia de irradiación solar TP3207.2 (TP3207). Para medir el índice WBGT se tienen en cuenta las regulaciones: •	ISO 7726 •	ISO 7243 •	ISO 8996
HD2110/USB
HD2110/RS
VTRAP30
288 Microclima
Características técnicas Instrumento Dimensiones	(Longitud x Anchura x Altura) Peso	Materiales	Visualizador	Condiciones de trabajo Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección
185x90x40 mm
-5 … 50°C -25 … 65°C 0 … 90% HR, sin condensación IP67
Incertidumbre del instrumento	± 1 digit @ 20°C Alimentación	Baterías	Autonomía	Corriente absorbida cuando el instrumento está apagado
470 g (completo de baterías) ABS, goma Retroiluminado, de matriz con puntos. 160x160 puntos, área visible 52x42 mm
Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A 4 baterías 1.5V tipo AA 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh < 45µA
Ejemplo de impresión inmediata de los datos, obtenido con la impresora HD40.1 NOTAS Regulación de referencia
Modelo del instrumento Versión del firmware del instrumento Fecha del firmware del instrumento Número de serie del instrumento Código de identificación
Descripción de la sonda conectada a la entrada 1
Descripción de la sonda conectada a la entrada 2
Descripción de la sonda conectada a la entrada 3
Fecha y hora Temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural Temperatura de globotermómetro Temperatura de bulbo seco WBGT en ausencia de irradiación directa del sol WBGT en presencia de irradiación directa del sol
Microclima 289
Seguridad de los datos guardados	Ilimitada
Sonda de temperatura TP3207.2 (TP3207) Sensor tipo:	Pt100 con película Precisión:	Clase1/3 DIN Campo de medida:	-40 ÷ 100 °C Resolución:	0.1°C Deriva en temperatura @20°C:	0,003%/°C Deriva después de 1 año:	0.1°C/año Conexión:	4 hilos más módulo SICRAM Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones:	Ø=14 mm L= 150 mm Tiempo de respuesta T95:	15 minutos Sonda globotermómetro diám. 50 mm TP3276.2 (Ø150 mm TP3275) Sensor tipo:	Pt100 Precisión:	Clase1/3 DIN Campo de medida:	-10 ÷ 100 °C Resolución:	0.1°C Deriva en temperatura @20°C:	0.003%/°C Deriva después de 1 año	0.1°C/año Conexión:	4 hilos más módulo SICRAM Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones del vástago:	Ø=8 mm L= 170 mm Tiempo de respuesta T95:	15 minutos Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2 (HP3201) Sensor tipo:	Pt100 Precisión:	Clase A Campo de medida:	4 °C ÷ 80 °C Resolución:	0.1°C Deriva en temperatura @20°C:	0.003%/°C Deriva después de 1 año	0.1°C/año Conexión:	4 hilos más módulo SICRAM Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones del vástago:	Ø=14 mm L= 170 mm Longitud de la unión:	aprox. 10 cm Capacidad del tanque:	15 cc. Autonomía del tanque:	96 horas con HR=50%, t = 23°C Tiempo de respuesta T95:	15 minutos Conexiones
Entrada para sondas con módulo SICRAM 3 conectores 8 poles macho DIN 45326
Interfaz serial:	Enchufe:	Tipo:
M12-8 poles. RS232C (EIA/TIA574) o USB 1.1 2.0 no aisladas
AP3203.2
290 Microclima
HP3217.2
Baud rate:	Bit de datos:	Paridad:	Bit de arrastre:	Controlo del flujo:	Longitud del cable:	Memoria	Capacidad de memoria	Intervalo de memorización
de 1200 a 38400 baud Con USB baud=460800 8 Ninguna 1 Xon-Xoff máx. 15 m dividida en 64 bloques. 67600 memorizaciones para cada una de las 3 entradas. seleccionable entre: 15, 30 segundos, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minutos y 1 hora.
Intervalo de memorización 15 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos 5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos 30 minutos 1 hora
Capacidad de memoria Aprox. 11 días y 17 horas Aprox. 23 días y 11 horas Aprox. 46 días y 22 horas Aprox. 93 días y 21 horas Aprox. 234 días y 17 horas Aprox. 1 año y 104 días Aprox. 1 año y 339 días Aprox. 2 años y 208 días Aprox. 3 años y 313 días Aprox. 7 años y 261 días
Códigos de pedido El HD32.2 se compone de: • instrumento HD32.2 WBGT Index, 4 baterías alcalinas de 1.5 V, tipo AA, manual de instrucciones, maleta. Software DeltaLog10 Lugares Calientes: análisis WBGT. Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente. Sondas necesarias para medir el WBGT: • Sonda de temperatura de bulbo seco TP3207.2. • Sonda globotermómetro TP3276.2. • Sonda de temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2. El HD32.2A se compone de: • Instrumento HD32.2 WBGT Index, 4 baterías alcalinas de 1.5 V, tipo AA, manual de instrucciones, maleta. Software DeltaLog10 Lugares Calientes: análisis WBGT Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente. Sondas necesarias para medir el WBGT versión A: • Sonda de temperatura de bulbo seco TP3207. • Sonda globotermómetro TP3275. • Sonda de temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.
Sondas para HD32.2 WBGT Index TP3207.2: Sonda de temperatura sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14mm, longitud 150 mm. Completa de módulo SICRAM. TP3276.2: Sonda globotermómetro sensor Pt100, globo Ø 50 mm. Vástago Ø 8 mm, longitud 170 mm. Completa de módulo SICRAM. HP3201.2: Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural. Sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 170 mm. Completa de módulo SICRAM, repuesto de la unión y contenedor de agua destilado de 50 cc.
Sondas para el HD32.2 versión A TP3207: Sonda de temperatura sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14mm, longitud 140 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas para el cálculo de los índices siguientes: IREQ,WCI, DLE, RT, PMV, PPD, WBGT, SR. Usada en el cálculo de la temperatura promedia radiante. TP3275: Sonda globotermómetro sensor Pt100, globo Ø 150 mm. Vástago Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas de: temperatura promedia radiante, WBGT. HP3201: Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural. Sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM, repuesto de la unión y contenedor de agua destilado de 50 cc. Usada en las medidas de: WBGT.
Accesorios: VTRAP30: Trípode a fijar al instrumento, máx. altura 280 mm. HD32.2.7: Soporte para las sondas, se fija al trípode estándar para la versión HD32.2A. HD2110/RS: Cable de conexión con conector M12 por el lado del instrumento y con conector de cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C por el lado del ordenador. HD2110/USB: Cable de conexión con conector M12 por el lado del instrumento y con conector USB 2.0 por el lado del ordenador. SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc1A. AQC: 200 cc. de agua distalida y 3 uniones para sondas HP3201.2 o HP3201 HD40.1: Impresora (usa el cable HD2110/RS). BAT.40: Paquete de 4 baterías como repuestos para las impresoras HD40.1 y HD40.2 con sensor de temperatura integrado. RCT: Conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 mm.
HD32.2.7
HD32.2A
Microclima 291
HD32.3 WBGT-PMV-PPD
configurar la fecha y la hora de inicio y de fin de memorización de los datos. •	La unedad de medida de las magnitudes de temperatura visualizadas: °C, °F, °K. •	La fecha y la hora del sistema. •	La visualización de los parámetros estatísticos máximo, mínimo, promedia y su calibración. •	La velocidad de transferencia de los datos a través del puerto serial RS232 o USB. El instrumento HD32.3 puede detectar contemporaneamente las siguientes magnitudes: •	Temperatura de globotermómetro Tg con la sonda TP3276.2 o (TP3775). •	Temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural Tn con la sonda HP3201.2 o (HP3201). •	Temperatura ambiente T con la sonda TP3207.2 o (TP3207). •	Humedad relativa HR y temperatura ambiente T con la sonda HP3217.2 o (HP3217). •	Velocidad del aire Va con la sonda AP3203.2 o (AP3203). Según las magnitudes detectadas por el instrumento, el HD32.3 puede calcular y visualizar, con las sondas TP3207R.2 o (TP3207R), HP3276.2 o (TP3775) e HP3201.2 o (HP3201) los índices siguientes: •	Índice WBGT(in) (Wet Bulb Glob Temperature: temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) en presencia o ausencia de irradiación solar. •	Índice WBGT(out) (Wet Bulb Glob Temperature: temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) en presencia de irradiación solar. Según las magnitudes detectadas por el instrumento, el HD32.3 puede calcular y visualizar, con las sondas TP3217.2 o (TP3217), HP3276.2 o (HP3275) e AP3203.2 o (AP3203) los índices siguientes: •	temperatura promedia radiante Tr. •	Índice PMV (Predicted Mean Vote: voto promedio previsto). •	Ìndice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied: Porcentaje establecido de insatisfechos).
HD 32.3 INSTRUMENTO PARA ANALIZAR LOS íNDICES: WBGT index - pmv – PPD El HD32.3 – WBGT - PMV - PPD index es un instrumento producido por DELTA OHM Srl para: •	Análisis de los lugares muy calientes a través del índice WBGT (Wet Bulb Glob Temperature: temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) en presencia o ausencia de irradiación solar. •	Análisis de los lugares moderados a través del índice PMV (Predicted Mean Vote: voto promedio previsto). •	Análisis del índice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied: Porcentaje previsto de insatisfechos). Regulaciones de referencia: ISO 7243:	Lugares calientes. Evaluación del estrés térmico para el hombre en los lugares de trabajo, según el índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro). ISO 8996:	Ergonomía del lugar térmico - Determinación del metabolismo energético. ISO 7726:	Ergonomics of the thermal environment (Ergonomía del lugar térmico) - Instruments for measuring physical quantities (Instrumentos para medir las cantidades físicas). ISO 7730:	Lugares tèrmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y especifica de las condiciones de bienestar. El instrumento tiene tres entradas para sondas con módulo SICRAM: las sondas tienen un circuito electrónico que comunica con el instrumento, en su memoria permanente se conservan los datos de calibración del sensor. Todas las sondas SICRAM pueden ser insertadas en una de las entradas: se reconocen automáticamente cuando se enciende el instrumento. Las características principales del instrumento son: •	Logging: adquisición de los datos y memorización dentro del instrumento. Capacidad de memoria: 64 secciones de logging distintas con la posibilidad de configurar el intervalo de adquisición de las muestras. Se puede configurar la duración de la memorización y, con la función auto-encendido, se puede 292 Microclima
WBGT El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – temperatura de bulbo húmedo y de globotermómetro) es uno de los índices usado para determinar el estrés térmico que tiene que patecer un ser en un lugar caliente. Representa el valor, según el dispendio metabolico asociado a un determinado trabajo, además de qué el ser se encuentra en una situación de estrés térmico. El índice WBGT combina la medida de la temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural tnw con la temperatura de globotermómetro tg y, en unas situaciones, con la temepratura del aire ta. La fórmula para el cálculo es la que sigue: •	dentro y fuera de los edificios en ausencia de irradiación solar: WBGTlugares cerrados = 0,7 tnw + 0,3 tg •	fuera de los edificios en presencia de irradiación solar: WBGTlugares externos= 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta donde: tnw = temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural tg = temperatura de globo termómetro; ta = temperatura del aire. Los datos detectados deben ser comparados con los valores límites establecidos por la regulación; si se sobrepasan, se debe: •	reducir directamente el estrés térmico en el lugar de trabajo examinado; •	analizar detalladamente el estrés térmico. Para calcular el Ìndice WBGT, es necesario que al instrumento estén conectadas: •	la sonda de temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2 o (HP3201). •	La sonda globotermómetro TP3276.2 o (TP3275). •	La sonda de temperatura de bulbo seco si la detección se realiza en presencia de irradiación solar TP3207.2 o (TP3207). Para medir el Ìndice WBGT se tienen en cuenta las regulaciones: •	ISO 7726 •	ISO 7243 •	ISO 8996 PMV - PPD El confort tèrmico está definito por el ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers INC) como una condición de bienestar psicofísico del ser con respecto al lugar donde vive y trabaja. La evaluación de este estado sujetivo puede ser objectivada y cantificada por el uso de índices integrados que tienen en cuenta los parámetros microclimáticos ambientales (Ta, Tr, Va, HR), el dispendio energético (dispendio metabolico MET) conectado con el trabajo y la tipología de vestidos (aislamiento térmico CLO) comunemente usado. Entre dichos índices que con mayor precisión refleja la influencia de las variables físicas y fisiológicas sobredichas sobre el confort térmico es el PMV (Predicted Mean Vote). Sinteticamente, ello llega de la ecuación de balance térmico, cuyo resultado se
compara con una escala de bienestar psicofísico y expresiona el parer promedio (voto promedio previsto) sobre las sensaciones térmicas de una muestra de sujetos que se encuentran en el mismo lugar. Del PMV llega un segundo índice llamado PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) que cantifica en porcentaje los sujetos “insatisfechos” con referencia a determinadas condiciones microclimáticas. La regulación ISO 7730 conseja usar el PMV en presencia de ambitos de varaición de las variables que acondicionan el balance térmico: •	dispendio energético = 1 ÷ 4 met •	impedancia térmica de los vestidos = 0 ÷ 2 clo •	temperatura del bulbo seco = 10 ÷ 30°C •	temperatura radiante promedia = 10 ÷ 40°C •	velocità del airea = 0 ÷ 1 m/sec •	presión del vapor = 0 ÷ 2,7 kpa EL PMV, entonces, es un índice muy adapto a la evaluación de lugares de trabajo con un microclima moderado, como abitaciones, escuelas, despachos, laboratorios, hospitales, etc. Ello permite detectar también grados de malestar térmico limitados en residented en dichos lugares. La regulación ISO 7730 sugiere, para el estado de confort tèrmico, valores de PMV entre + 0,5 y - 0,5, a los qué corresponde un porcentaje de insatisfechos de las condiciones térmicas (PPD) menor que 10% (véase la tabla 1).
AP3203.2 TP3276.2
Ejemplo de impresión inmediata de los datos del PMV, obtenido con la impresora HD40.1 NOTAS Regulación de referencia
HP32.3
Descripción de la sonda conectada a la entrada 1 ------------------------
Fecha y hora Velocidad del aire Temperatura de globotermómetro Temperatura de bulbo seco Humedad relativa Actividad metabólica Resistencia de los vestidos PMV - voto promedio previsto PPD - Porcentaje establecido de insatisfechos
Microclima 293
Tabla 1: escala de evaluación del lugar térmico PMV +3 +2 +1 +0,85 -0,5 < PMV < +0,5 -0,85 -1 -2 -3
PPD % 100 75,7 26,4 20 < 10 20 26,8 76,4 100
EVALUACIÓN DEL LUGAR TÉRMICO Muy caliente Caliente Livianamente caliente Lugar termicamente aceptable Bienestar térmico Lugar termicamente aceptable Fresco Frío Muy frío
Para calcular los índices PMV y PPD, se debe conocer: •	el cargo de trabajo (dispendio energético); •	la impedancia térmica de los vestidos. Temperatura promedia radiante Tr. La temperatura promedia radiante es la temperatura de un lugar ficticio termicamente uniforme que intercambiaría con el hombre la misma potencia tèrmica radiante intercambiada en el ambiente real. Para evaluar la temperatura promedia radiante, se detectan: la temperatura de globotermómetro, la temperatura del aire y la velocidad del aire medidas cerca del globotermómetro. CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS Instrumento Dimensiones	(Longitud x Anchura x Altura)	Peso	Materiales	Visualizador	Condiciones de trabajo Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección
185x90x40 mm 470 g (completo de baterías) ABS, goma Retroiluminado, de matriz con puntos. 160x160 puntos, área visible 52x42 mm -5 … 50°C -25 … 65°C 0 … 90% HR, sin condensación IP67
Incertidumbre del instrumento	± 1 digit @ 20°C Alimentación (cód. SWD10) Adaptador de red 12Vdc/1A Baterías	4 baterías 1.5V tipo AA Autonomía	200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh Corriente absorbida cuando el instrumento está apagado	< 45µA Seguridad de los datos guardados	Ilimitada Sonda de temperatura TP3207.2 (TP3207) Sensor tipo:	Pt100 con película Precisión:	Clase 1/3 DIN Campo de medida:	-40 ÷ 100 °C Resolución:	0.1°C Deriva en temperatura @20°C:	0.003%/°C Deriva después de 1 año	0.1°C/año Conexión:	4 hilos más módulo SICRAM Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones:	Ø=14 mm L= 150 mm Tiempo de respuesta T95:	15 minutos Sonda globotermómetro Ø50 mm TP3276.2 (Ø150mm TP3275) Sensor tipo:	Pt100 Precisión:	Clase 1/3 DIN Campo de medida:	-10 ÷ 100 °C Resolución:	0.1°C Deriva en temperatura @20°C:	0.003%/°C Deriva después de 1 año	0.1°C/año Conexión:	4 hilos más módulo SICRAM Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones del vástago:	Ø=8 mm L= 170 mm 15 minutos Tiempo de respuesta T95:	Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2 (HP3201) Sensor tipo:	Pt100 Precisión:	Clase A con hilo en Platino Campo de medida:	4 °C ÷ 80 °C Resolución:	0.1°C Deriva en temperatura @20°C:	0.003%/°C Deriva después de 1 año	0.1°C/año Conexión:	4 hilos más módulo SICRAM 294 Microclima
Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones del vástago:	Ø=14 mm L= 170 mm Longitud de la unión:	aprox. 10 cm Capacidad del tanque:	15 cc. Autonomía del tanque:	96 horas con HR=50%, t = 23°C Tiempo de respuesta T95:	15 minutos Sonda combinada temperatura y humedad relativa HP3217.2 (HP3217R) Sensores tipo:	Pt100 con película fina para temperatura Sensor capacitivo para humedad relativa Precisión de la temperatura:	1/3 DIN Precisión de la humedad relativa:	± 2%HR (15 ÷ 90 %HR) @ 20°C ±2.5%HR en el restante campo Campo de medida:	temperatura: -10 °C ÷ 80 °C humedad relativa: 5% ÷ 98% HR Conexión:	4 hilos más módulo SICRAM Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones:	Ø=14 mm L= 150 mm Tiempo de respuesta T95:	15 minutos Resolución:	0.1%HR, 0.1% °C Sonda de alambre caliente omnidireccional AP3203.2 (AP3203 Sensor tipo:	NTC 10kohm Precisión:	± 0.05 m/s (0÷1 m/s) ± 0.15 m/s (1÷5 m/s) Campo de medida:	0,05÷5 m/s 0 °C ÷ 80 °C Conexión:	7 hilos más módulo SICRAM Conector:	8 poles hembra DIN45326 Dimensiones del vástago:	Ø=8 mm L= 230 mm Dimensión de la protección:	Ø=80 mm Resolución:	0.01 m/s Deriva en temperatura @20°C:	0.06%/°C Deriva después de 1 año	0.12°C/año Conexiones Entrada para sondas con módulo	Interfaz serial:	Enchufe:	Tipo:	Baud rate:	Bit de datos:	Paridad:	Bit de arrastre:	Controlo del flujo:	Longitud del cable:	Memoria
3 conectores 8 poles macho DIN 45326 SICRAM M12-8 poles. RS232C (EIA/TIA574) o USB 1.1 - 2.0 no aisladas de 1200 a 38400 baud Con USB baud=460800 8 Ninguna 1 Xon-Xoff máx. 15 m dividida en 64 bloques.
67600 memorizaciones para cada una de las 3 entradas seleccionable entre: 15, 30 segundos, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minutos y 1 hora. Capacidad de memoria Aprox. 11 días y 17 horas Aprox. 23 días y 11 horas Aprox. 46 días y 22 horas Aprox. 93 días y 21 horas Aprox. 234 días y 17 horas Aprox. 1 año y 104 días Aprox. 1 año y 339 días Aprox. 2 años y 208 días Aprox. 3 años y 313 días Aprox. 7 años y 261 giorni
Códigos de pedido El HD32.3 se compone de: • Instrumento HD32.3, 4 baterías alcalinas de 1.5 V, tipo AA, manual de instrucciones, maleta. Software DeltaLog10 para analizar los índices WBGT, PMV y PPD. Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente. El HD32.3A se compone de: • Instrumento HD32.3, 4 baterías alcalinas de 1.5 V, tipo AA, manual de instrucciones, maleta. Software DeltaLog10 para analizar los índices WBGT, PMV y PPD. Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente. Sondas necesarias para medir el WBGT son: • Sonda de temperatura de bulbo seco TP3207.2 (TP3207). • Sonda globotermómetro TP3276.2 (TP3275). • Sonda de temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural HP3201.2 (HD3201). Las sondas necesarias para medir el PMV son: • Sonda combinada temperatura y humedad relativa HP3217.2 (HD3217R). • Sonda de alambre caliente omnidireccional AP3203.2 (AP3203). • Sonda globotermómetro TP3276.2 (TP3275).
Accesorios: VTRAP30: Trípode a fijar al instrumento, máx. altura 280 mm. HD32.2.7: Soporte para las sondas, se fija al trípode estándar para la versión HD32.3A. HD2110/RS: Cable de conexión con conector M12 por el lado del instrumento y con conector de cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C por el lado del ordenador. HD2110/USB: Cable de conexión con conector M12 por el lado del instrumento y con conector USB 2.0 por el lado del ordenador. SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A. AQC: 200 cc. de agua destilado y 3 uniones para sondas HP3201.2 HD40.1: Impresora (usa el cable HD2110/RS). BAT.40: Paquete de 4 baterías como repuestos para las impresoras HD40.1 y HD40.2 con sensor de temperatura integrado. RCT: Conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 mm.
TP3275 AP3203
Sondas para el HD32.3 TP3207.2: Sonda de temperatura sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14mm, longitud 150 mm. Completa de módulo SICRAM. Usada para medir el WBGT. TP3276.2: Sonda globotermómetro sensor Pt100, globo Ø 50 mm. Vástago Ø 8 mm, longitud 170 mm. Completa de módulo SICRAM. Usada para medir el WBGT, el PMV y el PPD. HP3201.2: Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural. Sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 170 mm. Completa de módulo SICRAM, repuesto de la unión y contenedor de agua destilado de 50 cc. Usada para medir el WBGT. HP3217.2: Sonda combinada temperatura y humedad relativa. Sensor de HR capacitivo, sensor de temperatura Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 150 mm. Completa de módulo SICRAM. Usada para medir el PMV y el PPD. AP3203.2: Sonda de alambre caliente omnidireccional. Campo de medida: velocidad del aire 0÷5 m/s, temperatura 0÷100 °C. Vástago de la sonda Ø 8 mm, longitud 230 mm. Completa de módulo SICRAM. Usada para medir el PMV y el PPD.
Capacidad de memoria	Intervalo de memorización
HP32.2.7
Sondas para el HD32.3 versión A TP3207: Sonda de temperatura sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14mm, longitud 140 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas para el cálculo de los índices siguientes: IREQ,WCI, DLE, RT, PMV, PPD, WBGT, SR. Usada en el cálculo de la temperatura promedia radiante. TP3275: Sonda globotermómetro sensor Pt100, globo Ø 150 mm. Vástago Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM. Usada en las medidas de: temperatura promedia radiante, WBGT. HP3201: Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural. Sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 110 mm. Longitud del cable: 2 metros. Completa de módulo SICRAM, repuesto de la unión y contenedor de agua destilado de 50 cc. Usada en las medidas de: WBGT. HP3217R: Sonda combinada temperatura y humedad relativa. Sensor de HR capacitivo, sensor de temperatura Pt100. Vástago de la sonda Ø 14 mm, longitud 150 mm. Completa de módulo SICRAM. Usada para medir el PMV y el PPD. AP3203: Sonda de alambre caliente omnidireccional. Campo de medida: velocidad del aire 0÷5 m/s, temperatura 0÷100 °C. Vástago de la sonda Ø 8 mm, longitud 230 mm. Completa de módulo SICRAM. Usada para medir el PMV y el PPD. HD32.3A
Microclima 295
Microclima-WBGT
eiccontrol
- HD 32.1 pág. 278 Microclima de acuerdo con ISO 7726, ISO 7730, ISO 7243, ISO 7933, ISO 11079, ISO 8996 - HD 32.2 pág. 288 WBGT Index de ac...

References: Resolución	
 Resolución	
 Resolución 
 Resolución

 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución