Source: https://es.scribd.com/doc/85130339/3-Receptor-Imagen-Chasis-Pantalla-Pantalla
Timestamp: 2017-12-18 20:35:08+00:00

Document:
Cargado por Jesus Antonio Cabrera Guzman
RECEPTOR DE IMAGEN EN RADIOLOGÍA CONVENCIONAL
 Representación sobre una emulsión fotográfica, de las variaciones de intensidad que presenta un haz de radiación X después de atravesar estructuras formadas por diferentes densidades y espesores.
UPR .
COLANGIOGRAFÍA .
 Se obtiene HAZ REMANENTE de intensidad variada. Fotones de Rx con diferentes E. ATENUACIÓN .depende de :Nº atómico y Densidad del tejido atravesado.se ATENUA. RADIACIÓN REMANENTE: Radiación que permanece en el haz. están distribuidos en haz. después de ser atenuada por la materia que atraviesa. Haz interacciona con paciente . .RADIACIÓN REMANENTE     Haz útil se transmite desde el blanco del tubo de Rx.
¿CÓMO SE IMPRESIONA LA PELÍCULA ?  Radiación remanente interacciona con Receptor de imagen (película-pantalla).  Luz visible impresiona película radiográfica .  Pantalla modifica E de radiación y la transforma en luz visible.  Haz remanente activa pantalla intensificadora.
CASSETTE O CHASIS RADIOGRÁFICOS .
Chasis .
Chasis para Rx A y D .
•Hermético a la luz. •Cara posterior de Al o plástico. •Cubierta frontal o anterior de material de índice de atenuación muy bajo Ej. con recubrimiento interno de Pb (absorbe radiación residual ).CASSETTE O CHASIS RADIOGRÁFICO •Soporte rígido con forma de caja plana contiene pantalla intensificadora y película radiográfica. Aluminio. plástico. . •Tiene dispositivo de compresión (caucho o fieltro) entre pantalla y chasis para mantener óptimo contacto pantallapelícula. •Diseño actual con hojas curvas para mejor contacto pantalla película (elimina bolsas de aire) •. fibra de carbono).
CASSETTE O CHASSIS RADIOGRÁFICO .
Pantallas incorrectamente montadas. Materiales extraños sobre pantalla. Chasis y seguros deteriorados. .Mal contacto pantalla película Borrosidad imagen  Causas:     Aire encerrado entre película y pantalla.
Borrosidad de la imagen Mayor dispersión de luz incidente en emulsión .
montada en marco madera o entre cartones .Controles y Cuidados  PROGRAMA DE CONTROL REGULAR Prueba contacto pantalla película Materiales: Malla de alambre (Cu. 1mm diámetro con espacios de 3mm entre ellos. . acero. níquel) . bronce.Se exponen películas con Técnica de exposición de mano con mitad de mAs.
Controles y cuidados  Manipulación cuidadosa . para evitar abolladuras y falta de alineación entre sus hojas.  Aseo y desinfección exterior continua . que afecten contacto pantalla película y el cierre hermético del chasis.
SISTEMA PELÍCULA .PANTALLA .
Pantallas o folios .
Convierten la E de la radiación en luz visible. ya sea ultravioleta. La película radiográfica es expuesta por la luz emitida por pantallas. . azul o verde. la convierten en luz.PANTALLAS INTENSIFICADORAS O REFORZADORAS Aditamentos que al ser excitados por la radiación X . la cual interacciona con la película radiográfica para formar la imagen latente.
Estructura de la Pantalla 4 Capas:  Revestimiento Protector.  Fósforo  Capa Reflectante  Base .
Pantalla Intensificadora REVESTIMIENTO PROTECTOR •Capa mas cercana a la película. 1 micra = (10-6 mts. .) •Protege de abrasiones durante la manipulación. • Facilita limpieza . transparente a la luz •Espesor : 10-20 micras •Evita electricidad estática.
Función :Refleja hacia película la luz producida por sustancia luminiscente. •Algunas pantallas la traen incorporada en capa de fósforo.Pantalla Intensificadora CAPA REFLECTANTE •Material : Oxido de Magnesio. . Dióxido de Titanio.
Sulfato de Pb y Ba  Desde 1973 .se usan FÓSFOROS DE TIERRAS RARAS: Ej: Oxisulfuro de gadolinio activado con terbio .  Fósforo (luminóforo) convierte haz de Rx en luz visible  Primeros fósforos utilizados : Wolframato de Ca . Sulfuro de Cinc.Pantalla Intensificadora CAPA DE FÓSFORO  Capa de minúsculos cristales luminóforos aglutinados mediante agente adhesivo.
 Resistente a condiciones de calor y humedad.¿ POR QUÉ  PROPIEDADES: FÓSFORO ?  Nº Atómico elevado (mayor absorción RX)  Eficacia de Conversión ( gran emisión de luz por absorción de Rx). .  Mínima emisión de luz residual.
 Sirve de soporte mecánico para el fósforo.Pantalla Intensificadora BASE  Capa mas apartada de la película.  Material : Poliéster o cartulina de alta calidad fuerte. . resistente a la humedad químicamente inerte a la acción de Rx no interacciona con fósforo.
 Se produce hueco en nivel electrónico exterior. . pasan a estado de E.  Transición Energética produce emisión de E. luminiscente.  Hueco es llenado con mismo e’ que vuelve a estado normal. excitado.LUMINISCENCIA  Al estimular material luminiscente. Electromagnética como fotones lumínicos. electrones de capas externas . Onda de luz emitida depende de nivel electrónico excitado y de material.  Long.
Pantalla intensificadoras  CARACTERISTICAS:      VELOCIDAD FACTOR DE INTENSIFICACIÓN ABSORCIÓN DE RAYOS X EFICACIA DE CONVERSIÓN RESOLUCIÓN ESPACIAL O BORROSIDAD DE LA PANTALLA .
de Rx en luz visible) .Espesor de la capa fluorescente .Absorción del fósforo . .Simetría o asimetría de las pantallas anterior y posterior.000 ) como referencia relativa a las pantallas de Wolframato de Ca (100). Velocidad de pantalla esta determinada por : .Tamaño del cristal del fósforo .Eficacia Intrínseca del fósforo ( conversión de E.VELOCIDAD DE LAS PANTALLAS  Son valores asignados por los fabricantes (100 – 200 – 400 800 – 1.
.FACTOR DE INTENSIFICACIÓN  Relación entre las exposiciones requeridas para producir una misma densidad óptica con y sin uso de Pantalla . Exposición s / Pantalla FI = Exposición c / Pantalla FI : Aporta información sobre reducción de dosis entre exámenes con y sin pantallas.
ABSORCIÓN DE RAYOS X % de rayos X absorbidos por fósforo de pantallas intensificadoras . .
 Concentración de cristales de fósforos: Mayor concentración de cristales.  Espesor del fósforo : Capa mas gruesa.  Tinte foto-absorbentes : Se añade en algunos fósforos para controlar dispersión de luz.FACTORES EN EL DISEÑO DE PANTALLAS QUE INFLUYEN EN LA ABSORCIÓN DE RAYOS  Composición del fósforo : Elementos tierras raras tienen conversión mas eficaz.  Tamaño del cristal : Mayor tamaño de cristal de fósforo.  Capa reflectante : Aumenta eficacia de conversión. mayor conversión de rayos X a luz visible. mas emisión de luz. mayor conversión de rayos X a luz. .
 Influye en velocidad de receptor imagen.EFICACIA DE CONVERSIÓN  % de fotones lumínicos producidos por fósforo.  Fósforos actuales no superan 15% de eficacia de conversión .
 RUIDO : Deterioro de la imagen radiográfica
Influido por : • • • Eficacia de absorción del fósforo . Intensidad luminosa emitida desde fósforo Intensidad o Nº de rayos X usados en la
RESOLUCIÓN ESPACIAL DE PANTALLA Capacidad de pantalla de producir imagen clara y nítida.
- Se mide en pares de líneas por milímetro: 6pl/mm 10pl/mm - Exámenes con pantalla tienen menor resolución que exámenes de exposición directa.
RESOLUCIÓN ESPACIAL DE PANTALLA
A.-Grosor Capa de fósforo : mayor grosor pantalla más rápida menor resolución espacial B.-Tamaño del cristal de fósforo: Menor tamaño del cristal pantalla más lenta , mayor resolución espacial
 Cada pantalla expone la emulsión de la película con la que esta en contacto .pantalla emisora de luz verde.pantalla emisora de luz azul. .COMBINACIÓN PANTALLA PELÍCULA  Debe existir Correspondencia Espectral entre Pantalla y Película. Película sensible al verde ---. Película sensible al azul ----.
Pantallas rápidas: Menor resolución . en exámenes de estructuras con mayor grosor. valor de exposición corresponden a la mitad de los utilizados con pantalla lenta. . Pantallas Medias : Resolución media. necesita mayor valor de exposición.Pantallas intensificadoras Pantallas lentas : Mayor resolución.
VENTAJAS DEL USO DE PANTALLAS REFORZADORAS 1. 5. Menor generación de calor en el tubo de RX. Menor exposición laboral. 6. 3. 4. 2. Menos exposición para el paciente. Menor utilización de fotones de RX. . Tiempos de exposición mas cortos. Aumenta vida útil del tubo.
aumentan moteado o ruido .DESVENTAJAS DEL USO DE PANTALLAS REFORZADORAS  Disminución de la nitidez y poder de resolución  Pantallas muy eficientes (muy rápidas). que en película se manifiesta como diferencias de densidades o exceso de granulosidad. que dificulta la visualización de la imagen .
Lantano.Pantallas de Wolframato de Calcio v/s de Tierras Raras (CaWO4)   Emiten luz azul-violeta . •Tienen mayor velocidad. •Emiten luz verde. itrio. Uso desde 1896 hasta década de 1970. •Absorben 5 veces mas rayos X que pantallas de Ca WO4. •Uso actual. . Tierras Raras •Fósforos: Gadolinio. •Tienen mayor eficacia de conversión (% de fotones luminosos producidos).
 Verificar buen contacto pantalla –película  Manipulación tosca y descuidada es causa de pérdida de contacto pantalla-película. frecuencia dependerá de carga de trabajo y aseo del entorno. para evitar arañazos y ralladuras especialmente en la carga y descarga del chasis.  Limpieza periódica.CUIDADOS DE LAS PANTALLAS INTENSIFICADORAS O REFORZADORAS O FOLIOS RADIOGRAFICOS  Manipulación cuidadosa. .  Uso cuidadoso y adecuado asegura funcionamiento óptimo e indefinido de pantallas .
C. Película se sitúa entre pantallas (sandwich). base. de rayos X en luz visible.para obtener RX DE CALIDAD evitando los artefactos.     . absorción. Luz emitida por pantalla impresiona la película. Capa de fósforo convierte E. Protector. ruido. Factor Intensificación (FI) compara película con y sin pantalla. Se componen de: R. Primeros fósforos = CaWO4 luego Tierras raras. Pantallas deben tener manipulación cuidadosa .RESUMEN PANTALLAS INTENSIFICADORAS      Pantallas situadas en interior chasis radiográfico.(luminiscencia) P. Intensificadora tiene características en respuesta a radiación recibida: Eficacia de conversión. reflectante. fósforo. resolución espacial.
Películas en caja .
Utilidades en imágenes .
PELICULA RADIOGRAFICA ESTRUCTURA • BASE • CAPA ADHESIVA O SUSTRATO • EMULSION •SUPERREVESTIMIENTO .
PELICULA RADIOGRAFICA ESTRUCTURA .
Lucencia uniforme (transparencia a la luz) Tiene leve tinte azul (reduce fatiga visual) .PELICULA RADIOGRAFICA BASE O SOPORTE Características: Material : Poliéster Soporte rígido para la emulsión Es flexible e irrompible.
PELICULA RADIOGRAFICA BASE O SOPORTE Evolución materiales base película Placas de vidrio Nitrato de celulosa (inflamable) Triacetato de celulosa Poliéster (desde 1960) .
.PELICULA RADIOGRAFICA  Capa adhesiva o sustrato -Permite perfecta adherencia entre emulsión y base. .Delgado recubrimiento de gelatina endurecida .  Capa anti-halo : .Capa con colorante que evita reflejos de luz en el interior de la película.  Superrrevestimiento .En películas monocapas (mamografías).
interacciona con la luz y la radiación x GELATINA EMULSIÓN (Mezcla homogénea) MICROCRISTALES DE HALURO DE Ag Grosor: 3 .5 micras .PELICULA RADIOGRAFICA EMULSIÓN  Capa activa.
Durante la fabricación aporta a los microcristales ciertas impurezas que aumentan sensibilidad de película.  Soporte físico para la distribución uniforme de los microcristales de haluros de Ag.Durante la fabricación de la película. permite que emulsión se extienda sobre soporte. .Es porosa (permite la difusión de químicos) . .Mantiene aislados entre sí a los microcristales. .Permite durabilidad a la emulsión .PELICULA RADIOGRAFICA EMULSION  Gelatina :  Proteína extraída de pieles y huesos de animales. .
EMULSIÓN – CRISTALES HALURO DE Ag  Ingrediente activo de emulsión sensibles a los rayos X y a los fotones luminosos. .  Atomos dispuestos en forma cúbica.  Bromuro de Ag (95%) Yoduro de Ag (5%)  Nº atómicos elevados: Br = 35 Y = 53 Ag = 47  Son planos y trigonales.
hexagonal.Emulsión en estado virgen Partícula sensible Cristales de forma triangular. dispersos en gelatina. tamaño heterogéneos. Cristales con partícula sensible en su interior. .
.  PARTÍCULA SENSIBLE ¿Cómo se forma?  Se forman imperfecciones en red cristalina de haluro de Ag.  Durante revelado atraen átomos de Ag.  Corresponde a Sulfuro de Ag.CRISTALES DE HALURO DE Ag.  Se forma partícula sensible.  Penetra en interior de cristal.
2. .2 LA IMAGEN LATENTE Cambio invisible inducido por acción de fotones de radiación y lumínicos sobre cristales de haluro de Ag.
desaparece carga eléctrica de superficie de cristal. D) Proceso se repite. aumento Nº de átomos de Ag. atómica en partícula sensible.. E) Ag atómica en partícula sensible adquieren coloración negra durante revelado . .FORMACIÓN DE LA IMAGEN LATENTE  A) Se liberan electrones por acción de     la luz o radiación B) Electrones migran hacia la partícula sensible C) Se forma Ag.
aparece base de película de Baja densidad Optica) .Película virgen s/exposición Radiación produce depósito de átomos de Ag en partículas sensibles Zona der. sin exposición a radiación Acción del revelador sobre cristales alterados por fotones lumínicos . se disuelven cristales no irradiados (no revelados). se transforman en Ag metálica (negra) Alta densidad Optica Acción del fijador.
CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA  CONTRASTE  VELOCIDAD  LATITUD Curva sensitométrica permite determinar características de película radiográfica. .
Para determinar características de la película radiográfica Términos de interés en Sensitometria : EXPOSICIÓN DENSIDAD .Como procedimiento de control de calidad del revelado. SENSITOMETRÍA y DENSITOMETRIA : Estudio y medición de la respuesta de la película radiográfica UTILIDAD: . .
 EXPOSICIÓN: Cantidad de E que llega a cierta porción de la película y produce una determinada densidad fotográfica en la película procesada.  DENSIDAD ÓPTICA : Grado de ennegrecimiento de la película Se mide por luz incidente sobre película revelada y nivel de luz emitida a través de ella (densitómetro).5 . Densidades útiles desde el punto de vista diagnóstico oscilan entre 0.5 y 2.
contaminantes) IDEAL : 0.15 .15 (almacenamiento.1 – 0.1 (material soporte. tinte) DENSIDAD DE VELO : 0. Densidad Película no Expuesta y Procesada DENSIDAD BASE : 0.
5. 2.Se registran datos y se representan en papel semilogarítmico.Se obtiene curva característica..Se expone película a través de cuña de Al. Se obtiene escala de grises. .Se analiza película en densitómetro.. 3.Se revela película expuesta . 4..CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA Curva Característica – Curva Sensitométrica o curva H y D (Hurter y Driffield) 1...
SENSITOMETRIA .
reparto no es uniforme .CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA  CONTRASTE ALTO : Gránulo de Haluro de Ag mas pequeño y uniformemente repartidos BAJO : Granos de diferentes tamaños .
CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA : CONTRASTE .
MAYOR: Película de emulsión mas gruesa Película A es más rápida que B .CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA  VELOCIDAD: Grado de sensibilidad a luz fotónica.
5) Latitud inversamente proporcional a contraste .5 – 2.CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA  LATITUD Intérvalo de exposiciones sobre el cuál película responde en rango de DO de utilidad diagnóstica (0.
En posición vertical. rayadura) Evitar electricidad estática. doblez. alejado de radiaciones ionizantes .  Almacenamiento: .En lugar fresco y seco. y en orden de caducidad . Con manos limpias y secas. para evitar artefactos (presión.Tiempo : Indicado por fabricante .Cuidados en Manipulación y Almacenamiento de películas  Manipulación:     En cuarto oscuro con condiciones de luz seguridad apropiadas. Cuidadosa.
Documents Similar To 3 Receptor Imagen Chasis Pantalla Pantalla
Principos , Unidades y Equipos de Rad. Convencional
Columna Total Ppt Share)
Radiografias de Craneo y Cara
More From Jesus Antonio Cabrera Guzman
Pruebadelecturaelgatoqueleenseoavolaraunagaviota 120731235149 Phpapp02 (1)
Vocabulario Historiadeunagaviotaydelgatoqueleenseavolar22 110807121508 Phpapp01
cráneo clase 2 alumnos
8299670-RADIOANATOMIA-RODILLA
1v60n1378a10022052pdf001

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución