Source: https://hannainst.com.mx/productos/fotometros-de-mesa/fotometro-para-acuicultura/
Timestamp: 2019-03-20 11:46:10+00:00

Document:
Fotómetro para acuicultura | HANNA® instruments México
Inicio / Todos los productos / Línea / Acuacultura / Fotómetro para acuicultura
HI83303-01
Fotómetro para acuicultura
$14,616.00 MXN
El HI83303 es un fotómetro multiparámetro compacto para uso en aplicaciones de acuicultura. Este medidor es uno de los fotómetros más avanzados disponibles en el mercado con un innovador diseño óptico que utiliza un detector de referencia y un lente de enfoque para eliminar errores provenientes de los cambios en la fuente de luz y de las imperfecciones en la celda de vidrio. Este medidor tiene 20 diferentes métodos programados que miden 12 parámetros clave de la calidad del agua y también ofrece un modo de medida de absorbancia para verificar su funcionamiento y para los usuarios que deseen desarrollar sus propias curvas de concentración contra absorbancia.
Los parámetros de la acuicultura incluyen alcalinidad, calcio, nitrito y fosfato que son críticos para mantener un sistema saludable. También contiene parámetros específicos para un ambiente marino o de agua dulce.
Para ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83303 funciona como un medidor de pH profesional con su entrada digital para electrodo de pH/temperatura. Ahora se puede usar un solo medidor tanto para mediciones fotométricas como para pH.
HI83303-01 Categorías: Acuacultura, Fotómetros de mesa Etiquetas: Absorbancia, Alcalinidad, Amoniaco, Calcio, Cloro, Cobre, Fosfato, Fósforo, Nitrato, Nitrito, Oxígeno Disuelto, pH
Validación y Calibración CAL Check™
El fotómetro de mesa HI83303 mide 12 parámetros clave de calidad de agua utilizando 20 métodos diferentes. Este fotómetro cuenta con un innovador sistema óptico que utiliza LEDs, filtros de interferencia de banda estrecha, lente de enfoque, un fotodetector de silicio para la medición de absorbancia y un detector de referencia para mantener la consistencia en la fuente de luz garantiza lecturas fotométricas exactas y repetibles.
Hecho pensado para la industria acuícola, el HI83303 es una solución integral para mantener condiciones químicas y ambientales óptimas, prevenir enfermedades y aumentar la producción. El HI83303 mide parámetros vitales tales como alcalinidad, calcio, nitrito y fosfato. La alcalinidad tiene una relación dinámica con las concentraciones de pH y CO2, el agua de alta alcalinidad disminuye las fluctuaciones del pH. La capacidad de amortiguación en los estanques actúa para almacenar CO2 adicional esencial en la fotosíntesis para producir oxígeno. Mantener el calcio en ciertos niveles es vital para el crecimiento y el desarrollo adecuado de los peces. El nitrito excesivo puede ser tóxico para los peces. Cuando el nitrito interactúa con la hemoglobina, el hierro se oxida y las células sanguíneas ya no pueden transportar oxígeno. El fosfato es esencial para el crecimiento de las plantas, demasiado fosfato en un sistema de acuicultura puede contribuir a la proliferación de algas disminuyendo el oxígeno disuelto vital para un ecosistema exitoso.
La entrada digital de electrodo de pH permite al usuario medir el pH mediante un electrodo de vidrio tradicional. El electrodo de pH digital tiene un microchip incorporado que almacena toda la información de calibración. Tener la información de calibración almacenada en el electrodo permite el intercambio de los electrodos de pH sin tener que volver a calibrar. Todas las mediciones de pH se compensan automáticamente para las variaciones de temperatura con un termistor incorporado situado en la punta sensible del bulbo para una medición rápida y precisa de temperatura.
El HI83303 ofrece un modo de medición de absorbancia que permite la utilización de los estándares CAL Check™ para validar el rendimiento del sistema. El modo de absorbancia permite al usuario seleccionar una de las cinco longitudes de onda de luz disponibles (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm) para medir y trazar su propio diagrama de concentración contra modo de absorbancia. Esto es útil para los usuarios que cuenten con un método químico propio y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia usando la Ley de Beer-Lambert.
Se proporcionan dos puertos USB para transferir datos a una unidad flash o computadora y para utilizarlos como fuente de alimentación del medidor. Para mayor comodidad y portabilidad, el medidor también puede funcionar con una batería interna de 3.7 VCD de polímero de litio recargable.
Tenga en cuenta que los reactivos no están incluidos y pueden adquirirse aquí.
Pantalla LCD iluminada de 128 x 64 píxeles
La pantalla gráfica iluminada permite una visualización fácil en condiciones de poca luz
La pantalla LCD de 128 x 64 píxeles permite una interfaz simplificada con teclas virtuales y ayuda en pantalla para guiar al usuario en el uso del medidor.
Temporizador de reacción incorporado para mediciones fotométricas
La medición se realiza después de que el temporizador termine la cuenta regresiva.
El temporizador de cuenta regresiva asegura que todas las lecturas se tomen en los intervalos de reacción apropiados para una mejor consistencia en las mediciones
Modo Absorbancia
Cuenta con las celdas exclusivas de Hanna CAL Check™ para la validación de la fuente de luz y del detector
Permite que el usuario realice la curva de concentración contra absorbancia para una longitud de onda específica, y permitir así su uso con la especie química suministrada por el usuario o en la enseñanza de los principios de fotometría
Se muestra la unidad de medida apropiada junto con la forma química y la lectura
Conversión de resultados
Convierte automáticamente las lecturas a otras formas químicas con sólo presionar un botón
Cubierta de la celda
Ayuda a evitar que la luz dispersa afecte las mediciones
Entrada digital de electrodo de pH
Mide el pH y la temperatura con una sola sonda
Cuenta con buenas prácticas de laboratorio (GLP) para rastrear la información de calibración incluyendo la fecha, hora, soluciones utilizadas, offset y pendiente para la trazabilidad
El CAL Check™ de pH alerta al usuario sobre posibles problemas durante el proceso de calibración
Ahorro de espacio con un medidor de pH y fotómetro integrado en un solo medidor
Se pueden almacenar hasta 1,000 lecturas fotométricas y de pH con solo presionar el botón LOG. Las lecturas registradas se recuperan fácilmente presionando el botón RCL
El ID de muestra y la información de ID de usuario se pueden agregar a una lectura registrada utilizando el teclado alfanumérico
Las lecturas registradas se pueden transferir de forma rápida y sencilla a una unidad flash utilizando el puerto USB-A o a una computadora utilizando el puerto micro USB-B
Los datos se exportan como un archivo .CSV para su uso en programas de hoja de cálculo.
Indica la cantidad de batería restante
Se muestran mensajes en pantalla que alertan al usuario sobre problemas como la ausencia de tapa, valor de cero muy alto y valor de estándar demasiado bajo.
Los mensajes de calibración del pH incluyen limpiar electrodo, revisar solución de calibración y revisar electrodo
Funciones en pantalla
Selección de método
Los usuarios pueden seleccionar fácilmente cualquiera de los 60 parámetros a través del botón METHOD.
Se pueden registrar hasta 1000 lecturas de medición con el ID del usuario y de la muestra y se pueden recuperar para uso futuro.
Modo de medición de pH
La selección del modo de medición de pH permite que el fotómetro se utilice como un medidor de pH profesional con muchas funciones, incluyendo mediciones con compensación por temperatura, calibración automática de dos puntos y GLP.
HI83303 está diseñado con un innovador sistema óptico que incorpora un divisor de haz para que la luz pueda ser utilizada en las lecturas de absorbancia y en un detector de referencia. El detector de referencia supervisa la intensidad de la luz y modula cuando hay desviaciones debido a la fluctuación de energía o al calentamiento de los componentes ópticos. Cada componente cumple un papel importante en proporcionar un rendimiento sin precedentes en un fotómetro.
Fuente de luz LED de alta eficiencia
Una fuente de luz LED ofrece un rendimiento superior comparada con una lámpara de tungsteno. Los LEDs tienen una eficiencia luminosa mucho más alta, proporcionando más luz mientras utilizan menos energía. También producen muy poco calor, el cual afecta a los componentes ópticos y la estabilidad electrónica. Los LED están disponibles en una amplia gama de longitudes de onda, mientras que las lámparas de tungsteno son supuestamente luz blanca (todas las longitudes de onda de la luz visible), pero en realidad tienen salida de luz azul/violeta pobre.
Filtros de interferencia de banda estrecha de alta calidad
El filtro de interferencia de banda estrecha no sólo asegura una mayor exactitud de la longitud de onda (+/- 1 nm), sino que es extremadamente eficiente. Los filtros utilizados permiten que se transmita hasta un 95% de la luz del LED en comparación con otros filtros que sólo son eficientes en un 75%. Una mayor eficiencia permite que la fuente de luz sea más brillante y fuerte. El resultado final es una mayor estabilidad en la medición y menor error de longitud de onda.
Detector de referencia para una fuente de luz estable
Se utiliza un divisor de haz como parte del sistema de referencia interno del fotómetro HI83300. El detector de referencia compensa cualquier desviación debida a fluctuaciones de energía o cambios de temperatura ambiente. Ahora puede confiar en una fuente estable de luz entre su medición en blanco (cero) y la medición de su muestra.
Celda de gran tamaño
La celda de la muestra del HI83300 es de vidrio con longitud de trayectoria de 25 mm. Junto con los componentes ópticos avanzados, el gran tamaño de celda reduce considerablemente los errores en la rotación de la marca de indexación de las celdas. La longitud de trayectoria relativamente larga de la celda de muestra permite que la luz pase a través de una mayor cantidad de muestra, asegurando mediciones precisas incluso en muestras de baja absorbancia.
Lente de enfoque para mayor rendimiento de luz
La adición de un lente de enfoque a la trayectoria óptica permite la recolección de toda la luz que sale de la celda y enfoca la luz en el detector de silicio. Este nuevo enfoque de las mediciones fotométricas anula los errores debidos a las imperfecciones y arañazos que pudieran estar presentes en la celda de vidrio eliminando la necesidad de indexar la celda.
Fotómetro: 6.5 a 8.5
Electrodo de pH: -2.00 a 16.00 pH
Fotómetro: 0.1 pH
pH del electrodo: 0.01 pH
Fotómetro: ± 0.1
Electrodo de pH: ± 0.01 pH
Automática en uno o dos puntos con un conjunto de calibración estándar disponible (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Compensación por temperatura del pH
Automática (-5.0 a 100.0 °C; 23.0 a 2120 °F); Límites reducidos basados ​​en el electrodo de pH utilizado
pH CAL Check (diagnóstico del electrodo)
Se muestra en pantalla limpieza el del electrodo y estado de la solución de calibración y del electrodo.
Método de pH
Fotómetro: rojo fenol (no compatible con agua de mar)
Intervalo pH-mV
Resolución pH-mV
Exactitud pH-mV
Intervalo de oxígeno, disuelto
0,0 a 10,0 mg/L (como O $ ₂ $ )
Resolución oxígeno, disuelto
Exactitud oxígeno, disuelto
± 0,4 mg/L ± 3% de la lectura
Método oxígeno, disuelto
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18a edición, método de Winkler modificado con azida
Intervalo de absorbancia
0.000 a 4.000 abs
Resolución de absorbancia
Exactitud de absorbancia
+/- 0.003Abs @ 1.000 abs
Rango de Alcalinidad
0 a 500 mg / L (como CaCO₃ )
Resolución de Alcalinidad
Precisión de Alcalinidad
± 5 mg / L ± 5% de la lectura a 25 ° C
Método de Alcalinidad
Método colorimétrico
Alcalinidad, agua de mar
Intervalo de alcalinidad, agua de mar
0 a 300 mg/L (como CaCO₃ )
Resolución de alcalinidad, agua de mar
Exactitud de alcalinidad, agua de mar
± 5 mg/L ± 5% de la lectura a 25°C
Método de alcalinidad, agua de mar
Intervalo de amoníaco
Intervalo bajo: 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃ -N)
Intervalo medio: 0.00 a 10.00 mg/L (como NH₃ -N)
Intervalo alto: 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₃ -N)
Resolución de amoníaco
Intervalo bajo y medio: 0.01 mg/L
Intervalo alto: 0.1 mg/L
Exactitud del amoníaco
Intervalo bajo: ± 0.04 mg/L ± 4% de lectura
Intervalo medio: ± 0.05 mg/L ± 5% de lectura
Intervalo alto: ± 0.5 mg/L ± 5% de lectura a 25°C
Método del amoníaco
Adaptación del Método ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, método Nessler
Intervalo de calcio
0 a 400 mg/L (como Ca 2+ );
Resolución de calcio
Exactitud de calcio
± 10 mg/L ± 5% de la lectura
Método de calcio
Adaptación del método oxalate
Calcio, agua de mar
Intervalo de calcio, agua de mar
200 a 600 mg/L (como Ca 2+)
Exactitud de calcio, agua de mar
± 6% de la lectura a 25°C
Método de calcio, agua de mar
Adaptación del método zincon
Intervalo de cloro libre
0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
Resolución de cloro libre
Exactitud de cloro libre
± 0,03 mg/L ± 3% de la lectura
Intervalo de cloro total
De 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
Resolución de cloro total
Exactitud de cloro total
± 0.03 mg/L ± 3% de la lectura
Método de cloro
Adaptación del método EPA 330.5 DPD (compatible con agua de mar)
Intervalo de cobre
Intervalo bajo: 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu 2+ )
Intervalo alto: 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu 2+ )
Resolución de cobre
Exactitud de cobre
Intervalo bajo: ± 0.01 mg/L ± 5% de lectura
Intervalo alto ± 0.02 mg/L ± 4% de lectura
Método de cobre
Adaptación del método bicinconinato de la EPA
Intervalo de nitrato
0.0 a 30.0 mg/L (como NO3- N)
Resolución de nitrato
Exactitud de nitrato
± 0.5 mg/L ± 10% de la lectura
Método del nitrato
Adaptación del método de reducción de cadmio
Intervalo de Nitrito
Intervalo bajo: 0 a 600 µg/L (como NO2-N)
Intervalo alto: 0 a 150 mg/L (como NO2- )
Resolución de Nitrito
1 μg/L; 1 mg/L
Exactitud del nitrito
Intervalo bajo: ± 20μg/L ± 4% de lectura
Intervalo alto: ± 4 mg/L ± 4% de lectura
Método del nitrito
Intervalo bajo: adaptación del método EPA Diasotización 354.1
Intervalo alto: adaptación del método sulfato ferroso (compatible con agua de mar)
Nitrito, agua marina IUB
Intervalo de nitrito, agua marina
Intervalo ultra bajo: 0 a 200 µg/L (como NO2–N)
Exactitud de nitrito, agua marina
± 10 μg/L ± 4% de lectura a 25 ° C
Método de nitrito, agua marina
Adaptación del método EPA Diasotización 354.1
Intervalo de fosfato
Intervalo bajo: 0.00 a 2.50 mg/L (como PO4-)
Intervalo alto: 0,0 a 30,0 mg/L (como PO4- )
Resolución de fosfato
0,01 mg / l; 0,1 mg / l
Exactitud de fosfato
Intervalo bajo: ± 0,04 mg/L ± 4% de lectura
Intervalo alto: ± 1 mg/L ± 4% de lectura
Método de fosfato
Intervalo bajo: Adaptación del Método del Ácido Ascórbico Ascórbico (compatible con agua de mar)
Intervalo alto: Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método de aminoácidos
Fósforo agua marina IUB
Intervalo de fosfato, agua marina
0 a 200 μg/L (como P)
Exactitud de fosfato, agua marina
± 5 μg/L ± 5% de la lectura
Método de fosfato, agua marina
Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales, 20ª edición, método del ácido ascórbico
1 entrada de electrodo de pH y 5 longitudes de onda del fotómetro
Electrodo de pH digital (no incluido)
Registro bajo demanda con nombre de usuario e ID de muestra entrada opcional
Memoria de registro
USB-A para la unidad flash; Micro-USB-B para la conectividad de la alimentación eléctrica y de la computadora
Datos de calibración para el electrodo de pH conectado
LCD de 128 x 64 píxeles con retroiluminación
Tipo de batería / vida
Batería recargable polímero de litio 3.7 VCD / > 500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición continua del pH
adaptador de corriente 5 VCD USB 2.0 con cable USB-A a micro-USB-B (incluido)
0 a 50.0°C (32 a 122.0°F); 0 a 95% HR, no condensante
206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8 pulgadas)
1.0 kg (2.2 libras)
Fuente de luz del fotómetro/colorímetro
5 LEDs con filtros de interferencia de banda estrecha de 420nm, 466nm, 525nm, 575nm y 610nm
Fotómetro/colorímetro detector de luz
Fotodetector de silicio
Ancho de banda del filtro de paso de banda
Exactitud de la longitud de onda del filtro de paso de banda
Redondo, 24.6 mm
Número de métodos
128 máx.
El HI83303 se suministra con celdas y tapas de muestra (4 unidades), paño para limpiar celdas, cable conector de USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.
* Tenga en cuenta que los reactivos no están incluidos, pero se pueden comprar aquí
Catalogo de Fotometros serie HI83300
Instruction manual of HI83303
Sé el primero en valorar “Fotómetro para acuicultura” Cancelar respuesta
HI83746-01
Photometer for residual sugar measurement in wine, Range 0.00 to 50.00 mg/L 115V
$17,704.38 MXN
HI83224-01
COD/multiparameter photometer w/bar code recognition of sample vials, 115V
$44,706.40 MXN
HI83326-01
Fotómetro multiparamétrico para piscinas y spas
$16,704.00 MXN
HI76407/F
Sonda polarográfica de oxígeno disuelto con protector
$5,360.36 MXN – $7,114.51 MXN
HI3826-025
Reactivos de repuesto para el kit químico de pruebas para amoniaco en agua de mar (25 pruebas)
$552.16 MXN
HI3899BP
Kit químico educacional de pruebas para ciencias marinas
$11,216.04 MXN
HI7037M
Calibration solution for % Readings (100% NaCl), 250 mL bottle
$389.94 MXN
HI96705-11
Estándares CAL Check™ de sílice intervalo bajo
$4,164.86 MXN

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución