Source: http://docplayer.es/6113310-Pinzas-amperimetricas-de-fluke.html
Timestamp: 2018-05-24 12:23:25+00:00

Document:
Pinzas amperimétricas de Fluke - PDF
Download "Pinzas amperimétricas de Fluke"
Alba Tebar Castillo
1 Pinzas amperimétricas de Fluke Soluciones para todas las necesidades más soluciones en el interior
2 Cuadro para la selección de las pinzas amperimétricas Funciones Aplicaciones Pinza recomendada Técnico de procesos/ electricista Especialista en automatización Electricista residencial La posibilidad de colocar las unidades en varias ubicaciones permite dejarlas en el sitio Ofrece la resolución de problemas de primera línea en sistemas generales de corriente CA Verifique la integridad y el funcionamiento del circuito Mida la corriente de carga, tensión CA y continuidad de interruptores, fusibles y contactos Cables del alimentador Verifique el equilibrio y la carga de los cables del alimentador Pinza amperimétrica CA de verdadero valor Fluke 365 Mide 200 A CA y CC con una mordaza fija La mordaza extraíble hace que sea más fácil acceder a los cables y ver la pantalla al mismo tiempo Medida de resistencia de Ω con continuidad Incorpora una linterna para facilitar la iluminación e identificación de cables para medir con mayor precisión la corriente real, incluso con formas de onda distorsionadas ocasionadas por cargas ruidosas CAT III para 600 V Pinza amperimétrica CA de verdadero valor Fluke 373 Medida de hasta 600 A CA Medida de tensión CA y CC hasta 600 V para medir con mayor precisión la corriente real, incluso con formas de onda distorsionadas causadas por cargas ruidosas Incluye una gran pantalla retroiluminada, medida de tensión CA/CC, resistencia, continuidad y capacidad CAT IV 300 V, CAT III 600 V Propósito general Técnico de distribuidora Técnico de distribuidora Resolución de problemas básicos en sistemas CA y CC Medida de corriente CC en dispositivos alimentados por batería, sistemas de seguridad, etc. Medida de corriente de arranque y de operación de motores Medida de capacidad para condensadores de arranque y marcha de los motores Comprobación del equilibrio y la carga en cuadros de servicio Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor Fluke 374 Medida de hasta 600 A CA y CC Medidas de verdadero valor para medir con mayor precisión la corriente real, incluso con formas de onda distorsionadas causadas por cargas ruidosas Compatibles con las nuevas sondas de corriente flexibles iflex i e i (se venden por separado), con lo que se amplía el rango de medida a A de CA y se obtiene una mayor flexibilidad de visualización Modo de corriente de arranque para medidas repetibles de la corriente de arranque del motor o de los equipos Incluye una gran pantalla retroiluminada, medida de tensión CA/CC, resistencia, continuidad, MÍN./MÁX. y capacidad, CAT III 1000 V Especialista en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado Avanzada resolución de problemas en sistemas CA y CC Motores y variadores de velocidad y entornos eléctricos ruidosos Corriente de arranque del motor para la resolución de problemas en dispositivos de protección de corriente Salida de motores y variadores de velocidad Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor Fluke 375 Rango de medida de 500 mv para conectarse con otros accesorios El filtro pasa bajo integrado y el procesamiento de señales avanzado permiten su uso en entornos con gran ruido eléctrico, con lo que se obtienen lecturas estables Medida de frecuencia hasta 500 Hz con mordaza y tecnología iflex Compatibles con las nuevas sondas de corriente flexibles iflex i e i (se venden por separado), con lo que se amplía el rango de medida a A CA y se obtiene una mayor flexibilidad de visualización Mida tensión de verdadero valor, capacitancia, resistencia y continuidad, CAT III 1000 V
3 Electricidad Accesorio Funciones Aplicaciones Pinza recomendada Mantenimiento eléctrico Mantenimiento eléctrico Técnio Electricista de mantenimiento Electricista / /planta Especialista en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado El modelo más completo para los profesionales del mantenimiento eléctrico que tengan que resolver problemas en sistemas CA y CC en cualquier entorno Medida de A CA o CC con mordaza fija para medir la corriente en motores, cámaras acorazadas y embarrados Medida de capacidad de A de CA con sonda de corriente flexible; se ajusta alrededor de conductores estrechos y complejos Fíjela en torno al embarrado en cuadros de servicio para medir cargas El modelo más completo para los profesionales del mantenimiento eléctrico que tengan que resolver problemas en sistemas CA y CC en cualquier entorno Medida de A CA o CC con mordaza fija para medir la corriente en motores, cámaras acorazadas y embarrados Medida de capacidad de A de CA con sonda de corriente flexible; se ajusta alrededor de los conductores estrechos y complejos Fíjela en torno al embarrado en cuadros de servicio para medir cargas Resolución de problemas es en aplicaciones CA y CC en las que el acceso es difícil Acceso a cableados en lugares estrechos, como los armarios de instrumentos de procesos Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor Fluke 376 con iflex Medida de hasta A CA y CC Entradas para V CA y CC, resistencia de 60 kω y medida de continuidad Incluye las nuevas sondas de corriente flexibles i e i iflex, con las que se amplía el rango de medida hasta los A de CA y se obtiene una mayor flexibilidad de visualización Mordaza estrecha y alargada con gran abertura que selecciona fácilmente el conductor de interés Medidas de verdadero valor para medir con mayor precisión la corriente real, incluso con formas de onda distorsionadas ocasionadas por cargas ruidosas, CAT III 1000 V Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor Fluke 381 con pantalla remota e iflex La tecnología inalámbrica permite llevar la pantalla a una distancia de hasta 9 metros (30 pies) del punto de medición La pantalla magnética extraíble se puede instalar, para su comodidad, en un lugar visible Incluye las nuevas sondas de corriente flexibles i e i iflex, con las que se amplía el rango de medida hasta los A de CA y se obtiene una mayor flexibilidad de visualización Medida de corriente CA y CC, tensión CA y CC, resistencia, frecuencia, continuidad, capacidad, mín./ máx. y filtro pasa bajo de corriente de arranque La gran pantalla retroiluminada de fácil lectura establece automáticamente el rango de medida correcto, CAT III 1000 V Sondas de corriente flexibles iflex i2500 Medición de hasta A de corriente CA con pinzas amperimétricas selectas Ofrece una mayor flexibilidad de visualización y la capacidad de medir conductores de gran tamaño. Mide frecuencia, corriente de arranque y mín./máx. El diámetro de la sonda de 7,5mm posibilita la realización de medidas en espacios limitados Disponible en longitudes de 25cm (10 pulg.) y 45cm (18 pulg.), CAT III 1000 V Técnico Electricista residencial y Verifique la integridad y el funcionamiento del circuito Mida la corriente de carga, tensión CA y continuidad de interruptores, fusibles y contactos Cables del alimentador Verifique el equilibrio y la carga de los cables del alimentador Pinza amperimétrica de verdadero valor Fluke 325 Medida de hasta 400A CA y CC Resolución de 0,01 A en el rango de 40 A que permite medidas más precisas Factor de forma compacto para efectuar medidas fácilmente en compartimientos de cables estrechos Medida de tensión CA y CC hasta 600 V Medida de resistencia, continuidad, temperatura, capacidad y función retención de valores en pantalla CAT IV 300 V, CAT III 600 V
4 Cuadro para la selección de las pinzas amperimétricas cont. Técnico Electricista com./ind. Funciones Aplicaciones Pinza recomendada Trabajo en paneles y circuitos derivados Comprobador eléctrico T Mida las cargas de un circuito derivado en un cuadro (incluidos los cables del alimentador, los circuitos derivados Medida de la corriente alterna con mordaza abierta y los neutros) y la continuidad de los hasta 100 A interruptores, fusibles y contactos Tensión CA y CC Mida la tensión del lado de la carga de un T5-600: CAT III para 600 V disyuntor o fusible T5-1000: CATIV 600V, CATIII 1000 V Compruebe si hay tensión en un circuito Continuidad, resistencia antes de empezar el trabajo Resistente y fácil de utilizar Fugas Técnico Electricista en mantenimiento de Mantenimiento Electricista en hospitales Medición de la corriente de fuga Verifique el estado del aislamiento y las pérdidas en circuitos y sistemas Detecte fugas en circuitos y sistemas utilizando filtros Comprobación de aislamiento en los circuitos energizados Evalúe el estado del aislamiento en los circuitos energizados mediante mediciones de la corriente de fuga cuando la desconexión no resulta aconsejable Pinza amperimétrica para corrientes de fuga de CA Fluke 360 Medida de la corriente de fuga con un rango de 3 ma y una resolución de 1 µa, para la supervisión exacta de la erosión del aislamiento Amplio rango de medida, desde 1 µa hasta 60 A, para todas las necesidades de instalación Blindaje avanzado para asegurar resultados precisos al medir cerca de otros conductores Comprobador de corrientes de fuga fácil de transportar, de tamaño bolsillo, con una mordaza de 40 mm de ancho CAT III para 300 V Conexión a tierra Mantenimiento electricista / Técnico de distribuidora Consultor/ Instalador electricista Comprobación de resistencia de puesta a tierra Realice comprobaciones de bucles de tierra en áreas en las que no se disponga de otras técnicas de comprobación de la resistencia a tierra Compruebe las partes de un sistema de múltiple puesta a tierra Realice periódicamente comprobaciones rápidas en tomas de tierra de sistemas como parte de un programa regular de mantenimiento preventivo Pinza amperimétrica para medida de resistencia a tierra Fluke 1630 Comprobación desde 0,025 Ω hasta Ω de bucle de tierra Gran mordaza para fijarla abrazando cualquier punto del circuito de tierra o del cable de conexión Medida corriente de fugas de tierra y corrientes de carga de CA en todo el rango entre 0,2 ma y 30 A Límites de alarmas definidos por el usuario que permiten mediciones rápidas de tipo pasa/no pasa CAT III para 300 V Procesos Técnico/ electricista de procesos Especialista en automatización/ Medición de las señales de control de procesos Mide señales de 4 a 20 ma sin interrumpir el lazo Chequee el funcionamiento correcto de los PLC y la E/S analógica de los sistemas de control Las señales de control de procesos de generación permiten comprobar señales de 4 a 20 ma y de 1 a 5 V y de 0 a 10 V para comprobar E/S de automatización Las avanzadas funciones de resolución de problemas simplifican las comprobaciones de lazos Pinza amperimétrica de ma de procesos 773 Permite ahorrar tiempo y dinero midiendo con facilidad señales de 4 a 20 ma Pinza en miniatura desmontable para ubicaciones estrechas También permite medir sistemas de señales de 10 a 50 ma más antiguos con el rango de 100 ma Pantalla con retroiluminación, haz concentrado, retención de valores y botones de lectura de cero Elimina la necesidad de equipos adicionales de tensión o generación de 4 a 20 m para la resolución de problemas CAT II para 300 V
5 Calidad de la potencia Distribuidora eléctrica de gama alta Funciones Aplicaciones Pinza recomendada Técnico de servicio eléctrico y de campo Técnico en calefacción, ventilación y aire acondicionado Ingeniero eléctrico Técnico Electricista de mantenimiento de Ingeniero de distribuidora Electricista de mantenimiento Técnico de distribuidora Electricista marítimo o de soldadura Técnico Electricista de mantenimiento de Medición de cargas no lineales Configure y solucione los problemas en accionadores de frecuencia variable y sistemas de suministro ininterrumpible (UPS); chequee la operación correcta midiendo los parámetros clave de la calidad de la potencia Mediciones de armónicos Descubra problemas de armónicos que pueden causar daños o afectar a equipos críticos Solución de problemas en la corriente de arranque Compruebe la corriente de arranque en los casos en que se produzcan restablecimientos espurios o tiempos de salto inoportunos de disyuntores Estudios de carga Chequee la capacidad del sistema eléctrico antes de agregar cargas Cuadro de servicio, acometida de servicio y cámaras acorazadas de baja tensión En el cuadro de servicio, fíjela alrededor de cada fase individual. Ideal para conductores grandes sencillos o paralelos En la acometida de servicio, sujétela en torno a las barras de bus, de hasta 2,5 pulgadas, para chequear el uso esperado de la corriente Mida la corriente en conductores de cámaras acorazadas de bajo voltaje (1.000 V o menos) Trabajo con grandes cargas Chequee la operación de paneles de servicio de grandes cargas, dispositivos de distribución, grandes sistemas de corriente CC y motores Pinza amperimétrica para la medida de la calidad de la potencia 345 Corriente CA/CC: Medición de corriente hasta A de CA RMS y A de CC con sólo conectar la pinza Con categoría para aplicaciones en acometidas de servicio Precisa en entornos ruidosos: Gracias a su filtro pasa bajo, la pinza amperimétrica funciona bien hasta con formas de onda distorsionadas Registro de datos: Permite identificar errores intermitentes registrando cualquier parámetro eléctrico durante minutos, o durante un mes entero. Resuelva problemas en armónicos Analice y registre armónicos de forma digital o gráfica Corriente de arranque: Capture y analice los tiempos de salto inoportunos, de 3 segundos a 300 segundos, CAT III 1000 V Pinza amperimétrica de verdadero valor de 2000 A 355 Medición de corriente hasta A de CC y A de CA Gran mordaza adecuada para grandes conductores individuales o múltiples Con categoría para la máxima versatilidad de aplicación Entradas para resistencia y continuidad de 600 V CA, V CC y 400 KΩ Filtro pasa bajo, Mín/Máx/Prom y corriente de arranque Mida con precisión la frecuencia de la corriente y el voltaje hasta 1 khz, CAT III 1000 V Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado Técnico de mantenimiento de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración Chequeo de calderas y hornos Capture las temperaturas de gases de combustión y efectúe comprobaciones de electrodos de llama Motores y accionadores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado Mida condensadores de motores de arranque y marcha Solucione problemas en los motores eléctricos de compresores Mida el rendimiento de los accionadores de frecuencia variable Comprobación del rendimiento eléctrico Mida la corriente y el voltaje del lado carga y del lado de la alimentación Medición del equilibrio de la fase de tensión y de la corriente en sistemas trifásicos Pinza amperimétrica de verdadero valor para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 902 Mida corriente hasta 600 A de CA y hasta 200 µa de CC Mida tensión de verdadero valor, capacitancia, resistencia y continuidad Mida la temperatura de contacto con la sonda de temperatura tipo K incluida. (O mida la temperatura exterior de una tubería con la sonda de temperatura especial para medida en tubería 80PK-8 (se vende por separado)) CAT III para 600 V Accesorios originales de Fluke Cuando el trabajo depende de todas las herramientas de la caja de herramientas, los accesorios originales de Fluke evitan las interrupciones. Visite para consultar nuestro inventario de accesorios por modelo de producto, modelo de accesorio o categoría.
6 Especificaciones de las pinzas amperimétricas Comercial/ eléctricas Residenciales/es eléctricas Uso general T5-600 T Medidas Corriente CA Tensión CA Resistencia Continuidad Tensión CC Corriente CC Frecuencia Tensión CA + CC Corriente CA + CC Mín/Máx/Prom 4 a 20 ma (resolución de 0,01 ma) Temperatura Capacidad Resistencia de bucle de tierra Características especiales Modo de corriente de arranque Filtro pasa bajo Armónicos, alimentación y registro de datos Sonda de corriente flexible iflex de 45 cm (18 pulg.) Sonda de corriente flexible iflex de 25 cm (10 pulg.) Pantalla remota Linterna Pantalla Retención de valores en pantalla Retroiluminación Pantalla de gráficos Especificaciones Apertura de la mordaza 12,9 mm 12,9 mm 30 mm 30 mm 30 mm 18 mm Máx. tamaño de cable 1/0 cable THHN 1/0 cable THHN 600 MMC 600 MMC 600 MMC 17 mm Rango de corriente CA RMS De 0 a 100,0 A De 0 a 100,0 A De 0 a 400,0 A De 0 a 40,00 A/ 400,0 A Exactitud de la corriente alterna (50/60 Hz) 3 % ± 3 cuentas 3 % ± 3 cuentas Respuesta CA Promedio Promedio De 0 a 40,00 A/ 400,0 A Rango de corriente CC De 0 a 40,00 A/ 400,0 A Precisión de corriente CC De 0 a 200,0 A De 0 a 200 A Rango de tensión CA De 0 a 600,0 V De 0 a V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V Precisión tensión CA ± 2 cuentas ± 2 cuentas Rango de tensión CC De 0 a 600,0 V De 0 a 1000 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V Precisión de tensión de CC ± 1 recuenta ± 1 recuenta 1,0 % 1,0 % 1,0 % Rango de resistencia De 0 a Ω De 0 a Ω De 0 a Ω De 0 a Ω De 0 a 40 kω De 0 a Ω Rango de medición de frecuencias De 5 Hz a 500 Hz Potencia del equipo Apagado automático Garantía y seguridad Garantía (años) Certificaciones de categoría (EN ) CAT III 600 V, CAT III 1000 V CAT IV 300 V, CAT III 600 V CAT IV 300 V, CAT III 600 V CAT IV 300 V, CAT III 600 V CAT III 600 V
7 Propósito general Electricidad Sistemas de calefacción, ventilación y aire Industrial de alta gama, distribuidora acondicionado Accesorio iflex i / i Opcional Opcional Se incluye Se incluye Opcional Opcional Opcional Opcional 32 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 30,5 mm 58 mm 58 mm Bobina de 7,5mm 750 MMC 750 MMC 750 MMC 750 MMC 750 MMC 750 MMC 750 MMC o tres de 500 MMC 750 MMC o tres de 500 MMC De 0 a 600,0 A De 0 a 600,0 A De 0 a 600,0 A De 0 a 999,9 A De 0 a 999,9 A De 0 a 600,0 A De 0 a A De 0 a A De 0 a A De 0 a 600,0 A De 0 a 600,0 A De 0 a 999,9 A De 0 a 999,9 A De 0 a 200 µa De 0 a A De 0 a A 3 % De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a V De 0 a V 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a V De 0 a V De 0 a 600,0 V De 0 a V De 0 a Ω De 0 a Ω De 0 a Ω De 0 a 60 kω De 0 a 60 kω De 0 a Ω De 0 a 400 KΩ 500 Hz 500 Hz 500 Hz De 5 a Hz De 5 a Hz 500 Hz CAT III 600 V, CAT IV 300 V CAT III 600 V
8 Especificaciones de las pinzas amperimétricas cont. Fuga Procesos Conexión a tierra Calidad de la energía 360* Medidas Corriente CA Tensión CA Resistencia Continuidad Tensión CC Corriente CC Frecuencia Mín/Máx/Prom 4 a 20 ma (resolución de 0,01 ma) Temperatura Capacidad Resistencia de bucle de tierra Características especiales Modo de corriente de arranque Filtro pasa bajo Armónicos, alimentación y registro de datos Sonda de corriente flexible iflex de 45cm (18 pulg.) Sonda de corriente flexible iflex de 25cm (10 pulg.) Pantalla remota Linterna Pantalla Retención de valores en pantalla Retroiluminación Pantalla de gráficos Especificaciones Apertura de la mordaza 40 mm 4,5 mm 35 mm 58 mm Máx. tamaño de cable MMC 6 AWG MMC 750 MMC o tres de 500 MMC Rango de corriente CA RMS De 0 a 60 A De 0 a 35 A De 0 a A Precisión de la corriente CA (50/60 Hz) ± 3 cuentas Respuesta CA Promedio ± 3 % Rango de corriente CC De 0 a 99,9 ma De 0 a A Precisión de corriente CC 4 a 20 ma es 0, ± Rango de tensión CA De 0 a 825 V Precisión tensión CA ± Rango de tensión CC De 0 a 825 V Precisión de tensión CC ± Rango de resistencia De 0 a Ω Rango de medida de frecuencia De 15 a Hz Unidad de alimentación Apagado automático Garantía y seguridad Garantía (años) Certificaciones de categoría (EN ) *No disponible para su venta en Canadá Fluke Corporation Everett, WA EE.UU. Latin America Tel: +1 (425) Web: Fluke Ibérica, S.L. Pol. Ind. Valportillo C/ Valgrande, 8 Ed. Thanworth II Nave B1A Alcobendas Madrid CAT III 300 V Fluke. Las herramientas más confiables del mundo. Tel: Fax: Web: Para obtener información adicional póngase en contacto con: En EE. UU. (800) o Fax (425) En Europa/Medio Oriente/África +31 (0) o Fax +31 (0) En Canadá (800)-36-FLUKE o Fax +1 (425) CAT II 300 V CAT III 300 V CAT III 1000 V Acceso a Internet: Copyright 2012 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos 09/2012. Información sujeta a modificación sin previo aviso. Pub_ID : spa Formación/ asistencia El ABC de las pinzas amperimétricas Qué es una pinza amperimétrica y para qué sirve? Qué medidas se pueden realizar con una pinza amperimétrica? Cómo se puede aprovechar al máximo una pinza amperimétrica? Qué pinza amperimétrica es la más adecuada para cada entorno? Encontrará las respuestas a estas preguntas y a otras en nuestra nota de aplicación sobre el ABC de las pinzas amperimétricas: Seminario online sobre medida de lazo de ma Con este seminario online de Fluke, aprenderá a comprobar y resolver problemas midiendo señales de lazo de 4 a 20mA. Visite el enlace siguiente para inscribirse y participar. maloopwebinar Boletín sobre el estado de los equipos Tan sencillo como un destornillador y tan útil como un par de botas de trabajo: ese es el objetivo que nos hemos marcado para este boletín. Queremos facilitarle el trabajo y ayudarle a mantener los equipos que tanto aprecia en buen estado, en marcha y dando resultados de calidad. En el enlace a continuación encontrará ideas e información sobre técnicas de resolución de problemas y soluciones preventivas. machinehealth Centro de soluciones de motores y variadores de velocidad Suscríbase a este boletín bimensual y obtenga información sobre el estado de las máquinas, cómo anticiparse e identificar los problemas y cómo solucionarlos. solutions
Pinzas amperimétricas de Fluke Soluciones para cada necesidad
Pinzas amperimétricas de Fluke Soluciones para cada necesidad 381 355 773 más soluciones adentro Tabla de selección de pinzas amperimétricas Funciones de trabajo Aplicaciones Pinza recomendada Técnico/electricista

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución