Source: http://slideplayer.es/slide/148098/
Timestamp: 2016-10-23 18:09:25+00:00

Document:
1 Cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC. - ppt descargar
Publicada porSofronio Chinchilla
Presentación del tema: "1 Cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC."— Transcripción de la presentación:
1 Cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC 2
2 Qué es Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia? La cromatografía de líquidos de alta resolución, es un modo de cromatografía en la cual el proceso de separación y transferencia de masa es entre la fase estacionaria y la fase móvil y una temperatura dada. La cromatografía de líquidos de alta resolución, es un modo de cromatografía en la cual el proceso de separación y transferencia de masa es entre la fase estacionaria y la fase móvil y una temperatura dada. 3
3 La HPLC, representa una de las herramientas más empleadas en el laboratorio analítico moderno. La HPLC, representa una de las herramientas más empleadas en el laboratorio analítico moderno. La cromatografía es un método, usado primariamente para la separación de los componentes de una muestra, en la cual los componentes se distribuyen en dos fases. La cromatografía es un método, usado primariamente para la separación de los componentes de una muestra, en la cual los componentes se distribuyen en dos fases. 4
4 Diferencias. Fase Móvil Si es un gas: Modalidad cromatográfica gaseosa. Si es un gas: Modalidad cromatográfica gaseosa. Si es un líquido: Cromatografía líquida. Si es un líquido: Cromatografía líquida. Cromatografía en capa delgada. Cromatografía en capa delgada. Cromatografía líquida en columna abierta. Cromatografía líquida en columna abierta. HPLC. HPLC. 5
5 Diferencias HPLC y GC: Tipo de detectores y la influencia de la fase móvil. HPLC y GC: Tipo de detectores y la influencia de la fase móvil. GC: se utiliza para separar mezclas que contienen compuestos orgánicos volátiles. GC: se utiliza para separar mezclas que contienen compuestos orgánicos volátiles. En GC es muy simple encontrar detectores que diferencien la muestra de la fase móvil. En GC es muy simple encontrar detectores que diferencien la muestra de la fase móvil. En HPLC es más difícil ya que la fase móvil no sólo no es inerte sino que su masa es sensiblemente superior. En HPLC es más difícil ya que la fase móvil no sólo no es inerte sino que su masa es sensiblemente superior. 6
6 Clasificación de la Cromatografía de Líquidos Cromatografía Líquido-Sólido.(adsorción) Cromatografía Líquido-Sólido.(adsorción) Cromatografía Líquido-Líquido.(partición) Cromatografía Líquido-Líquido.(partición) Cromatografía de Fase (normal y reversa) Cromatografía de Fase (normal y reversa) Cromatografía de Intercambio iónico. Cromatografía de Intercambio iónico. Cromatografía de Exclusión por Tamaño (cromatografía en gel) Cromatografía de Exclusión por Tamaño (cromatografía en gel) 7
7 Fase Estacionaria Si la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil un líquido la Cromatografía se denomina CLS. Si la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil un líquido la Cromatografía se denomina CLS. Análogamente existirán una cromatografía CLL, CGL y CG. Análogamente existirán una cromatografía CLL, CGL y CG. Así, la Cromatografía puede clasificarse en modalidades de afinidad y por tamaño molecular. Así, la Cromatografía puede clasificarse en modalidades de afinidad y por tamaño molecular. 8
8 Clasificación por Afinidad Cromatografía en fase normal. Cromatografía en fase normal. Cromatografía en fase ligada. Cromatografía en fase ligada. Cromatografía de intercambio iónico. Cromatografía de intercambio iónico. 9
9 De Fase Ligada Reemplazando el tipo común de unión de la fase estacionaria a su soporte, haciéndola perdurable por medio de una unión química covalente. Reemplazando el tipo común de unión de la fase estacionaria a su soporte, haciéndola perdurable por medio de una unión química covalente. Ahora las separaciones se efectúan sobre material químicamente modificado, con un amplio rango de polaridad y selectividad. Ahora las separaciones se efectúan sobre material químicamente modificado, con un amplio rango de polaridad y selectividad. 10
10 Intercambio iónico Se emplean rellenos en los cuales la partícula está constituida por un polímero o por sílica gel, en cada caso unida a un grupo funcional aniónico o catiónico. Se emplean rellenos en los cuales la partícula está constituida por un polímero o por sílica gel, en cada caso unida a un grupo funcional aniónico o catiónico. 11
11 Exclusión por Tamaño Emplea materiales de porosidad controlada, que funcionan como un filtro o tamiz y clasifica las moléculas de la muestra según un orden decreciente de tamaño molecular. Emplea materiales de porosidad controlada, que funcionan como un filtro o tamiz y clasifica las moléculas de la muestra según un orden decreciente de tamaño molecular. Si se dispone de estándares apropiados, de peso molecular adecuado, puede evaluarse el PM de un compuesto desconocido. Si se dispone de estándares apropiados, de peso molecular adecuado, puede evaluarse el PM de un compuesto desconocido. 12
12 Equipos 13
13 Clasificación de Equipos Integrados: Cada una de sus partes están reunidas en un gabinete y su intercambio o conexión con otros componentes es difícil. Integrados: Cada una de sus partes están reunidas en un gabinete y su intercambio o conexión con otros componentes es difícil. Modulares: Los módulos son instrumentos individuales que permiten no solo armar el equipo según las necesidades, sino aumentar su complejidad según esa necesidad varíe. Modulares: Los módulos son instrumentos individuales que permiten no solo armar el equipo según las necesidades, sino aumentar su complejidad según esa necesidad varíe. 14
14 Componentes principales Solvente Solvente Bomba de alta presión Bomba de alta presión Inyector Inyector Columna Columna Detector Detector Graficador Graficador 15
15 Partes del cromatógrafo En el caso más simple, el cromatógrafo líquido está constituido por: Un reservorio de solvente que alimenta al sistema con la fase móvil. Un reservorio de solvente que alimenta al sistema con la fase móvil. Un sistema para forzar el pasaje de la muestra por la columna: Bomba. Un sistema para forzar el pasaje de la muestra por la columna: Bomba. Un sistema que permite la introducción de la muestra: Inyector. Un sistema que permite la introducción de la muestra: Inyector. Un sistema de monitoreo de la solución que emerge de la columna: Detector. Un sistema de monitoreo de la solución que emerge de la columna: Detector. Un sistema de registro de los datos proveniente del detector. Un sistema de registro de los datos proveniente del detector. 16
16 Diagrama Básico de un sistema de HPLC 17
17 Esquema 18
19 Bases de la separación Cuando la fase móvil y la muestra son forzadas a atravesar la fase estacionaria, se presentan diferentes tipos de interacciones: hidrofóbicas, puentes de Hidrógeno, interacciones dipolares y electrostáticas, éstas son responsables de la mayor o menor afinidad de cada uno de los componentes de la muestra por alguna de las fases. Cuando la fase móvil y la muestra son forzadas a atravesar la fase estacionaria, se presentan diferentes tipos de interacciones: hidrofóbicas, puentes de Hidrógeno, interacciones dipolares y electrostáticas, éstas son responsables de la mayor o menor afinidad de cada uno de los componentes de la muestra por alguna de las fases. 20
20 Separación 21
21 Figura, 41 Explicar 22
22 La eficiencia de una columna cromatográfica y, por lo tanto, su poder separativo se mide en función de su número de platos teóricos. La eficiencia de una columna cromatográfica y, por lo tanto, su poder separativo se mide en función de su número de platos teóricos. Para lograr la separación de dos componentes dados, no sólo deben eluir a distintos tiempos de retención, sino que el ancho de los picos debe ser tan bajo como sea posible. Para lograr la separación de dos componentes dados, no sólo deben eluir a distintos tiempos de retención, sino que el ancho de los picos debe ser tan bajo como sea posible. 23
23 Aspectos técnicos Aspectos técnicos 24
24 HPLC utiliza una fase móvil líquida para separar los componentes de la mezcla. El solvente trabaja a una presión de 6,000 psig HPLC utiliza una fase móvil líquida para separar los componentes de la mezcla. El solvente trabaja a una presión de 6,000 psig Los componentes o analitos deben ser disueltos en un solvente y se pasan por la columna cromatográfica a altas presiones. Los componentes o analitos deben ser disueltos en un solvente y se pasan por la columna cromatográfica a altas presiones. La resolución depende de la interacción entre el soluto, los componentes y la fase estacionaria. La resolución depende de la interacción entre el soluto, los componentes y la fase estacionaria. Qué es Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia? 25
25 Elección del Solvente Características: Disponible comercialmente Disponible comercialmente Precio Precio Pureza y Estabilidad. En la actualidad contamos con productos de calidad de pureza cromatográfica. Bajo contenido de impurezas. Pureza y Estabilidad. En la actualidad contamos con productos de calidad de pureza cromatográfica. Bajo contenido de impurezas. Disolver la muestra Disolver la muestra Miscible con otros solventes para formar mezclas útiles Miscible con otros solventes para formar mezclas útiles 26
26 Eleccción del Solvente Características: No degradar o disolver la fase estacionaria No degradar o disolver la fase estacionaria Tener baja viscosidad para reducir las caídas de presión Tener baja viscosidad para reducir las caídas de presión Ser compatible con el detector utilizado. Transparencia óptica (cuando se usan detectores UV) Ser compatible con el detector utilizado. Transparencia óptica (cuando se usan detectores UV) Se prefieren solventes de punto de ebullición intermedio. Se prefieren solventes de punto de ebullición intermedio. 27
27 Tipos de solventeNameMWBPI.R.UVViscosidadµ [°C] [nm][cP] [Debye ] Acetonitrile Dioxane Ethanol Methanol Isopropanol Tetrahydrofuran Water 28
28 Filtración y Desgasificación de solventes Las partículas pueden ocasionar costosos daños a la bomba HPLC, al guarda columnas, y en general causar desgaste del sistema de HPLC. Los fabricantes de los instrumentos tienen en cuenta este problema y recomiendan que se filtre ( 0.45 o 0.22 micras) y desgasifique los solventes HPLC antes de usarlos. Las partículas pueden ocasionar costosos daños a la bomba HPLC, al guarda columnas, y en general causar desgaste del sistema de HPLC. Los fabricantes de los instrumentos tienen en cuenta este problema y recomiendan que se filtre ( 0.45 o 0.22 micras) y desgasifique los solventes HPLC antes de usarlos. 29
29 Filtración y Desgasificación de solventes El Oxígeno Disuelto puede producir mayor interferencia en los detectores de fluorescencia y electroquímicos. El Oxígeno Disuelto puede producir mayor interferencia en los detectores de fluorescencia y electroquímicos. El Nitrógeno Disuelto es el otro componente de la atmósfera que puede producir burbujas en la columna de HPLC y cuando el solvente entra al detector produce picos falsos y desviaciones de la línea base. El Nitrógeno Disuelto es el otro componente de la atmósfera que puede producir burbujas en la columna de HPLC y cuando el solvente entra al detector produce picos falsos y desviaciones de la línea base. El Dióxido de Carbono disuelto algunas veces puede ser la causa de los cambios de pH en el sistema de solvente El Dióxido de Carbono disuelto algunas veces puede ser la causa de los cambios de pH en el sistema de solvente 30
30 Métodos de Filtración de Solventes en HPLC Hay tres(3) métodos comunes que se utilizan hoy para la filtración previa de los Solventes en HPLC : Hay tres(3) métodos comunes que se utilizan hoy para la filtración previa de los Solventes en HPLC : Filtro a la Entrada del Solvente Filtro a la Entrada del Solvente Filtración al Vacío Filtración al Vacío Filtración en Línea Filtración en Línea 31
31 Métodos de Desgasificación de Solventes en HPLC Existen cuatro métodos comunes usados para desgasificar solventes en HPLC previos a su uso: Existen cuatro métodos comunes usados para desgasificar solventes en HPLC previos a su uso: Sonificación Sonificación Burbujear Helio Burbujear Helio Desgasificación Electrónica en la Línea del Flujo Desgasificación Electrónica en la Línea del Flujo Desgasificación al Vacío en Línea Desgasificación al Vacío en Línea Temperatura Temperatura 32
32 Preparación de fase móvil Ajuste de pH, parámetro critico en la retención de solutos ionizables ( medir antes de dosificar modificador orgánico) Ajuste de pH, parámetro critico en la retención de solutos ionizables ( medir antes de dosificar modificador orgánico) El pH de la solución aumenta con la incorporación de un modificador orgánico. El pH de la solución aumenta con la incorporación de un modificador orgánico. A valores pH mayores de 7.5 disolución de sílice ( sangrado) A valores pH mayores de 7.5 disolución de sílice ( sangrado) A pH menor a 2 se hidroliza la unión entre la sílice y la fase enlazada. A pH menor a 2 se hidroliza la unión entre la sílice y la fase enlazada. 33
33 Bombas Requisitos o aspectos más importantes que debe reunir una bomba o sistema de bombeo: Debe producir presiones estables hasta 6000 psi. Debe producir presiones estables hasta 6000 psi. Mantener el flujo libre de pulsaciones Mantener el flujo libre de pulsaciones Generar intervalos de caudales de flujo (0,1 a 10 ml/min). Generar intervalos de caudales de flujo (0,1 a 10 ml/min). 34
34 Bombas Control y reproducibilidad del flujo de solvente Control y reproducibilidad del flujo de solvente Componentes de la bomba resistentes a la corrosión Componentes de la bomba resistentes a la corrosión 35
35 Las bombas que se usan en HPLC se pueden clasificar según su funcionamiento y diseño en: Las bombas que se usan en HPLC se pueden clasificar según su funcionamiento y diseño en: Mecánicas Mecánicas Recíprocantes Recíprocantes De desplazamiento contínuo De desplazamiento contínuo Neumáticas Neumáticas Bombas 36
36 Bombas Principio de la bomba reciprocante 37
37 Velocidad de flujo (0.01 a 0.5 ml/min, 0.1 y mayores con presión de 0 hasta 6000 psi Velocidad de flujo (0.01 a 0.5 ml/min, 0.1 y mayores con presión de 0 hasta 6000 psi Exactitud de flujo 0.5 % +/- 1.0 % Exactitud de flujo 0.5 % +/- 1.0 % Precisión +/- 0.1 % a 0.3 % Precisión +/- 0.1 % a 0.3 % Ruido : pulsaciones en intervalos de tiempo Ruido : pulsaciones en intervalos de tiempo Deriva: cambios en intervalos de tiempo Deriva: cambios en intervalos de tiempo Bomba w 600 38
38 Programación del Solvente Existen dos métodos de programación de Solvente en HPLC: Existen dos métodos de programación de Solvente en HPLC: Isocrático Isocrático Gradiente de Elución. Es un término que se utiliza para describir el proceso mediante el cual se cambia la composición de la fase móvil. Pueden efectuarse de dos maneras: Gradiente de Elución. Es un término que se utiliza para describir el proceso mediante el cual se cambia la composición de la fase móvil. Pueden efectuarse de dos maneras: A baja presión A baja presión A alta presión A alta presión 39
40 Sistemas de Inyección de muestra Estos sistemas han variados durante la historia del sistema de HPLC, en un principio de utilizaba la inyección de la muestra con jeringas de alta presión cuales ya están de desuso. Hoy se utiliza el sistema de Válvulas inyectoras Estos sistemas han variados durante la historia del sistema de HPLC, en un principio de utilizaba la inyección de la muestra con jeringas de alta presión cuales ya están de desuso. Hoy se utiliza el sistema de Válvulas inyectoras 41
41 Sistemas de Inyección de muestra Generalmente se usa una válvula muestreadora con jeringa. Generalmente se usa una válvula muestreadora con jeringa. 42
42 Válvula muestreadora Válvula muestreadora 43
43 Columna Actualmente todas las columnas son de acero inoxidable 316 con diámetro interno de 2.6 a 3 mm o 4.6 a 5 mm, casi todas con un diámetro externo de ¼ de pulgada Actualmente todas las columnas son de acero inoxidable 316 con diámetro interno de 2.6 a 3 mm o 4.6 a 5 mm, casi todas con un diámetro externo de ¼ de pulgada 44
44 Fase estacionaria Principales parámetros de la fase estacionaria Principales parámetros de la fase estacionaria Tamaño de partícula: 3 a 10 µm Tamaño de partícula: 3 a 10 µm Distribución de partícula : con una desviación máxima del 10 % Distribución de partícula : con una desviación máxima del 10 % Tamaño de poro : 70 a 300 Å; Tamaño de poro : 70 a 300 Å; Área superficial : 50 a 250 m 2 /g Área superficial : 50 a 250 m 2 /g Densidad de la fase (numero de sitios activos por unidad de área): 1 a 5 por 1 nm 2 Densidad de la fase (numero de sitios activos por unidad de área): 1 a 5 por 1 nm 2 45
45 La tabla que se muestra presenta los parámetros principales de algunos adsorbentes comercialesNombreVporoDporo Área Sup. Distribución de partícula densidad de la fase ml/gÅ m 2 /g % µM/m 2 IB-Sil Phen Hypersil C4 (3) Supelcosil C8 (3) Spherisorb C Novapak C IB-Sil C Spherisorb C Prodigy C Inertsil C Hypersil C Hypersil C18 (3) Selectosil C 46
46 Columna Fuentes de daño de una columna de HPLC: Fuentes de daño de una columna de HPLC: Obstrucción por partículas pequeñas en los solventes o fases móviles Obstrucción por partículas pequeñas en los solventes o fases móviles Obstrucción por materiales no eluídos en las muestras Obstrucción por materiales no eluídos en las muestras Variación de las características de retención por incremento de materiales no eluídos Variación de las características de retención por incremento de materiales no eluídos 47
47 Detectores 48
48 Detección La eficiencia de un detector cromatográfico depende de la relación entre la cantidad física medida y la composición del efluente, así como también de las características de las señal de transferida. La eficiencia de un detector cromatográfico depende de la relación entre la cantidad física medida y la composición del efluente, así como también de las características de las señal de transferida. Los tipos de detectores en HPLC se clasifican en: Detectores basados en una propiedad de la fase móvil. Ejemplo: Detector de Indice de Refracción Detectores basados en una propiedad de la fase móvil. Ejemplo: Detector de Indice de Refracción Detectores basados en una propiedad de la sustancia a separar. Detectores basados en una propiedad de la sustancia a separar. Ejemplo: Detector de Fluorescencia, Detector Ultravioleta Ejemplo: Detector de Fluorescencia, Detector Ultravioleta 49
49 Detección Detector UV. Hay básicamente tres tipos: Detector UV. Hay básicamente tres tipos: Detector de Longitud de Onda Fija Detector de Longitud de Onda Fija Detector de Longitud de Onda Variable Detector de Longitud de Onda Variable Detector de Arreglo de Diodos Detector de Arreglo de Diodos 50
50 Detección Detector UV. Hay básicamente tres tipos: Detector UV. Hay básicamente tres tipos: Detector de Longitud de Onda Fija El espectro se divide en : El espectro se divide en : infrarrojo (IR)2, ,000 infrarrojo (IR)2, ,000 Infrarrojo cercano ,500 Infrarrojo cercano ,500 Visible Visible Ultravioleta (UV) nm Ultravioleta (UV) nm 51
51 Detección Detector de Índice de Refracción. Existen muchos diseños de estos detectores, pero solamente existen ahora dos tipos: Detector de Índice de Refracción. Existen muchos diseños de estos detectores, pero solamente existen ahora dos tipos: Tipo Deflexión Tipo Deflexión Tipo Fresnel Tipo Fresnel 52
52 Detección Detector de Fluorescencia. Detector de Fluorescencia. Este detector solamente puede detectar compuestos que tengan fluorescencia nativa o inducida por derivatización. Este detector solamente puede detectar compuestos que tengan fluorescencia nativa o inducida por derivatización. Detector de Fluorescencia Inducida por Laser Detector de Fluorescencia Inducida por Laser Según la Fuente de Excitación Según la Fuente de Excitación Según el sistema óptico Según el sistema óptico 53
53 Catálogo Revisar catalogo Revisar catalogo Preparación de la muestra Preparación de la muestra Características de columnas Características de columnas Aplicaciones especificas Aplicaciones especificas 54
54 Problemas más comunes encontrados en HPLC Esta es una lista de los problemas normalmente encontrados en HPLC, sus posibles causas posibles, y cómo solucionarlos. Esta es una lista de los problemas normalmente encontrados en HPLC, sus posibles causas posibles, y cómo solucionarlos. Presión Alta Presión Alta Posible causa: Obstrucción de la Columna de HPLC o Guarda Columna por partículas. Posible causa: Obstrucción de la Columna de HPLC o Guarda Columna por partículas. Solución: Invierta la Columna y Enjuagar con solvente, teniendo la columna desconectada del detector. Si esto no funciona reemplace el fritado a la entrada de la columna. Si la presión sigue alta reemplace la columna. Solución: Invierta la Columna y Enjuagar con solvente, teniendo la columna desconectada del detector. Si esto no funciona reemplace el fritado a la entrada de la columna. Si la presión sigue alta reemplace la columna. Solución a largo plazo: Asegurase que todas las fases móviles se filtren apropiadamente antes que entren a la bomba de HPLC. También filtre todas las muestras antes de inyectarlas. Solución a largo plazo: Asegurase que todas las fases móviles se filtren apropiadamente antes que entren a la bomba de HPLC. También filtre todas las muestras antes de inyectarlas. 55
55 Problemas más comunes encontrados en HPLC Pérdida de la Resolución Pérdida de la Resolución Posible causa: Obstrucción de la Columna de HPLC ó del Guarda Columna por partículas. Posible causa: Obstrucción de la Columna de HPLC ó del Guarda Columna por partículas. Solución: vea la sección de Presión Alta Solución: vea la sección de Presión Alta Solución a largo plazo: Filtrar todo antes de que se introduzcan las fases móviles en el sistema de HPLC. Solución a largo plazo: Filtrar todo antes de que se introduzcan las fases móviles en el sistema de HPLC. 56
56 Problemas más comunes encontrados en HPLC Picos Hendidos Picos Hendidos Posible causa : Obstrucción de la Columna de HPLC o del Guarda Columna por partículas. Posible causa : Obstrucción de la Columna de HPLC o del Guarda Columna por partículas. S olución: La columna se desatornilla. Si es necesario reemplazar la columna. S olución: La columna se desatornilla. Si es necesario reemplazar la columna. Solución a largo plazo: Filtrar todo antes que se introduzcan las fases móviles en el sistema de HPLC. Solución a largo plazo: Filtrar todo antes que se introduzcan las fases móviles en el sistema de HPLC. 57
57 Problemas más comunes encontrados en HPLC Variación en los Tiempos de Retención Variación en los Tiempos de Retención Posible causa : Aire atrapado en la bomba debido a gases disueltos en fase móvil. Posible causa : Aire atrapado en la bomba debido a gases disueltos en fase móvil. Solución: Degasificación de la Bomba Solución: Degasificación de la Bomba Solución a larga plazo: Asegurase fase móvil este propiamente y adecuadamente desgasificada. Si usa desgasificación electrónica en la línea asegurarse de que la cadencia del flujo no es demasiado alto. Solución a larga plazo: Asegurase fase móvil este propiamente y adecuadamente desgasificada. Si usa desgasificación electrónica en la línea asegurarse de que la cadencia del flujo no es demasiado alto. 58
58 Problemas más comunes encontrados en HPLC Variaciones de la Línea Base Variaciones de la Línea Base Posible causa: Burbujas del aire atrapados en la celda del detector debido a una mala desgasificación de los solventes de la fase móvil. Posible causa: Burbujas del aire atrapados en la celda del detector debido a una mala desgasificación de los solventes de la fase móvil. Solución: Asegurese que todas las fases móviles estén debidamente desgasificadas y considerar el uso de un restrictor de la presión a toma de corriente del detector. Solución: Asegurese que todas las fases móviles estén debidamente desgasificadas y considerar el uso de un restrictor de la presión a toma de corriente del detector. 59
59 Problemas más comunes encontrados en HPLC Línea Base con mucho Ruido Línea Base con mucho Ruido Posible causa: Aire atrapado en celda del detector o en la bomba. Posible causa: Aire atrapado en celda del detector o en la bomba. Solución: Enjuage el sistema y purge la bomba de HPLC. Use Solventes desgasificados adecuadamente para mantener constante la velocidad de flujo de la fase móvil del sistema. Solución: Enjuage el sistema y purge la bomba de HPLC. Use Solventes desgasificados adecuadamente para mantener constante la velocidad de flujo de la fase móvil del sistema. 60
60 Problemas más comunes encontrados en HPLC Picos Falsos (Detectores Electroquímicos y de Fluorescencia) Picos Falsos (Detectores Electroquímicos y de Fluorescencia) Posible causa: Oxígeno Disuelto Posible causa: Oxígeno Disuelto Solución: Desgasificar adecuadamente las fases móviles para reducir la concentración de oxígeno disuelto. Solución: Desgasificar adecuadamente las fases móviles para reducir la concentración de oxígeno disuelto. Solución a largo plazo: Agregar un sistema de filtración al vacío en línea. Periódicamente chequear el nivel de oxígeno disuelto. Solución a largo plazo: Agregar un sistema de filtración al vacío en línea. Periódicamente chequear el nivel de oxígeno disuelto. 61
61 Problemas más comunes encontrados en HPLC Baja ó Ninguna Presión Baja ó Ninguna Presión Posible causa: Trabajar con bombas, sellos ó pistones expuestos por mucho tiempo a partículas en suspensión en la fase móvil. Posible causa: Trabajar con bombas, sellos ó pistones expuestos por mucho tiempo a partículas en suspensión en la fase móvil. Solución: Reemplace los sellos o pistones, si es necesario. Solución: Reemplace los sellos o pistones, si es necesario. Descargar ppt "1 Cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC."
Presentaciones similares Cromatografía Líquida de Alta Resolución. Introducción  La cromatografía se basa en la distribución de los componentes de una mezcla entre dos fases.
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC). La fase móvil es líquida Partición o reparto Adsorción Intercambio iónico Exclusión molecular Cromatografía.
1 Sistemas y Métodos para la determinación de Compuestos Azufrados en Gas Natural y en Gas Licuado.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución