Source: http://www.disac.com.ar/marcas_novus_adquisicion.htm
Timestamp: 2019-04-23 21:50:58+00:00

Document:
Adquisición, Registo y Supervisión
Fieldlloger
myPCLab es una compacta herramienta de adquisición de datos para PC utilizando el puerto USB. Tiene capacidad para monitorear dos entradas analógicas universales y una entrada digital.Desde el curioso al científico, en tareas simples o complejas, myPCLab es una valiosa herramienta para monitoreo “online” y registro histórico de datos en escuelas, laboratorios e industrias.Incluye un software intuitivo para registro y visualización de los datos en formato de gráficos, barras y displays.
Dos entradas analógicas: termocupla J, K, T, E, N, R, S,B; Pt100, 50 mV, 20 mA y 10 V
Resolución A/D: 11 a 15 bits.
Tasa de muestreo: 8 a 128 por segundo
Precisión: 0,25% de FS, ±1 °C para termocupla, 0,2% para Pt100, mV, mA y V
Entrada digital: pulso de tensión o contacto
Interface USB (V1.1 y V2.0).
Virtual Serial Port driver, Protocolo Modbus RTU
Software bajo Windows® con capacidad de comunicación con múltiples myPCLab
Caja ABS, 70 x 60 x 18 mm
TagTemp es un data logger de temperatura compacto a prueba de agua. Puede ser fácilmente programado y configurado a través de una versátil interface de comunicación conectada al puerto USB del PC, utilizando software en ambiente Windows® o PalmOS. El software LogChart II permite la configuración, descarga, ploteo, análisis y exportación de los registros. Su alta resolución (14 bits ADC) y su capacidad de memoria (16k registros) hacen que sea el instrumento ideal para monitoreos de temperatura por largos períodos o en caso de muestras rápidas.
Caja IP67, 47 x 30 x 12 mm
Precisión en el rango de temperatura: ±0,5 °C
Resolución de lectura: 14 bits o 16.384 niveles
Capacidad de memoria: 16.000 registros
Intervalo de registro: de 1 segundo hasta 18 horas
Botón interno para comando de inicio y fin de adquisición
Software para Windows® y PalmOS
Comunicación IR sin contacto hasta 50 cm, ángulo 30°
Temperatura de operación: -20 °C a +70 °C
Batería Lithium substituible (tipo 2032), con autonomía media de 1 año
WebServer WS-10
El WS10 se aplica en la adquisición y trasmisión de datos. Es capaz de integrar instrumentos y sensores a Internet y Ethernet. Tiene interface Ethernet, protocolo TCP/IP, 2 puertos seriales, 2 salidas a relé y 4 entradas analógicas o digitales. Como un master Modbus RTU puede leer y escribir en dispositivos externos. Como servidor o gateway Modbus TCP, puede integrarse fácilmente a sistemas SCADA.El WS10 puede alojar páginas HTML, enviar correo electrónico, monitorear condiciones de alarma y comunicarse por módem convencional o celular.
Memoria Flash para HTML y registro
Interfaces comunicación: 1 RS232, 1 RS485 Ethernet 10BaseT. Opcional Módem V32
Protocolos TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, Modbus (TCP y RTU)
Entradas: 4 digitales o analógicas (0-5 V o 0-20 mA), resolución 10 bits ou (4-20 mA) resolución 800 niveles
Salidas: 2 a relé SPST 3 A/250 V
Caja en ABS, para riel DIN 35 mm
Dimensiones: 105 x 90 x 60 mm
Acepta termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B; 4-20 mA, Pt100, 0-50 mV sin alterar hardware
Resolución en la medida: 13.000 niveles
Precisión: 0,25% de la escala ±1°C para termocupla, 0,2% para Pt100, mA y mV
Interface RS485, protocolo Modbus RTU
Fijación en riel DIN 35mm
Dimensiones: 105 x 90 x 60mm, caja ABS
Memoria interna para 128.000 registros y reloj de tiempo real
Alimentación: 24 Vcc/Vca
FieldChart es un software para Windows® que permite la comunicación y tratamiento de los datos del Registrador Virtual FieldLogger y de los controladores, indicadores y transmisores digitales NOVUS.
De fácil uso, no requiere entrenamiento previo por parte del usuario. Su práctico módulo configurador permite la rápida programación de los parámetros del FieldLogger, así como la verificación del estado del mismo.
El módulo principal permite la descarga de las adquisiciones en PC, realizando el registro gráfico "online" o en lotes y generando gráficos históricos. Permite visualizar parte del gráfico con zoom, listar valores asociados, realizar la unión y superposición de gráficos, imprimir los gráficos o listas y exportar los datos hacia otros softwares y planillas.
Puede realizar la comunicación “online” con hasta 8 unidades de FieldLogger o hasta 64 controladores e indicadores, permitiendo así monitorear y graficar hasta 64 canales de variables analógicas. A cada pluma, se pueden asociar alarmas alta y baja cuyos valores son indicados en el panel al ser activados.
El SuperView es un software de supervisión desarrolado para gerenciar procesos de forma escalable y configurable por red Modbus. El usuario puede crear pantallas conteniendo la imagen de su proceso y posicionar libremente los objetos de supervisión (imágenes, textos, botones, gráficos, etc.). Funciones como registro histórico, logs de eventos, monitoreo de alarmas y envío de e-mail completan las características del SuperView. El módulo cliente/servidor permite la supervisión distribuida en red TCP/IP.
Interface gráfica amigable para desarrollo
Acceso por autenticación de usuario
Exportación de datos históricos a formatos XLS, PDF, RTF, XML, HTML, DBF, TXT, CSV
Comunicación serial: Protocolo Modbus RTU Maestro. Puerto serial único, selecionable y configurable, 1200 a 115200 bps
Objetos permitidos en las pantallas de supervisión: Imágenes, Texto fijo, Caja de Texto, Botón, Gráfico, Barra, Tabla de Alarmas y Lista de Históricos
Supervisión individual de alarmas para cada variable monitoreada, con señalización visual, sonora y por e-mail

References: Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución