Source: https://eu.flukecal.com/es/products/electrical-calibration/electrical-calibrators/calibrador-de-comprobadores-de-seguridad-el%C3%A9c?quicktabs_product_details=3
Timestamp: 2020-07-14 22:54:27+00:00

Document:
﻿ Calibrador de comprobadores eléctricos de Fluke: el 5322A
Calibrador de comprobadores de seguridad eléctrica 5322A
El calibrador de comprobadores eléctricos 5322A ayuda a los técnicos de calibración a cumplir las nuevas normas hasta cuatro veces más rápido que con los métodos tradicionales manuales y multiproducto. El 5322A sustituye al calibrador de comprobadores eléctricos 5320A.
El calibrador 5322A facilita el cumplimiento de las estrictas normas internacionales, como por ejemplo, BS7671 17ª Edición del Reino Unido, normas IEC/EN,AS/NZS 3000 de Australia y Nueva Zelanda, y normativas de verificación/calibración de China para diferentes comprobadores eléctricos.
El 5322A reúne diferentes funciones en un único instrumento, lo que permite sustituir resistencias, cajas de décadas y otras soluciones discretas personalizadas que se utilizan normalmente para calibrar comprobadores eléctricos. Se trata de una solución en un solo módulo que agiliza y simplifica la calibración puesto que los usuarios solo necesitan aprender, manejar y mantener un calibrador, en lugar de varios instrumentos. Y aunque es difícil automatizar diversos instrumentos, el 5322A se puede automatizar con el software de calibración MET/CAL®– lo que, a su vez, aumenta la velocidad y el rendimiento.
Calibre todos los tipos principales de comprobadores de seguridad eléctrica con un solo calibrador. El 5322A calibra los principales tipos de comprobadores de seguridad eléctrica. Las ventajas de este calibrador se describen mejor mediante la funcionalidad clave que aporta a la calibración de cada carga.
Amplia cobertura de cargas
El 5322A calibra una amplia gama de equipos, entre ellos:
Comprobadores de alto potencial
Comprobadores de resistencia del aislamiento (medidores de megaohmios), incluyendo comprobadores analógicos antiguos
Comprobadores de impedancia de lazo/línea
Comprobadores de conexión a tierra
Comprobadores de corriente de fuga
Comprobadores de RCD/GFCI
Comprobadores de equipos eléctricos portátiles
Salidas de resistencia de alta tensión continuamente variables resistencias de alta tensión con valor alto de ohmios para permitir la calibración de comprobadores de resistencia del aislamiento/megaóhmetros de hasta 5 kV. La función de variación continua permite al usuario establecer cualquier valor de resistencia en función de los requisitos del dispositivo bajo prueba (DUT) y ajustar la salida 5322A a un valor nominal, lo cual ayuda a calibrar los comprobadores más antiguos.
Compensación activa de lazo facilita la calibración de la función de impedancia de lazo/línea de un comprobador de instalaciones al cancelar la impedancia de línea residual durante los procesos de calibración.
Fuente de 600 V (opción VLC) permite calibrar las medidas de tensión CA en cargas de trabajo con capacidades de medida. Esta función también es útil para alimentar muchos tipos de comprobadores PAT.
Fuentes de baja resistencia de 4 hilos permiten realizar medidas de baja corriente con precisión y medidas de la conexión a tierra de alta corriente, proporcionando precisión al realizar pruebas de comprobadores de 4 hilos modernos.
Resistencias de carga de alta tensión de 5 kV - 5322A-LOAD opcionales posibilidad de conexión en paralelo para pruebas de alto potencial con precisión
La simulación de RCD permite realizar pruebas de instalaciones y comprobadores PAT con un tiempo y una precisión de nivel de corriente excelentes. Los tiempos de disparo del 5322A proporcionan unas relaciones de incertidumbre de medida por encima de 4:1 con una incertidumbre de la corriente de disparo del 1%.
Medidas de factor de rizado y distorsión armónica total (THD) muestran medidas de pureza de la señal de los comprobadores de alto potencial de 5 kV como exigen muchas normas.
Diferentes modelos ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar las funciones más adecuadas para la carga de trabajo y presupuesto.
Compatibilidad con el software MET/CAL automatiza el modo de emulación 5320A en el modelo 5322A para mejorar el rendimiento y ofrecer una mayor uniformidad.
Maximice la cobertura de su carga en una cuarta parte del tiempo
El calibrador de comprobadores eléctricos multifunción 5322A de Fluke Calibration combina diferentes funciones en un único instrumento, lo que permite sustituir resistencias discretas, cajas de décadas y otras soluciones personalizadas que se utilizan normalmente para calibrar comprobadores de seguridad eléctrica. Es lo suficientemente flexible y preciso para calibrar una amplia variedad de instrumentos y lo suficientemente rápido para manejar el trabajo en una cuarta parte del tiempo que se dedica a los métodos manuales con varios productos.
Comprobadores de resistencia del aislamiento
El calibrador 5322A genera resistencias de alto valor y alta tensión, y mide la señal de salida de alta tensión de medidores de aislamiento y otros comprobadores de aislamiento portátiles y de banco. Al calibrar comprobadores de resistencia del aislamiento de hasta 5 kV, es posible seleccionar en una amplia gama de valores de resistencia de variación continua, desde 10 kΩ hasta 100 GΩ, con una resolución de 4,5 dígitos. Al calibrar comprobadores del aislamiento de 10 kV, el multiplicador R incorporado amplía estos rangos a 10 TΩ y 10 kV. El divisor de 10 kV incorporado se usa para medir comprobadores a ese nivel de tensión con mayor precisión (que la sonda de 40 kV) y se garantiza la obtención de la unidad de prueba necesaria para estas comprobaciones.
Simule una corriente de fuga para los métodos de corriente directa o de contacto, diferencial y de sustitución de corriente de fuga con una resolución de 10 µA de 0,1 mA 30 mA. El 5322A permite seleccionar el método de comprobación de corriente de fuga más apropiado, a diferencia de otros calibradores que únicamente ofrecen un método.
El 5322A agiliza el funcionamiento de estos comprobadores de instalaciones multifunción, con la flexibilidad necesaria para calibrar las capacidades de resistencia de aislamiento, continuidad, impedancia de bucle, RCD y resistencia de tierra. Esto significa que las calibraciones se efectúan con un solo instrumento.
El 5322A ofrece todas las funciones necesarias para calibrar comprobadores de equipos portátiles con funciones de medida de resistencia de aislamiento, unión a tierra, corriente de fuga, RCD, tensión de cortocircuito y carga.
Comprobadores de continuidad y comprobadores de la conexión a tierra
Para calibrar este tipo de medidores, el calibrador debe ser capaz de generar valores de resistencia bajos y precisos. Gracias a sus resistencias precisas con un bajo valor resistivo, el calibrador 5322A genera valores de resistencia de 100 mΩ a 10 kΩ con una resolución de 3,5 dígitos. Puede elegir entre los modos de 2 y 4 hilos para obtener la máxima flexibilidad o una discreta resistencia de 10 mΩ de 4 hilos para cubrir más carga de trabajo.
Comprobadores de impedancia de bucle o línea y comprobadores de conexión a tierra
El calibrador 5322A incorpora 16 resistencias capaces de generar alta potencia y alta corriente para aumentar la resistencia de un bucle o una línea en una cantidad establecida. Utilice el modo de exploración para determinar de forma automática la resistencia del bucle y el modo de compensación activa de bucle (5322A/VLC) para compensar cualquier impedancia residual del bucle o la línea. Las salidas de resistencia de toma a tierra son de 2 o 4 hilos. La salida de 4 hilos más baja es de 1 mΩ.
Comprobadores de RCD o GFCI
El 5322A simula un interruptor automático (un RCD/GFCI) para verificar y calibrar la corriente y el tiempo de disparo, sin disparar los interruptores de corriente de la instalación. Para la mayoría de los comprobadores RCD, los tiempos de disparo se calculan con una incertidumbre de 0,25 ms, para proporcionar unas relaciones de incertidumbre de medida por encima de 4:1. La incertidumbre de corriente de disparo es del 1%, lo que también proporciona una relación por encima de 4:1 en la mayoría de aplicaciones. El 5322A también dispone de un modo especial PAT RCD para calibrar la función RCD de esos comprobadores.
La calibración de la seguridad eléctrica con altos potenciales forma parte del desarrollo y la fabricación de productos eléctricos y electrónicos, desde frigoríficos hasta fuentes de alimentación. Este tipo de comprobación suele ser obligatorio por las normativas para garantizar la seguridad de los productos. El 5322A ofrece la mejor calibración de altos potenciales de tensión CA y CC. El multímetro incorporado mide la tensión y la corriente para tensiones de hasta 5 kV. La gama de 5 kV también mide el coeficiente de rizado de alto potencial y la distorsión (THD).
Para la medición de corriente de alto potencial de hasta 100 mA, Fluke Calibration ofrece un accesorio adaptador de carga. Use el adaptador de carga junto con el multímetro de corriente incorporado 5322A para la calibración completa de altos potenciales. Para tensiones superiores a 5 kV, se puede usar el accesorio divisor de 10 kV incluido o la sonda caracterizada opcional de 40 kV. El divisor de 10 kV mide tensiones a 10 kV con un 0,5% de incertidumbre.
Detalles del panel frontal y posterior del 5322A
A. pantalla en color grande y brillante
Las lecturas grandes le permiten leer fácilmente los valores generados o medidos. Los valores obtenidos se muestran en azul y los valores medidos, en rojo.
B. Pantalla de terminal activo
Sepa siempre qué terminales de calibrador están activos. Cuando se selecciona una función, aparecen en la pantalla gráfica la terminales activos.
C. Teclas virtuales del menú
Las teclas virtuales del menú se adaptan a la función activa, por lo que la estructura de menús es intuitiva y fácil de aprender.
D. Mando giratorio y teclado numérico
Para seleccionar un valor de salida o rango de medida utilice el teclado numérico o el mando giratorio.
E. Guía de ayuda gráfica
Descubra qué conexiones hacer en un formato gráfico fácil de fácil comprensión. La guía de ayuda está disponible a través del modo de tecla programable.
F. Lectura de especificaciones
La lectura de especificaciones le permite ver la incertidumbre del valor generado o medido.
G. Comunicación IEEE 488 y USB
Ventaja del software de gestión de calibración MET/CAL®
El calibrador 5322A funciona con el software de calibración Fluke Calibration MET/CAL, en el modo de emulación 5320A, lo que le permite aumentar el rendimiento hasta cuatro veces más que los métodos tradicionales manuales con varios productos, además de garantizar que las calibraciones se realicen de forma constante en todo momento. Este potente software documenta los procedimientos de calibración, los procesos y los resultados para cumplir con la norma ISO 17025 y normativas similares de calidad.
Los calibradores Fluke son conocidos por su precisión y fiabilidad. Fluke dispone de centros de reparación y calibración en todo el mundo para ayudarle a mantener su equipo en las mejores condiciones de funcionamiento. Reduzca los períodos de inactividad de su calibrador y controle sus costes de propiedad con un paquete de servicio Priority Gold. Los programas CarePlan de Fluke ofrecen una calibración homologada o estándar anual del modelo 5322A con un tiempo de respuesta garantizado y sin coste alguno para su reparación. (El programa CarePlan no está disponible en todos los países. Consulte a su representante comercial de Fluke Calibration acerca de los servicios de calibración disponibles en su zona).
Opciones flexibles para calibrar la carga del comprobador eléctrico
Las múltiples opciones disponibles para el 5322A le ofrecen la flexibilidad de seleccionar las funciones que mejor se adapten a la carga de trabajo de su laboratorio. El modelo básico del 5322A ofrece una fuente de alta resistencia de 1,5 kV. El 5322A/5 suministra resistencias de alta tensión de 5 kV para el creciente número de comprobadores de seguridad de​alta tensión.
Añada a cualquier modelo la compensación de bucle activo y una fuente de salida de precisión de 600 V CA/CC para calibrar la función de medición de la tensión de los dispositivos bajo prueba. También puede añadir un accesorio de sonda de 40 kV caracterizado para medir tensiones muy altas con una precisión del 0,5 %.
Los accesorios incluidos aumentan la flexibilidad
Cada 5322A incluye un multiplicador R externo para generar resistencias de hasta 10 TΩ para probar los comprobadores del aislamiento a 10 kV. También se incluye un adaptador RCD-PAT para conectar con seguridad el dispositivo 5322A, conforme al tipo de enchufe y toma de cada región. Además, se incluye un divisor externo de 10 kV para medida de comprobadores con salidas de 10 kV para cubrir la precisión de prueba más estricta que exigen algunas normas. Esta amplia gama de opciones de modelo le permite controlar el modelo adecuado para que coincida con su carga de trabajo y su presupuesto.
5322A-LOAD opcional
También disponemos de la opción de carga de alta resistencia 5322A-LOAD de 5 kV con resistencias de alta tensión de 5 kV para permitir la conexión directa a altos potenciales para pruebas de fuga. Este 5322A-LOAD es único, ya que admite 5 kV y además tiene nueve resistencias de alta tensión que van desde 10 kΩ hasta 10 Ω, que se pueden combinar en paralelo, dentro de los límites de tensión, para obtener resultados más precisos.
Especificaciones completas de 5322A
Nivel de confianza de las especificaciones 99%
Intervalo de especificaciones 1 año
115/230 V CA (50/60 Hz) +10 % / -14 %, con una diferencia de tensión máxima entre neutro y tierra de protección no superior a 15 V. El funcionamiento con línea eléctrica entre -10% y -14% tiene limitaciones de corriente de carga para salidas de tensión. Consulte la sección Calibrador de tensión CA/CC (VLC) a continuación.
Consumo 1250 VA como máximo
Entrada de la red de CA: 2 A, 250 V para 230 V, tiempo de retardo (T2L250 V – 5 mm x 20 mm) 4 A, 250 V para 115 V, tiempo de retardo (T4L250 V – 5 mm x 20 mm)
Entrada RCD: 3,15 A, 250 V, rápido (F3.15H250 V – 5 mm x 20 mm)
Entrada en amperios (A) del multímetro: 20 A, 500 V, tiempo de retardo (F20H500 V - 6,3 mm x 32 mm)
Entrada de impedancia de lazo/línea: 4 A, 500 V, tiempo de retardo (T4H500 V - 6,3 mm x 32 mm)
Entrada de corriente de fuga: 100 mA, 250 V, rápida (F100 mL250 V - 5 mm x 20 mm)
Temperatura de funcionamiento 18 °C a 28 °C
Temperatura de calibración (tcal) 23 °C
Coeficiente de temperatura para temperaturas fuera de tcal ± 5 °C es 0,1 / °C de la especificación, para temperaturas entre 5 °C y 40 °C.
Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 50 °C
Tiempo de recuperación de almacenamiento Normalmente <24 h a la temperatura de funcionamiento
Humedad relativa (en funcionamiento) <80% a 28 °C (salidas de resistencia >10 GΩ especificada para <70% a 28 °C)
Humedad relativa (almacenamiento) <90% sin condensación 0 °C a 50 °C
En funcionamiento: 3050 m (10.000 pies)
Almacenamiento: 12.200 m (40.000 pies)
Dimensiones 430 mm x 555 mm x 170 mm (16,9 x 21,8 x 6,7 pulgadas)
Peso 20 kg (44,1 libras)
Red: IEC 61010-1: Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2
Medida: IEC 61010-2-030: 5000 V (sin categorización nominal)
IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en establecimientos que no sean domésticos y aquellos directamente conectados a una red de alimentación de baja tensión que suministra a edificios utilizados para fines domésticos. Podrían existir posibles dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las perturbaciones conducidas y radiadas.
Las emisiones que exceden los niveles requeridos por CISPR 11 pueden ocurrir cuando el equipo está conectado a un objeto de prueba.
Corea (KCC):
EE.UU. (FCC):
47 CFR 15 apartado B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103.
Fuente de baja resistencia
Rango 100 mΩ a 10 kΩ + selección de valor único de 10 mΩ, CC y frecuencia de línea (50/60 Hz)
Fuente de alta resistencia de 1,5 kV (solo CC)
Rango 10 kΩ a 10 GΩ + selección de valor único de 100 GΩ
Fuente de alta resistencia de 5,5 kV (solo CC) (5322A con /5)
Rango 10 kΩ a 100 GΩ
Medida de la tensión de prueba
Rango 0 V CC a 5500 V CC
Fuente de resistencia de conexión a tierra
Rango 1 mΩ a 1700 Ω, CC y frecuencia de línea (50/60 Hz)
Fuente de impedancia de línea/lazo
Rango 25 mΩ a 1700 Ω
Modo de corrección manual/exploración
Rango de impedancia residual 0 Ω a 10 Ω
Modo COMP de corrección (compensación activa de lazo) (5322A/VLC)
Impedancia máxima compensada 0 Ω a 2 Ω
Fuente de corriente de fuga
Rango 0,1 - 30 mA
Modo pasivo: 60 V CA a 250 V CA rms
Modo diferencial: 60 V CA a 250 V CA rms
Modo de sustitución 10 V CA a 250 V CA rms
Modo activo (sólo 5322A/VLC)[1]- 50 V CA a 100 V CA rms
Modo pasivo: ± (0,3% de configuración + 2 μA).
Modo diferencial: ± (0,3% de configuración + 2 μA).
La incertidumbre de prueba puede verse afectada por la inestabilidad de la tensión de línea.
Modo de sustitución: ± (0,3% de configuración + 2 μA).
Modo activo (sólo 5322A/VLC)[1]- ± (0,3% de configuración + 1 μA).
[1] Las salidas del modo activo se sincronizan a la frecuencia de la red de CA para eliminar las interferencias entre el calibrador y las fuentes de ruido externo.
Simulación del cuerpo humano (solo para el valor de sustitución de la corriente de fuga)
Rango de resistencia: 0 Ω a 10.000 Ω
Resolución: 1 Ω
RCD (para comprobadores de instalaciones)
Rango de corriente de disparo
Modos 0,5 X I y 1 X I: 5 a 30 mA en incrementos de 1 mA
Modos 1,4 X I y 2 X I: 14 a 60 mA en incrementos de 1 mA
Modo 5 X I: 50 a 150 mA en incrementos de 1 mA
Resolución de medida de la corriente de disparo
1 µA por debajo de 30 mA
10 μA en un rango de 30 mA a 150 mA
100 μA en un rango de 300 mA a 3 A
Incertidumbre de medida de la corriente de disparo
Corriente de disparo ± 1% del ajuste de corriente nominal (I)
Rango de tiempo de disparo 10 a 5000 ms
Incertidumbre de tiempo de disparo (0,02% de configuración + 0,25 ms).
Tensión de línea/contacto
Rango de tensión de contacto: 50 V
Ajuste de la tensión de contacto: en puntos discretos según el valor de configuración de la corriente de disparo
Resistencia de contacto en serie: 0,02 Ω, 0,05 Ω, 0,10 Ω, 0,35 Ω, 0,50 Ω, 0,96 Ω, 1,7 Ω, 4,7 Ω, 9 Ω, 17 Ω, 47 Ω, 90 Ω, 170 Ω, 470 Ω, 900 Ω, 1700 Ω
Rango de tensión de línea: 250 V
incertidumbre de tensión de línea: ± (5% lectura + 3 V)
Tensión nominal de línea seleccionable por el usuario: 100 V/115 V/120 V/220 V/230 V/240 V/250 V o real
Modo de restauración de la potencia tras el disparo con retardo: seleccionable por el usuario
RCD (para equipos eléctricos portátiles)
Rango de corriente de disparo Modos 0,5 X I a 5 X I: 5 a 150 mA en incrementos de 1 mA
Resolución de medida de la corriente de disparo 1 μA
Incertidumbre de medida de la corriente de disparo Corriente de disparo: ± 1% del ajuste de corriente nominal (I)
Tensión de línea Retardo de reconexión: 2,5 s
Calibrador de tensión CA/CC (5322A con opción VLC)
Rango 0,03 V a 600 V, CA o CC (5 - 1%)
Modo CA: 0,3 V a 600 V
Modo CC: 0,3 V a 600 V
Del terminal HV al terminal COM: 5000 V rms
Del terminal V al terminal COM: 1100 V rms
Del terminal COM a la tierra de protección: 2200 V pico
Rango de tensión CA/CC
Entrada V (1100 V): 0 V CC a ±1100 V CC 10 mV a 1100 V CA rms
Entrada HV (5000 V): 0 V CC a ±5000 V CC 5 V a 5000 V CA rms
Rango 0 A a 20 A continua, 20 A a 30 A durante hasta 5 minutos, CA rms o CC
Rango 0 kVA CA a 33 kVA CA
Tipo Aparente, activa y reactiva
Indicación de fase Ángulo de fase (φ), factor de potencia (PF)
Incertidumbre de fase (dφ) ± 0,1 °
Rango 0 kVA CC a 33 kVA CC
Medida de la distorsión de la tensión CA de alto potencial
Rango de frecuencia 45 Hz a 65 Hz
Número de armónicos 25
Medida del factor de rizado de la tensión CC de alto potencial
Rango de tensión 100 V CC a 5000 V CC
Rango del factor de rizado 10%
Medida de la tensión de prueba Flash (con el modo Flash LC o Flash V)
Rango de tensión Clase I 2000 V CA rms;
Incertidumbre ± (0,3% lectura + 6 V)
Rango de tensión Clase II 3000 V CA rms;
Incertidumbre ± (1% lectura + 6 V)
Medida de la corriente de fuga Flash (con modo Flash LC)
Rango 0 mA CA rms o CC a 300 mA CA rms o CC
Resolución 4,5 dígitos
Calibrador de comprobadores eléctricos multifunción con resistencia de 1 kV 1,5 kV
Calibrador de comprobadores eléctricos multifunción con salidas de resistencia de alta tensión de 5 kV
Calibrador con resistencia de 5 kV, fuente de 600 V y compensación de lazo de tensión
Calibrador con resistencia de 1,5 kV y sonda de 40 kV
Calibrador con resistencia de 1,5 kV, fuente de 600 V, compensación de lazo de tensión y sonda de 40 kV
Calibrador con resistencia de 5 kV y sonda de 40 kV
Calibrador con resistencia de 5 kV, fuente de 600 V, compensación de lazo de tensión y sonda de 40 kV
Carga resistiva de alta tensión para 5322A
Kit de montaje en bastidor para 5322A – Deslizante
Estuche de transporte para 5322A (sin 5322A-LOAD)
Inicio|Productos|Calibración eléctrica|Calibradores|Calibrador de comprobadores de seguridad eléctrica 5322A

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución