Source: https://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/camara-termografica-serie-i.htm
Timestamp: 2019-08-24 17:40:59+00:00

Document:
Cámara termográfica serie FLIR i
camara termografica para el matenimiento preventivo e inspección planificada de sistemas eléctricos y mecánicos / manejo intuitivo / integra cámara digital con función de imagen superpuesta (PiP) / memoria de imágenes en tarjeta SD / Streaming MPEG-4 a través de USB / software para la documentación y análisis incluido en el contenido del envío
La cámara termográfica de la serie FLIR i es una cámara termográfica pequeña y muy ligera para el usuario, que cuenta con una resolución superior, diferentes funciones y que permite documentar las imágenes. La cámara termográfica es ideal para el mantenimiento preventivo y la inspección planificada de sistemas eléctricos y mecánicos, pues asegura que los sistemas trabajen con un grado máximo de rendimiento y máxima seguridad, teniendo un consumo de energía mínimo. La cámara digital de 2,3 Megapíxeles (1536 x 1536) toma imágenes que permiten identificar las imágenes térmicas. El modelo FLIR i40 integra una cámara digital con una resolución de 0,6 megapíxeles. Todas las cámaras de la serie FLIR i incorporan unos diodos emisores de luz (LED) que garantizan imágenes visuales de calidad independientemente de las condiciones de iluminación del lugar de trabajo. La tecnología Meterlink de FLIR simplifica el trabajo de inspección de instalaciones eléctricas o edificios, pues permite transmitir via Bluetooth los valores obtenidos por una pinza amperimétrica externa o medidores multifunción de humedad y psicrómetros a la cámara termográfica. La tecnología MeterLink le ahorra tiempo y elimina el riesgo de cometer errores en los registros y anotaciones. En caso que tenga preguntas sobre la cámara termográfica, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 24053238 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre esta camara termografica y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L.
Resolución hasta un máximo de 180 x 180 píxeles
La resolución de la imagen térmica de la serie FLIR i alcanza desde 120 x 120 píxeles hasta 180 x 180, según el modelo. Cada píxel adicional significa más información valiosa sobre la temperatura, lo que permite identificar mejor el problema.
Los modelos de la serie FLIR i pesan sólo 600 g y pueden llevarse sin problemas en un cinturón de trabajo.
Cámara digital de alta calidad
La cámara digital de 2,3 Megapíxeles (1536 x 1536) toma imágenes que permiten identificar las imágenes térmicas. El modelo FLIR i40 integra una cámara digital con una resolución de 0,6 megapíxeles.
Galería de imágenes con vistas en miniatura
Una galería de imágenes en miniatura de fácil acceso le azuda a repasar y encontrar rápida-mente sus imágenes térmicas.
Precisión±2 %
Alta precisión de ±2 % y una sensibilidad térmica inferior a 0,1 °C.
Gran pantalla LCD de color de 3,5"
Todas las cámaras de la serie FLIR i incorporan unos diodos emisores de luz (LED) que garantizan imágenes visuales de calidad independientemente de las condiciones de iluminación del lugar de trabajo.
Sus baterías de iones de litio con una vida útil de 5 horas y fáciles de cambiar (sustituibles sobre el terreno), permiten seguir el ritmo de programas de trabajo exigentes.
Un cómodo botón activa el puntero láser que ayuda a asociar el punto caliente o frío de la imagen infrarroja con el objetivo físico real que se encuentra en el área inspeccionada.
Una función que permite sobreponer la imagen térmica sobre la imagen real. Los valores de medición no se pierden al activar tal función. Esta función le permite identificar y destacar tendencias de temperatura críticas o hasta peligrosas. Así, la interpretación de informes es algo muy sencillo, que permite que personas no iniciadas en el campo de la termografía lo puedan comprender. La cámara termográfica FLIR i40 dispone de forma fija la función PiP. El modelo FLIR i50 dispone de una función PiP de 3 pasos, y el modelo FLIR i60 permite escalar de forma libre la función PiP.
El modelo i60 soporta el registro de comentarios de voz a través de un Bluetooth-Headset.
MeterLink (i60)
La tecnología Meterlink de FLIR simplifica el trabajo de inspección de instalaciones eléctricas o edificios, pues permite transmitir via Bluetooth los valores obtenidos por una pinza amperimétrica externa o medidores multifunción de humedad y psicrómetros a la cámara termográfica. La tecnología MeterLink le ahorra tiempo y elimina el riesgo de cometer errores en los registros y anotaciones.
Alineación láser (i60)
Asocia el punto caliente o frío de la imagen IR con el objeto físico que se encuentra en la zona inspeccionada.
Transferencia de imágenes y valores de medición de forma directa desde la cámara termográfica a un lápiz USB.
Especificaciones técnicas de la cámara termográfica serie FLIR i
Modelo Flir i40 Flir i50 Flir i60
140 x 140 píxeles
Función de imagen superpuesta (PiP)
Área infrarroja en la imagen real
Área en 3 pasos
Área ajustable libremente
Cámra digital
768 x 768 píxeles / 0,6 megapíxeles
1536 x 1536 píxeles / 2,3 megapíxeles con dos LED
La posición se indica en la imagen infrarroja
Campo visual / mín. distancia focal
25 º x 25º / 0,1 m
Resolución especial (IFOV)
3,64 mRad para la i40, 3,12 mRad para la i50 y 2,42 mRad para la i60
< 0,10 ºC a 25 ºC
Matriz del plano focal (FPA)
3,5" LCD de 256 colores y 240 x 320 píxeles
imagen infrarroja, imagen visual, imagen en imagen, galería de imágenes
0 ... +350 ºC
1 (punto central)
1 recuadro con temp, mín. y máx. i60 1 recuadro/imagen completa con mín. y máx.
Corrección del grado de emisión
variable de 0,1 a 1,0 seleccionada de una lista de materiales
Corrección de temperatura ambiental reflejada
automática, en función de la entrada de temperatura reflejada
Autocorrección de ventana infrarroja
automática, basada en entradas de óptica/ventana de transmisión y temperatura
gamas de color (blanco y negro, hierro, arco iris), ajuste de la imagen (automática/manual)
adaptación local de unidades, idioma, formatos de fecha y hora; desconexión automática, intensidad de la pantalla
jpeg estándar, incluye 14 bit de datos de medición
Enforque cámara digital
distancia focal mínima 0,4 m
láser semiconductor de diodos AlGalnP, clase 2
ión litio (sustituible in situ)
5 horas, en la pantalla se indica el estado de la batería
en la cámara, adaptador de CA; cargador con dos compartimentos o de 12 V desde un vehículo
adaptador de red, 90 - 260 VAC, 50/60 Hz
desconexión automática (a elección del usuario)
Tensión del adaptador
salida de 12 V DC
-40 ... +70 ºC
Humedad del aire funcionamiento y almacenado
IEC 68-2-30/24 h 95% H.r.
25 ... 40 ºC
conexión a aparato externo USB
(copiar/almacenar en un lápiz USB)
transmisión de datos al y desde el PC / Streaming MPEG-4
235 x 90 x 175 mm
<600 g con acumulador
Ejemplo de uso de la camara termografica serie FLIR
1 x cámara termográfica FLIR i40, FLIR i50 o FLIR i60 con objetivo, 1 x acumulador, 1 x certificado de calibración, 1 x CD-ROM con software FLIR QuickReport, 1 x tarjeta de memoria con adaptador, 1 x componente de red, 1 x guía de usuario, 1 x cable USB, 1 x CD-ROM con documentación para el usuario, 1 x tarjeta de ampliación de la garantía o tarjeta de registro, 1 x auriculares Bluetooth-Headset (FLIR i60), 1 x USB-microadaptador (FLIR i60), 1 x maletín de transporte
- Medidor de humedad Bluetooth
- Pinza amperimétrica Bluetooth
- Bolsa para la cámara
- Maletín de transporte rígido
- Acumulador de recambio
- Adaptador de 12 V para vehículos
- Componente de red de recambio
- Ampliación de la garantía de 1 año
- Cámara termográfica modelo PCE-TC 3
- Cámara termográfica modelo PCE-TC 4
(de -10 a +900 °C, 160 x 120 píxeles, profesionales para altas temperaturas con software)
- Cámara termográfica modelo PCE-TC 6
- Cámara termográfica modelo PCE-ITC 1 No disponible actualmente

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución