Source: http://docplayer.it/4801560-Bollettino-ufficiale-n-16-del-23-04-2009.html
Timestamp: 2018-09-20 12:55:25+00:00

Document:
Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / PDF
Download "Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009"
1 B.U. n Pagina 1 di 2 19/05/2009 Torna al Sommario Indice Sistematico Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009 Codice DA2002 D.D. 19 dicembre 2008, n. 956 Approvazione delle Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII capo II del D.Lgs 9/4/2008 n. 81. Premesso che: con l'entrata in vigore del D.Lgs. 277/91 e successivamente con l'approvazione del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) ed infine con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il controllo della salute degli esposti al rischio rumore è regolata da norme standardizzate e cogenti; l'articolo 10 del DLgs 81/08 precisa che: "Le Regioni svolgono attività di promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", secondo i dati riportati nella relazione sull'attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL piemontesi, a cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte, annualmente pervengono agli SPreSAL del Piemonte oltre 1200 referti di ipoacusia di sospetta origine lavorativa, che rappresentano circa il 50% sul totale delle segnalazioni di malattia professionale; con DD n. 131 del la Regione Piemonte ha istituito un gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività di prevenzione da assumere in relazione al rischio da esposizione a rumore in ambienti di lavoro; fra i compiti del gruppo vi era quello di provvedere a livello regionale alla stesura di una proposta di un documento di indirizzo; il gruppo suddetto è stato suddiviso in due sottogruppi, il primo dei quali si è occupato degli aspetti più strettamente tecnici, quali le modalità di valutazione delle esposizioni al rischio rumore e la misurazione dei livelli espositivi secondo le norme di buona tecnica, mentre il secondo ha sviluppato gli aspetti di carattere medico ed in particolare le modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria; Considerato che: una prima bozza del documento prodotta dal gruppo di lavoro è stata presentata alle Parti Sociali nel corso di apposite riunioni, al fine di raccogliere osservazioni e proposte; a seguito di tale confronto il gruppo ha provveduto a recepire le osservazioni considerate utili per una maggiore tutela della salute dei lavoratori; l'aggiornamento di cui sopra si è reso necessario anche in considerazione delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 entrato in vigore nel frattempo; risulta pertanto necessario approvare il documento e trasmetterlo tempestivamente a tutti i soggetti interessati; Tanto premesso e considerato, IL DIRETTORE vista la LR 23 del 28/07/2008; visto il D.Lgs 195 del 10/04/2006; visto il D.Lgs. 81 del 09/04//2008; vista la DD n. 131 del 22/09/2006; determina
2 B.U. n Pagina 2 di 2 19/05/2009 di approvare le Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII capo II del D.Lgs 9/4/2008 n. 81 allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; di prevederne la tempestiva trasmissione ai soggetti a vario titolo coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio rumore; di pubblicare il documento sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Sicuri di essere sicuri. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. La presente determinazione verrà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. Il Direttore Vittorio Demicheli Allegato
4 Presentazione PRESENTAZIONE Secondo i dati riportati nella relazione sull attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL piemontesi, a cura dell Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, annualmente pervengono agli SPreSAL del Piemonte oltre 1200 referti di ipoacusia di sospetta origine lavorativa: circa il 50% sul totale delle segnalazioni di malattia professionale. È noto inoltre che, dall entrata in vigore del DLgs 277/91 e successivamente con l approvazione del DLgs 10 aprile 2006, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) ed infine con la pubblicazione del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008, il controllo della salute degli esposti al rischio rumore è regolata da norme standardizzate e cogenti. La Regione Piemonte pertanto, anche in considerazione dell articolo 10 del DLgs 81/08 che recita: Le Regioni svolgono attività di promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ha ritenuto necessario procedere all aggiornamento delle precedenti indicazioni regionali in materia. A tal fine, con determinazione dirigenziale del settembre 2006, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che ha redatto il presente documento, successivamente posto all attenzione di alcuni referees scientifici e delle Parti Sociali, le cui utili osservazioni sono state recepite in larga parte. Il documento è diviso in due parti: la prima concernente gli aspetti più strettamente tecnici quali le modalità di valutazione delle esposizioni al rischio rumore e la misurazione dei livelli espositivi secondo le norme di buona tecnica, la seconda relativa essenzialmente agli aspetti sanitari ed in particolare alle modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria, anche in ragione delle diverse professionalità (tecniche e mediche) presenti all interno del gruppo di lavoro. Auspicando che le presenti raccomandazioni possano costituire un utile strumento di lavoro per tutti coloro che sono impegnati in prima persona nella lotta di questa ancor troppo diffusa patologia professionale, si ringraziano i componenti del gruppo di lavoro, i referees e le Parti Sociali per la proficua collaborazione. L Assessore alla Tutela della Salute e Sanità Eleonora Artesio 23
5 Indice INDICE PRESENTAZIONE INDICE 3 5 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL RISCHIO RUMORE E MISURAZIONE DEI LIVELLI ESPOSITIVI SECONDO LE NORME DI BUONA TECNICA 7 1 Generalità 8 2 Strumentazione e metodi di misura Termini e definizioni Scelta della strumentazione Calibrazione e taratura degli strumenti Procedimento di misura Raccolta preliminare di informazioni Scelta e posizionamento della strumentazione Scelta dei tempi di misura Individuazione e misura di rumori a carattere impulsivo Valutazione e calcolo delle incertezze delle misurazioni Contenuto di minima della relazione tecnica 18 3 Valutazione del rischio Personale qualificato Aziende che non hanno esposti al di sopra del valore inferiore d azione Aziende che occupano sino a 10 addetti Lavoratori particolarmente sensibili al rumore, sostanze ototossiche, vibrazioni, interazioni fra rumore e segnali di avvertimento Contenuto di minima del documento di valutazione Prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro Esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la settimana) Edilizia Consultazione dei lavoratori 27 4 Misure di prevenzione e protezione Programma delle misure tecniche e organizzative Utilizzo dei DPI Efficienza/efficacia dei DPI Formazione ed informazione Addestramento Segnaletica e delimitazioni delle aree di lavoro 37 5 RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI (Elenco aggiornato ad Agosto 2007) 38 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI ESPOSTI A RISCHIO RUMORE 41 1 REQUISITI DI QUALITÀ DELL AUDIOMETRIA TONALE LIMINARE Procedura di esecuzione dell esame audiometrico Modalità di tracciatura dell esame Modalità di refertazione dell esame audiometrico Idoneità degli ambienti per misure audiometriche Figure professionali qualificate per l esecuzione degli esami audiometrici La taratura dell audiometro Esami di 2 livello, consulenze specialistiche 48 2 PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA Periodicità del controllo sanitario: dal DLgs 277/91 al DLgs 81/
6 Indice 2.2 Sostanze ototossiche Vibrazioni 56 3 L IDONEITÀ LAVORATIVA Giudizio di idoneità in rapporto alla diminuzione della capacità lavorativa Giudizio di idoneità in rapporto al rischio di insorgenza di ipoacusia o di aggravamento di una preesistente ipoacusia Giudizio di idoneità in funzione del peggioramento della soglia audiometrica Il giudizio di idoneità in funzione dell uso dei dispositivi di protezione acustica individuale 60 4 LA VALUTAZIONE DEL DANNO Valutazione del danno a fini preventivi Indebolimento permanente del senso dell udito di origine professionale in ambito penale Insorgenza dell indebolimento del senso dell udito di origine professionale Aspetti assicurativi: requisiti minimi e modalità di segnalazione delle ipoacusie professionali 68 5 BIBLIOGRAFIA 69 6 ALLEGATI Fac-simile scheda audiometrica 71 Medico e/o tecnico audiometrista esecutore Fac-simile questionario anamnestico per sorveglianza sanitaria in esposti a rumore Modulo per la compilazione del primo certificato medico predisposto dall INAIL Tabelle delle menomazioni ai sensi DLgs 38/ Voci n All. 1 al DM 12 LUGLIO Modello di referto 81 25
7 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL RISCHIO RUMORE E MISURAZIONE DEI LIVELLI ESPOSITIVI SECONDO LE NORME DI BUONA TECNICA 7 26
8 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi 1 Generalità Il recente decreto legislativo 81/08 nel riunificare tutte le normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, inserisce un titolo apposito relativamente alla protezione da agenti fisici ed il capo secondo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. Le indicazioni si applicano quindi a tutti i lavoratori così come definiti dall articolo 2 comma 1 lettera a. Nell ambito della valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. Le norme del Titolo VIII - capo II del DLgs 81/08 sono di complessa applicazione nel caso di attività temporanee come quelle svolte nei cantieri edili. Per questo motivo, l accertamento del rischio di danno da rumore riguardante i lavoratori dei cantieri edili può anche avvalersi del supporto di apposite banche dati (art. 103), indicate dal legislatore (per approfondimenti si veda il paragrafo 3.8 dedicato al settore edile). Si ricorda che tutte le mansioni che comportano attività stagionali (addetti al verde, agricoltura), con variazioni di ambiente di lavoro (ditte di manutenzione) o con variazione di esposizioni significative da una giornata di lavoro all altra e/o tra le varie settimane (quali le lavorazioni edili) richiedono una valutazione del livello di esposizione nella settimana tipo a maggior rumorosità che si presenta più volte ovvero non eccezionalmente (art. 189 comma 3). Un importante attività esclusa dai criteri di determinazione del livello sonoro continuo equivalente (L A,eq ) illustrati in questa guida è l attività svolta dagli operatori dei callcenters. Come è noto infatti, nel caso di sorgenti sonore situate in stretto contatto con l orecchio del lavoratore, quali ad esempio cuffie o archetti telefonici, come pure nei casi di lavorazioni in cui gli addetti sono costretti ad indossare per ragioni di sicurezza caschi integrali, le misure per la definizione del rischio di danno da rumore non possono essere eseguite con i fonointegratori tradizionali o con quelli fissati sulla persona, o ancora con analizzatori in tempo reale, ma è necessario ricorrere alle speciali tecniche di misura basate sulla rilevazione del rumore all interno dell orecchio, specificate nel paragrafo 2.2. Si rammenta che nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call-centers è stata prevista l emanazione, entro un anno dall entrata in vigore del DLgs 81/08, di una linea guida per l applicazione del Capo II del Titolo VIII. 2 Strumentazione e metodi di misura Se può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti e i risultati sono riportati nel documento di valutazione. 8 27
9 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi 2.1 Termini e definizioni Nel sottostante elenco sono definiti alcuni dei principali parametri acustici utilizzati, quali indicatori, diretti ed indiretti, per l accertamento del rischio di danno da rumore, sia dal Titolo VIII - capo II del DLgs 81/08, che dalle norme ISO 1999 ed UNI 9432 Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell ambiente di lavoro. Livello di pressione sonora ponderata A, L pa, in decibel, determinato dalla relazione p L A pa db(a) p dove: p A è il valore, in pascal, della pressione sonora pesata secondo la curva di ponderazione A; p 0 è il valore della pressione sonora di riferimento pari a 20 Pa. Livello sonoro continuo equivalente ponderato A, L Aeq,T, in decibel, determinato dalla relazione: L Aeq T t T p A dt db(a) T p dove: T è il tempo in base al quale viene determinato il livello equivalente, detto anche tempo di misura; p 0 è il valore della pressione sonora di riferimento pari a 20 Pa ; p A (t) è il valore, in pascal, della pressione sonora, pesata secondo la curva di ponderazione A all istante t. Livello di esposizione giornaliera al rumore, L EX,8h : Livello sonoro medio, espresso in db(a), che normalizza alla durata nominale di 8 ore l esposizione quotidiana, di più breve o più lunga durata, del lavoratore al rumore (T e ), in base della seguente relazione: T e L EX h LAeq Te db(a) T dove : T e è la durata quotidiana dell esposizione personale del lavoratore al rumore, comprensiva sia delle pause che dell eventuale quota giornaliera di lavoro straordinario; T 0 è la durata convenzionale di riferimento della giornata lavorativa fissata ad 8 ore; L Aeq,Te è il livello sonoro continuo equivalente, ponderato A, relativo alla durata di esposizione quotidiana T e e calcolato secondo la relazione di cui sopra. Livello di esposizione settimanale al rumore, L EX,W : Livello sonoro medio, espresso in db(a) e ponderato in funzione del tempo, calcolato sulla base dei 9 28
10 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, secondo la seguente relazione: L EX W m K LEX h k db(a) dove: L EX,8h è il valore del livello di esposizione giornaliera relativo alla k-esima giornata lavorativa; m è il numero dei giorni lavorativi della settimana; k è l indice rappresentativo della giornata lavorativa. Livello sonoro di picco ponderato C, L picco,c : il livello degli impulsi sonori rilevati, durante il periodo di esposizione al rumore del lavoratore, con lo strumento regolato con caratteristica dinamica peak e curva di ponderazione C, secondo la norma CEI EN Valori limite di esposizione (VLE): rispettivamente L EX = 87 db(a) e p peak = 200 Pa (140 db(c) riferito a 20 Pa); Valori superiori di azione (VSA): rispettivamente L EX = 85 db(a) e p peak = 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 Pa); Valori inferiori di azione (VIA): rispettivamente L EX = 80 db(a) e p peak = 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 Pa). Le ulteriori definizioni che ora seguiranno fanno riferimento alla norma UNI 9432; nel considerarle occorre però tenere presente che nella normativa ISO e nella letteratura tecnica è possibile trovare suddivisioni e definizioni non sempre collimanti con quelle riportate, come ad esempio nel caso del rumore impulsivo citato più avanti, nel paragrafo Rumore costante (stazionario): rumore di durata maggiore di 1 s, caratterizzato da una differenza tra i livelli di pressione sonora massimo e minimo, in costante di tempo slow, inferiore a 3 db(a). Rumore fluttuante (non stazionario): rumore di durata maggiore di 1 s, caratterizzato da una differenza tra i livelli di pressione sonora massimo e minimo, in costante di tempo slow, maggiore di 3 db(a). Rumore ciclico: rumore di durata maggiore di 1 s che si ripete con le stesse caratteristiche ad intervalli di tempo eguali e maggiori di 1 s. Rumore impulsivo: rumore caratterizzato da una rapida crescita e da un rapido decadimento, avente durata minore o eguale ad 1 s, ed eventualmente ripetuto ad intervalli più o meno regolari. Secondo la norma UNI EN ISO 12001(1998) si possono considerare impulsi isolati quelli in cui l intervallo di tempo tra l uno e l altro è superiore a 0,2 s; mentre è da considerarsi un rumore quasi impulsivo quello in cui si ha una serie di impulsi sonori di ampiezza comparabile con intervalli minori di 0,2 s tra singoli impulsi (per l accertamento della presenza di componenti impulsive vedi )
11 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi Incertezza: parametro associato al risultato di una misurazione che ne definisce, con ragionevole probabilità, la dispersione dei valori ad essa attribuibili. 2.2 Scelta della strumentazione Nelle misure di rumore in ambiente di lavoro la scelta della strumentazione deve essere finalizzata, sotto il profilo tecnico, al contenimento ed al controllo dell incertezza di misura strumentale che, unitamente all incertezza derivante dal procedimento di rilevazione, contribuisce a determinare l incertezza complessiva di questo tipo di misure. Come indicato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, il riferimento principale per la minimizzazione dell incertezza strumentale è costituito dall insieme delle prescrizioni contenute nella norma UNI 9432, riguardanti le caratteristiche acustiche richieste alla catena di misura per il corretto rilievo delle due grandezze fondamentali, indicate dal DLgs 81/08, per la definizione del rischio di danno uditivo da rumore, ovvero il livello sonoro continuo equivalente ponderato A (L Aeq,T ) ed il livello sonoro di picco ponderato C (L picco,c). Nel caso in cui la catena di misura sia costituita, come quasi sempre accade, da un fonometro integratore, la norma prescrive che tale strumento soddisfi, microfono ed eventuale cavo di prolunga compresi, i requisiti della classe 1 stabiliti dalla norma CEI EN , e che, in particolare, sia dotato di indicatore di sovraccarico con relativa memorizzazione. Oltre a ciò, per essere idoneo ad eseguire misure in ambiente di lavoro secondo quanto richiesto dal DLgs 81/08, il fonointegratore dovrà avere, anche se non esplicitamente indicate dalla norma UNI, almeno le seguenti capacità di misura: - curve di ponderazione A, C e Lin. - costanti di tempo Fast, Slow e Peak - livello sonoro continuo equivalente (L eq ), - livello di pressione sonora istantaneo (SPL), - livello massimo di pressione sonora (L max ) - valore di fondo scala 140 db. L uso di strumenti di classe 2 non è previsto dalla norma UNI 9432, anche se non espressamente escluso dal DLgs 81/08, a causa di importanti limitazioni che in definitiva ne sconsigliano l adozione. Oltre all ovvio limite costituito dalla più elevata incertezza strumentale che questa classe di strumenti presenta, occorre considerare l impossibilità di ottenere con essi risultati corretti in diversi casi specifici. In particolare nel caso di misure riguardanti rumori con componenti dominanti alle alte frequenze, ovvero maggiori di 8kHz, a causa dei limiti della risposta in frequenza dei microfoni utilizzati per questa categoria di strumenti; oppure nel caso di misure da effettuarsi in condizioni ambientali di basse (tra 0 C e 10 C) o alte (tra 40 C e 50 C) temperature. A ciò si aggiunga che molti dei fonointegratori di classe 2 in commercio non sono omologati (ovvero privi di un certificato di parte terza che ne attesti le caratteristiche acustiche), rendendo così assai dubbi i risultati delle misure eseguite e di quelle riguardanti i livelli di picco in particolare, a causa del non verificato rispetto delle garanzie metrologiche richieste dalla relativa normativa. Altro aspetto da non trascurare è che alcuni di questi strumenti non possono neppure essere sottoposti a verifica periodica, avendo il microfono non rimovibile o di dimensioni non standard. Caratteristica questa che può rendere assai improbabile la definizione dell incertezza strumentale e di conseguenza il calcolo dell incertezza complessiva di misura. Un importante categoria di fonointegratori considerata dalla norma UNI 9432, è quella costituita dai cosiddetti fonointegratori fissati sulla persona, spesso impropriamente detti dosimetri
12 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi Nei casi di misurazioni da effettuarsi per lunghi periodi di tempo oppure in postazioni di lavoro particolarmente complicate, ad esempio sorveglianza di più macchine, oppure ancora nei casi riguardanti lavoratori ad alta mobilità, ad esempio gli addetti alla manutenzione d impianti, il loro impiego presenta diversi vantaggi. In particolare consente di ridurre sensibilmente l incertezza associata al procedimento di misura, rispetto a quella determinata da rilievi per punti fissi eseguiti con un fonointegratore tradizionale sui vari percorsi o posizioni assunti dall addetto nello svolgimento della sua attività giornaliera. Il principale limite derivante dall uso di questo tipo di strumenti è costituito dalla non continuativa presenza dell addetto alle misure, con la conseguente possibilità che i rilievi vengano influenzati da fenomeni sonori estranei all attività lavorativa vera e propria. Anche per i fonointegratori fissati sulla persona la norma UNI 9432 prescrive la classe 1. Tuttavia nel caso vi siano difficoltà a reperire sul mercato modelli che soddisfino tale richiesta, un alternativa ritenuta accettabile, per i casi di cui al paragrafo precedente, è il ricorso a fonointegratori fissati sulla persona di classe 2 omologati e dotati dai costruttori di microfoni di caratteristiche eguali a quelle richieste per i fonometri di classe 1, in modo da ridurre alcuni degli inconvenienti metrologici prima descritti. Come accennato in precedenza, due sono gli indici descrittori, L Aeq,T e L picco,c, attualmente ritenuti basilari per l accertamento del rischio di danno da rumore; tuttavia, oltre ad essi, può essere necessario, per ragioni inerenti la valutazione degli otoprotettori e/o la progettazione ed il collaudo di interventi di bonifica acustica, conoscere anche la distribuzione spettrale dei fenomeni sonori in esame. In tal caso le misure dovranno essere eseguite, secondo la norma UNI 9432, impiegando unitamente al fonointegratore un sistema di filtri per ottave e/o per terzi d ottava le cui caratteristiche acustiche siano conformi a quanto specificato dalla norma CEI EN 61260, oppure ricorrendo ad un analizzatore in tempo reale le cui prestazioni acustiche siano comunque in tutto conformi a quelle analoghe richieste ai fonointegratori di classe 1 ed ai relativi sistemi di filtri. Attualmente la norma UNI 9432 non prevede in pratica l uso di strumentazione alternativa ai fonometri integratori ed agli analizzatori in tempo reale, pur essendo relativamente diffusa tra i tecnici competenti la registrazione su nastro magnetico o su supporto digitale, della rumorosità rilevata nelle varie postazioni di lavoro, per procedere poi ad una successiva analisi in laboratorio. Le motivazioni alla base di questa mancata considerazione sono sostanzialmente tre: la prima riguarda la misura dei livelli di picco che, attraverso tale tecnica, non è, anche in questo caso, praticamente possibile eseguire con le garanzie metrologiche richieste dalla norma. La seconda riguarda l attuale mancanza di una procedura tecnica riconosciuta per la taratura periodica di questo tipo di catena di misura ed in particolare dei registratori digitali. La terza infine riguarda la maggiore complessità e la minor trasparenza della tecnica di registrazione ed analisi dati, la cui esecuzione presenta, allo stato attuale, criticità e possibilità di errore più ampie di quelle che si possono avere con l uso dei fonointegratori, a causa anche dell assenza di una specifica procedura standardizzata. Come accennato nel capitolo 1, la strumentazione e le procedure di misura finora elencate non possono essere adottate per l accertamento del rischio di danno uditivo su lavoratori esposti a sorgenti sonore situate a stretto contatto con l orecchio. Per questi casi, la norma UNI 9432 prescrive il ricorso a due specifici metodi di misura. Il primo, basato sull inserimento di uno speciale microfono direttamente nel canale uditivo, è descritto nella norma internazionale ISO EN Il secondo, basato sull uso di una testa ed un torso artificiali, è descritto nella norma internazionale EN ISO Entrambe questi metodi richiedono strumentazione alquanto particolare e procedure di una certa complessità che solo tecnici competenti con una specifica ed adeguata preparazione possono predisporre ed attuare
13 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi 2.3 Calibrazione e taratura degli strumenti Come regola generale la norma UNI 9432 prescrive che all inizio ed al termine di ogni serie di misurazioni venga effettuata, in condizioni ambientali di basso rumore di fondo, la calibrazione della catena di misura impiegata, utilizzando un segnale sonoro campione emesso da un calibratore acustico le cui caratteristiche soddisfino i requisiti stabiliti dalla norma CEI EN per la classe 1. Nel caso in cui, effettuando tale operazione, si registri uno scostamento maggiore di 0,5 db tra la calibrazione iniziale ed il valore nominale di calibrazione, oppure tra la calibrazione d inizio misure e quella finale, è da ritenersi assai probabile che nello strumento in esame sia insorto un qualche malfunzionamento. Di conseguenza, la norma stabilisce che i risultati delle misure eseguite nell intervallo tra le due tarature in questione siano da considerarsi non validi. Oltre alle calibrazioni abitualmente eseguite dai tecnici competenti nel corso della loro attività di misura, i fonointegratori, e con essi i calibratori acustici, devono essere periodicamente sottoposti ad una taratura completa presso i laboratori facenti parte del SIT (Servizio di Taratura in Italia) o dell European Cooperation for the Accreditation (EA). La frequenza di tale verifica periodica, indispensabile per accertare il corretto funzionamento dello strumento in ogni sua parte, è stata oggetto di non poche discussioni. In assenza di specifiche indicazioni legislative la nuova versione della norma UNI 9432 raccomanda che la verifica periodica venga effettuata ad intervalli di tempo non superiori a due anni sia per i fonointegratori che per i calibratori acustici. Come regola di buona tecnica la norma mantiene comunque l obbligo, indipendentemente dal tempo trascorso dall ultima verifica, di sottoporre a taratura, prima di eseguire qualsiasi misurazione, gli strumenti che abbiano subito o una riparazione o un evento traumatico. E per evento traumatico non sono da intendersi solo gli urti meccanici, quali le cadute, ma anche l eventuale esposizione dello strumento a valori di temperatura, di pressione e di umidità nettamente al di fuori dei limiti indicati sia dal costruttore, che dalla norma CEI EN per la relativa classe di appartenenza. 2.4 Procedimento di misura Nel capitolo 5 della norma UNI 9432 è riportata, in modo dettagliato ed articolato, tutta una serie di raccomandazioni tecniche, qui di seguito sintetizzate, al fine di consentire ai tecnici competenti di eseguire le misure di rumore negli ambienti di lavoro nel modo più corretto ed accurato possibile e di assicurare nel contempo la ripetibilità e la comparabilità dei risultati ottenuti Raccolta preliminare di informazioni La prima di queste raccomandazioni sottolinea l importanza di acquisire una preventiva conoscenza dell ambiente produttivo e della situazione acustica generale in cui verranno effettuate le misure. A tal fine la norma UNI 9432 raccomanda al tecnico competente di raccogliere in via preliminare, attraverso sia la documentazione reperibile che un eventuale sopralluogo, tutte le informazioni disponibili riguardanti principalmente: - i cicli produttivi aziendali, le caratteristiche delle sorgenti (quali quelle fornite dai costruttori) e quelle fisiche dei locali in cui si svolgono; 13 32
14 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi - il numero e la tipologia delle aree e/o delle lavorazioni dove si presume che vi sia rischio di danno da rumore; - il numero delle postazioni di lavoro, dei gruppi omogenei e dei lavoratori a rischio, procedendo ad una prima acquisizione dei tempi di permanenza e di esposizione; - l origine e le caratteristiche prevalenti - costante, fluttuante, ciclico, impulsivo - del rumore esistente; - le eventuali pause o periodi di riposo, nonché la quota giornaliera di ore straordinarie. Scopo di quest insieme d informazioni è assicurare la possibilità di poter procedere ad una preventiva pianificazione delle misure da fare, stabilendo, sia pure in linea di massima, il tipo di strumentazione necessaria, il numero delle rilevazioni microfoniche da effettuare; le caratteristiche prevalenti del rumore e i relativi tempi di misura, gli indicatori acustici da misurare, le ulteriori informazioni tecniche da acquisire sul posto, ecc Scelta e posizionamento della strumentazione All atto delle misurazioni, la norma UNI 9432 specifica in modo dettagliato le modalità di collocazione degli strumenti con particolare attenzione, ovviamente, alla posizione del microfono che, in generale, dovrà essere rivolto verso la sorgente di rumore e collocato all altezza dell orecchio del lavoratore maggiormente esposto al rumore, ad una distanza dall ingresso del canale uditivo esterno compresa tra i 10 e i 40 cm. Nel caso di presenza nella postazione di lavoro in esame di soffi d aria significativi, il tecnico competente dovrà valutare la possibilità di inserire sul microfono uno schermo antivento, tenendo ben presente l influenza, solitamente specificata dal costruttore, che esso ha sulla distribuzione spettrale del rumore. Qualora la misura debba essere effettuata in assenza del lavoratore, lo strumento o il microfono dovrà essere sistemato al centro di quella che sarebbe la zona occupata dalla sua testa; se poi tale zona risultasse non ben definibile, la norma indica un altezza convenzionale a cui posizionare il microfono nel caso di soggetti che operano in piedi, ovvero a 1,55 m rispetto il piano di calpestio, mentre nel caso di soggetti che operano seduti, l altezza corrisponderà a 0,80 m rispetto al centro del piano di seduta. Assolutamente da non trascurare la raccomandazione che l addetto alle misurazioni stazioni sempre, nel corso dei rilievi, ad una distanza dallo strumento tale da evitare qualsiasi perturbazione, da parte del suo corpo, del campo sonoro intorno al microfono. Indicativamente si può dire che tale distanza non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 0,5 m. Quando le misure vengono effettuate con fonointegratori fissati sulla persona, il microfono dovrà essere posizionato in corrispondenza dell orecchio maggiormente esposto al rumore e sistemato, evitando accuratamente la possibilità di urti e sfregamenti, o al di sopra della spalla, ad una distanza da essa non inferiore a 4 cm, o appeso ad un eventuale casco di protezione in modo tale comunque che, in entrambi i casi, risulti distante almeno 10 cm dall ingresso del canale uditivo esterno. Il corpo dello strumento, inserito in una custodia protettiva, dovrà essere sistemato, come d altra parte anche il microfono, in modo che non arrechi alcun intralcio o fastidio all operatore. Se previsto dal manuale di funzionamento, il fonointegratore fissato sulla persona ed il relativo microfono dovranno essere regolati sulla funzione random, ovvero per la condizione di campo sonoro diffuso
15 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi Scelta dei tempi di misura Altro aspetto fondamentale del procedimento di prova, considerato dalla norma UNI 9432, è la durata dei tempi di misura del livello sonoro continuo equivalente L A,eq, talvolta indicati anche come tempi di osservazione, da adottare relativamente a ciascuna lavorazione presa in esame. La definizione di tali tempi, di sensibile rilevanza sia per il pratico svolgimento delle misure, sia per la determinazione di quella parte dell incertezza di misura definita incertezza da campionamento, è in definitiva strettamente correlata alle caratteristiche dell andamento temporale del rumore prevalente nella postazione di lavoro considerata. A tal fine la norma UNI 9432 assume come criterio generale di riferimento la possibilità di aggregare la quasi totalità dei rumori industriali, compresi quelli a carattere impulsivo, in tre distinte tipologie: rumori costanti, rumori ciclici e rumori fluttuanti. Nel paragrafo 2.1 di questa Guida sono specificate le modalità secondo cui possono essere individuate e definite queste tre tipologie, a proposito delle quali è opportuno ribadire che nella normativa internazionale e letteratura tecnica è possibile trovare altri criteri sia di suddivisione che di definizione. Compito del tecnico competente sarà quindi quello di stabilire, per ogni postazione di lavoro considerata, la categoria di appartenenza del rumore in esame e sulla base di essa predisporre la durata del tempo di misura del L A,eq, al cui risultato dovrà essere associata l incertezza di campionamento specifica. I tre criteri di campionamento indicati dalla norma UNI 9432 sono così riassumibili: I. Nel caso di rumore costante per l intero periodo di esposizione del lavoratore è ritenuta sufficiente l esecuzione di una sola misura la cui durata potrà essere limitata al tempo necessario, che comunque non dovrà mai essere inferiore a 60 s, per ottenere la stabilizzazione entro ±0,3 db del livello L Aeq,Tm che il fonointegratore sta rilevando. In questo caso l incertezza da campionamento viene assunta come pari a zero. II. Nel caso di rumore ciclico, la durata di ciascuna misura dovrà essere tale da comprendere un numero intero di cicli, per ottenere la stabilizzazione entro ±0,3 db del livello L Aeq,Tm che il fonointegratore sta rilevando. In questo caso l incertezza da campionamento viene assunta come pari a zero. Qualora si effettuino più misure di singoli cicli dovrà essere calcolato il valor medio con relativa incertezza secondo quanto specificato più avanti. III. Nel caso di rumore fluttuante per l intero tempo di esposizione la corretta rappresentatività del valore misurato, rispetto il livello sonoro equivalente dell intero periodo, può essere ottenuta: o mediante un tempo di misura protratto per l intero periodo di esposizione, e in questo caso l incertezza di campionamento viene assunta come pari a zero; o mediante l esecuzione di una sola misura riguardante la condizione operativa ritenuta dal tecnico competente più rumorosa, e in questo caso il valore di L Aeq,Tm misurato verrà assunto come L Aeq,Te e l incertezza di campionamento verrà posta pari a zero; o mediante un adeguato campionamento temporale, basato sull esecuzione di almeno tre misure ciascuna di durata sufficiente ad ottenere la stabilizzazione entro ±0,3 db del livello L Aeq,Te che il fonointegratore sta rilevando. In ogni caso la durata di ognuno dei tre rilievi, che non possono essere consecutivi e devono essere selezionati in modo casuale rispetto l intero periodo temporale che rappresentano, non può essere inferiore a 5 min. Se, sempre secondo la norma UNI 9432, la differenza tra il minimo ed il massimo dei valori rilevati è inferiore a 5 db(a) potrà essere assunto come L Aeq,Te il loro valore medio. Se al 15 34
16 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi contrario tale differenza è superiore a 5 db(a) occorrerà ricorrere ad uno dei due metodi specificati precedentemente. Tutte queste indicazioni offerte dalla norma UNI 9432 sono estremamente utili ed importanti, è però anche opportuno sottolineare che si tratta di criteri tecnico-normativi relativi ad uno specifico stato dell arte, e da intendersi quindi in molti casi come punti di partenza per ulteriori approfondimenti e perfezionamenti. Va inoltre ricordato che l adeguata applicazione di tali criteri nella molteplicità dei casi pratici è essenzialmente affidata alla preparazione e all esperienza del tecnico competente e soprattutto alla sua consapevolezza che questo è uno degli aspetti più delicati e più critici dell intera misura, sia ai fini della determinazione del livello di esposizione giornaliera, che ai fini del calcolo dell incertezza di misura Individuazione e misura di rumori a carattere impulsivo Come già accennato in precedenza, accanto al livello sonoro continuo equivalente il DLgs 81/2008 prevede, per la valutazione del rischio di danno da rumore negli ambienti di lavoro, anche l accertamento della presenza di eventuali rumori a caratteri impulsivo e la loro misurazione. È noto infatti che, a parità di contenuto energetico medio, un rumore con componenti impulsive può costituire un aggravante, in termini di rischio di danno uditivo, rispetto ad un rumore privo di tali componenti. La segnalazione di tale aggravante può risultare di estrema utilità per il medico competente. Per quanto concerne l aspetto della misurazione, sia il Decreto che la norma UNI 9432 prescrivono che le misure dei livelli di picco vengano effettuate inserendo sul fonointegratore la curva di ponderazione C, mentre precedentemente tali misure venivano eseguite in lineare, ovvero senza alcuna pesatura in frequenza. Il DLgs 81/08 prescrive che l L picco,c non superi mai i 140 db, ponendo però, come è noto, anche due soglie d azione rispettivamente a 137 db(c) e 135 db(c). Per quanto concerne invece l accertamento della presenza di componenti impulsive nel rumore in esame, occorre precisare che allo stato attuale tale questione non è ancora stata risolta in modo unanimemente condiviso. Mentre infatti il riconoscimento di impulsi sonori ben individuabili e relativamente isolati, ad esempio colpi di maglio, o di pressa o di martello, è un operazione nel complesso agevole, nel caso di impulsi multipli rapidi, associati ad esempio a lavorazioni eseguite da presse veloci, o nel caso di situazioni ambientali con una molteplicità di sorgenti sonore impulsive, tale riconoscimento può risultare più complesso e controverso. A questo proposito la nuova versione della norma UNI 9432 ha recepito il criterio finora adottato dalla normativa internazionale ISO, ed in particolare dalle norme ISO 9616, ISO e UNI EN ISO 11204, secondo le quali un rumore può essere considerato impulsivo quando presenta un indice d impulsività eguale o superiore a 3 db, in base alla seguente relazione: K 1 = L Aeq,I L Aeq db(a) dove: L Aeq,I rappresenta il livello sonoro continuo equivalente, ponderato A, rilevato con la costante di tempo Impulse, L Aeq rappresenta il livello sonoro continuo equivalente, ponderato A. La relativa difficoltà tecnica di questo metodo è che i tempi di rilevazione di queste due grandezze devono essere eguali e simultanei, e che quindi occorre disporre o di due fonointegratori o di un analizzatore in tempo reale di ultima generazione in grado di ricavare dal segnale memorizzato entrambi questi due indici
17 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi Valutazione e calcolo delle incertezze delle misurazioni Ad ogni misurazione è sempre associata un incertezza, cioè un parametro che caratterizza la dispersione dei valori che possono essere ragionevolmente attribuiti al misurando. Il calcolo e l indicazione di questo parametro, fondamentale ai fini di una corretta verifica della riproducibilità di una misura, sono specificatamente richiesti dal DLgs 81/08 per quanto riguarda tutte le misure del livello sonoro continuo equivalente e del livello sonoro di picco eseguite per l accertamento del rischio di danno da rumore negli ambienti di lavoro. Come già indicato nell Allegato II delle Linee Guida ISPESL per la Valutazione del Rischio (2005), ed ora più approfonditamente articolato e dettagliato nella revisione della norma UNI 9432, occorre tener conto dei fattori d incertezza associati alla metodologia di misura adottata, oltre a quelli relativi alla classe di strumentazione usata, la cui importanza complessiva può essere spesso nettamente superiore a quello dovuto all incertezza strumentale. Nella nuova versione della norma UNI 9432, l insieme dei contributi più significativi che si raccomanda di considerare nella definizione e nel calcolo dell incertezza sul livello di esposizione giornaliera è il seguente: - incertezza strumentale; - incertezza da campionamento; - incertezza da posizionamento dello strumento; - incertezza legata all eventuale presenza di protettori auricolari; - incertezza relativa ai tempi di esposizione. Per la valutazione e la procedura di calcolo di ognuna di queste incertezze parziali e del conseguente valore complessivo da associare ai risultati delle misure eseguite, si ritiene opportuno rimandare direttamente alla consultazione di quanto prescritto dalla norma UNI 9432 sia nell Appendice C che nel capitolo Effettuando tale consultazione si potrà constatare che, nonostante sia segnalata, l incertezza relativa ai tempi di esposizione non viene considerata nel calcolo complessivo finale, pur riconoscendo che si tratta di un fattore d incertezza tutt altro che secondario. Il motivo di tale scelta sta sostanzialmente nel fatto che nella quasi totalità dei casi i tempi di esposizione sono dichiarati dal datore di lavoro, a cui spetta decidere se attribuire a tali valori un incertezza, mentre il compito specifico del tecnico competente può, a stretto rigore, ritenersi circoscritto al calcolo e all attribuzione delle incertezze relative alle misurazioni da lui direttamente effettuate. Salvo alcune specificità, pressoché analoga a quella relativa alla misura del livello di esposizione giornaliero è la procedura indicata dalla norma UNI 9432 per la definizione e la valutazione dell incertezza relativa alla misura dei livelli sonori di picco. Anche in questo caso si ritiene opportuno rimandare, per l esecuzione dei calcoli, alla consultazione diretta di quanto prescritto dalla norma stessa nell Appendice C.3. Ulteriori approfondimenti riguardanti in generale il problema dell incertezza si possono ottenere consultando, oltre a quanto esistente in letteratura, due altre importanti norme di riferimento: UNI CEI ENV Guida all espressione dell incertezza di misura e soprattutto ISO 9612 Acoustics -- Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment dove le procedure descritte tendono non solo a definire, ma anche a dare indicazioni per minimizzare quanto più possibile le incertezze parziali relative al procedimento di misura
18 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi 2.5 Contenuto di minima della relazione tecnica Nell ambito della valutazione dei rischi prevista dal DLgs 81/08, nelle situazioni in cui sono stati effettuati i rilievi fonometrici, si ritiene necessaria la presenza di una specifica relazione tecnica i cui contenuti di minima sono i seguenti: - premessa (ditta, tipo di attività,.); - caratteristiche della strumentazione (costruttore, denominazione e tipo, n di matricola, ente o ditta che ha effettuato la taratura periodica e data della stessa); - nominativo e qualificazione della persona che ha effettuato le misure e di quella che ha redatto la relazione tecnica con firma; - date di effettuazione dei rilevamenti fonometrici; - modalità di acquisizione delle caratteristiche aziendali (tempi di esposizione, ciclo produttivo,.); - descrizione del ciclo produttivo e dei gruppi acusticamente omogenei (mansioni); - lay-out del luogo di lavoro con indicazione dei punti di misura (ove significativo); - elenco delle posizioni di rilevamento con indicati: il livello equivalente di pressione acustica ponderata (A) e relativa incertezza, la pressione acustica di picco ponderata (C) e relativa incertezza (indicazione obbligatoria solo in presenza di rumore impulsivo), la durata effettiva della rilevazione, le condizioni operative del macchinario/attività in esame e dei macchinari/attività a contorno al momento dell effettuazione delle misure, le eventuali influenze di fattori microclimatici; - tabella riportante, per ogni mansione le singole attività svolte con i relativi tempi di esposizione, i valori misurati di L Aeq, i valori di pressione acustica di picco ponderata (C), le posizioni individuate sulla piantina, il valore calcolato di L EX con la relativa incertezza complessiva (vedi esempio tab. 1); - caratterizzazione del rumore impulsivo (almeno la stima del numero di impulsi giornalieri e loro frequenza nel tempo); - valutazione della presenza di rischi potenzianti (vibrazioni, segnali ); - individuazione delle caratteristiche dei DPI-u necessari alla luce delle indicazioni di legge (per L EX > 80 db(a)); - valutazione del rispetto dei VLE (per L EX > 87 db(a)); - individuazioni di tutte le mansioni con indicato il valore di L EX, distinzione per classe di esposizione degli stessi e la correlata mansione lavorativa; - indicazione degli ulteriori adempimenti previsti a seguito degli obblighi di legge derivanti dai livelli di esposizioni individuati. 3 Valutazione del rischio Le linee guida elaborate nel 2005 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dall ISPESL sottolineano che ci si debba riferire alla situazione ricorrente a massimo rischio. Si può osservare che queste indicazioni ricalcano quelle formulate in passato da alcuni documenti ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Piemonte. La stima dei livelli di esposizione mediati su periodi più lunghi di una settimana, da un lato non trova riscontri nei testi legislativi e dall altro può indurre a sottovalutare fortemente i provvedimenti preventivi e protettivi da porre in atto
19 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi Dunque per la valutazione del rischio va considerata la condizione ricorrente peggiore, ossia la condizione a massimo rischio che si presenta più volte (non eccezionalmente). Nel caso di variazione significativa dell esposizione giornaliera è possibile, ai fini dell applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori d azione, sostituire il livello di esposizione giornaliera con quello della settimana ricorrente in cui, per i tempi più lunghi, vengono impiegati le macchine o gli attrezzi caratterizzati dai livelli maggiormente elevati. Si ricorda che la stima del livello settimanale in sostituzione del livello giornaliero può essere effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all articolo 189 comma 2 lettere a, b. Nel caso di variabilità dei livelli di esposizione settimanali va considerato il livello massimo ricorrente. Obbligo fondamentale per il datore di lavoro, che resta tale anche ai sensi del titolo VIII, è la valutazione dei rischi derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro. L art. 190 a tal proposito prevede: - al comma 1 che il datore di lavoro valuti il rumore durante il lavoro; - al comma 2 che il datore di lavoro misuri i livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori, se si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possano essere superati; - al comma 5 che la valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione siano documentate in conformità all articolo 28, comma 2; Al fine di individuare correttamente su quali soggetti incombano gli obblighi predetti, è necessario richiamare quanto prescritto dal DLgs 81/08 al capo III Titolo I che: - obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (e quindi, anche il rischio rumore); - prevede che il datore di lavoro non possa delegare l obbligo della valutazione dei rischi; - consente al datore di lavoro di avvalersi di persone esterne all azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l azione di prevenzione; - attribuisce al servizio di prevenzione e protezione tra l altro il compito di provvedere all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale, e quello di elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive. Tenendo anche conto che: - le misure costituiscono il riferimento su cui effettuare la valutazione dei rischi, ma che non sono la valutazione dei rischi; - per effettuare le misure è necessario possedere conoscenze tecniche e strumentazione adeguata; si può concludere che: - la valutazione dei rischi è un atto di esclusiva responsabilità del datore di lavoro, atto che non può essere delegato, ma che è effettuato coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione, il medico competente (ove è previsto) e consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le misurazioni sono atti tecnici posti in essere da personale adeguatamente qualificato; qualora nell ambito del servizio di prevenzione e protezione non sia disponibile personale qualificato e strumentazione adeguata, il datore di lavoro può avvalersi di personale esterno all azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l azione di prevenzione; - i risultati delle misurazioni dovranno essere riportati in un relazione tecnica, firmata dal responsabile delle misurazione, che costituirà la base della valutazione dei rischi redatta dal datore di lavoro
20 Modalità di valutazione delle esposizioni e misurazione dei livelli espositivi La valutazione dei rischi derivanti dall esposizione al rumore è obbligatoria per tutte le aziende in cui prestino la propria opera lavoratori così come definiti dal Titolo I del DLgs 81/08. Dalla formulazione del comma 1 dell art. 190 risulta chiaro che il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio rumore indipendentemente dal livello di rumore, dall attività svolta e dal numero di lavoratori. Se, a seguito della valutazione, risulta che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro deve provvedere, comma 2, dell art. 190, a fare effettuare la misura dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti. Il processo di valutazione, in base alla nuova normativa, dovrà, quindi, avvenire secondo la seguente procedura: - il datore di lavoro, coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove previsto) e consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà valutare se i valori inferiori di azione possono essere superati, non necessariamente ricorrendo a personale esterno; - se i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro incaricherà personale qualificato di svolgere le misure dei livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori; - il datore di lavoro, in base anche ai livelli di rumore misurati, porterà a termine il processo di valutazione dei rischi, sempre coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove è previsto) e consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (vedasi paragrafo 3.9). 3.1 Personale qualificato Con la dicitura personale qualificato normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva dell apprendimento documentabile. L assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo. Si suggerisce di continuare a considerare tale personale qualificato come il precedente personale competente, da giudicare essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dall art. 190 del DLgs 81/08). 3.2 Aziende che non hanno esposti al di sopra del valore inferiore d azione Il testo del Titolo VIII capo II del DLgs 81/08 prevede che tutte le aziende debbano effettuare la valutazione del rumore (art. 190, comma 1) e che per tutte le aziende esista un dovere di ridurre al minimo il rischio (art. 192, comma 1). Circa la valutazione, qualora possa fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione non possano essere superati (tenendo conto delle valutazioni preliminari svolte dal servizio di prevenzione e protezione relative al livello, al tipo e alla durata 20 39

References: articolo 10
 articolo 2
 articolo 28
 articolo 189
 art. 190
 articolo 28
 art. 190
 art. 190
 art. 190