Source: https://issuu.com/hensistemas/docs/aria
Timestamp: 2017-05-23 16:04:27+00:00

Document:
Velcidad el Aire by Hensistemas Hensistemas - issuu
- HD 2103.1, HD 2103.2, HD 2303.0	pág. 122- DO 2003	pág. 127- HD 2114P.0, HD 2114P.2, HD 2134P0, HD 2134P.2	pág. 131- HD 2903T…, HD 2937T…, HD 29371T…	pág. 144- HD 403TS…	pág. 148- HD 103T.0	pág. 150- HD 2003, HD 2003,1	pág. 151• Laboratorio acreditado Centro SIT 124 en velocidad del aire.	pág. 154	Anemómetros, termómetros portátiles	Velocidad y caudal del aire, temperatura, temperatura y humedad, presión portátil	Micromanómetros para tubo de Pitot, termómetros sondas termopares portátiles
Familia de transmisores de velocidad aire, temperatura y humedad
Transmisores de velocidad del aire de alambre caliente	Transmisores de alambre caliente:
Trasmisores de ultrasonidos con tres ejesEl nivel cualitativo de nuestros instrumentos es el resultado de una continua evolución del producto. Esto puede llegar a tener unas diferencias entre lo que está escrito
descripciones contenidos en este manual no tienen una valencia jurídica. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y correcciones sin previo aviso.Velocidad del aire 121Velocidad del aireVelocidad del aireHD 2103.1
HD 2103.2DATOS TÉCNICOS DE LOS INSTRUMENTOS
Peso	470 g (completo de baterías)
Materiales	ABS, goma
Baterías	Autonomía (*)	Corriente absorbida cuando el	instrumento está·apagado
Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mAUnidad de medida	°C - °F - m/s - km/h - ft/min - mph
knot - l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s
ft3/min - WCTSeguridad de los datos guardados	Tiempo
Fecha y hora	Precisión	Ilimitada, independiente de las condiciones
1 min/mes deviación máx.Memorización de los valores medidos – modelo HD2103.2
Intervalo de memorización	1 s … 3600 s (1 hora)HD 2103.1 HD 2103.2
El HD2103.1 y el HD2103.2 son instrumentos portátiles con visualizador LCD
grande, que realizan medidas en el campo de la climatización, acondicionamiento,
calefacción, ventilación y confort ambiental. Miden la velocidad, el caudal y la
temperatura del aire en los conductos o en las uniones con sondas de alambre
caliente o ventilador. La sola temperatura con sondas de inmersión, penetración,
contacto o aire. El sensor de temperatura puede ser Pt100, Pt1000.
Las sondas que tienen un módulo SICRAM guardan en su interior los datos de
calibración de la empresa. El instrumento HD2103.2 es un datalogger, guarda
hasta 38.000 muestras que pueden ser transferidas a un ordenador conectado
al instrumento a través del puerto serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde
el menú, se puede configurar el intervalo de memorización, la impresión y el
baud rate. Los modelos HD2103.1 y HD2103.2 tienen un puerto serial RS232C
y pueden transferir, en tiempo real, las medidas adquiridas por un ordenador o
una impresora portátil. La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo,
mínimo y promedio. Otras funciones son: la medida relativa REL, la función
HOLD y el apagado automático excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP67.HD2101/USB122 Velocidad del aireInterfaz serial RS232C
1 s … 3600 s (1 hora)Interfaz USB – modelo HD2103.2
Tipo	1.1 - 2.0 aislada galvánicamenteConexiones
Conector 2 poles (positivo en el centro)Medida de temperatura del instrumento
Precisión	±0.1°C
(*) Se refiere a todas las sondas, excluidas las de alambre caliente. Para esta,
véase la tabla Sondas de alambre caliente.Sondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SICRAMDatos técnicos de las sondas en línea con el instrumento
Sondas para medir la velocidad del aire con módulo SICRAMModeloTipoCampo de utilizoDe alambre caliente: AP471 S1 - AP471 S2 - AP471 S3 - AP471 S4TP472IInmersión-196°C…+500°CTP472I.0Inmersión-50°C…+400°CTP473PPenetrazione-50°C…+400°CTP473P.0Penetración-50°C…+400°CTP474CContacto-50°C…+400°CTP474C.0Contatto-50°C…+400°CTP475A.0Aire-50°C…+250°CTP472I.5Inmersión-50°C…+400°CTP472I.10Inmersión-50°C…+400°CTP49AInmersión-70°C…+400°CTP49ACContacto-70°C…+400°CTP49APPenetración-70°C…+400°CTP875
TP879Globotermómetro Ø 150 mm
Globotermómetro Ø 50 mm
Inmersión-30°C…+120°C
-50°C…+200°CPrecisión
±0.25°CPanel solar+5°C…+80°C±0.25°CPara compost-20°C…+120°C±0.25°CTipo de medidas
Tipo de sensorAP471 S2AP471 S4Velocidad del aire, caudal calculado, temperatura del aireVelocidadTermistor NTCTemperatura
Resolución de la medidaTermistor NTCTermistor NTC
Termistor NTC0.1…40m/s
-25…+80°C0.1…5m/s
-25…+80°C
0.1°CVelocidad
VelocidadTemperatura
Compensación de la
Condiciones de trabajo del
sensor±0.1 m/s (0…0.99 m/s)
±0.3 m/s (1.00…9.99 m/s)
±0.15m/s (1.00…5.00 m/s)
±0.8 m/s (10.00…40.0 m/s)
±0.8°C (-10…+80°C)
0.1 m/sDuración de la baterías
Sección del conducto para
Longitud del cable0…80°C
Aire limpio, RH<80 %
Aprox. 20 horas @ 20 m/s
con baterías alcalinasAprox. 30 horas @ 5 m/s
con baterías alcalinasModelo
TP47.10000.0001…1.9999 m2
~2mAP472 S4…
del Velocidad Velocidad del
Velocidad del aire, Velocidad del Velocidad Velocidad
caudal calculado,
del aire, aire,
calculado, del
caudal temperatura
calculado del aire
AP472 S1… AP472 S2Diámetro
ResoluciónHélice
Tc. KHélice
----Tipo
Pt1000 de 2 hilosCaracterísticas comunes
-50…+400°C0.003%/°C
0.005%/°CAP472S1…Tc. K----0.8…20Tc. K
10…40-25...+80 (*)
0.1 knot0.1°C----±(0.3 m/s
+1.5%f.e.)
0.6m/s±(0.3m/s
---0.5 m/sPrecisión
Clase AHélice
----0.6…25
-25…+80 (*)Velocidad
Temperatura0.003%/°CSondas Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilosm/s – km/h – ft/min – mph – knot
l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/minCon ventilator: AP472 S1… - AP472 S2 - AP472 S4…Tipo de medidasCaracterísticas comunes
Deriva en temperatura @20°C	----AP472S2…
0.1°C----0.1°CPrecisión
conducto para
Longitud del cable±(0.4 m/s +1.5%f.e.)
----±0.8°C
0.8 m/s----±0.8°C
10 m/sm/s – km/h – ft/min – mph – knot
~2 mAP472S4…(*) El valor indicado se refiere al rango de trabajo del ventilador.Velocidad del aire 123Velocidad del aireAP471 S1 - AP471 S3CÓDIGOS DE PEDIDO
HD2103.1: El conjunto se compone de instrumento HD2103.1, 4 baterías
alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
Las sondas y el cable tienen que ser pedidos separadamente.
HD2103.2: El conjunto se compone de instrumento HD2103.2 datalogger, 4
baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software
DeltaLog9. Las sondas y el cable tienen que ser pedidos separadamente.
DeltaLog9: Software para la descarga y la gestión de los datos en el ordenador
para sistemas operativos Windows de 98 a Vista.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 230Vac/12Vdc1000mA.
Sondas para medir la velocidad del aire
De alambre caliente
AP471 S1: Sonda extensible de alambre caliente, campo de medida: 0.1…40m/s.
AP471 S2: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente, campo de
medida: 0.1…5 m/s. Longitud del cable: 2 metros.
AP471 S3: Sonda extensible de alambre caliente con parte final moldeable,
campo de medida: 0.1…40 m/s. Longitud del cable: 2 metros.
AP471 S4: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente con base,
campo de medida: 0.1…5 m/s. Longitud del cable: 2 metros.
AP472 S1: Sonda con ventilador con termopar K, Ø 100mm. Velocidad de 0.6 a
25 m/s; temperatura de -25 a 80°C. Longitud del cable: 2 metros.
AP472 S2: Sonda con ventilador, Ø 60 mm. Campo de medida: 0.5…20 m/s.
AP472 S4L: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 0,8 a 20m/s. Longitud
AP472 S4LT: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 0.8 a 20 m/s,
temperatura de -25 a 80°C con sensor de termopar K (*). Longitud del cable:
AP472 S4H: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 10 a 40 m/s. Longitud
AP472 S4HT: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 10 a 40 m/s,
2 metros.SWD10124 Velocidad del aireHD40.1Sondas de temperatura
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230
mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP473P: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000
TP49A: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150
mm. Longitud del cable: 2 metros. Mango de aluminio.
Longitud del cable: 2 metros. Mango de aluminio.
TP49AP: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150
TP875: Globotermómetro Ø 150 mm con mango. Longitud del cable: 2 metros.
TP876: Globotermómetro Ø 50 mm con mango. Longitud del cable: 2 metros.
TP87: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 70 mm.
TP878.1: Sonda de contacto para paneles solares. Longitud del cable: 5
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos. Vástago de
la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con
conector, longitud 2 metros.
TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm,
longitud 230mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2
TP47: Conector para conexión de sondas sin módulo SICRAM Pt100 directa de
3 y 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.HD 2303.0Unidad de medida	°C - °F - m/s - km/h - ft/min - mph - knot - l/s m3/min - m3/h - ft3/s - ft3/minConexiones
Rango de medida Pt100	Rango de medida Pt1000	Resolución	Precisión	Deriva después de 1 año	-200…+650°C
0.1°C/añoDatos tÉcnicos de las sondas en lÍnea con el instrumento
Sondas para medir la velocidad del aire con módulo SICRAM
De alambre caliente: AP471 S1 - AP471 S2 - AP471 S3 - AP471 S4
Termistor NTCTermistor NTC omnidireccional
Termistor NTC0.1…40 m/s
VelocidadHD 2303.0
El HD2303.0 es un instrumento portátil con visualizador LCD grande, que realiza medidas
en el campo de la climatización, acondicionamiento, calefacción, ventilación y confort
Mide la velocidad, el caudal y la temperatura del aire en los conductos o en las uniones con
sondas de alambre caliente o ventilador. La sola temperatura con sondas de inmersión,
penetración, contacto o aire. El sensor de temperatura puede ser Pt100 o Pt1000.
Las sondas que tienen un módulo SICRAM guardan en su interior los datos de calibración
El instrumento tiene el grado de protección IP67.Temperatura
Duración de la baterías±0.1 m/s (0…0.99 m/s)
±0.3 m/s(1.00…9.99 m/s)
±0.8°C (-10…+80°C)Alimentación
Baterías	Autonomía (*)	Corriente absorbida cuando el
instrumento está apagado	±0.8°C (-10…+80°C)
0.1 m/s0…80°C
Aprox. 20 horas @ 20 m/s con
baterías alcalinasAprox. 30 horas @ 5 m/s con
baterías alcalinasUnidad de medida
(*) Se refiere a todas las sondas, excluidas las de alambre caliente. Para esta, véase la tabla
Sondas de alambre caliente.DATOS TÉCNICOS DE LOS INSTRUMENTOS
Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección	±0.05 m/s (0…0.99 m/s)
±0.15 m/s (1.00…5.00 m/s)AP472S1…
AP472S2…AP471S3-5 … 50°C
IP67AP471S2
AP471S13 baterías 1.5V tipo AA
< 20mAAP472S4…Velocidad del aire 125Velocidad del aireTipo de medidas
Resolución de la medidaCon ventilator: AP472 S1… - AP472 S2 - AP472 S4…Tipo de medidas
Di·metro
ResoluciónAP472 S4…
AP472 S1… AP472 S2
Velocidad del Velocidad Velocidad del
aire, caudal Velocidad del del aire, aire, caudal del aire, aire, caudal
aire, caudal caudal
calculado, caudal
calculado calculado temperatura calculado
--------0.6…25
Velocidad mínimaHélice
----0.8…20Tc. K
---0.1°CVelocidad
PrecisiónTc. K0.1°C----±(0.3 m/s
0.6 m/s±(0.3m/s
---0.5 m/s----0.1°C±(0.4 m/s +1.5%f.e.)
10 m/sUnidad de medida
Longitud del cablem/s – km/h – ft/min – mph – knot
~2 m(*) El valor indicado se refiere al rango de trabajo del ventilador.Sondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SICRAM
ModeloTipoCampo de utilizoTP472IInmersión-196°C…+500°CTP472I.0Inmersión-50°C…+400°CTP473PPenetrazione-50°C…+400°CTP473P.0Penetración-50°C…+400°CTP474CContacto-50°C…+400°CTP474C.0Contatto-50°C…+400°CTP475A.0Aire-50°C…+250°CTP472I.5Inmersión-50°C…+400°CTP472I.10Inmersión-50°C…+400°CTP49AInmersión-70°C…+400°CTP49ACContacto-70°C…+400°CTP49APPenetración-70°C…+400°CTP875
±0.25°CPaneles solares+5°C…+80°C±0.25°CPara compost-20°C…+120°C±0.25°CCaracterísticas comunes
Deriva en temperatura @20°C	0,003%/°CSondas Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos
TP47.1000Tipo
Pt100 Pt1000 126 Velocidad del aireCampo de utilizo
0.005%/°CPrecisión
Clase ACÓDIGOS DE PEDIDO
HD2303.0: El conjunto se compone de instrumento HD2303.1, 3 baterías alcalinas de 1.5V,
manual de instrucciones, maleta. Las sondas tienen que ser pedidas separadamente.
AP471 S1: Sonda extensible de alambre caliente, campo de medida: 0.1…40 m/s. Longitud
AP471 S2: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente, campo de medida: 0.1…5
m/s. Longitud del cable: 2 metros.
AP471 S3: Sonda extensible de alambre caliente con parte final moldeable, campo de medida:
0.1…40 m/s. Longitud del cable: 2 metros.
AP471 S4: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente con base, campo de medida:
0.1…5 m/s. Longitud del cable: 2 metros.
Con ventilator
AP472 S1: Sonda con ventilador con termopar K, Ø 100mm. Velocidad de 0.6 a 25 m/s;
temperatura de -25 a 80°C. Longitud del cable: 2 metros.
AP472 S2: Sonda con ventilador, Ø 60 mm. Campo de medida: 0.5…20 m/s. Longitud del
AP472 S4L: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 0.8 a 20 m/s. Longitud del cable:
AP472 S4LT: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 0.8 a 20m/s, temperatura de -25 a
80°C con sensor de termopar K. Longitud del cable: 2 metros.
AP472 S4H: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 10 a 40m/s. Longitud del cable:
AP472 S4HT: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 10 a 40 m/s, temperatura de -25
a 80°C con sensor de termopar K. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del
cable: 2 metros. Mango de aluminio.
del cable: 2 metros. Mango de aluminio.
longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 2 metros.
TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm.
Pt1000 de 2 hilos.DO 2003
HVAC DataloggerCapacidad de memorización: 12.000 lecturas
Intervalo de memorización e impresión configurable entre 1segundo y 1 hora.
Seguridad de los datos guardados: independiente de las condiciones de carga
Apagado automático después de 8 minutos excluible.
Temperatura de trabajo del instrumento: -5°C..50°C,
Humedad relativa: 0-90% RH sin condensación.
Temperatura de almacenamiento: -20°C..+60°C.
Alimentación: 4 baterías alcalinas 1.5V, tipo AA, duración con baterías alcalinas
aprox. 100 horas.
Entrada de las sondas: 2 conectores circulares con 8 poles macho DIN 45326.
Salida serial RS232C 9 poles SUB D macho. Baud rate de 300 a 38400 baud.
Contenedor del instrumento: ABS
Dimensiones y peso: 72x210x40 mm - 320 g.
CARACTERÍSTICAS DE LAS SONDAS PARA EL DO2003 COMPLETAS DE
MÓDULO SICRAM
De alambre caliente: AP471 S1 - AP471 S2 - AP471 S3 - AP471-S4
VelocidadDO 2003 DATALOGGER PORTÁTIL
• VELOCIDAD Y CAUDAL DEL AIRE • temperatura
• temperatura/HUMEDAD RELATIVA • presiÓn
El datalogger DO2003 es un instrumento portátil, estudiado específicamente
para realizar medidas en el campo de la climatización, del acondicionamiento,
de la calefacción, de la ventilación, del confort ambiental y del ahorro energético en campo industrial y residencial, gracias a una serie completa de sondas
dedicadas. Mide:
•	la velocidad y el caudal del aire en los conductos o en las uniones con sondas
de alambre caliente, con ventilador o tubo de Pitot.
•	la humedad relativa y la temperatura con sondas combinadas
•	la presión diferencial hasta 2000 mbar y la presión barométrica
•	la temperatura con sondas de inmersión, penetración o contacto.
Como datalogger, guarda hasta 12.000 lecturas que pueden ser transferidas
a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto serial RS232C.
Desde el menú, se puede configurar el intervalo de memorización, la impresión
y el baud rate.
La función “record” (RCD) calcula los valores máximo, mínimo y promedio.
La interpretación de los datos de lectura está facilitada por un visualizador, doble, grande y una serie de led.
Otras funciones del instrumento son: la medida relativa, la función Hold, la corrección del cero en las sondas de presión diferenciales y en las de alambre
caliente.Temperatura
Longitud del cableAP471 S2AP471 S4Velocidad del aire, caudal calculado, temperatura del aire
0.1…40 m/s
-25…+80°C0.1…5 m/s
0…+80°C0.01 m/s (0…19.99) - 0,1 m/s
además de 0.1 km/h
1 ft/min (0…19.99) - 10 ft además
de 0.1 mph
0.1°C (-25…+80°C)0.01 m/s (0…5 m/s)
0.1°C (-25…+80°C)±0.1 m/s (0…0.99 m/s)
±0.05m/s (0…0.99 m/s)
±0.8 m/s (10.00…40.00 m/s)
m/s – km/h – ft/min – mph
l/s – m3/h – cfm
0.001…1.999 m2
~2 mCARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO
Visualizador: 3½ dígitos, LCD doble, altura caracteres 12,5 mm. Unidad de
medida y otras informaciones sobre los accesorios son equipados por una serie
2 entradas: entrada A para las sondas de velocidad del aire y presión, entrada
B para las sondas sólo de temperatura y sondas combinadas temperatura/
humedad.AP471S4Velocidad del aire 127Velocidad del aireTipo de medidasSondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SICRAMCon ventilator: AP472 S1… - AP472 S2 - AP472 S4…
AP472S1 … AP472 S2Tipo de medidasDiámetro
Temperatura (°C)AP472S4 …
HLVelocidad del
Velocidad del Velocidad
calculado calculado temperatura
100 mm60 mmHélice
Tc KHélice
----0.6…250.5…20HTVelocidad
calculadoVelocidad del
del aire16 mm
-----25…+80 -25…+80 (*)Tc K----Tc K0.8…2010…40-25...+80 (*)-25...+80 (*)Resolución
Velocidad0.01 m/s (hasta 19.99 m/s) - 0.1 m/s) - 0.1 m/s (de 20.0 a seguir)
0.1 km/h - 1 ft/min (hasta1999) - 0.01.103 ft/min (de 2.00.103 ft/min a
seguir) 0.1 mph
------0.1°C
---0.1°C
±(0.3 m/s
+1.5%f.e.)±(0.3m/s
+1.5%f.e.)±0.8°C----Temperatura
Longitud del cable0.6 m/s0.5 m/s±(0.4 m/s +1.5%f.e.)
----±0.8°C----0.8 m/s±0.8°C
10 m/sm/s – km/h – ft/min – mph
l/s – m3/s – cfm
~2 m(*) El valor indicado se refiere al rango de trabajo del ventilador.
Con tubo de Pitot: AP473 S1 - AP473 S2 - AP473 S3 - AP473 S4
Tipo de medidasAP473 S2
Velocidad del aire, caudal calculado,
presión diferencial, temperatura del aireRango de medida
10 mbar f.e.
20 mbar f.e.
50 mbar f.e.
100 mbar f.e.
2 … 40 m/s
2 … 55 m/s
2 … 90 m/s
2 … 130 m/s
-200…+460°C -200…+460°C -200…+460°C
-200…+460°C
0,01.103
±0.4%f.e. de presión
±0.3%f.e. de presión
-200…+460°C (si el termopar K está·conectado al módulo)
.001…1.999 m2
calcular el caudalModeloTipoCampo de utilizoTP472IInmersión-196°C…+500°CTP472I.0Inmersión-50°C…+400°CTP473PPenetración-50°C…+400°CTP473P.0Penetración-50°C…+400°CTP474CContacto-50°C…+400°CTP474C.0Contacto-50°C…+400°CTP475A.0Aire-50°C…+250°CTP472I.5Inmersión-50°C…+400°CTP472I.10Inmersión-50°C…+400°CTP49AInmersión-70°C…+400°CTP49ACContacto-70°C…+400°CTP49APPenetración-70°C…+400°CTP875
±0.25°CPaneles solares+5°C…+80°C±0.25°CPara compost-20°C…+120°C±0.25°CSondas combinadas de humedad relativa y temperatura
Sensor de temperatura	Rango de medida	Precisión	Resolución	Deriva en temperatura @20°C	Sensor de temperatura (HP572AC)	Rango de medida	Precisión	Resolución	Deriva en temperatura @20°C	Pt100 (100Ω @ 0°C)
-50°C…+200°C.
0.02%/°CT3…T4…T3…
T1…PP472SI…S8(*) A 20°C, 1013 mbar y Ps no importante.+
AP473SI…S4128 Velocidad del aireCapacitivo
±2%RH en el campo 10…90%RH
±2.5%RH en el restante campoResolución	Deriva en temperatura @20°C	Tiempo de respuesta %RH a temperatura constante	0.1%RH
0.02%RH/°C
10 s (10→80%RH; velocidad
aire=2 m/s)Sondas de humedad relativa y temperatura con módulo SICRAM
ModeloSensor de
temperaturaHP472ACR
HP478ACRPt100
Pt100Campo de utilizo
0…100%RH -20°C…+80°C ±2%RH(5…90%RH)
0…100%RH -20°C…+80°C ±2,5%RH (restante
0…100%RH -20°C…+80°C
0…100%RH -40°C…+150°C
0…100%RH -40°C…+150°C -40°C…150°C (180°C)
0…100%RH -40°C…+150°C ±(1,5+0,02 para el
0…100%RH -40°C…+150°C valor de las lecturas)
0…100%RH -40°C…+150°CTemp
±0.3°CSondas de presión
PP472 Sonda para medir la presión barométrica.
Campo de medida:	600 … 1100 mbar	Resolución:	1 mbar
Precisión @ 20°C:	±1 mbar	Rango de temperatura:	-10 … +60°C
PP473 S1…S8 Sondas de presión diferenciales
Precisión @ 25°CS1=f.e.10 mbar,
S4=f.e.100mbar,
S7=f.e.1bar,
S1,S2,S3=200mbar
S7=3bar
±0.5%f.e. (10, 20,
50 mbar)
-10 … +60°CS2=f.e.20 mbar,
S5=f.e.200 mbar,
S8=f.e.2 bar
S4=300 mbar
S8=6 bar
±0.25%f.e. (100
mbar)S3=f.e.50 mbar,
S6=f.e.500 mbar,
S5,S6=1 bar
±0.15% f.e. (200, 500,
1000, 2000 mbar)Rango de temepratua
Líquido en contacto con aire o gas no corrosivos y secos
tubo Ø 5mmCódigos de pedido
DO 2003: El conjunto se compone de instrumento, 4 baterías alcalinas de 1.5V,
manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog3. Las sondas y el cable
9CPRS232 tienen que ser pedidos separadamente.
9CPRS232: Cable de prolongación de 9 poles sub D hembra/hembra para
DeltaLog3: (vers.4.0 y siguientes. Software para descargar y gestionar los datos
AP471 S1: Sonda extensible de alambre caliente, campo de medida: 0.1…40
AP472 S4L: Sonda con ventilador, Ø 16 mm. Velocidad de 0.8 a 20 m/s. Longitud
2 metros.Módulos pra tubos de Pitot
AP473 S1: Módulo para tubo de Pitot, presión diferencial 10 mbar f.e.
Velocidad del aire de 2 a 40 m/s. El tubo de Pivot tiene que ser pedido
AP473 S2: Módulo para tubo de Pitot, presión diferencial 20 mbar f.e.
Velocidad del aire de 2 a 55 m/s. El tubo de Pivot tiene que ser pedido
AP473 S3: Módulo para tubo de Pitot, presión diferencial 50 mbar f.e.
Velocidad del aire de 2 a 90 m/s. El tubo de Pivot tiene que ser pedido
AP473 S4: Módulo para tubo de Pitot, presión diferencial 100 mbar f.e.
Velocidad del aire de 2 a 130m/s. El tubo de Pivot tiene que ser pedido
PW: Cable de conexión entre el módulo AP473S… y el tubo de Pitot.
Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM
Sondas de humedad relativa y temperatura con módulo SICRAM
HP472ACR: Sonda combinada %RH y temperatura, dimensiones Ø 26x170 mm.
Cable de conexión 2 metros.
HP572ACR: Sonda combinada %RH y temperatura - sensor termopar K.
Dimensiones Ø 26x170 mm. Cable de conexión 2 metros.
HP473ACR: Sonda combinada %RH y temperatura. Dimensiones mango Ø
26x130 mm, sonda Ø 14x120 mm. Cable de conexión 2 metros.
HP474ACR: Sonda combinada %RH y temperatura. Dimensiones mango Ø
26x130 mm, sonda Ø 14x215 mm. Cable de conexión 2 metros.
HP475ACR: Sonda combinada %RH y temperatura. Cable de conexión 2 metros.
Mango Ø 26x110 mm. Vástago de acero inoxidable Ø 12x560 mm. Punta
Ø 14x75 mm.
HP475AC1R: Sonda combinada %RH y temperatura. Cable de conexión 2 metros.
Mango Ø 26x110 mm. Vástago de acero inoxidable Ø 14x480 mm.Velocidad del aire 129Velocidad del aireHumedad relativa
Sensor	Temperatura de trabajo de la sonda	Campo de medida	Precisión	HP477DCR: Sonda de espada combinada %RH y temperatura. Cable de conexión
2 metros. Mango Ø 26x110 mm. Sonda 18x4 mm, longitud 520 mm.
HP478ACR: Sonda combinada %RH y temperatura. Dimensiones sonda Ø
14x130 mm. Cable de conexión 5 metros.TUBOS DE PITOT
Tubos de Pitot en acero inoxidable para medir la velocidad del aire y de la temperatura para los
modelos que tienen el termopar K. Tienen que ser conectados a los módulos SICRAM AP473S1,
AP473S2, AP473S3 y AP473S4Protecciones para sondas de humedad HP472AC, HP572AC (M24x1,5)
P1: Protección de red de acero inoxidable para sondas Ø 26 mm
P2: Protección de PE Polietileno sinterizado de 20µ para sondas Ø 26 mm.
P3: Protección de bronce de 20µ para sondas Ø 26 mm.
P4: Tapón completo de PE sinterizado de 20µ para sondas Ø 26 mm.
Protecciones para sondas de humedad HP473AC, HP474AC, HP475AC (M12x1)
P5: Protección de red de acero inoxidable para sondas Ø 14 mm
P6: Protección de AISI316 completa 20µm sinterizado para sondas Ø 14 mm
P7: Protección de PTFE completa 10µm sinterizado para sondas Ø14 mm
P8: Protección de red de acero inoxidable y pocon para sondas Ø 14 mmLDL1L2d1Sondas de presiÓn
PP472: Sonda barométrica, campo de trabajo 600…1100 mbar
PP473 S1: Sonda de presión diferencial, fondo escala 10 mbar.
PP473 S2: Sonda de presión diferencial, fondo escala 20 mbar.
PP473 S3: Sonda de presión diferencial, fondo escala 50 mbar.
PP473 S4: Sonda de presión diferencial, fondo escala 100 mbar.
PP473 S5: Sonda de presión diferencial, fondo escala 200 mbar.
PP473 S6: Sonda de presión diferencial, fondo escala 500 mbar.
PP473 S7: Sonda de presión diferencial, fondo escala 1 mbar.
PP473 S8: Sonda de presión diferencial, fondo escala 2 mbar.d
T4-800TC 10
T4-1000TC 10d1
500 --8
800 --8
800 --10 500 --10 800 --10 800 --10 1000 --10 1000 ---L2
240Temp.°C Termopar K Material
0…600°C----------TC
----TC
--TCAISI 316HP477DCRTP472IHP475CRTP474C
HP474ACRTP473PHP473ACRHP472ACR130 Velocidad del aireHD 2114P.0
HD 2134P.2Alimentación
Baterías	Autonomía	Corriente absorbida cuando el	instrumento está apagado
Red - modelos HD2114P.2 y HD2134P.2	4 baterías 1.5V tipo AA
Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mAUnidad de medida	Seguridad de los datos guardados	°C - °F - Pa - mbar - mmH2O - PSI - m/s
km/h - ft/m - mph - knot - l/s - m3/h - cfm
Ilimitada, independiente de las condiciones
1 min/mes deviación máx.Memorización de los valores medidos - modelos HD2114P.2 y HD2134P.
Tipo	2000 páginas de 18 muestras
Cantidad	36000 muestras
Interfaz serial RS232C - modelos HD2114P.2 y HD2134P.2
Tipo	RS232C aislada galvánicamente
Baud rate	configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos	8
Paridad	Ninguna
Bit de arrastre	1
Controlo del flujo	Xon/Xoff
Longitud del cable serial	Máx. 15 m
Intervalo de impresión inmediata	1 s … 3600 s (1 hora)Conexiones
Entradas de presión	Entrada de temperatura Tc tipo K	Interfaz serial y USB - modelos
HD2114P.2 y HD2134P.2	Adaptador de red - modelos
HD2114P.2 y HD2134P.2	2 conectores apropiados, Ø 5 mm
Conector pequeño estándar 2 poles
hembra polarizado
Conector 2 poles (positivo en el centro)HD 2114P.0, HD 2114P.2, HD 2134P.0, HD 2134P.2
MICROMANÓMETROS CON TUBO DE PITOT - TERMÓMETROS
Los instrumentos HD2114P.0 y HD2114P.2, HD2134P.0 y HD2134P.2 son micromanómetros
portátiles para tubos de Pitot con visualizador LCD grande, realizan medidas en el campo de
la climatización, del acondicionamiento, calefacción y ventilación.
Miden la presión diferencial detectada por el tubo de Pitot conectado a las entradas del
instrumento, obteniendo su velocidad y el caudal del aire en los conductos o uniones. Además,
miden la temperatura con sonda de termopar K.
Los instrumentos se pueden usar como termómetros. Se pueden usar sondas de termopar K
de cualquier tipo pero deben tener un conector estándar pequeño.
Los instrumentos HD2114P.2 y HD2134P.2 son datalogger, guardan hasta 36.000 muestras
que pueden ser transferidas a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto
serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú, se puede configurar el intervalo de
Todos los modelos tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, en tiempo real, las
medidas adquiridas por un ordenador y una impresora portátil.
Las funciones Máx., Mín. y Avg calculan los valores máximo, mínimo y promedio. Otras
funciones son: la medida relativa REL, la función HOLD y el apagado automático excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP67.TP745TP754
TP744HD2101/USBDATOS TÉCNICOS DE LOS INSTRUMENTOS
470 g (completo de baterías)
0 …90% RH, sin condensación
IP67TP756TP647Velocidad del aire 131Velocidad del aireInterfaz serial USB - modelos HD2114P.2 y HD2134P.2
Tipo	1.1 - 2.0 aislada galvánicamenteMedida de presión, velocidad del aire y caudal calculados con el sensor interno, temperatura
con termopar K
HD2114P.2HD2134P.0
HD2134P.2Rango de medida
2 … 180 m/s
Temperatura con tubo de Pitot
±1 bar
0.005 mbar - 0.5 Pa
0.01 mbar - 1 Pa
0.5 m/s - 1 km/h - 1 ft/min - 1 mph - 1 knots
1l/s - 0.01·103m3/h - 0.01·103cfm
±0.4%f.e.
±0.3%f.e.
±(2% lectura+0.1 m/s) ±(2% lectura+0.3 m/s)
Temperatura (**)
Compensación automática de la temperatura del aire
Compensación manual de la temperatura del aire
Pa - mbar - mmH2O - PSI
m/s – km/h – ft/min – mph - knots
Sección del conducto para calcular el caudal
Líquidos en contacto con la membrana
Gas y aire seco no corrosivosCÓDIGOS DE PEDIDO
HD2114P.0: El conjunto se compone del instrumento HD2114P.0 con hondo escala de 20
mbar y entrada para termopar K, 4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones,
maleta. Los tubos de Pitot y el cable PW tienen que ser pedidos separadamente.
HD2114P.2: El conjunto se compone del instrumento HD2114P.2 datalogger con hondo
escala de 20 mbar y entrada para termopar K, 4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de
instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Los tubos de Pitot, el cable PW y el cable
USB tienen que ser pedidos separadamente.
HD2134P.0: El conjunto se compone del instrumento HD2134P.0 con hondo escala de 200
HD2134P.2: El conjunto se compone del instrumento HD2134P.2 datalogger con hondo
escala de 200 mbar y entrada para termopar K, 4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de
C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21--.2 para conectarse directamente a la
entrada USB del ordenador.
operativos Windows de 98 a Vista.
PW: Prolongación con conectores pequeños estándar macho-hembra para la conexión del
termopar K del tubo de Pitot al instrumento, longitud 2 m.
papel 58mm.(*) A 20°C, 1013 mbar y Ps no importante.
(**) La precisión se refiere sólo al instrumento, no está incluido el error debido al termopar y al
sensor de referencia de la unión fría.
Deriva en temperatura @20°C	Deriva después de 1 año	0.02%/°C
0.1°C/añoSondas de temperatura Termopar K
Precisión de las sondas termopares
tolerancia expresada en grados Celsius y la temperatura de la unión de medida, multiplicada
para ciento.TUBOS DE PITOT
AP473S2, AP473S3 y AP473S4L
L1Tipo de termopares
ToleranciaTolerancia Clase 1Tolerancia Clase 2Tolerancia Clase 3(1)de -40 hasta +125°C
de 125 hasta 350°C
± 0.004 · ltrde -40 hasta +133°C
de 133 hasta 350°C
± 0.0075 · ltrde -67 hasta+40°C
de -200 hasta -67°C
± 0.015 · ltrde -40 hasta +375°C
de 375 hasta 800°C
± 0.004 · ltrde -40 hasta +333°C de -167 hasta +40°C
de 333 hasta 900°C de -200 hasta -167°C
± 0.0075 · ltr
± 0.015 · ltrde -40 hasta +375°C from -40 hasta +333°C
de 375 hasta 750°C from 333 hasta 750°C
± 0.004 · ltr-de -40 hasta +375°C
de 375 hasta 1000°C
± 0.004 · ltrde 40 hasta +333°C de -167 hasta +40°C
de 333 hasta 1200°C de -200 hasta -167°C
± 0.015 · ltr
de 0 hasta +600°C
de 0 hasta +1100°C
de 1100 hasta 1600°C de 600 hasta 1600°C
± [ 1 + 0.003 (t-1 100)] °C
± 0.0025 · ltr
-de +600 hasta +800C
de 600 hasta 1700 °C de 800 hasta 1700°C
± 0.005 · ltr(1)
Los materiales para los termopares, generalmente, son suministrados para responder a las
tolerancias de fabricación especificadas en la tabla para las temperaturas más de -40°C. De todas
formas, estos materiales pueden no responder a las tolerancias de fabricación para temperaturas
bajas indicadas en la Clase 3, para los termopares de tipo T, E, K y N, si los termopares deben
satisfacer contemporáneamente los límites de la Clase 3 y los de la Clase 1 y/o Clase 2.132 Velocidad del aireDClases de tolerancia para los termopares (unión de referencia a 0°C)L2d1
--TCAISI 316Sondas termopares K
A los instrumentos se pueden conectar todas las sondas de termopar de tipo K con conector
pequeño estándar disponibles en la lista de precios.
Para las características, véase pág. 135SONDAS DE VELOCIDAD DEL AIRE PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES CON MÓDULO SICRAM
CódigosRango m/sRango
Temp. °CDE ALAMBRE CALIENTE
L= 360÷1060AP471S1Ø80.1÷40L= 360÷1060AP471S2Ø80.1÷5
-25÷80
L= 450÷1140AP471S30.1÷400.1÷50÷80L= 380÷760AP471S4Velocidad del aireAP471S4VENTILADORAP472S10.6÷25AP472S20.5÷20Ø 100-25÷80AP472S4L
AP472S4LT
AP472S4H
AP472S4HT
AST10.8÷20Ø 60Ø 1610÷40
Asta de extensión toda
cerrada 220 mm
abierta 870 mm
Velocidad del aire 133MÓDULO PARA EL TUBO DE PITOT
CódigosRango Pres. Dif.
mbarRango Velocidad
m/sAP473S110 f.e.2÷40AP473S220 f.e.2÷55AP473S350 f.e.2÷90AP473S4100 f.e.2÷130PWCable de conexión entre módulo
AP473S… y tubo de Pitot que tiene el TCTUBOS DE PITOT
Tubos de Pitot en acero inoxidable para medir la velocidad del aire y de la temperatura para los modelos que tienen el termopar K.
Tienen que ser conectados a los módulos SICRAM AP473S1, AP473S2, AP473S3 y AP473S4LDL1L2d1
d mmd1 mmD mmL mmL1 mmL2 mmTemp. °CTermopar KT1-3003163003072---T2-40052840045120---T2-60052860045120---T3-50083.28500---192---T3-80083.28800---192T3-800TC83.28800---192--0…600°CTCT4-500104.010500---240---T4-800104.010800---240---T4-800TC104.010800---240TCT4-1000104.0101000---240---T4-1000TC104.0101000---240TC134 Velocidad del aireMaterialAISI 316SONDAS Pt100 PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES CON MÓDULO SICRAM
CÓD.°C máx.τsTP 472 I-196 +5003sTP 473 P-50 +4005sTP 474 C-50 +4005sTP 472 I.0-50 +4003sTP 473 P.0-50 +4005sTP 474 C.0-50 +4005sTP 475 A.0-50 +25012sTP 472 I.5-50 +4003s500TP 472 I.10-50 +4003s1000TP 49 A-70 +4003,5sTP 49 AC-70 +4005,5sDIMENSIONESUSOØ3300Ø4150Ø5
230Ø3
230Velocidad del aireØ4150Ø5
230Ø4
230Ø6Ø6Ø 2,7
150Ø4
150Velocidad del aire 135SONDAS Pt100 PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES CON MÓDULO SICRAM
CÓD.°C máx. τ sTP 49 AP-70 +4004sTP 87-50 +2003sTP 878+5 +8060sTP 878.1+5 +8060sDIMENSIONESUSOØ 2,7150Ø3
70Sonda de contacto para
paneles solares con módulo
SICRAM. Cable L = 2 m.40Sonda de contacto para
SICRAM. Cable L = 5 m.211000TP879Sonda de penetración-20 +120 60s para compost con móduloØ8SICRAM. Cable L = 2mØ 21TP 875TP 876-30 +120 15sSonda globo-termómetro
para medir el calor
radiante ø150 mm.
(ISO7243, ISO7726).
Sensor Pt100. Cable L=2
m de 4 hilos. Completa
de módulo SICRAM.-10 +100 15sSonda globo-termómetro
radiante ø50 mm.
de módulo SICRAM..15SONDAS SENSOR Pt100 / Pt1000 con mÓdulo tp 47
CÓD.°C máx.τs-50 +4003sDIMENSIONESTP 47.100
(Pt100)Ø3TP 47.1000
(Pt1000)TP 47USOConector para conexión de
Pt100 directa de 3 y 4 hilos, Pt1000 de 2 hilos.136 Velocidad del aire230SONDAS TERMOPARES PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES
°C máx.τsTP 7418002sTP 741/14002sTP 741/28002sTP 7428002sTP 742/14002sTP 742/28002sTP 7438003sTP 7444004sDIMENSIONESUSOØ 1,5
180Ø 1,5
90Ø 1,5
230Ø2
180Velocidad del aireCÓD.Ø2
90Ø2
180Ø4
180Velocidad del aire 137SONDAS TERMOPARES TIPO “K” (CHROMEL - ALUMEL)
CÓD.°C máx.τsTP 7455005sDIMENSIONESUSOØ5
1TP 746250Ø32sØ 12110TP 75010003sTP 750.08003sTP 7512002sTP 7545002sØ3
500Ø3
300Ø225Ø 15
200Ø 15TP 754/9500352s
200TP 7558002sØ 27
300Ø 27TP 755/9800502s
300138 Velocidad del aireSONDAS sensor TERMOPARES TIPO “K” (CHROMEL - ALUMEL)
CÓD.°C máx.τsDIMENSIONESUSOØ 1,6
Ø 1,2TP 7562002s22
80SONDA MAGNÉTICA PARA MEDIDAS DE CONTACTO SOBRE SUPERFICIED DE METAL MAGNÉTICASTP 757180Ø 2030s
1004004sTP 758.14004sØ4
90Velocidad del aireTP 758500mmTP 772400Ø53s35TP 7742502s60
200TP 7762002sTP 7772003sØ2
90Ø1
35Velocidad del aire 139SONDAS sensor TERMOPARES TIPO “K” (CHROMEL - ALUMEL)
CÓD.°C máx.τsTP 6473002sDIMENSIONESUSOPara calibración SIT, máximo 300°C.
1m / 2m / 3m / 5mTP 647/23002sTP 647/33002sTP 647/53002sTP 65112006sTP 65212006sTP 6551802sØ6
1200Ø6
700Ø 6 ÷ 25Ø 3,5TP 6562001sØ14070Ø4TP 656/110001sØ240500Ø4TP 656/210001sØ2401000500TP 657/11005sTP 6581002s140 Velocidad del aireØ530Ø1SONDAS sensor TERMOPARES TIPO “K” (CHROMEL - ALUMEL)
CÓD.°C máx.τsTP 6594003s150TP 6604004s150TP 661-60
+5030sDIMENSIONESUSOØ3Ø 4,5L = 2m
40SONDAS CON NASTRO Y VELCRO PARA MEDIDAS SOBRE TUBOS DIÁ. MÁX. 110TP 662110CM
CS“K”
“K”30120sCSPW“K”Velocidad del aire400CML = 2mTiempo de respuesta para una variación de 63% (τ0.63)
definido (63%) de la variación.
Los tiempos de respuesta se refieren:
Para las sondas en aire a la temperatura del aire a 100°C.Velocidad del aire 141Sondas de humedad relativa y temperatura con mÛdulo SICRAM
CÓD.SensoresRango
RH - Temp.USO
170HP472ACRRH
Pt100Ø 26170HP572ACRRH
tc.k5 ÷ 98% RH
-20°C…+80°CØ 26130120
Ø 14HP473ACR130215
Ø 14HP474ACR110560
Ø 14HP475ACR
Pt1004805 ÷ 98% RH
-40°C…+150°CHP475AC1RØ 14110520
18x4HP477DCR130
Ø 14HP478ACRSOLUCIONES SATURADAS Y PROTECCIONES
CÓD.HD75
HD11USOAdaptador fjación de sonda 24x1,5
Adaptador fjación de sonda 12x1P1
P4Ø 26P5
P8Ø 14142 Velocidad del aireM 24x1,5
P1P2P3P4M 12x1
P5P6P7P8SONDAS DE PRESIÓN: RELATIVAS, ABSOLUTAS, DIFERENCIAL PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES
CódigosPresión
diferencial f.sSobrepresión
máximaPP472
Barométrica600÷1100
mbar absolutos3 barPP473S110 mbarPP473S220 mbarPP473S350 mbarPP473S4100 mbarPP473S5200 mbarVelocidad del aire200 mbar300 mbar1 barPP473S6500 mbarPP473S71000 mbar3 barPP473S82000 mbar6 barVelocidad del aire 143HD2903T…
HD29V3T…
HD2937T…
HD29V37T…
HD29371T…
HD29V371T…En la versión TO, de canal, la sonda está fijada al contenedor de la electrónica
y está disponible en tres longitudes distintas. Para la fijación al canal se puede
usar, por ejemplo, la brida HD9008.3, una unión universal bicónica de 3/8” o un
pasahilos de metal PG16 (∅10…14mm).
En la versión TC, la sonda con los sensores tiene un cable que puede tener una
longitud de 2, 5 o 10 metros. Las sondas son disponibles en tres longitudes
Características técnicas comunesNotas
0.05…1 m/s
0.1…2 m/s
0.20…10 m/s
0.20…20 m/sRango de medida
selecionable por un dipswitch.±(0.06m/s+3% de la medida)
±(0.06m/s+3% de la medida)
±(0.4m/s+3% de la medida)
±(0.4m/s+3% de la medida)a 50%RH y 1013hPa-10…+60°CModelos HD2937, HD29V37,
HD29371 y HD29V371Rango de medida Velocidad del aire
en el rango 0…1m/s
en el rango 0…2m/s
en el rango 0…10m/s
en el rango0…20m/s
Rango de medida Temperatura±0.3°CPrecisión Temperatura
Rango de medida Humedad relativa5…98%RH
±2.5% (10..90%RH),
±3.5% restante campoPrecisión Humedad relativa
Rango de salida Humedad relativa0…100%RHCondiciones de trabajo del sensorAire limpio, RH<80%Tipo de salida
(según los modelos)4…20mA
0…10VdcTiempod e respuesta
(selecionable con puentecillo)0.2s
2.0sTemperatura de trabajo
de la sonda0…+80°CTemperatura de almacenamiento-10…+70°CGrado de protección de la
electrónicaIP67Dimensiones del contenedor80x84x44144 Velocidad del aireSonda excluidaDescripción de los modelos
HD29V371T...Tipo de salida
Magnitudes medidas
4…20mA 0…10Vdc Velocidad del aire Temperatura Huemdad relativa
ØPG16Fast
Slow0…+60°C
-10…+80°CTemperatura de compensaciónLa familia de transmisores de la serie HD29… se usa para controlar la velocidad
del aire en el campo de acondicionamiento y de la ventilación (HVAC/BEMS), en
los sectores farmacéutico, museal, cámaras blancas, conductos de ventilación,
en los sectores industriales y civiles, en sitios concurridos, comedores, auditorios, gimnasios o en criaderos con una gran cantidad de animales.
Los sensores usados y una precisa electrónica garantizan en el tiempo medidas
fiables y precisas.
El sensor para la velocidad del aire tiene una película sutil, la vaina de las sondas es en AISI304, el filtro para la humedad elativa es de red de metal de 20µ,
materiales que permitir en uso también en sectores hostiles.
Hay dos sistemas de instalación: TO con sonda horizontal integrada al contenedor con la electrónica y TC con sonda conectada a la electrónica con un cable.Rl < 500Ω
Rl > 10kΩ16…40Vdc o
12…24Vac±10%AlimentaciónHD 2903T…, HD 29V3T…, HD 2937T…, HD 29V37T…
HD 29371T…, HD 29V371T…
transmisores de velocidad DE aire, temperatura y
humedad RELATIVAModelos HD29371 y
HD29V37120Notas para la instalación
•	La ventana del sensor o de los sensores tiene que ser orientada según el flujo.
Para facilitar el correcto posicionamiento de la sonda, por ejemplo, dentro de
un conducto, una escala graduada, grabada en su vástago, indica la profundidad de inserción de la ventana del sensor de velocidad del aire dentro el canal.
Para orientar correctamente el sensor con respecto al flujo, una vez insertada
en el canal, la ventana pasante de la velocidad del aire y la línea que está en
la base de la escala graduada están sobre el mismo eje.•	El puentecillo, puesto en la ficha, en la posición FAST selecciona un tiempo
de respuesta integrado en 0.2 s, en la posición SLOW integrado en 2 s.
Configurar el tiempo de integración en SLOW si hay turbulencias o perturbaciones del flujo de aire, en contra, seleccionar la posición FAST.50mm109876565Ø6,556.3Brida HD9008.3118.8•	Para fijar la sonda en un canal de ventilación, en un conducto, ecc., usar, por
ejemplo, la brida HD9008.31, un pasahilo de metal PG16 (∅10…14 mm) o
una unión universal bicónica de 3/8”.HVelocidad del aireADHD9008.31 pestaña
Pasahilos de metal PG16
D = 10…14 mm
L = 6.5 mm
H = 23 mm
A = PG16LUnión universal bicónica
A = 3/8”DDL•	Los instrumentos son calibrados en la empresa y no requieren, usualmente,
otras operaciones por el usuario.
•	Para seleccionar el rango de salida de la velocidad del aire con el dip-switch
de dos vías puesto en la ficha, seguir las indicaciones de la tabla:
Rango de salida0…1 m/s0…2 m/s0…10 m/s0…20 m/sPosición del dip-switch•	El Dip-switch tiene que ser al final de su carrera en ambas las direcciones.Velocidad del aire 14584.0 mmVEL Temp %RH+
Vac/Vdc-65 mm+
Vout/Iout
Veloc.-++Vout/Iout
Temp.Vout/Iout
%RH-Ø 3,4 mmPlantilla50 mm+Vdc GND44.0 mm80.0 mmConexiones eléctricas
Alimentar el instrumento con la tensión indicada en las características eléctricas: las abrazaderas de alimentación están indicadas con +Vdc y GND.
La señal de salida se lleva según el modelo:
•	entre las abrazaderas VEL y GND para los transmisores sólo de velocidad del
•	entre las abrazaderas VEL y GND, Temp y GND para los transmisores de velocidad del aire y temperatura
•	entre las abrazaderas VEL y GND, Temp y GND, , %RH y GND para los transmisores de velocidad del aire, temperatura y humedad relativa.Ø 3,4 mm146 Velocidad del aireCÓDIGOS DE PEDIDO HD2903T… y HD29V3T…
HD2903T…: Transmisor activo de velocidad del aire para canales, salida
4…20 mA. Sonda de acero AISI 304, diámetro 12 mm, versión monobloque HD2903TO… con sonda integrada al contenedor con la electrónica,
versión HD2903TC… con sonda conectada a la electrónica con un cable.
Rango de velocidad del aire 0,05…1 m/s - 0,1…2 m/s 0,20…10 m/s 0,20…20 m/s seleccionable con puentecillo. Alimentación 16...40Vdc o
24Vac. Temperatura de trabajo de la sonda del aire -10...+80°C.
HD29V3T…: Transmisor activo de velocidad del aire para canales, salida
0…10Vdc. Sonda de acero AISI 304, diámetro 12 mm, versión monobloque HD29V3TO… con sonda integrada al contenedor con la electrónica,
versión HD29V3TC… con sonda conectada a la electrónica con un cable.
12…24Vac. Temperatura de trabajo de la sonda del aire -10...+80°C.HD2 93 TLongitud del cable (sólo modelos …TC…)
10 = 10 m
T01 = 150 mm
T02 = 200 mm
T03 = 300 mm
TC1 = 210 mm
TC2 = 410 mm
TC3 = 560 mmCÓDIGOS DE PEDIDO HD29371T… y HD29V371T…
HD29371T…: Transmisor activo de velocidad del aire, temperatura y humedad
relativa para canales, salidas 4…20mA.. Sonda de acero AISI 304, diámetro 14 mm, versión monobloque HD29371TO… con sonda integrada al
contenedor con la electrónica, versión HD29371TC… con sonda conectada a la electrónica con un cable. Rango de velocidad del aire 0,05…1
m/s - 0,1…2 m/s - 0,20…10 m/s - 0,20…20 m/s seleccionable con
puentecillo, rango de temperatura fijo ‑10…+60°C. Rango de humedad
relativa 0…100%RH. Alimentación 16...40Vdc o 12…24Vac. Temperatura
de trabajo de la sonda del aire -10...+80°C.
HD29V371T…: Transmisor activo de velocidad del aire, temperatura y humedad
relativa para canales, salidas 0…10Vdc. Sonda de acero AISI 304, diámetro 14 mm, versión monobloque HD29V371TO… con sonda integrada al
contenedor con la electrónica, versión HD29V371TC… con sonda conectada a la electrónica con un cable. Rango de velocidad del aire 0,05…1
m/s - 0,05…2 m/s - 0,1…10 m/s - 0,20…20 m/s seleccionable con
HD2 93 7 1 TLongitud del cable (sólo modelos …TC…)
T01 = 180 mm
T02 = 280 mm
T03 = 380 mm
TC1 = 185 mm
TC2 = 285 mm
TC3 = 385 mm3 = Velocidad del aire
Ninguna letra= Salida analógica 4…20mA
V = Salida analógica 0…10VdcCÓDIGOS DE PEDIDO HD2937T… y HD29V37T…
HD2937T…: Transmisor activo de velocidad del aire y temperatura para canales, salidas 4…20 mA. Sonda de acero AISI 304, diámetro 12 mm, versión
monobloque HD2937TO… con sonda integrada al contenedor con la electrónica, versión HD2937TC… con sonda conectada a la electrónica con un
cable. Rango de velocidad del aire 0,05…1 m/s - 0,1…2 m/s - 0,20…10
m/s - 0,20…20 m/s seleccionable con puentecillo, rango de temperatura
fijo ‑10…+60°C. Alimentación 16...40Vdc o 12…24Vac. Temperatura de
trabajo de la sonda del aire -10...+80°C.
HD29V37T…: Transmisor activo de velocidad del aire y temperatura para canales, salidas 0…10Vdc. Sonda de acero AISI 304, diámetro 12 mm, versión monobloque HD29V37TO… con sonda integrada al contenedor con la
electrónica, versión HD29V37TC… con sonda conectada a la electrónica
con un cable. Rango de velocidad del aire 0,05…1 m/s - 0,1…2 m/s 0,20…10 m/s - 0,20…20 m/s seleccionable con puentecillo, rango de
temperatura fijo ‑10…+60°C. Alimentación 16...40Vdc o 12Ö24Vac. Temperatura de trabajo de la sonda del aire -10...+80°C.
HD2 93 7 TNinguna letra= Salida analógica 4…20mA
V = Salida analógica 0…10VdcDimensiones de las sondas:
LØ12mmØ12mmLongitud del cable (sólo modelos …TC…)
T01 = 200 mm
T02 = 400 mm
T03 = 550 mm
TC3 = 560 mmØ14mmHD2937TO... - HD29V37TO...HD29371TO... - HD29V371TO...Ø12mmSerie TO7 = Salida temperatura
3 = Velocidad del aire
V = Salida analógica 0…10VdcHD2903TO... - HD29V3TO...L
Ø12mmØ12mmØ14mmHD2903TC... - HD29V3TC...HD2937TC... - HD29V37TC...HD29371TC... - HD29V371TC...Ø12mmVelocidad del aire 147Velocidad del aire1 = Humedad relativa
7 = Salida temperatura
3 = Velocidad del aireNotas para la instalación
•	La sonda debe ser usada sólo en presencia de aire limpio y con humedad menos que 80%.
•	La ventana del sensor en las sondas direccionales …S1 y …S3 debe ser orientada según el
flujo: girar la sonda de manera que, cuando el flujo es constante, la velocidad indicada es la
•	Para fijar la sonda de los modelos …S1, …S2 y…S3 en un canal de ventilación, en un
conducto, etc., usar un pasahilos de metal PG9 o PG11 según la forma o una unión con ojiva
de ¼”.PG9
D = 4…8
A = PG9ADHD403TS…
HD4V3TS…HPG11
D = 5…10 mm
H = 21 mm
A = PG11LDALL = 30.5 mm
A = ¼”•	Los instrumentos son calibrados de fábrica y no requieren, usualmente, otras operaciones
•	Seleccionar el tiempo de respuesta con el puentecillo JP: en la posición FAST, el tiempo
de respuesta es de 0.2 s, en la posición SLOW es igual que 2 s. Configurar el puentecillo
en SLOW si hay turbulencias o perturbaciones del flujo de aire, en contra, seleccionar la
posición FAST.HD 403TS… Y HD 4V3TS…
Transmisores activos de velocidad del aire de
Los transmisores de alambre caliente para medir la velocidad del aire de la serie HD403TS…
se utilizan en la medida y el control de la velocidad del aire en los canales de ventilación, en
las cámaras blancas, en el control de las capas de succión, en el control de la calidad del
aire (IAQ), ecc. El sensor de esta familia de transmisores es de alambre caliente, en la versión direccional o omni-ireccional. Los transmisores de la serie HD403TS… tienen una salida
4…20mA, los de la serie HD4V3TS… tienen una salida 0…10Vdc. Hay dos rangos de medida:
0.20…40 m/s para los modelos …S1 y …S3 con sonda direccional y 0.08…5.00 m/s para
los modelos …S2 y …S4 con sonda omnidireccionalConexiones eléctricas
Alimentar el instrumento con la tensión indicada en las características eléctricas: las abrazaderas de alimentación están indicadas con +Vcc y GND. La señal de salida se va a tomar
entre las abrazaderas VEL y GND. Para la conexión, usar un cable con tres hilos como indicado
en figura.
V OUT / IOUTNotas
Modelos …S2 y …S4GNDFASTJP+Vdc0.20…40.0 m/sModelos …S1 y …S3+
-0.08…5.00 m/s-VELSLOWCaracterísticas técnicas
Rango de medida estándar+VEL GND +VccPrecisión de la medida
Tiempo de respuesta (integración)
Selecciónable con puentecillo
Temepratura de trabajo
Temperatura de compensación±(0.2m/s+3%f.e.)
2.0 sFast
SlowVac/dc
AlimentaciónTemperatura de almacenamiento-10…+70°CCondiciones de trabajo del sensorIP67
58x65x35Longitud estándar del cable2mTipo de salida
0…10Vdc148 Velocidad del aireDimensiones de las sondasAire limpio, RH<80%Dimensiones del contenedorModelo
HD403TS...
HD4V3TS...L = 2m0…+80°CAlimentación
12…40Vdc o 24Vac
16…40Vdc o 24VacSonda direccional AP403TS1 HD4V3TS1
Sonda excluida235
Rl < 500Ω
Rl > 10kΩØ17Grado de protección de la electrónica0…+60°C
0…+80°CØ8250
Sonda omnidireccional AP403TS2 para HD4V3TS2Ø17Ø8Ø8
Sonda flexible direccional AP403TS3 para HD4V3TS3330Sonda omnidireccional AP403TS4 para HD4V3TS4Ø8Composición del código de pedidoHD4 3TS1 = Sonda direccional
2 = Sonda omnidireccional
3 = Sonda flexible direccional
4 = Sonda omnidireccional con trípode
0 = Salida señal 4…20mA
V = Salida señal 0…10VdcVelocidad del aire215Ø80190-245-310Ø17Ø8Dimensiones
35.0 mm65.0 mm58.0 mmØ17330PG7PG746.5 mm
Ø3.4 mm35.5 mmØ17250CÓDIGOS DE PEDIDO
HD403TS1: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 4…20 mA. Rango
de medida: 0.20…40 m/s. Sonda direccional ∅=8 mm, cable L=2 m.
HD4V3TS1: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 0…10Vdc. Rango
HD403TS2: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 4…20 mA. Rango
de medida: 0.08…5.00 m/s. Sonda direccional ∅=8 mm, cable L=2 m.
HD4V3TS2: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 0…10Vdc. Rango
HD403TS3: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 4…20 mA. Rango
de medida: 0.20…40 m/s. Sonda direccional flexible ∅=8 mm, cable L=2 m.
HD4V3TS3: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 0…10Vdc. Rango
HD403TS4: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 4…20 mA. Rango
de medida: 0.08…5.00 m/s. Sonda omnidireccional con protección de hilo ∅=80 mm.
Completo de trípode.
HD4V3TS4: Transmisor de velocidad del aire de alambre caliente con salida 0…10Vdc. Rango
Completo de trípode.TemplateØ3.4 mmVelocidad del aire 149HD103T.0Características técnicasNotasRango de medida Velocidad del aire
en el rango 0,08…0.99 m/s
en el rango 1…5 m/s
en el rango 0…70°C
en el restante campo
(en temperatura y en velocidad del aire)
Temperatura de compensación0.08…5 m/s
a 50%RH y
1013hPa±0.06 m/s
0…10Vdc
Rl > 100kΩ
24Vac ±10%, 3VA
50…60HzSalidas 0…5Vdc y
0…1Vdc bajo pedido.
Salidas en corriente
Salidas en tensión
110Vac o 230Vac-5…+50°C
-10…+80°C5÷80%HR0…+80°CTemperatura de almacenamiento-10…+80°CGrado de protección de la electrónicaIP67
120 x 80 x 55Condiziones de trabajo del sensor
Longitud del cable de la sondaSonda excluidaL=5 m123 4 54…20mA
m/s GND °C 0…10V6 7 8 9m/s °C24Vac
110VacHD 103T.0
Transmisor de velocidad del aireI(m/s)I(°C)El HD103T.0 mide la velocidad del aire con una sonda omnidireccional de alambre
Tiene tres salidas analógicas seleccionables: dos en corriente 4…20mA y 0…20mA Notas para la instalación
m/s °C
y una en tensión 0…10Vdc (bajo pedido, se proporcionan las salidas 0…1Vdc o •	Seleccionar el tipo de salida de la velocidad del aire y de la temperatura con los
0…5Vdc). La selección del tipo de salida se realiza con unos puentecillos puestos
puentecillos puestos en la ficha.
dentro el instrumento.
•	La sonda debe ser usada sólo en presencia de aire limpio y con humedad menos
El sensor puesto sobre la sonda es muy delgado y debe ser protegido con la protecque 80%.
ción adecuada proporcionada con el instrumento. Durante Iel transporte,
el sensor •	Los instrumentos son calibrados de fábrica y no requieren, usualmente, otras opeI
está cerrado en un cilindro atornillado en la sumidad de la sonda. Durante la instalaraciones por el usuario.
ción, destornillar la protección y aplicar la protección de hilo.
•	Cada instrumento está calibrando con su sonda. No cambiar la sonda o el instru4…20mA
m/s GND °C 0…10V(m/s)(°C)mento con otras sondas o instrumentos: se debe calibrar de nuevo.
55mm120mm
1208055mm130Ø8130Ø8Ø 4.5
Ø 4.580mmL = 5m
50mmCÓDIGOS DE PEDIDO
HD103T.0: Transmisor de velocidad del aire y de la temperatura. Salidas analógicas:
4…20 mA, 0...20 mA y 0...10 Vdc seleccionables con puentecillo. Sonda omnidireccional con protección de hilos ∅=80 mm conectada a la electrónica con
un cable de 5 m. ØRango
de velocidad del aire 0…5 m/s. Rango de salida de
la temperatura ‑10...+80°C. Alimentación 24Vac (bajo pedido 115 y 230Vac).
Temperatura de trabajo de la sonda -10...+80°C,
temperatura de trabajo de la
electrónica ‑5...+50°C.
50mm107.5mmL = 5mConexiones eléctricas
Alimentar el instrumento con la tensión indicada en las características eléctricas:
La señal de salida se toma entre las abrazadera m/s y GND para la velocidad del aire,
entre °C y GND para la temperatura.
107.5mm80mm80Ø 80PG7
PG7150 Velocidad del aireHD 2003
HD 2003.1Aplicaciones típicas:
-	Meteorología
-	Aviación, Navegación
-	Túnel, Auto-ruta
-	Climatología
-	Estaciones deportivas e invernales
-	Seguridad en las plantas
-	Edificios industriales
Magnitudes de salida
•	Anemométricas	velocidad y dirección del viento, componentes U-V-W, velocidad
del sonido, temperatura sónica
Modelo HD2003 Presión barométrica, temperatura, humedad
brújula con azimut magnético
1 ÷ 60 segundos / 1÷60 minutos	1÷ 3600 seg. o 1/50 seg. (RS232 o RS485)•	Meteo	•	Orientación	•	Promedias arrastradas	•	Output Rate	659 mm214 mm+WVelocidad del aireGrounding screw
Connector70 mmΦ = 33 mmHD 2003, HD 2003.1
ANEMÓMETROS DE ULTRASONIDOS CON TRES EJESUltrasonic Anemometer HD2003+W537 mm214 mmLos instrumentos HD2003, HD2003.1 son anemómetros de ultrasonidos con 3 ejes, miden
la velocidad sónica y la dirección del viento, los componentes de cartesio U – V – W de la
velocidad del viento, la velocidad y la temperatura sónica. Además, el HD2003 permite medir
la temperatura y la humedad del aire y la presión atmosférica.Grounding screw
ConnectorΦ = 33 mm70 mmLas características principales del HD2003 son:
•	Determinación de las magnitudes anemométricas en distintas unidades de medida:
Velocidad y dirección del viento, componentes de Cartesio U-V-W del viento, velocidad y
temperatura sónicas.
•	Otras magnitudes de salida para el modelo HD2003: Temperatura, humedad relativa,
•	5 salidas analógicas en corriente y tensión con distintos rangos de medida.
•	Interfaces digitales de comunicación: serial RS232 o Multidrop RS485.
•	Cadenas digitales de datos de salida con frecuencia de emisión configurable.
•	Periodos de promedia configurables de 1÷60 seg. o de 1÷60 min., para todas las magnitudes
•	Algoritmos de elaboración y validación de las señales brutos de medida para proporcionar
la medida de la magnitud anemométrica con precisión ±1%.
•	Modalidad de adquisición de Alta Frecuencia Digital con salida de datos a 50 Hz.
•	Autodiagnosis con controlo y reporte de las faltas.
•	Fiabilidad y precisión en todo el campo de medida sin la necesidad de otras calibraciones.
•	Software operativo demo flexible, de simple utilizo, adaptable a las exigencias del usuario
a través de la interfaz con un ordenador.
•	Interfaz usuario para la gestión de la configuración y la actualización del software por RS232
o RS485.
•	Brújula con sensor magneto resistivo para la alineación automática al Norte Magnético.
•	Ninguna parte en movimiento, con costos de mantenimiento y servicio reducidos.
•	Construcción robusta, adapta para operar con continuidad en severas condiciones
•	Bajo consumo eléctrico.
•	Bajo pedido Opción calentadores: dispositivo integrado en los sensores sónicos para evitar
la formación de hielo y operar correctamente también en condiciones de nieve o nevisca.Φ = 40 mmMounting mastMounting mastOrientation AΦ = 40 mmOrientation BFree positioningOn board compass measure of
HD2003: 0.0°C +/-0.1°Nord+V Nord
ConnectorR=160mm+U
Ultrasonic Anemometer HD2003.1Velocidad del aire 151Output quantities:Mod. HD2003Wind speed
HumidityRain detector
HD 2013.2External sensorsSolar radiation (LP PHOT or LP PYRA)
Rain detector (HD2013.2)RackLuxmeter LP PHOT
or pyranometer LP PYRARS 232
COMSlave Computer( 15m. max )
12÷30 Vdc2W+6W (With Heaters)-++HD978TR4Output quantities:Mod. HD2003.1Wind speed
Sonic temperatureRain detector
HD 2013.2External sensors:Temperature and
HD9009TRTemperature ( HD9009TR )
Pressure ( HD9408T )
Humidity ( HD9009TR )
Solar radiation ( LP PHOT oppure LP PYRA )
Rain detector (HD2013.2)RackRS 232
HD9408TSlave Computer( 15m. max )
12÷30 Vdc2WVelocidad del viento
•	Unidad de medida	•	Rango	•	Resolución	•	Precisión	Dirección del viento
•	Rango	•	Resolución	•	Precisión	Velocidad del sonido
•	Rango	•	Resolución	•	Precisión	Temperatura Sónica
•	Rango	•	Resolución	•	Precisión	Brújula
•	Rango	•	Resolución	•	Precisión	Salidas digitales
•	Comunicaciones	•	Baudrate	•	Output Rate	•	Datos de medida	+6W (With Heaters)-Luxmeter LP PHOT
or Pyranometers LP PYRA++HD978TR4Salidas analógicas
•	Núm.	•	Rango	•	Resolución	Mod. HD2003 e HD2003.1Alimentación
•	Rango	•	Potencia	RackMaster ComputerConvertitore
RS232 / RS485COMRS 2321RS 485.......232 max6W ( Ogni unità HD2003 o HD2003.1 c on Riscaldatori)+
-1200m. maxMod. HD20035 Output quantities
HumidityRack
Data Logger5 Analog Output:
0÷20 mA, 4÷20mA
0÷1V, 0÷5V, 0÷10V, 1÷5VPower supply
12÷30 Vdc2W
6W (With heaters)Mod. HD2003.1+
-5 Output quantities
Wind directionExternal sensors:Temperature and
HD9009TRPressure
HD9408TTemperature (HD90069TR)
Pressure (HD9408T)
Humidity (HD9009TR)5 Analog Output:
0÷1V, 0÷5V, 0÷10V, 1÷5V2W
6W (With Heaters)152 Velocidad del aireAzimut: 0 ÷ 360° Elevación: ± 60°
300 ÷ 380 m/s
± 1% de la lectura
RS232 full duplex o Multidrop RS485 half duplex
9600 ÷ 115200 bit/seg.
funcionamiento normal: 1 ÷ 3600 seg.
Alta Frecuencia Digital: 1/50 seg.
Modelo HD2003 cadena digital de las magnitudes
anemométricas, brújula, presión, temperatura, humedad
5 libremente seleccionables entre todas las magnitudes de
salida disponibles.
0÷20 mA, 4÷20mA, 0÷1V, 0÷5V, 0÷10V, 1÷5V
14 bit máx.
12 ÷ 30 Vdc
< 2W (Típicamente: 110mA @ 15Vdc)
< 6W Modelos con calentadores y temperatura ambiente no
menor que -10 °COpciones Calentadores (Bajo pedido, cuando se va a enviar el pedido).
Calefacción con termorregulación automática de los transductores sónicos para evitar la
formación de hielo y funcionar correctamente en presencia de nevisca o nieve.
Sensores Temperatura - Humedad relativa - Presión Modelo HD2003
Salida analógica: 0÷20 mA, 4÷20mA, 0÷1V, 0÷5V, 0÷10V, 1÷5V
Rango -40 + 60 °C
Precisión ± 0.2 °C, ±0.15% de la lectura
Salida analógica (0 ÷ 100%): 0÷20 mA, 4÷20mA, 0÷1V, 0÷5V, 0÷10V, 1÷5V
Rango 0÷100% RH
Precisión ± 2% RH @ 23°C en el campo 5,÷90%RH, 2.5% en el restante campo.2W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1)Alimentatore
12÷30 Vdcm/s, cm/s, km/h, knots, mph
0 ÷ 65 m/s (234 km/h)
± 1% de la lecturaRack
Data LoggerPower supply
12÷30 Vdc
Sensor piezoresistivo.
Salida analógica: 0÷20 mA, 4÷20mA, 0÷1V, 0÷5V, 0÷10V
Rango 800 ÷ 1100 mbar (Bajo pedido: 600 ÷ 1100 mbar)
Resolución 0.1 mbar
Precisión ± 0.4 mbar @ 20 °C
Efectos térmicos ± 0.8mbar entre -40°C y +60°C
Estabilidad a lo largo plazo < 0.2% f.e. en 6 meses @ 20 °C
CÓDIGOS DE PEDIDO.
HD2003: Anemómetro estático para medir la velocidad y la dirección del viento, temperatura
del aire, humedad relativa y presión barométrica. Velocidad y dirección del viento,
componentes de Cartesio U-V-W de la velocidad del viento, temperatura sónica. Cinco
canales analógicos de salida en tensiones distintas o corriente en distintos rangos.
Software de comunicación para enlaces bidireccionales para redes de anemómetros,
interfaces disponibles RS232 o RS485. Disponibles distintas unidades de medida y
periodos de promedia. Alimentación: 12…30Vdc, consumo 120mA a 15Vdc. Instalación
en el palo diá. 33 mm. Conector volante incluido.
HD2003R: Opción calefacción de los transductores en presencia de hielo o nieve para
HD2003.
HD2003.1: Anemómetro estático para medir la velocidad y la dirección del viento. Componentes
de Cartesio U-V-W de la velocidad del viento, temperatura sónica. Cinco canales
analógicos de salida en tensiones distintas o corriente en distintos rangos. Softwarede comunicación para enlaces bidireccionales para redes de anemómetros, interfaces
disponibles RS232 o RS485. Disponibles distintas unidades de medida y periodos de
promedia. Alimentación 12…30 Vdc, consumo 120mA a 15 Vdc. Instalación en el palo
diá. 33 mm. Conector volante incluido.
HD2003.1R: Opción calefacción de los transductores en presencia de hielo o nieve para
HD2003.1.
CP2003/5: Cable blindado 26 poles diá. 8mm. Longitud 5 m. Completo de conector estaño por
un lado y por el otro libre.
CP2003/10: Cable blindado 26 poles diá. 8mm. Longitud 10 m. Completo de conector estaño
por un lado y por el otro libre.
CP2003/C: Conector volante estaño de 26 poles Tyco 62IN - 16A - 16- 265 - 4 0445.
HD2003.77: Brújula para tubo Ø40 mm.
HD2003.77C: 2 brújulas de cruz para tubo Ø 40 mm.
HD2013.2.14: Brida de tres sectores para tubo Ø 40 mm con 6 entradas Ø 16 mm.
HD2013.2.17: Asta de suporte sensores Ø 16 mm, longitud 500 mm.
HD2003.71K: Conjunto palo Ø 40 mm, altura 2 metros en dos piezas, extremidades troncónica
de Ø 33mm (HD2003.71, HD2003.72, HD2003.73).
HD2003.74: Brida con nivel para tubo Ø40 mm para apeo con tres obenques.
HD2003.75: Base para palo Ø 40 mm con puntal a insertar en el suelo.
HD2003.75K: Conjunto de accesorios para el apeo del pale, para instalación en el suelo,
diámetro de fijación 2 metros (HD2003.80, HD2003.82 - Cuerda de acero inoxidable).
HD2003.78: Base para palo Ø 40 mm
HD2003.78K: Conjunto de accesorios para el apeo del pale, para instalación en el piso,
diámetro de fijación 2 metros (HD2003.81, HD2003.82 - Cuerda de acero inoxidable).
HD2003.79K: Conjunto de fijación piranómetros en brújula Ø 40 mm (HD2003.77C HD2003.79)
HD2003.83: Palo transversal L=150 cm.
HD2003.83.1: Palo transversal L=75 cm.
HD2003.85K: Conjunto de fijación, con altura ajustable, piranómetros en palo Ø 40 mm
(HD2003.84 - HD2003.85 - HD2003.79)HD 2003.1Connector HD2003Velocidad del aireNota. Se debe especificar cuándo se va a pedir:
•	Modelo HD2003: el rango del sensor de presión 600 ÷ 1100 mbar (Default de la empresa:
800 ÷ 1100 mbar )
•	Modelo HD2003: si se quiere usar otras magnitudes de output, por el uso de sensores
externos con señal de salida analógica 0÷1V., se debe especificar cuántos sensores se
quieren usar (hasta un máximo de dos) y su rango de ingenería a linearizar el la escala
0÷1V.
•	Modelo HD2003.1: si se quiere usar otras magnitudes de output, por el uso de sensores
quieren usar (hasta un máximo de cinco), y su rango de ingenería a linearizar el la escala
0÷1V.HD 2003HD 2003
HD 2003.1LP UVA 02
LP PYRA 02Multipolar cable
5m - 10m and
flying female connectorLP PYRA 03
LP PYRA 07
HD 9007-A1-A26x MAXHD 2003.84
HD 2003.85
HD 2003.79HD 2013.2HD 2003.83
HD 2003.83.1
HD 2003.77 CHD 2013.2.13HD 2013.2.14
HD 2003.77
HD 2003.74
HD 2003.71P
SZ bTB
U Dc V
j H GFixed 26 pole panel
male connectorHD 2003.73
HD 2003.72
HD 2003.82
HD 2003.80
HD 2003.81
HD 2003.78
HD 2003.75Velocidad del aire 153Laboratorio SIT nĂşm. 124 velocidad del aire154 Velocidad del aireServicio de calibración italiano
URL http://www.deltaohm.comCantidad
Velocidad del aireInstrumento de calibrarTABLA DE ACREDITACIÓN SIT
Rango de medidaAnemómetrosIncertidumbre (*)
å0,5 m/s3,6 %ç1 m/s1,8 %4,2 %2,5 m/s1,6 %2,7 %5 m/s1,8 %2,6 %7,5 m/s1,8 %1,5 %10 m/s2,0 %1,4 %15 m/s2,2 %1,3 %20 m/s2,0 %1,5 %25 m/s2,3 %2,8 %30 m/s2,2 %2,0 %35 m/s2,5 %2,2 %40 m/s2,2 %50 m/s2,2 %60 m/s2,4 %NotaVelocidad del aireLaboratorio permanente(*) La incertidumbre se expresa en el livel de confianza del 95% aproximadamente.
å Tipo de instrumento: hilo caliente, ventilador (diámetro ≤ 60 mm).
ç Tipo de instrumento: anemómetro de copa, ultrasónico, tubo de Pitot, ventilador (diam. > 60 mm).Velocidad del aire 155All pages:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323335InfoSaveLikeShareDownloadMoreVelcidad el Aire Published on May 17, 2013 equipos velocidad airehensistemasFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Resolución 
	Resolución	

Resolución 
	Resolución	
	Resolución	
	Resolución	
	Resolución	
	Resolución	
	Resolución	
	Resolución	
	Resolución	

Resolución