Source: https://www.scribd.com/document/44550080/Principios-Fisicos-Basicos-Ultrasonido
Timestamp: 2018-08-14 11:26:12+00:00

Document:
Uploaded by Gustavo Echeverria
Carlos Pineda V.,1 Araceli Bernal G.,1 Rolando Espinosa M.,2 Cristina Hernández D.,1 Norma Marín A.,4 Angélica H. Peña A.,2 Pedro J. Rodríguez H.,3 Carla Solano A.3 1 Subdirección Investigación Biomédica, Instituto Nacional de Rehabilitación, México,2 Depto. de Reumatología, Instituto Nacional de Rehabilitación, México, 3 Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado de Ecografía Musculoesquelética y Articular, 4 Depto. de Radiología, Instituto Nacional de Rehabilitación, México
Resumen El ultrasonido es una técnica de imagen sencilla, no invasiva y accesible que permite la evaluación del sistema musculoesquelético en tiempo real, con la ventaja de examinar las articulaciones en forma dinámica; adicionalmente, con la ayuda del Doppler de poder y de color, se pueden evaluar los fenómenos inflamatorios locales, sin someter al paciente a radiación ionizante. Tiene como desventaja ser dependiente del operador, el cual debe tener un amplio conocimiento de los principios físicos del ultrasonido, estar familiarizado con la ecotextura de los tejidos y de la anatomía musculoesquelética. Además es importante que sepa reconocer los fenómenos sonográficos que pueden presentarse como confusores, denominados artefactos. Este cúmulo de conocimientos es deseable para el especialista en padecimientos musculoesqueléticos, para que pueda interpretar adecuadamente los estudios ecográficos, reconocer los artefactos y así evitar diagnósticos erróneos y procedimientos innecesarios. En una serie de tres artículos se analizan los principios físicos básicos de la ecografía, la sonoanatomía del sistema musculoesquelético y los artefactos más comunes encontrados en ecografía. En esta primera entrega analizaremos los principios físicos básicos involucrados en la producción de imágenes ecográficas. Palabras clave: Ultrasonido, musculoesquelético, principios físicos y tecnológicos.
Summary Ultrasonography is a simple, non-invasive and accessible imaging technique that allows the evaluation of a variety of musculoskeletal structures in real time. It has the advantage of dynamic assessment of joints, tendons and muscles; furthermore, the presence of an underlying inflammatory phenomenon can be evaluated with power or color Doppler techniques in the same session without radiation exposure. However, it is an operator dependant technique that needs a in-depth knowledge of basic principles of ultrasound, musculoskeletal anatomy and ecostructure. Additionally, it is important to identify and recognize the presence of ultrasound artifacts that can be image confusors. A basic knowledge of ultrasound physics, as well as, sonoanatomy and ultrasound artifacts recognition is essential to understand ultrasound images. This knowledge diminishes the possibilities of misdiagnoses and unnecessary procedures. In a series of three papers, we will analyze the basic principles of ultrasound, musculoskeletal sonoanatomy and finally ultrasonographic artifacts. In the present paper we review the basic physical and technical principles behind ultrasound images. Key words: Musculoskeletal ultrasound, ultrasound physics and technical principles.
Correspondencia: Dr. Carlos Pineda V., Subdirector de Investigación Biomédica, Instituto Nacional de Rehabilitación Avenida México-Xochimilco 289 Colonia Arenal de Guadalupe, México 14389, México, Distrito Federal Correo electrónico: carpineda@yahoo.com
60 Rev. chil. reumatol. 2009; 25(2):60-66
las moléculas tisulares son estimuladas y la energía se transmite de una molécula a otra adyacente. este límite no produce un eco. La velocidad de propagación del sonido varía dependiendo del tipo y características del material por el que atraviese. A continuación se describe brevemente cada una de estas variables. y las imágenes se obtienen mediante el procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos (ecos) reflejados por las diferentes interfases tisulares y estructuras corporales.540 m/sec para los tejidos blandos. La frecuencia la cuantificamos en ciclos por segundo o hertz. en la grasa.atenuación.(1. Esta técnica de imagen está basada en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido. El contacto de dos materiales con diferente impedancia acústica da lugar a una interfase entre ellos (Figura 2). El US es un sonido cuya frecuencia se ubica por arriba de 20 kHz. las moléculas en los tejidos más compresibles están muy separadas. la reflexión o rebote de los haces ultrasónicos hacia el transductor. resulta necesario contar con un bagaje de conocimientos básicos acerca de los principios físicos involucrados en la generación de imágenes por este método diagnóstico. Una reflexión ocurre en el límite o interfase entre dos materiales y provee la evidencia de que un material es diferente a otro. Interacción con los tejidos Cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales. 3) Por otro lado. Cuando una onda de US atraviesa un tejido se sucede una serie de hechos. la velocidad es inversamente proporcional a la compresibilidad. La energía acústica se mueve a través de los tejidos mediante ondas longitudinales y las moléculas del medio de transmisión oscilan en la misma dirección. por otro lado. esta propiedad es conocida como impedancia acústica y es el producto de la densidad y velocidad de propagación. las reflexiones más intensas o ecos reflejados se observan en tono blanco (hiperecoicos) y las más débiles. mientras que en el aire. velocidad de propagación. Los factores que determinan la velocidad del sonido a través de una sustancia son la densidad y la comRev.(5) Cuando dos materiales tienen la misma impedancia acústica. si la diferencia es amplia. Cuando se emplea la escala de grises. ángulo de incidencia . DEFINICIONES Sonido Es la sensación percibida en el órgano del oído por una onda mecánica originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagado por un medio material. por lo que transmiten el sonido más lentamente. las ondas sonoras se mueven más lentamente. Velocidad de propagación Es la velocidad en la que el sonido viaja a través de un medio. Esta velocidad varía en cada tejido. y se obtiene de dividir la velocidad de propagación entre la frecuencia.(2) y frecuencia de repetición de pulsos. presibilidad. chil.(4) Estas ondas sonoras corresponden básicamente a la rarefacción y compresión periódica del medio en el cual se desplazan (Figura 1). Frecuencia La frecuencia de una onda de US consiste en el número de ciclos o de cambios de presión que ocurren en un segundo. 25(2):60-66 61 . y con fines experimentales se manejan frecuencias superiores a 50 MHz. en diversos tonos de gris (hipoecoicos) y cuando no hay reflexiones. generalmente longitudinales. en negro (anecoicos). se producirá un eco fuerte y si es muy grande se reflejará todo el haz de ultrasonido. que las estructuras que lo contienen no pueden ser evaluadas por ultrasonido.(1) Algunos de los parámetros que se utilizan a menudo en US son: frecuencia. originadas por la vibración de un cuerpo elástico (cristal piezoeléctrico) y propagadas por un medio material (tejidos corporales) cuya frecuencia supera la del sonido audible por el humano: 20. La distancia de una compresión a la siguiente (distancia entre picos de la onda sinusal) constituye la longitud de onda (λ). Las frecuencias que se utilizan en Medicina para fines de diagnóstico clínico están comprendidas más frecuentemente en el rango de 2-28 MHz.000 ciclos / segundo o 20 kilohercios (20 KHz). En los tejidos blandos la amplitud de un eco producido en la interfase entre dos tejidos representa un pequeño porcentaje de las amplitudes incidentes. 2009.Principios Físicos Básicos del Ultrasonido CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ULTRASONIDO Con el fin de comprender e interpretar adecuadamente un estudio de ultrasonido (US). interacción del US con los tejidos. reumatol. la velocidad de propagación es tan lenta. y se considera típicamente de 1. El US se define entonces como una serie de ondas mecánicas. por ejemplo. que es llamada “eco”. La frecuencia está determinada por la fuente emisora del sonido y por el medio a través del cual está viajando. de tal forma que los materiales con mayor densidad y menor compresibilidad transmitirán el sonido a una mayor velocidad. Si la diferencia en la impedancia acústica es pequeña se producirá un eco débil. El número de veces que se comprime una molécula es la frecuencia (f) y se expresa en ciclos por segundo o hercios. entre ellos. Así es como tenemos que la impedancia (Z) es igual al producto de la densidad (D) de un medio por la velocidad (V) del sonido en dicho medio: Z = VD.
y es igual a la frecuencia de repetición de pulsos de ultrasonidos (número de veces que los cristales del transductor son estimulados por segundo).(1) Frecuencia de repetición de pulsos Figura 1.emisión de ultrasonidos . 25(2):60-66 . determina el intervalo de tiempo entre las dos fases: emisión y recepción de los ultrasonidos. un pulso de ultrasonido alcance un punto determinado en profundidad y vuelva en forma de eco al transductor antes que se emita el siguiente pulso.) Ángulo de incidencia La intensidad con la que un haz de ultrasonidos se refleja dependerá también del ángulo de incidencia o insonación. reumatol. procesa y es presentado en forma de puntos brillantes en el monitor. Los líquidos son considerados como no atenuadores. o bien. no será detectado por la fuente receptora (transductor). Estas ondas sonoras corresponden a la rarefacción y compresión periódica del medio en el cual se desplazan. (Modificado de Aldrich J. En la figura adicionalmente se esquematiza la longitud de onda. y así sucesivamente. La energía acústica se mueve mediante ondas longitudinales a través de los tejidos. La PRF depende entonces de la profundidad de la imagen y suele variar entre 1. se ordena. La absorción involucra la transformación de la energía mecánica en calor.Carlos Pineda V.. por lo tanto. en otro tipo de señal. En éste se emiten secuencias de al menos 20 barridos tomográficos por segundo para ser visualizados en tiempo real.recepción de ecos. TRANSDUCTORES Un transductor es un dispositivo que transforma el efecto de una causa física. mientras que la dispersión consiste en la desviación de la dirección de propagación de la energía. La reflexión es máxima cuando la onda sonora incide de forma perpendicular a la interfase entre dos tejidos. la dilatación. 35 (suppl): S131-7. y puede ser secundaria a absorción o dispersión. de manera coordinada. Cada uno de los pulsos recibidos y digitalizados pasa a la memoria gráfica.recepción de ecos . Al entrar en contacto con dos tejidos de diferente impedancia acústica una parte de la onda acústica emitida por el transductor se refleja como eco. la energía ultrasónica pierde potencia y su intensidad disminuye progresivamente a medida que inciden estructuras más profundas. Compresión y rarefacción. La PRF. La energía eléctrica que llega al transductor estimula los cristales piezoeléctricos allí contenidos y éstos emiten pulsos de ultrasonidos. como la presión. Figura 2. el sonido reflejado no regresará al centro de la fuente emisora y será tan sólo detectado parcialmente. Basic Physics of Ultrasound Imaging. sino que genera grupos o ciclos de ultrasonidos a manera de pulsos. mientras que el aire absorbe de forma potente y dispersa la energía en todas las direcciones. chil. 62 Rev. circunstancia conocida como atenuación. de tal forma que el transductor no emite ultrasonidos de forma continua. Si el haz ultrasónico se aleja sólo unos cuantos grados de la perpendicular. de manera similar a como lo hace la luz en un espejo. Lo que el transductor hace es alternar dos fases: emisión de ultrasonidos . la humedad. etc. la otra parte se transmite por el tejido.000 y 10. La frecuencia con la que el generador produce pulsos eléctricos en un segundo se llama frecuencia de repetición de pulsos y es mejor conocida por sus siglas en inglés “PRF”. el hueso es un importante atenuador mediante absorción y dispersión de la energía. Este intervalo de tiempo debe ser el adecuado para que. las moléculas del medio de transmisión oscilan en la misma dirección que la onda. la temperatura. y cols Atenuación Mientras las ondas ultrasónicas se propagan a través de las diferentes interfases tisulares. Interacción del US con los tejidos. normalmente eléctrica. Crit Care Med 2007. 2009.000 kHz.
Funcionan en grupos. la Creación de la imagen Las imágenes ecográficas están formadas por una matriz de elementos fotográficos. reumatol. Existen cuatro tipos básicos de transductores: sectoriales. como el corazón.(1) Cable aire entre las superficies (transductor-piel). Al transmitirse el impulso eléctrico a los cristales éstos vibran de manera proporcional a la potencia de la electricidad dentro del transductor. El transductor se coloca sobre la superficie corporal del paciente a través de una capa de gel para eliminar el Rev. El Doppler color indica mediante un código de color tanto la velocidad como la dirección del flujo.Principios Físicos Básicos del Ultrasonido En el caso de los transductores de ultrasonido. Hoy en día es excepcionalmente empleado. La energía reflejada regresa al transductor y produce vibraciones en el cristal. regresando al transductor como elementos fotográficos (píxeles). fase y frecuencia de los ecos recibidos. (Modificado de Aldrich J.(6) Bloque de soporte Cable aislante Electrodo activo Cristales piezoeléctricos Electrodo tierra Figura 3. Basic Physics of Ultrasound Imaging. Así. La circonita de plomo con titanio es una cerámica usada frecuentemente como cristal piezoeléctrico y constituye el alma del transductor. Su brillo dependerá de la intensidad del eco que es captado por el transductor en su viaje de retorno. creando ondas similares a las del sonido dentro de una campana. Transductor. Modalidades de ecografía Existen tres modos básicos de presentar las imágenes ecográficas. Las imágenes en escala de grises están generadas por la visualización de los ecos.) Ecografía Doppler Los sistemas de imagen con Doppler color muestran las estructuras en movimiento en una gama de color. Conociendo el tiempo del recorrido se puede calcular la profundidad del tejido refractante usando la constante de 1. de modo que al ser estimulados eléctricamente producen o emiten simultáneamente un haz ultrasónico. éstos poseen la capacidad de transformar la energía eléctrica en sonido y viceversa. la energía ultrasónica se genera en el transductor. usualmente de 64 a 256. El modo B es la representación pictórica de los ecos y es la modalidad empleada en todos los equipos de ecografía en tiempo real. El modo M se emplea con las estructuras en movimiento. 25(2):60-66 63 . y muestra la amplitud en el eje vertical. de arreglo radial y los lineales. las cuales son transformadas en corriente eléctrica por el cristal y después son amplificadas y procesadas para convertirse en imágenes. mientras que ecos potentes dan una sombra cercana al blanco. La ecografía Doppler es una técnica adecuada en la evaluación ultrasonográfica de las enfermedades del sistema musculoesquelético. 2009. ya que rastrea tanto cuando se transmite como cuando retorna. 35(suppl):S131-7. el cual se propaga dentro del paciente. de tal manera que el transductor o sonda actúa tanto como emisor y receptor de ultrasonidos(6) (Figura 3). El circuito receptor puede determinar la amplitud de la onda sonora de retorno y el tiempo de transmisión total. Crit Care Med 2007. Un circuito transmisor aplica un pulso eléctrico de pequeño voltaje a los electrodos del cristal piezoeléctrico. Éste empieza a vibrar y transmite un haz ultrasónico de corta duración. anulares. El principio básico de la ecografía Doppler radica en la observación de cómo la frecuencia de un haz ultrasónico se altera cuando en su paso se encuentra con un objeto en movimiento. La amplitud de la onda sonora de retorno determina la gama o tonalidad de gris que deberá asignarse. detectan y procesan la amplitud. que se disponen de forma rectangular y que se sitúan uno frente al otro. el tiempo y la profundidad en el eje horizontal. Los ecos muy débiles dan una sombra cercana al negro dentro de la escala de grises. que contiene los cristales piezoeléctricos. El modo A o de amplitud es el que se empleó inicialmente para distinguir entre estructuras quísticas y las sólidas. Los transductores lineales son los más frecuentemente empleados en ecografía musculoesquelética: se componen de un número variable de cristales piezoeléctricos. Ofrecen información acerca del flujo del campo o área de interés. donde es parcialmente reflejado y transmitido por los tejidos o interfases tisulares que encuentra a su paso. difieren tan sólo en la manera en que están dispuestos sus componentes.540 metros / segundo como velocidad del sonido. salvo para comprobar los parámetros técnicos viendo la amplitud a las distintas profundidades. chil.
los transductores de baja frecuencia (3-5 MHz) son los preferidos para articulaciones grandes y profundas. aunque poseen poca penetración. en la aplicación musculoesquelética. Esta técnica no puede detectar el flujo cuando es perpendicular al haz de ultrasonidos. como algunos tendones. en imagen digital. La resolución de contraste determina la diferencia de amplitud que deben tener dos ecos antes de ser asignados a diferentes niveles de gris. la escala de grises. por ejemplo. los tejidos muy celulares son hipoecoicos. dado su alto contenido de agua. condicionando grandes áreas de transductor sin contacto tisular. Los filtros bajos reducen el ruido y eliminan las señales que quedan fuera del rango de las frecuencias de interés. lo que da lugar a múltiples interfases que originan. 2009. La resolución lineal determina qué tan lejanos 64 Rev. El tamaño de la “huella” del transductor (superficie del transductor en contacto con la piel) es también un factor importante en el examen ultrasonográfico. el Doppler de poder generalmente resulta ser una técnica más utilizada en el aparato locomotor que la del Doppler color. 12) Filtro de pared Este valor establece el mínimo cambio de frecuencia Doppler que se puede presentar y permite eliminar el ruido debido al movimiento de las paredes vasculares y los tejidos. La elección del transductor dependerá del tipo de estudio por realizar.(7) Por otro lado. resolución se refiere a la distinción o separación mayor o menor que puede apreciarse entre dos sucesos u objetos próximos en el espacio o en el tiempo. mientras que los filtros altos se emplean en las arterias. la información sobre la velocidad y dirección del flujo es de menos utilidad. chil. ligamentos y pequeñas articulaciones. En ecografía.(10) Sin embargo. Los transductores de alta frecuencia proveen de una mejor resolución espacial. y la diferencia entre ambas técnicas es cada vez menos marcada.(11) En US existe una interrelación constante entre la resolución de la imagen y la profundidad a la que penetran las ondas de ultrasonido. debido al mayor número de interfases presentes en ellos.(8. como la inserción distal de un tendón extensor de los dedos. Los filtros de pared más bajos se utilizan para el flujo venoso y los flujos lentos. mientras que los tejidos fibrosos son hiperecoicos. La intensidad del color traduce el grado de cambio de frecuencia y la magnitud de la velocidad del flujo. o el cartílago de las pequeñas articulaciones metacarpofalángicas. Tradicionalmente el flujo que se aleja de la sonda se colorea en rojo (arterial) y el que se acerca. En general. también denominado de potencia o de energía. muestra tan sólo la magnitud del flujo y es mucho más sensible a los flujos lentos. Equipo Un equipo de alta resolución y buena calidad es indispensable para la exploración del sistema musculoesquelético y articular.Carlos Pineda V. por lo tanto. Escala de grises Las estructuras corporales están formadas por distintos tejidos. los transductores con una “huella” grande son inadecuados para visualizar de manera completa articulaciones pequeñas como las interfalángicas. el Doppler de poder. El Doppler color también depende del ángulo de insonación.(8. éste debe ser adecuado para detectar el flujo. hoy en día los equipos de alta gama tienen un Doppler color muy sensible. reumatol. se ven dos cuerpos reflejados y debe ser tal que se puedan discriminar como puntos separados. Resolución Acorde a su definición. 25(2):60-66 . Por el contrario. la resolución depende de dos características inherentes a la agudeza visual: el detalle y el contraste. en azul (venoso). A diferencia de la ultrasonografía vascular. Los filtros altos se emplean para eliminar las señales Doppler que tienen su origen en el movimiento pulsátil de las paredes vasculares. Los transductores lineales de alta frecuencia (7 a 18 MHz) son adecuados para demostrar las estructuras anatómicas localizadas superficialmente. a diferencia de los transductores de baja frecuencia. La resolución se refiere a la nitidez y el detalle de la imagen. El elemento orgánico que mejor transmite los ultrasonidos es el agua. En la ecografía musculoesquelética se requiere de equipos de alta resolución. 9) La principal ventaja del Doppler de poder es que es más sensible para detectar los ecos en zonas de baja perfusión. como la coxofemoral. La información obtenida mediante técnica Doppler puede presentarse de dos formas diferentes: en el Doppler color se representan tanto la velocidad como la dirección de la circulación sanguínea o el movimiento. y cols inflamación asociada a procesos reumáticos origina un aumento en el flujo vascular o hiperemia tisular que es demostrable por ecografía Doppler. capaces de definir estructuras muy pequeñas. por lo que ésta produce una imagen ultrasonográfica anecoica (negra). la mínima cantidad de líquido normalmente presente en una bursa. ya que el transductor no puede ser manipulado satisfactoriamente y la superficie de contacto entre el transductor y la región anatómica examinada está desproporcionada.
Es común señalar la o las estructuras anormales por medio de flechas u otros símbolos. y de manera convencional. En la exploración ecográfica en sentido transversal la localización izquierda y derecha de la pantalla debe corresponder a la situación anatómica. se le denomina “convexo virtual”. el segmento corporal proximal o cefálico se presenta a la izquierda de la pantalla y el segmento distal o caudal. El área o zona anatómica de interés debe colocarse al centro de la pantalla.). Las ventanas acústicas son áreas anatómicas en donde la ausencia de estructuras óseas permite que el haz ultrasónico penetre al interior de la articulación. 2. 25(2):60-66 . ligamentos. El principal riesgo del ultrasonido radica en emitir un diagnóstico equivocado debido a limitaciones técnicas o del operador. Estos focos son movibles y variables en número. Ocasionalmente se sugiere el empleo de transductores convexos que se adaptan mejor a ciertas áreas anatómicas. Técnica dependiente del operador y del equipo El US es una técnica dependiente del operador. con la porción asintomática de la estructura evaluada. los hallazgos patológicos deben ser documentados en planos ortogonales (longitudinal y transversal). y tiene una prolongada curva de aprendizaje. basada en un profundo conocimiento de la anatomía normal y de la patología en cuestión. 9. chil. de manera más específica.(13) Sin embargo. logrando de esta manera evaluar la anatomía intraarticular. Un buen estudio requiere de una adecuada técnica de adquisición. Mediante el empleo de calibradores se miden las estructuras o zonas de interés en dos ejes (longitudinal y transversal). lo que facilita su identificación por el médico no especialista. en proximidad al transductor. 7. Explorar de manera sistematizada las diferentes regiones anatómicas.Principios Físicos Básicos del Ultrasonido Recomendaciones técnicas 1. Algunos ecógrafos tienen el equipamiento para incrementar el campo de visión y simular que se emplea una sonda convexa. miento por aquellos que no participaron en el proceso de adquisición de las imágenes. por ejemplo. Cada estructura anatómica debe estudiarse de manera rutinaria por lo menos en los planos longitudinal y transversal (planos ortogonales) con respecto al eje mayor de la estructura estudiada y cubriendo toda el área anatómica. Las zonas focales son áreas de mayor definición dentro de la imagen general. reumatol. etc. Los pictogramas son símbolos que representan diferentes zonas anatómicas y la orientación longitudinal o transversal del transductor. y al que se dará poco uso. 2009. ya que electrónicamente amplían el campo de visión de rectangular a trapezoidal. Otra manera de ampliar la visión de la zona anatómica que cubre la sonda es mediante el empleo de la pantalla dividida: se coloca la parte proximal o inicial de la imagen en la mitad derecha o izquierda de la pantalla y se hace coincidir el segmento distal o la otra parte de la región anatómica estudiada en la pantalla restante. rodilla derecha. Es “fácil” detectar las anormalidades cuando conocemos las estructuras anatómicas estudiadas y el tipo de patología que estamos buscando. que son las áreas de mayor resolución del equipo y que el operador elige tanto su número como su posición dentro de la imagen. La orientación de las imágenes dependerá de la posición del transductor. El transductor es utilizado para la adquisición de imágenes en dos dimensiones que se muestran en el monitor o pantalla: las estructuras ubicadas superficialmente. También es “fácil perderse” si desconocemos la sonoanatomía o no sabemos distinguir los hallazgos patológicos presentes en una estructura. Es recomendable realizar un estudio comparativo con el lado contralateral o supuestamente sano. Es habitual marcar en la imagen el nombre y el lado de la estructura explorada. por lo que es necesario el empleo de transductores lineales para estudiar las estructuras rectilíneas que conforman el sistema musculoesquelético y articular (tendones. se muestran en la parte superior de la pantalla y las estructuras más profundas se presentarán en el fondo. 6. 4. 8. La zona anatómica de mayor interés debe estar contenida entre los puntos focales. como la axila o el hueco poplíteo. implica adquirir un transductor adicional. 3. 5. para poder asegurar su reproducibilidad y mejor entendi- Rev. con el fin de resaltar y comparar las estructuras normales de las presuntamente patológicas y hacer más claras sus diferencias o similitudes. Para poder asegurar su presencia. o al menos. el operador decide cuántos focos requiere y dónde ubicarlos: generalmente se colocan en las zonas de máximo interés. o bien. 65 Orientación y señalamiento de las imágenes Es recomendable que las estructuras anatómicas exploradas sean documentadas de manera estandarizada. Un tejido puede observarse con mejor definición ecográfica si el haz ultrasónico incide de forma perpendicular a las interfases del tejido. con costo elevado. a la derecha de la pantalla. Su empleo es recomendable. estas mediciones aparecerán a un costado o al pie de la imagen con las unidades de medida utilizadas. tendón rotuliano derecho. cuando se examina una estructura en sentido longitudinal.
Musculoskeletal ultrasound. Lew HL. Valls O. 86(4):310-21. 7. 6. Van Holsbeeck MT. 10. Curr Opin Rheumatol 2007. Breve revisión de la física aplicada al estudio del aparato locomotor. 24:134-42. 2009. Editorial Ciencias Médicas 2003: 11-2. 12. John Wiley & Sons. St Louis Missouri. Rubin JM. Backhaus M. Chem RK. 27(6):293-318. Best Pract Res Clin Rheumatol 2008. (Epub ahead of print) 13. Ultrasound of the small joints of the hands and feet: current status. Grassi W.Carlos Pineda V. Chen CP. 66 Rev. Kramer DJ. 9. The essentials. Avances del ultrasonido musculoesquelético y articular. Cho KJ. Basic physics and imaging characteristics of ultrasound. En las siguientes dos partes de esta serie se analizarán la sonoanatomía de las estructuras del aparato locomotor y los artefactos más comúnmente encontrados en la práctica de la ecografía musculoesquelética y articular. Cuba. Greenwich Med 1996. Bouffard A. Diagnostic Imaging 1993 (Dec). 66-69. 35:S131-7. 4. Cardinal E. Los médicos que practican la ecografía deben mejorar y actualizar continuamente sus conocimientos. Hernández JL. Aldrich J. 5. Ultrasonography and the rheumatologist. 2001:1-7. 66-7. Oxford University Press. 1999: 73-104 . 17(4):271-6. Adler RS. 3. Ecografía del aparato locomotor. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Elbow. Power Doppler expands standard color capability. Rev Mex Reumatol 2002. Introduction to musculoskeletal diagnostic ultrasound: examination of the upper limb. Applications of musculoskeletal sonography. Crit Care Med 2007. Anillo R. Chem RK. Wang TG. Guidelines and gamuts in musculoskeletal ultrasound. Mosby. El sonido del futuro para el reumatólogo: el ultrasonido. Witala L. World J Surg 2000. What the practicing rheumatologist needs to know about the technical fundamentals of ultrasonography. 19:55-60. 2. Am J Phys Med Rehabil 2007. Martínez Zapata JL. 22:981-99. Cardinal E (editors). Musculoskeletal ultrasound. 11. reumatol. y cols En resumen: Los principios físicos y las técnicas de manejo son esenciales para comprender la naturaleza de los ultrasonidos y sus aplicaciones clínicas y para adquirir imágenes diagnósticas de alta calidad. Basic physics of ultrasound imaging. Skeletal Radiol 2007 (Aug 22). Chew KT. Kossoff G. 25(2):60-66 . New Jersey. Segunda edición. Gibbon W. chil. McNally EG. La Habana. Introcaso JH. Hashimoto BE. Pineda C. J Clin Ultrasound 1999. Schmidt WA. London. 8. Una comprensión de las bases físicas que gobiernan el ultrasonido es muy conveniente para que el médico pueda obtener excelentes resultados de esta técnica no invasiva de imagen. Physical principles of ultrasound imaging. Filippucci E.
Documents Similar To Principios Fisicos Basicos Ultrasonido
osteopatía cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie - emb (PPTshare)
Vivian Bastidas
CASO6 Síndromes coronarios agudos
Ecografia Toraxica
api-3721559
Hospital Alcivar Trauma de Pelvis
Patricio Echanique
Efecto_Doppler_en_Ultrasonido
More From Gustavo Echeverria
01- GUIA CLINICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA.pdf
diagnostico_anatomopatologico
8 Bases Moleculares-1
Muerte Articulo
sugerencias_cbs

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución