Source: http://docplayer.es/1326530-Optical-time-domain-reflectometers.html
Timestamp: 2018-04-23 06:44:33+00:00

Document:
Optical Time Domain Reflectometers - PDF
Vicenta Montoya Cortés
1 Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Guía de Bolsillo Agilent Technologies
2 Avisos Este documento contiene información de marca registrada protegida por copyright. Reservados todos los derechos. Se prohibe la fotocopia, reproducción o traducción a otro idioma de ningún fragmento de este documento sin consentimiento previo por escrito de Agilent Technologies GmbH. Número de parte del manual: E Impreso en Alemania, abril de 2001 (E0401) Copyright 2001 Agilent Technologies Deutschland GmbH Herrenberger Str Boeblingen Alemania 2
3 Contenido La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Agilent Technologies no otorga ninguna clase de garantía en relación con este material impreso, ni siquiera las garantías implícitas de aptitud para fines comerciales o de cualquier otra clase. Agilent Technologies no será responsable de los errores contenidos en este manual, ni de los daños fortuitos o derivados que puedan tener relación con la entrega, explotación o uso de este material, así como las recomendaciones dadas. Garantía Agilent no garantiza que esta guía de bolsillo esté libre de errores o interrupciones. No existe ninguna otra garantía expresa o implícita. Derechos exclusivos Todo lo expuesto aquí es única y exclusivamente derecho y acción del comprador. Agilent Technologies no asume responsabilidad alguna por los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o emergentes, ya estén basados en un contrato, un acto doloso o en cualquier otra teoría legal. Asistencia Los productos de Agilent Technologies pueden beneficiarse de acuerdos de mantenimiento de producto y otros acuerdos de asistencia al cliente. Para cualquier tipo de asistencia, acuda a la Oficina de ventas y servicios de Agilent más próxima. Precauciones de seguridad Las precauciones de seguridad general deberán tenerse en cuenta durante todas las fases de limpieza. Agilent Technologies Inc. no asume ninguna responsabilidad dimanante del incumplimiento de estos requisitos por parte del cliente. 3
5 1 Características Básicas de la Fibra Óptica 7 Tecnología de las fibras ópticas 7 Tipos de fibra 9 Tipos de conectores 11 2 Equipo para la Medición de Fibras 13 Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo 13 Seguridad del láser 14 3 Sucesos en las Fibras 15 Fibra única 15 Enlaces completos 16 Comienzo de una fibra 16 Extremo o rotura de fibra 17 Conector o empalme mecánico 18 Empalme de fusión 19 Pliegues y macropliegues 20 Fisuras 21 Cables de conexión 21 4Parámetros Importantes 23 Parámetros intrínsecos de la fibra 23 Parámetros de medición 25 Parámetros de rendimiento 29 5Tareas Comunes 33 Cómo limpiar una fibra 33 Cómo conectar el instrumento a una fibra 35 La pantalla del OTDR 37 Cómo utilizar el zoom en las trazas 38 Cómo colocar marcadores correctamente 41 Cómo determinar la pérdida total de un enlace 44 Cómo determinar la atenuación de 2 puntos de una fibra 46 Cómo determinar la atenuación de una fibra 47 Cómo determinar la pérdida de un empalme (analizar la pérdida de inserción) 48 Cómo determinar la pérdida de un conector 50 Cómo determinar la reflectancia de un conector 51 5
6 6 Sugerencias Prácticas de Expertos del OTDR 53 Conozca el enlace que va a probar 53 Limpie los conectores 53 Está dañado el conector o el cable de conexión? 54 Configuración del instrumento 54 Parámetros de configuración recomendados 54 Trazas de ruido 54 Modo Tiempo real 55 Zona muerta muy extensa 55 Qué se debe hacer si no aparece ninguna traza 55 Ajustar el índice de refracción 56 Pérdida unidireccional exacta 56 Pérdida de flexión 56 Antes de guardar una traza 57 7Análisis Automático de la Traza 59 Cómo buscar sucesos por encima de un umbral 59 Observar un suceso seleccionado 60 8 OTDR de Agilent Technologies 61 Para análisis y documentación: OTDR Toolkit IIplus 61 Para localizar roturas y realizar el mantenimiento: Localizador de roturas de fibra 63 Para la instalación y puesta en servicio y para la detección de sucesos: Mini-OTDR 64 Cables de conexión 68 9Tablas 69 Resultados típicos 69 Conversión de unidades Servicio y Soporte Glosario de términos 75 Indice 93 Notas 97 6
7 1 Características Básicas de la Fibra Óptica En esta sección se expone información básica sobre la fibra óptica y las fibras y tipos de conectores utilizados más frecuentemente. El objetivo es mencionar los términos necesarios con los que debe estar familiarizado en los últimos capítulos y cuando trabaje con un equipo OTDR. Esta sección no es adecuada para aprender toda la tecnología y la física en las que se basan las fibras ópticas. Tecnología de las fibras ópticas La necesidad de transportar datos más rápidamente y a mayores distancias condujo al desarrollo de nuevas tecnologías. El uso de fotones en vez de electrones para transmitir señales por cable permite obtener anchos de banda mucho mayores a costes mucho más bajos. Aunque la idea de transmitir información por medio de la luz no es nueva, sólo en las últimas décadas se incorporaron dispositivos y materiales que hicieron asequibles su uso. Las ventajas de los cables de fibra óptica proceden del hecho de que el vidrio es un material aislante. No emite ni absorbe campos de energía que afectan a la conexión. El vidrio tiene muy poca atenuación, la cual no depende de la frecuencia de modulación. Comparado con un cable de cobre de la misma capacidad de transmisión, la fibra óptica es mucho más ligera y su tamaño es menor. Además, es mucho más barata si se tienen en cuenta todos los dispositivos conductores necesarios y los costes de instalación. El desarrollo futuro permitirá reducir aún más los costes de las redes de fibra óptica. Esto se aplica a todas las áreas, como producción, instalación, mantenimiento y, por supuesto, el uso de la red. Agilent Technologies 7
8 Características Básicas de la Fibra Óptica Para enviar datos por un cable de fibra óptica, es necesaria una fuente de luz modulada. Normalmente, se trata de un diodo láser que emite pulsos de luz dentro de la fibra. En el otro extremo, es necesario un fotodetector, normalmente un dispositivo semiconductor, que funciona de manera similar a una célula solar, convirtiendo la luz en corriente eléctrica. Los dispositivos de fibra óptica actuales funcionan con luz de longitud de onda de aproximadamente 1 µm. Esto corresponde a una frecuencia de Hz o GHz. Por razones técnicas, la mayoría de los dispositivos funcionan con modulación de intensidad (AM), lo que genera un ancho de banda de 5 a 10 GHz. Comparado con la frecuencia de portadora, este ancho puede parecer muy pequeño, ya que está limitado por las tecnologías disponibles. La atenuación de la luz en una fibra de vidrio depende de la longitud de onda. Existen mínimos en la curva de atenuación alrededor de 1310 nm y 1550 nm. En torno a estos puntos existen rangos de aproximadamente 100 nm de ancho que se denominan ventanas. Estas ventanas son las frecuencias preferidas utilizadas para transmitir datos. Las fibras actuales cubren varias ventanas (1300/1400/1500/1600 nm). Puede introducir señales a diferentes longitudes de onda en la misma ventana dentro de una fibra y separarlas ópticamente en el otro extremo. Esto permite que haya varios canales por ventana con una única fibra y se denomina multiplexación por división de la longitud de onda (WDM). Otra técnica consiste en enviar señales a diferentes longitudes de onda en ambas direcciones a través de la misma fibra. Esto se denomina transmisión bidireccional y reduce el número de cables necesarios al 50 %. La multiplexación por división en el tiempo (TDM) es una técnica que también se utiliza en telefonía. Pueden enviarse simultáneamente varias señales lentas en intervalos de tiempo de una serie de señales rápidas. El muestreo síncrono y la de multiplexación separa las señales de nuevo en el extremo de la fibra. 8 Guía de bolsillo del equipo OTDR
9 Características Básicas de la Fibra Óptica Tipos de fibra La mayoría de los cables de fibra utilizados actualmente están hechos de sílice. La sílice es un material puro y muy elástico, y sus recursos son casi ilimitados, en comparación con el cobre, por ejemplo. Algunas fibras, sin embargo, están hechas de polímeros u otros materiales sintéticos, pero sólo pueden utilizarse para distancias cortas, debido a su alto grado de atenuación. Normalmente tienen un gran diámetro, dentro del cual puede emitirse una gran cantidad de luz. Una fibra consta de un núcleo, un revestimiento, que aísla, y un protector, que proporciona protección mecánica. Los cables están etiquetados de acuerdo con el diámetro de sus núcleos y sus revestimientos. Por ejemplo, un cable típico de fibra monomodo es el de 9/125 µm, que tiene un diámetro de núcleo de 9 µm y un diámetro de revestimiento de 125 µm. El protector en torno a una fibra de 9/125 µm, normalmente sería de 250 µm. Básicamente, se utilizan los tipos de fibra siguientes: Fibra de índice incremental (monomodo) Figura 1 Fibra monomodo En las fibras de índice incremental, el núcleo y el revestimiento tienen un índice de refracción diferente. Las fibras monomodo tienen un diámetro de núcleo muy pequeño (< 9 µm). Esto permite que sólo un modo único (de propagación de onda) pase a través de la fibra. Tales fibras tienen muy poca atenuación y un amplio ancho de banda (> 10 GHz km), sin ensanchamiento de pulsos ni diferencias en el tiempo de transmisión. Se utilizan normalmente las fibras de 9/125 µm a 1300 nm para largas distancias. Guía de bolsillo del equipo OTDR 9
10 Características Básicas de la Fibra Óptica Fibra de índice incremental (multimodo) Figura 2 Fibra multimodo Las fibras multimodo tienen un diámetro bastante mayor (> 100 µm). Esto permite el paso de varios modos. Tales fibras tienen una gran atenuación y muy poco ancho de banda (< 100 GHz km), con un fuerte ensanchamiento de pulsos y diferencias en el tiempo de transmisión. Se utilizan normalmente para aplicaciones de LAN (>300 m). Fibra de índice gradual (multimodo) Figura 3 Fibra de índice gradual En una fibra de índice gradual, el índice de refracción cambia gradualmente del núcleo al revestimiento. Tales fibras tienen pequeñas diferencias en el tiempo de transmisión y poco ensanchamiento de pulsos, poca atenuación y un ancho de banda < 1 GHz km. Se utilizan normalmente las fibras de 50/125 µm o 62,5/125 µm para distancias cortas (< 500 m). 10 Guía de bolsillo del equipo OTDR
11 Características Básicas de la Fibra Óptica Tipos de conectores Los conectores se utilizan para unir fibras. Además, deben garantizar una pérdida baja incluso después de un gran número de procedimientos de conexión y desconexión. La conexión debe provocar tan poca reflexión como sea posible. Por último, el conector debe ser económico y fácil de montar. Los materiales que se utilizan para los conectores son principalmente de cerámica, metales duros, algunas aleaciones y materiales sintéticos. Existen muchos tipos diferentes de conectores disponibles. En lo que respecta a la forma del extremo de la fibra, se distingue entre conectores cilíndricos, bicónicos y de acoplamiento de lentes. Normalmente, los conectores se clasifican dependiendo de cómo se monten las fibras en su interior: Contacto físico recto (PC) Los extremos de la fibra van presionados unos contra otros en el conector. No se deja ningún espacio de aire que provoque reflexiones. La pérdida de retorno es de db. Este es el conector más común para fibras monomodo (por ejemplo, conectores FC/PC, ST, SC/PC, DIN, HMS, E 2000). Contacto físico inclinado (en ángulo) (APC) En estos conectores los extremos de las fibras están inclinados. De nuevo, no se deja ningún espacio de aire. Esto proporciona una pérdida de retorno mínima (60-80 db). Estos conectores se utilizan para telecomunicaciones de alta velocidad y enlaces CATV (por ejemplo, conectores FC/APC, SC/APC, E 2000-HRL). Guía de bolsillo del equipo OTDR 11
12 Características Básicas de la Fibra Óptica Espacio de aire recto En el interior de estos conectores existe un pequeño espacio de aire entre los dos extremos de fibra. Su pérdida de retorno es inferior a 14 db y la reflexión es bastante mayor. Los conectores de espacio de aire recto, por ejemplo, los conectores ST, se utilizan para fibras multimodo. 12 Guía de bolsillo del equipo OTDR
13 2 Equipo para la Medición de Fibras En el mundo actual, la demanda de redes de fibra óptica está creciendo cada vez más deprisa. Las redes cada vez son mayores, más potentes y más fiables. Esto requiere más operadores, instaladores y contratistas de mantenimiento, a fin de suministrar información a través de las redes con más rapidez y precisión que antes. Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo El Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) es el instrumento más adecuado para la caracterización de fibras ópticas. Con un OTDR podrá evaluar las propiedades características de una única fibra o de un enlace completo. En particular, podrá detectar a simple vista pérdidas, fallos y las distancias entre sucesos. Los OTDR de Agilent Technologies comprueban la calidad de los enlaces de fibra óptica midiendo la retrodifusión. Las organizaciones de normalización, por ejemplo, la International Telecommunication Union (ITU, Unión de Telecomunicación Internacional), acepta las mediciones de retrodifusión como un método válido para analizar la atenuación de una fibra. La retrodifusión también es el único método de medición de fibra óptica que detecta empalmes en un enlace instalado. También puede utilizarse para medir la longitud óptica de una fibra. Así, el OTDR es una valiosa herramienta para aquellas personas que se dedican a fabricar, instalar o realizar el mantenimiento de fibras ópticas. El OTDR funciona buscando sucesos en una fibra, por ejemplo, irregularidades o empalmes. Esto hace que se trate de una herramienta de control de calidad inestimable para fabricantes, instaladores o personas que se dedican al mantenimiento de cables de fibra óptica. El OTDR localiza estas irregularidades en la fibra, mide la distancia y la atenuación entre ellas, la pérdida que generan y la homogeneidad de dicha atenuación. Agilent Technologies 13
14 Equipo para la Medición de Fibras Se trata de una herramienta especialmente valiosa para el campo. Puede utilizarla para comprobar periódicamente si el enlace cumple las especificaciones. Para documentar la calidad y almacenarla con el fin de realizar el mantenimiento, es necesario medir la longitud óptica, la pérdida total y las pérdidas de todos los empalmes y conectores (incluidas las pérdidas de retorno). Seguridad del láser Si mira directamente un haz de láser, su ojo podrá enfocar la luz sobre un punto muy pequeño de la retina. En función de la energía absorbida por la retina, el ojo puede resultar dañado temporal o permanentemente. Las longitudes de onda que se utilizan en los enlaces de comunicación actuales de fibra óptica son invisibles. Esto hace que incluso las potencias ópticas más pequeñas sean más dañinas que la luz visible más brillante. Puesto que no puede verlo, podría mirar directamente un haz de láser durante mucho más tiempo. Las organizaciones nacionales e internacionales definen estándares para utilizar de forma segura las fuentes de luz de fibra óptica. Todos los OTDR de Agilent cumplen los requisitos de seguridad de los estándares más habituales. En los Estados Unidos corresponde al 21 CFR, clase 1, y en Europa, al IEC 825, clase 3A. Los productos que cumplen estos estándares, se consideran seguros, excepto si se miran con una herramienta óptica (por ejemplo, un microscopio). Sin embargo, no debe mirar directamente a la salida o en el interior de un extremo de fibra siempre que esté encendido un láser. AVISO Apague el OTDR antes de comenzar a limpiar sus conectores o, al menos, inhabilite el láser. AVISO RADIACIÓN DE LÁSER INVISIBLE NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ NI UTILICE INSTRUMENTOS ÓPTICOS PARA VISUALIZARLO. PRODUCTO DE LÁSER CLASE 3A 14 Guía de bolsillo del equipo OTDR
15 3 Sucesos en las Fibras Un suceso en una fibra es cualquier causa que provoque das o reflexiones que no sean las dispersiones normales del propio material de la fibra. Esto abarca a todos los tipos de conexiones y a daños como pliegues, fisuras o roturas. Una traza del OTDR muestra gráficamente en la pantalla el resultado de una medición. El eje vertical es el eje de la potencia y el horizontal es el de la distancia. Esta sección muestra ejemplos de trazas típicas de los sucesos más comunes. Fibra única Una fibra única genera la siguiente traza. Puede verse el nivel de potencia ligeramente decreciente (atenuación) y las fuertes reflexiones al principio y final de la fibra: Easy-OTDR Reflexiones Atenuación Potencia relativa Distancia 5 db/div 300m/Div Figura 4 Fibra única Agilent Technologies 15
16 Sucesos en las Fibras Enlaces completos La traza de un enlace completo, por ejemplo, entre dos ciudades, puede parecerse a la siguiente. Además de la atenuación normal se ven los sucesos y el ruido después del extremo del enlace: Easy-OTDR Eventos 5 db/div Atenuación Ruido 4km/Div Figura 5 Enlace completo Comienzo de una fibra Si está utilizando un conector recto normal, el comienzo de una fibra muestra siempre una fuerte reflexión en el conector delantero: Easy-OTDR 3 db/div 100m/Div Figura 6 Comienzo de una fibra 16 Guía de bolsillo del equipo OTDR
17 Sucesos en las Fibras Extremo o rotura de fibra En la mayoría de los casos aparecerá una fuerte reflexión en el extremo de la fibra, antes de que la traza caiga al nivel de ruido: Easy-OTDR Reflexión Ruido 3 db/div 100 m/div Figura 7 Extremo de la fibra Si la fibra se interrumpe o se rompe, este fenómeno se denomina rotura. Las roturas son sucesos no reflectivos. La traza cae hasta el nivel de ruido: Easy-OTDR Ruido 0,5 db/div 200 m/div Figura 8 Rotura Guía de bolsillo del equipo OTDR 17
18 Sucesos en las Fibras Conector o empalme mecánico Los conectores de un enlace provocan tanto reflexiones como pérdidas: Easy-OTDR Reflexión Pérd. 3 db/div 100 m/div Figura 9 Conector Un empalme mecánico provoca una alteración similar a la de un conector. Normalmente tiene valores más bajos de pérdida y reflexión. 18 Guía de bolsillo del equipo OTDR
19 Sucesos en las Fibras Empalme de fusión Un empalme de fusión es un suceso no reflectivo; sólo puede detectarse una pérdida. Los empalmes de fusión actuales son tan buenos que pueden ser casi invisibles: Easy-OTDR Pérdida 0,5 db/div 200 m/div Figura 10 Empalme de fusión En el caso de un empalme defectuoso es posible ver alguna reflectancia. Algunos empalmes aparecen como ganadores, como si el nivel de potencia aumentase. Esto se debe a la existencia de coeficientes de retrodifusión diferentes en la fibra antes y después del empalme: Easy-OTDR Aumento de 0,5 db/div 200 m/div Figura 11 Un empalme como ganador Guía de bolsillo del equipo OTDR 19
20 Sucesos en las Fibras Si aparece un ganador en una medición tomada en una dirección, mida desde el otro extremo de la fibra. Verá una pérdida en este punto de la fibra. La diferencia entre el ganador y la pérdida (el "valor de pérdida promediado") muestra la pérdida real en este punto. Esta es la razón por la que se recomienda realizar una medición promedio entre las dos direcciones de la fibra. Pliegues y macropliegues Los pliegues en una fibra causan pérdidas, pero son sucesos no reflectivos: Easy-OTDR Pérdida 0,5 db/div 200m/Div Figura 12 Pliegue o macropliegue Para distinguir entre pliegues y empalmes, revise los registros de instalación y mantenimiento. En el caso de que existan macropliegues, la pérdida se encontrará en una ubicación desconocida; los empalmes se encuentran a una distancia documentada y conocida. Si realiza una medición a una longitud de onda superior, los macropliegues mostrarán una pérdida mayor. Por tanto, se recomienda realizar varias mediciones a distintas longitudes de onda, de manera que pueda distinguir entre pliegues y empalmes. 20 Guía de bolsillo del equipo OTDR
21 Sucesos en las Fibras Fisuras Una fisura hace referencia a una fibra parcialmente dañada que provoca reflexión y pérdidas: Reflexión Easy-OTDR Pérdida Traza de ruido 3 db/div 200 m/div Figura 13 Fisura La reflectancia y las pérdidas pueden cambiar cuando se mueve el cable. Cables de conexión Los cables de conexión se utilizan para conectar el OTDR a la fibra en prueba. La reflexión inicial no cubre el comienzo de la fibra. Esto permite examinar mejor el primer conector: Easy-OTDR Cable de conexión Fibra 2 db/div 20 m/div Figura 14 Cable de conexión corto Guía de bolsillo del equipo OTDR 21
22 Sucesos en las Fibras 22 Guía de bolsillo del equipo OTDR
23 4 Parámetros Importantes En esta sección se exponen las definiciones de los parámetros más importantes utilizados en la caracterización de fibras. Parámetros intrínsecos de la fibra Si necesita información más detallada acerca de una fibra determinada, pregunte en su centro distribuidor de fibras. Índice de refracción Un OTDR calcula las distancias a los sucesos midiendo el tiempo transcurrido entre la transmisión de la luz y la recepción de la reflexión. Este puede ser, por ejemplo, el flanco ascendente de la reflexión del conector del panel frontal o la reflexión de un conector. La distancia que aparezca y el tiempo medido están relacionados por el índice de refracción (a veces denominado índice de grupo). Esto significa que el cambio del índice de refracción provoca un cambio de la distancia calculada. Cómo mide un OTDR una distancia: 13 Pulso de luz Índice de refracción Reflexión km o millas Figura 15 Índice de refracción Agilent Technologies 23
24 Parámetros Importantes Definición del índice de refracción: índice de refracción = Distancia mostrada en el OTDR: (velocidad de la luz tiempo medido x en el vacío) distancia = índice de refracción El índice de refracción depende del material de fibra utilizado y de las necesidades estipuladas por el fabricante de la fibra o el cable. Es importante conocer el índice de refracción de la fibra que se va a medir. El error derivado de no conocer exactamente este valor suele ser mayor que cualquier imprecisión dentro del instrumento. Coeficiente de dispersión (velocidad de la luz en el vacío) (velocidad de un pulso de luz en una fibra) Un OTDR no sólo recibe señales de los sucesos, sino también de la propia fibra. Mientras la luz viaja por la fibra, es atenuada por la dispersión de Rayleigh. Esta es causada por pequeños cambios del índice de refracción del vidrio. Parte de la luz se dispersa directamente hacia atrás, al OTDR. Este efecto se denomina retrodifusión. El coeficiente de dispersión es una medida que sirve para conocer cuánta luz se dispersa hacia atrás en la fibra. Afecta al valor de la pérdida de retorno y a las mediciones de reflectancia. El coeficiente de dispersión se calcula como la relación entre la potencia (no energía) del pulso óptico en la salida del OTDR y la potencia de retrodifusión en el extremo próximo de la fibra. Esta relación se expresa en db y es inversamente proporcional al ancho del pulso, porque la potencia del pulso óptico es independiente del ancho del mismo. Un valor típico es de aproximadamente 50 db para un ancho de pulso de 1 µs, dependiendo de la longitud de onda y del tipo de fibra. 24 Guía de bolsillo del equipo OTDR
25 Parámetros Importantes Parámetros de medición Ancho de pulso Uno de los parámetros clave para obtener buenos resultados en la medición es el ancho del pulso de luz emitido en el interior de la fibra. Este determina la resolución de la distancia, que es muy importante para separar sucesos con claridad. Cuanto más corto sea el pulso, mejor será la resolución de la distancia. Sin embargo, un pulso corto significa que el alcance dinámico es menor y que la traza podría tener ruido. Si desea medir distancias largas, necesitará un alcance dinámico alto, de manera que el pulso debería ser largo. No obstante, los pulsos más largos calculan un promedio de la fibra sobre una sección más amplia, lo que implica una resolución inferior. Dependiendo del propósito específico de la medición, será necesaria un intercambio entre resolución alta y alcance dinámico alto. Así, elija un ancho de pulso corto si desea medir la pérdida de empalmes o conectores que estén muy juntos. Pero elija un ancho de pulso largo si desea detectar una rotura lejana. Ancho de pulso corto Alta resolución pero más ruido. Reduzca el ancho de pulso para acortar las zonas muertas y para separar con claridad sucesos próximos. Easy-OTDR 5 db/div 6 km/div Figura 16 Pulsos cortos para una mejor resolución Guía de bolsillo del equipo OTDR 25
26 Parámetros Importantes Ancho de pulso largo Alcance dinámico alto pero zonas muertas largas. Aumente el ancho de pulso para reducir el ruido y detectar sucesos lejanos. Easy-OTDR 5 db/div 6 km/div Figura 17 Pulsos largos para un amplio alcance dinámico Valores típicos 5 ns / 10 ns / 30 ns / 100 ns / 300 ns / 1 µs para enlaces cortos, y 100 ns / 300 ns / 1 µs / 3 µs / 10 µs para enlaces de fibra largos. 26 Guía de bolsillo del equipo OTDR
27 Parámetros Importantes Modo Optimizar Un OTDR normal realiza un intercambio entre resolución y ruido. Cuanto mejor sea la resolución, más ruido habrá. Esto se debe a que cualquier hardware tiene un ancho de banda limitado. Si el ancho de banda es estrecho, habrá menos ruido pero también una resolución muy pobre y un tiempo largo de recuperación después de una fuerte reflexión. Sin embargo, un ancho de banda amplio podrá seguir la señal recibida mucho más rápidamente, pero el circuito también producirá más ruido. Los OTDR de Agilent tienen tres opciones diferentes de receptor en cada módulo. Además del Modo Estándar, una de ellas tiene un ancho de banda más estrecho y está optimizada para tener el mejor Alcance dinámico. La otra tiene un ancho de banda más amplio para contar con una buena Resolución. Para seleccionar una opción elija el Modo Optimizar durante la configuración. Cuando se optimiza para un Alcance dinámico, el OTDR utiliza pulsos largos y la traza tiene mucho menos ruido. Así, podrá medir la fibra incluso desde grandes distancias. Pero debido al ancho de banda más estrecho, el receptor redondea los flancos más que cuando se realiza una optimización para obtener mejor Resolución. Además, también necesita más tiempo para recuperarse de las reflexiones del conector. Easy-OTDR Optimizado para alcance dinámico Optimizado para resolución 5 db/div 200 m/div Figura 18 Diferentes modos de optimizar Guía de bolsillo del equipo OTDR 27
28 Parámetros Importantes Duración de la medición Un OTDR mide un número determinado de puntos de muestreo (máx ). La duración de la medición determina dónde se distribuyen estos puntos de muestreo a lo largo de la fibra. Por consiguiente, se define tanto la distancia de una medición como la resolución de muestreo. Esta resolución es la distancia entre dos puntos de medición adyacentes. Los marcadores sólo pueden establecerse en puntos de muestreo. Para situar marcadores de manera más precisa, puede intentar variar la duración de la medición para generar puntos de muestreo más cerca de un suceso. La tabla siguiente muestra cómo se relaciona la distancia de puntos de muestreo y la duración de la medición: Duración de la medición hasta 1,2 km hasta 2,5 km hasta 5 km hasta 10 km hasta 20 km hasta 40 km hasta 80 km hasta 120 km hasta 160 km hasta 200 km hasta 240 km Resolución de muestreo 0,080 m 0,159 m 0,318 m 0,639 m 1,27 m 2,56 m 5,09 m 7,64 m 10,18 m 12,73 m 15,36 m 28 Guía de bolsillo del equipo OTDR
29 Parámetros Importantes Parámetros de rendimiento Alcance dinámico El alcance dinámico es una de las características más importantes de un OTDR. Especifica la pérdida de potencia máxima entre el comienzo de la retrodifusión y los picos de ruido. Si el dispositivo en pruebas tiene una pérdida superior, el extremo lejano desaparece en el ruido. Si tiene menos pérdida, el extremo aparece claramente sobre el ruido y se podrá detectar la rotura. Recuerde que una traza se ve afectada por la cercanía del nivel de ruido. Por ejemplo, es necesario que la traza esté al menos a 6 db por encima del ruido para medir un pliegue de 0,1 db y son necesarios aproximadamente 3 db para detectar una rotura. Esto se debe a que el alcance dinámico del OTDR deberá ser al menos entre 3 y 6 db superior a la pérdida total del sistema. Al igual que la zona muerta, el alcance dinámico depende de la configuración. Las principales influencias son el ancho de pulso, el modo de optimización y la longitud de onda. Por tanto, cualquier especificación de alcance dinámico deberá ir acompañada de las condiciones de configuración. El alcance dinámico puede expresarse respecto a los picos de ruido o respecto a la relación señal/ruido (SNR) = 1. Aquí es más apropiado el uso de picos de ruido. Si el alcance dinámico se expresa como SNR = 1, reste 2,2 db para calcular el alcance del pico. Easy-OTDR Alcance dinámico (pico) Alcance dinámico (SNR=1) ~ 2,2 db 5 db/div 6 km/div Figura 19 Alcance dinámico Guía de bolsillo del equipo OTDR 29
30 Parámetros Importantes Zona muerta de atenuación La zona muerta de atenuación es esa parte de una traza del OTDR donde una reflexión fuerte oculta los datos de medición. Esto ocurre así porque una señal fuerte satura el receptor y a éste le lleva más tiempo recuperarse. La zona muerta de atenuación describe la distancia desde el flanco posterior de un suceso reflectivo hasta que vuelve al nivel de retrodifusión de la fibra. Resulta sencillo determinar el punto donde comienza el flanco posterior, pero es difícil decir cuándo finaliza la recuperación. Por esto, muchas empresas sitúan un margen de +/ 0,5 db en torno a la retrodifusión después de la reflexión. La zona muerta finaliza en el punto donde la retrodifusión permanece dentro de la banda de tolerancia. Para detectar un pliegue o una rotura en la fibra, tendrá que examinar la retrodifusión. Es posible que los sucesos de la zona muerta no se detecten, ya que no es posible mostrar la retrodifusión. El tamaño de la zona muerta de atenuación depende en gran medida de la configuración del instrumento. Easy-OTDR +/ 0,5 db Zona muerta de atenuación 0,5 db/div 1 km/div Figura 20 Zona muerta de atenuación 30 Guía de bolsillo del equipo OTDR
CWS2016C01 MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR ÓPTICO DE DIECISEIS CANALES PARA CWDM. Versión 1.0. Albalá Ingenieros, S.A. Medea, 4-28037 Madrid - España
CWS2016C01 MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR ÓPTICO DE DIECISEIS CANALES PARA CWDM Versión 1.0 Albalá Ingenieros, S.A. 01 Julio 2014 - Albalá Ingenieros S.A. - Todos los derechos reservados Medea, 4-28037 Madrid

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución