Source: http://docplayer.hu/1055338-Kap-tran-kapacitiv-villamos-nyomaskulonbseg-tavadok.html
Timestamp: 2016-12-09 03:58:00+00:00

Document:
⭐KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK
Download "KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK"
1 MÛSZERKÖNYV KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK Típusszám: Gyártási szám: Gyártás kelte: 2001december 18. A mûszerkönyvön és a terméken levô gyártási számnak azonosnak kell lenni! 12 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. MÛSZAKI LEÍRÁS MÛSZAKI ADATOK JÁRULÉKOS HIBÁK SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS FELSZERELÉS ÜZEMBEHELYEZÉS ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA, HITELESSÉG BEÁLLÍTÁS, STATIKUS JELLEGGÖRBE ELLENÕRZÉSE ALKATRÉSZEK CSERÉJE TARTALÉK ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE JAVÍTÁS sz. melléklet: Hármas és ötös szelepcsoportok3 3 ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. Gyújtószikramentes mérõkörök kábelkiválasztása 2. Normál mérõkör (kétvezetékes) 3. Gyújtószikramentes mérõkör (EEx ia IIC T5) 4. Gyújtószikramentes mérõkör (EEx ib IIC T5) 5. Elvi mûködési vázlat 6. Mérõcella felépítése 7. Normál tokozású távadók 8. EEx de tokozású távadók résméretezett rajza 9. Mérõvezetékek elhelyezése, a, b, c ábrák 10. Folyadék és gõz mérése 11. Kétvezetékes rendszer mérési elrendezés 12. Nullázás 13. Méréstartomány átállításának menete 14. Linearitás beállítása 15. Zajfeszültség különbözõ kapcsolások esetén a, b, c, d ábrák 16. Erõsítõ kártya beültetési rajza 17. Kalibráló kártya beültetési rajza 18. Nyomáskülönbség távadók körvonalméretei 19. "S" kivitelû távadók körvonalméretei 34 4 1. MÛSZAKI LEÍRÁS 1.1. Rendeltetés és alkalmazási terület A KAPACITÍV villamos nyomáskülönbség távadók alkalmasak különbözõ mérõ- és szabályozási körökben különbözõ statikus nyomások mellett nyomáskülönbség mérésére és az azzal arányos szabványos villamos egyenáramú jelek továbbítására. A távadók felhasználhatók folyadékok, gázok, gõzök olyan fizikai jellemzõinek méréseire, amelyek visszavezethetõk a nyomáskülönbség változásra. Nyomáskülönbség távadók alkalmazhatók például: mennyiségmérésre, szintérzékelésre, figyelembe véve a mûszaki adatokban rögzített feltételeket. A mérendõ közeggel érintkezõ fém alkatrészek anyaga nem rozsdásodó, saválló acél (KO 36, X12 CrNi 177), a felhasznált tömítõgyûrûk anyaga TEFLON, VITON, BUNA N, EPDM. Agresszív közegek mérése esetén a közeggel érintkezõ alkatrészek anyagminõségébõl adódó korlátozások az irányadók. Ha az anyag minõsége nem elégíti ki a szükséges követelményeket, az érzékelõt és a közeget célszerû nyomásközlõvel (MMG 2340-es típus) elválasztani. Nyomásközlõket ajánlatos alkalmazni akkor is, ha a mérendõ közeg hõmérséklete magas, illetve alacsony, valamint erõsen viszkózus és könnyen dermedõ folyadékok esetén is. A távadókhoz ötös, illetve hármas szelepcsoport csatlakoztatható. A távadók tokozása megvédi az elektronikus és mechanikus egységeket a különbözõ légköri és mechanikus behatásoktól Kivitelek A nyomáskülönbség távadók (továbbiakban távadók) kétféle tokozással készülnek. a kivitelûek tokozása normál kivitelû normál és gyújtószikramentes védelmi módú kivitelûekhez. A tokozás IP 65-ös védettségû, az MSZ IEC 529:1990, MSZ EN 50014, MSZ EN szerinti követelményeket elégíti ki. b kivitelûek nyomásálló tokozással készülnek, az MSZ EN 50018:1992 szerint A távadó lehet a kimenõjel rendszere szerint: kétvezetékes Kimenõjel szerint: ma kétvezetékes, 4 20 ma egyenáram 1.3. A kialakítható mérõkörök elrendezései A kialakítható mérõkörök védelmi módja a mérõkört alkotó készülékektõl függ. A létesítési hely veszélyessége szerint a következõ mérõköröket lehet alkalmazni: 45 5 Mérõkör Védelmi mód védettség Tokozás kivitel Helyiség v. tér villamos besorolása* 1 Normál - IP 65 normál A - 5, B Gyújtószikramentes Gyújtószikramentes EEx ia IIC T5 IP 65 normál A - 1, B - 1 EEx ib IIC T5 IP 65 normál A Nyomásálló EEx de IIB T6 IP 65 nyomásálló A -1, B - 1 * Az MSZ 1600/8:1977 lap szerint. Megjegyzés Tápfeszültség (max) V 1% DC 17 V 2% DC 26 V 1% DC V 1% DC A felhasználó a távadókat a táblázatban megadott feszültségértékektõl eltérõ feszültségen is mûködtetheti a specifikációs adatoknak megfelelõen. Megjegyzés A védelmi módok megfelelnek az MSZ EN 50014:1992 és az MSZ 1600/1... 8:1977. lap elõírásainak. A készülékek csak robbanásveszélymentes környezetben kerülhetnek elhelyezésre. A mérõköröknél a gyújtószikramentes áramkör mentén egyenpotenciálra hozó rendszert kell kialakítani.. Zener-gátról történô táplálás esetén az áramkör "ib" osztályú. A megengedett maximális adatok a következôk: U 28 V; I 93 ma; P 0,65 W A táplálást tranziens protektoron keresztül kell megvalósítani. A kiszolgáló egységnek olyannak kell lennie, hogy zárlati árama max. 70 ma, üresjárati feszültsége max. 28 V, és kimenõ teljesítménye max. 490 mw legyen, védelmi jele: EEx ia II C. 56 távadó 5. Gyújtószikramentes mérõkörök kábelkiválasztása 1 - kiszolgáló egység 2 - kábel 1. ábra - Gyújtószikramentes mérõkörök kábelkiválasztása A gyújtószikramentes mérõkörök elemeinek megválasztásánál az alábbiakat kell betartani: L i L 2 + L 3 illetve C i C 2 + C 3 Ahol L i = a mérõkör elemeinek induktivitása és C i = a mérõkör elemeinek kapacitása. A kábel megválasztásánál vegye figyelembe annak induktivitási és kapacitási értékeit Ajánlott mérõkörök 1. Kétcsatornás tápegység 2 x 24 V; 2. Távadó tokozása IP 65 védettségû 3. Jelfeldolgozás 4. Robbanásveszélymentes tér 5. I. csatorna 6. II. csatorna 2. ábra - Normál mérõkör (kétvezetékes, Rb. védelem nincs) 1. Kiszolgáló egység *** [Ex ia II C] 2. Távadó tokozása IP 65 védettségû 3. Jelfeldolgozás 4. Robbanásveszélyes tér Földelhetõ 3. ábra - Gyújtószikramentes mérõkör EEx ia IIC T5 67 7 1. Kétcsatornás tápegység 2 x 24 V; 2. Távadó tokozása IP 65 védettségû 3. Jelfeldolgozás 4. Zenergát 5. I. csatorna 6. II. csatorna 7. Robbanásveszélyes tér Földelhetõ 4. ábra - Gyújtószikramentes mérõkör EEx ib IIC T Mûködés A kapacitív nyomáskülönbség érzékelõ elvi mûködését az 5. ábra szemlélteti. 5. ábra - Elvi mûködési vázla A villamos mérõátalakító mérõeleme az érzékelõ cella, a 6. ábra szerinti felépítésben. 1 Bekötõ vezeték 2 Kondenzátor lemez 3 Mérõmembrán 4 Szigetelés 5 Szilikonolaj 6 Záróhegesztés 7 Elválasztó membrán 6. ábra - Mérõcella felépítése 78 8 Ez a mérõcella differenciál kondenzátor elven mûködik. A (3) mérõmembrán kitérésekor - az ennek megfelelõ kapacitás különbség a kétvezetékes rendszerben - a kapacitás változással arányos ma-es egyenáramú jellé alakul. Ez a rendszer a következõkön alapul: I. DP K C 1 C 2 C1 C2 Ahol: DP = a mérendõ nyomáskülönbség (+p és -p) K = állandó C 1 = a nagynyomású oldal és a mérõmembrán közötti kapacitás C 2 = a kisnyomású oldal és a mérõmembrán közötti kapacitás II. I f U C C Ahol: III. Ahol: kül cs 1 2 I kül = különbségi áram C 1 és C 2 mellett U cs = az oszcillátor feszültsége (csúcstól csúcsig) f = az oszcillátor frekvenciája Ia f Ucs C1 C2 I a = tápáram stabil tápegységrõl biztosítva Az I, II, III. egyenletek összevonásával a következõ kifejezést kapjuk: C1 C2 DP K Ikül Ia C1 C Mérõcella Demodulátor A rendszer +p nyomása a baloldali (7) elválasztó membránra jut, míg -p nyomás a jobboldali (7) elválasztó membránra hat. Az (5) szilikonolaj közvetítésével mindkét nyomás a (3) mérõmembránra hat. A mérõmembrán (3) a két nyomás különbségével arányos elmozdulást végez a -p nyomás irányába. A mérõmembrán a differenciál kondenzátor mindkét felének közös elektródája. A mérõmembrán helyzete a két rögzített kondenzátor lemezzel, villamos módszerrel határozható meg. A mérõmembrán és a két rögzített kondenzátor lemez közötti kapacitás ~150 pf. A differenciál kondenzátor gerjesztése 30 V (csúcstól csúcsig) kb. 32 khz frekvenciájú oszcillátorral történik. A jel detektálását a beépített demodulátor végzi el. A demodulátor egy D1-D8-as diódából álló hidat tartalmaz, amely a váltakozóáramú jelet egyenirányítja (5. ábra). Az 1-12 és 3-10 tekercsek menetein átfolyó egyenáramok összeadódnak - és az IC1 integrált áramkört tápláló oszcillátoron keresztül állandó értéket vesznek fel. A 2-11 tekercseken átfolyó egyenáram egyenesen arányos a nyomással, azaz: I f U C C kül cs 1 2 A diódahíd és a hõmérséklet kompenzálást végzõ termisztor a mérõcellában került elhelyezésre. A termisztor mûködését az elektronikus részegység házában elhelyezett R4 és R5 ellenállások szabályozzák. 89 A linearitás szabályozása A linearitást az R20 és R23-as ellenállásokból, a C3 kondenzátorból, a D9 és D10 diódákból álló áramkör segítségével lehet szabályozni. A mérõcella árama az oszcillátor szabályozó áramkörének bemenetére kerül. Ezáltal az oszcillátoron levõ feszültség megnövekszik a nyomásfüggõ elsõ fokú kapacitív nonlinearitás kompenzálására Oszcillátor Az oszcillátor a TR1, T1, C19, C20, R29 és R27 alkatrészekbõl áll. Frekvenciáját a differenciál kondenzátor (mérõcella) kapacitása és a tekercsek induktivitása határozza meg. A differenciál kondenzátor kapacitása változó, ezért a frekvencia is változik. A névleges frekvencia 32 khz. Az IC1 a visszacsatoló körben van és az oszcillátor feszültségét a következõk szerint szabályozza: I f C a 1 C Feszültség szabályozó A D11 Zener dióda, a T2 tranzisztor, az R15 és R16 ellenállások szolgálnak a referencia feszültség létrehozására és a 6,4 V egyenfeszültség, valamint az oszcillátor és az IC1, IC2 és IC3 integrált áramkörök 7 V egyenfeszültséggel való megtáplálására. A mérési tartomány kezdõpontjának szabályozása A P1 potenciométer és az R36 ellenállás szolgálnak a mérés kezdõpontjának (nulla) szabályozására. Ezek külön szabályozó áramot adnak, amely hozzáadódik a mérõcella áramához. Az R20 és R21 ellenállásokat elõtétként bekapcsolhatjuk az SW1 kapcsolóval. Ennek hatására megváltozik a mérõcellából jövõ áram, ezzel eltolódik a mérés kezdõpontja és szabályozási tartománya. Ez arra ad lehetõséget, hogy nagyobb mértékben eltolhassuk negatív vagy pozitív irányba a mérési tartomány kezdõpontját. A méréstartomány szabályozása P2 potenciométerrel végezhetõ el. Ez határozza meg a leolvasott és az IC3 kimeneti erõsítõhöz visszatérõ hurokáramot Áramszabályozás A kimeneti erõsítõ az IC3, T3, T4 alkatrészekbõl és a hozzátartozó részekbõl áll. Az integrált áramkörök alapfeszültsége az R10 és R13-hoz csatlakozó vezetékeken mérhetõ - ezekre vonatkoztatva van meghatározva. Az áram szabályozása a kimeneti erõsítõ segítségével úgy történik, hogy a vezetékek vizsgálatakor az R34 alkatrész jel-visszacsatolást végez. A visszacsatolt jel egyenlõ a nullpont áramának és a mérõcella váltakozóáramának összegével Áramkorlátozás Az áramkorlátozás az R18 és T2 alkatrészek segítségével valósítható meg. Ezek akadályozzák meg, hogy a kimeneti jel 30 ma fölé emelkedjék, ami túlnyomás esetén elõfordulhat. A helytelen polaritású kapcsolás elleni védelem A D13 dióda védi az elektronikus egységet a helytelen polaritású kapcsolástól Felépítés (7, 8. ábra) A távadók cellából (3), elektronikából, házból (2) és fedelekbõl (1), felfogó elemekbõl és szelepcsoportokból állnak az igényeknek megfelelõen összeszerelve. A cella öá. tartalmazza a 910 10 mérõcellát és menetes összekötõ csõvel csatlakozik a házhoz. A ház és fedél prec. öntött alumínium ötvözetbõl készül Cella Ez az egység tartalmazza az 6. ábra szerinti mérõcellát, a cellafedeleket (7. és 8. ábra), csatlakozókat és a mérõcellához tartozó kompenzáló kártyát. A mérõcellákat a Rosemount cég szállítja a "Mérôcella adattáblázat" szerint. A mérõcella anyaga követelményektõl függõen lehet: a. Rozsdamentes 316 SS.DIN b. Hastelloy C c. Monel A töltõfolyadék lehet: a. Szilikonolaj (A hidegálló típusnál csak ez.) b. Fluorolub olaj (Oxigén mérésére) A mérõcellákat rozsdamentes 316 SS anyagból készülnek és szilikonolajjal vannak feltöltve, ettõl eltérõ kivitel esetén a rendelést külön jelezni kell. A távadóknál, celláknál felhasznált tömítõgyûrûk anyaga: Fluoroelastomer (Viton) Teflon BUNA N, EPDM (etilén/propilén) (A hidegálló típusoknál.) A cella a házhoz menetes csatlakozó csõvel csatlakozik, a házba való becsavarás után rögzítõ anyával és ragasztással biztosítják. A cella fedelek tömítése: 88 x 3. A technológiai közeg csatlakoztatása a cellához: 1/4-18 NPT menettel a karimában 1/2-14 NPT a csatlakozóhoz (cellafedélen) Tokozás A távadók kétféle tokozással készülnek: a. Normál tokozás 7. ábra b. Nyomásálló 8. ábra Normál tokozás Nyomásálló tokozású távadók EEx de 308B-as típusok (8. ábra) A tokozás résméreteit, a robbanás elleni védelmet és egyéb jellemzõit a pont tartalmazza. Szereléskor csak a körvonalrajz szerinti fedelet (1) szabad megbontani a fedélrögzítõ eltávolítása után. A fedélrögzítõ (7) M5-ös belsõ kulcsnyílású csavar bontása után eltávolítható, majd a jelvezeték bekötése után vissza kell szerelni. A külsõ földvezeték rögzítésére a (9) földelõ csavar 1011 11 szolgál. A földelõ vezeték csatlakoztatása kábelsaruval történik. A kábelsarut az alátét és a rögzítõ közé szerelik, elfordítás ellen a rögzítõvel biztosítják, melyet rugós alátéttel szorítanak le. A távadót a mérõkörbõl kiszerelni, a csatlakozást megbontani csak feszültségmentes állapotban szabad. (Az erre vonatkozó utasítás az adattáblán olvasható!) Elektronikus egység Az elektronikus egység (8) egymásba dugaszolható kártyákból áll. Elvi mûködését az 5. ábra alapján az 1.5. pont tárgyalja a 7. és 8. ábra felhasználásával. Az elektronikus egység az alábbiakat tartalmazza: 1. Erõsítõ kártya 18. ábra 2. Kalibráló kártya 19. ábra 3. Kompenzáló kártya 4. Csatlakozó kártya Az elektronika alkalmas ma, kimenõjelû távadókba való beépítésre. 1112 12 7. ábra - Normál tokozású távadók típus: 39 1213 13 A felület minõsége az EEx de felületeken min. Ra. 8. ábra - EEx de tokozású távadók résméretezett rajza típus: 38 1314 14 2. MÛSZAKI ADATOK 2.1. Típusszámok / X Tokozás kivitele Környezeti hômérséklettartomány ( C) Pontossági osztály 8 Nyomásálló EEx de 9 Normál Gyújtószikramentes EEx ia IIC T5 **** ,25 * ,5 Mérôcella (mbar) Beállított mérési tartomány (mbar) Statikus nyomás (bar) Statikus nyomás (bar) *** ,25 / / / / ** ,2 / 7 bar ,5 / 21 bar / 70 bar max 7 bar statikus nyomáson használható a távadó csak 0,5 osztálypontosságú 320 bar statikus nyomású távadó csak tól mbar mérési tartományban készül Rosemount cella jelzõszám CESI jóváhagyással rendelkezõ típus, csak C környezeti hômérséklettartományra 1415 15 Megjegyzések: X Különleges kivitel értelmezése: K - R5 sortól eltérõ eltolt méréstartományú, más mértékegységre hitelesített távadó S - Atomerõmûvi kivitel G - Gyökös kimenetû távadók (lásd 2. sz. mellékletet) Ha a 39 -es erõmûvi típusnál a típusszám után "S" betû kerül, különleges speciális atomerõmûvi kivitelû a távadó. A 38 -es és 39 -as sorozatú távadók ún. "hideg" típusok szélsõséges idõjárási viszonyok között ajánlott kivitel. Ezeknél a típusoknál az alábbi eltérések vannak: 2.2. Névleges adatok a. Hõmérséklet hatására -40 C C között a járulékos hiba másfélszeres. b. Megnõ a csillapítás -30 C alatt. Mérési tartományok (bemenõjel) Statikus nyomások Túlterhelhetõség Kimenõjel tartomány Tápfeszültség Villamos terhelhetõség mbar-tól mbar-ig R5-ös sor szerint 7; 140; 320bar az adott statikus nyomáshatárig (mindkét oldalról) ma egyenáram V egyenfeszültség R ohm U t 14 V L Imax A ahol: U t = tápfeszültség I max = bemenõjel max. értéke Cella térfogat: kisebb, mint 0,15 cm 3 Felbontóképesség folyamatos Osztálypontosságok táblázat szerint Érzéketlenségi sáv 0,05% Nullázhatóság Bemenõ-kimenõjel összefüggése Környezeti hőmérséklet: 0,3 x oszt. pontosság lineáris -20 C +60 C Közeghőmérséklet tartománya: -40 C +100 C Védettség IP 65 MSZ IEC 529 Védelmi mód: EEx de IIB T6 T Közeg max 75 C EEx de IIB T5 T Közeg max 90 C EEx de IIB T4 T Közeg max 100 C 1516 16 Érintésvédelmi osztály III. (MSZ 171-1:1984 szerint) Villamos szilárdság Elektronikus egység 500 V eff, 50 Hz Mérõcella 100 V eff, 50 Hz Összeszerelt állapotban 100 V eff, 50 Hz Szigetelési ellenállás 100 Mohm / 100 V egyenfeszültséggel mérve Rázásállóság Hz, 0,5 g Szerelési helyzet függõleges 5 Körvonalméretek, csatlakozások, felerõsítés körvonalrajz szerint Tömeg kb. 5,5 kg 2.3. Referencia feltételek Tápfeszültség 26 V 1% egyenfesz. Terhelés 100 ohm (normál ellenállás) Környezeti hõmérséklet 20 2 C Mérés közben megengedhetõ hõm. vált. 1 C Felszerelési helyzet függõleges 2 Rezgésmentesség Külsõ mágnestér (kivétel a Föld mágn. tere) nem mérhetõ érték 3. JÁRULÉKOS HIBÁK Tápfeszültség függõség Villamos terhelés függõség Környezeti és közeg hõmérséklet változás hatása: Mérõcella 0,1% / teljes tartományra 0,1%/0...R L max a.) ,25 / 15 mbar 0,5% / 10 C b.) / 75 mbar / 370 mbar 0,4% / 10 C c.) / 1860 mbar ,2 / 7 bar 0,2% / 10 C d.) ,5 / 21 mbar / 70 bar 0,2% / 10 C Hõmérséklet változás hatása a beállítható minimális mérési tartományoknál: Mérõcella a.) ,25 / 15 mbar 1,2% / 10 C b.) / 75 mbar / 370 mbar / 1860 mbar 0,6% / 10 C ,2 / 7 bar ,5 / 21 bar / 70 bar A villamos szilárdság vizsgálata megszerelt távadónál 100 Veff 50 Hz szinuszos jellel megengedett. Statikus nyomásfüggõség: kétoldalú 1617 17 Mérõcella a.) ,25 / 15 mbar 17 0,3% / 7 bar /nullpontra 0,18% /meredekségre b.) / 75 mbar 0,5% / 140 bar /nullapontra / 370 mbar -1,6% /meredekségre c.) / 1860 mbar 0,25% / 140 bar /nullpontra -1,25% /meredekségre d.) ,2 / 7 mbar ,5 / 21 bar 0,5% / 140 bar /nullpontra / 70 bar -1,75% /meredekségre P s = 320 bar statikus nyomású (nagynyomású kivitelûek) mérõcellák statikus nyomásfüggõsége: Mérõcella / 370 mbar / 1860 mbar nullpontra, végértékre vonatkozt. 2% (nullázható) ,2 / 7 bar meredekségre: 0,25% (70 bar-onként) ,5 / 21 bar A statikus nyomásvált. hatása egyoldalú nullázható! Szerelési helyzetváltozás 0,2% / 10 nullázható Rezgések a Hz között max. 3 g 0,05% / g 0,05% / g Mérési tartományra vonatkoztatva b Hz között max. 5 g Külsõ mágneses tér hatása (400 A/m): nem mérhetõ érték 3.1. Egyéb jellemzõk Méréstartomány és beállítása A mérési tartomány kívülrõl folyamatosan a névleges méréstartomány 1/6-ra szûkíthetõ. A negatív mérési tartomány azonos nagyságú a névleges (pozitív) méréstartománnyal. Nullponteltolás, nullpontállítás A nullpont állítása folyamatosan végezhetõ el. A nullpont eltolása az erõsítõ kártyán végezhetõ el a jumper áthelyezésével: - Sz irányba (Supress zero) -negatív irányba tolható el, + Ez irányba (Elevate zero) - pozitív irányba tolható el. A jumper középállása az alaphelyzet, ekkor a zero semmilyen irányba nincs eltolva. Nullponteltolás: pozitív irányban a mérési tartomány 83,4%-a negatív irányban a mérési tartomány 100%-a. A hõmérséklet és a statikus nyomásváltozás okozta járulékos hibák a méréstartomány leosztásával arányosan növekednek, a beállítható minimális mérési tartományra megadott értékekig. 4. SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS A távadókat a gyártó speciálisan kialakított szállító ládákban szállítja. A csomagolás biztosítja, hogy max. 2 g ütés, illetve rázás nem okoz károsodást a mûszerekben. A csomagolás védelmet biztosít18 18 a szállítás közben fellépõ esetleges nedvesség és csapadék ellen. A szállítás közben gondoskodni kell arról, hogy a környezeti hõmérséklet ne lépje túl a C-os hõmérséklettartományt. A távadók raktározását célszerû a csomagoláson feltüntetett jelek figyelembevételével elvégezni. A zárt helyiség hõmérséklettartománya C lehet, %-os relatív páratartalom mellett. A helyiség levegõje nem tartalmazhat agresszív gõzöket és gázokat. 5. FELSZERELÉS A távadók felszerelése elõtt a gyártmányt a helyszínen ki kell csomagolni. Meg kell vizsgálni, hogy a szállítás, raktározás alatt nem érte-e károsodás a készüléket. A meglevõ mûbizonylatok és szerelési utasítások alapján az alábbiakat kell ellenõrizni: 5.1. Felszerelés A távadó típusa, névleges adatai megfelelnek-e az adott mérõkörhöz. Tokozások EEx lezárók, plombálások. Kábeltömítések, bekötõcsavarok, földelõ csavarok meglétét. Gyújtószikramentes kivitel esetén a színjelzés meglétét. (Világoskék színû tömszelence) A külön rendelt szelepcsoport meglétét. Tartozékok, szerszámok meglétét. (10.3 fejezet) A távadó felszerelése elõtt szükséges szemrevételezni a felszerelés helyét, módját. A távadót a körvonalrajz szerinti helyzetbe kell felszerelni függõleges csatlakozó csonkokkal, vízszintes házzal. A távadó kialakítása lehetõvé teszi a készülék vízszintes vagy függõleges csõre történõ felszerelését, figyelembe véve a körvonalrajzon levõ méreteket. A felszerelésnek olyannak kell lennie, hogy a távadó üzemszerû mûködése biztosított legyen Csatlakozó csõvezeték kialakítása A vezetékeket -amelyeken a mérendõ nyomást vezetik- a kivételi helytõl a távadóig megfelelõ lejtéssel kell kialakítani, ha erre nincs mód, kondenz edényeket, lefúvató csöveket kell közéjük iktatni. A vezetékekben nem lehet éles törés, illetve a csatlakozásokat nem szabad mechanikailag terhelni. A mérendõ nyomások távadóba történõ bevezetése elõtt elzáró szelepeket kell beiktatni. A távadónak a mérõvezetékhez viszonyított helyzete függ a mérni kívánt közegtõl (9. a, b, c. ábra). Ezért az optimális felszerelés céljából célszerû a következõket betartani: Agresszív vagy forró közegnek nem szabad a mérõátalakítóval érintkeznie. A mérõvezetékeket úgy kell összeszerelni, hogy ne keletkezzék bennük lerakódás. Folyékony közeg alkalmazásakor a folyadék mindkét mérõvezetékben azonos szinten legyen. Folyadékmennyiség mérése A mérõvezetékek a lehetõ legrövidebbek legyenek. Kerülni kell a hõmérséklet változásokat. Folyadékmennyiségek mérésekor a távadót egy szinten kell elhelyezni a nyomáskivételi hellyel, vagy az alatt, hogy az esetlegesen keletkezõ gáz visszatérhessen a rendszerbe. A mérõvezetékeket emelkedéssel kell a nyomáskivételi helyhez illeszteni. Gázmennyiség mérése Gázmennyiség mérésekor a távadót azonos szinten kell elhelyezni a nyomáskivételi hellyel, vagy e felett, hogy az esetlegesen keletkezõ kondenzátum lefolyhasson a technológiai vezetékbe. A mérõvezetékeket lejtéssel kell a távadótól a megcsapolásokhoz illeszteni. Olyan távadóknál, ahol 1819 19 oldalt helyezkedik el a leeresztõ szelep, ez utóbbi az esetleges kondenzátum leeresztésére szolgál, így szükség esetén a távadót 180 o -kal el lehet fordítani. Gõzmennyiség mérése Gõzmennyiség mérésekor a távadót a nyomáskivételi helyek alatt kell elhelyezni, hogy a mérõvezetékekben legyen a kondenzátum. A nyomáskivételi helyen a bekötések a vízgõz oldalon legyenek kiképezve. A mérõvezetékek legyenek mindig vízzel feltöltve, hogy ne kerüljön gõz közvetlenül a mérõcellába. Kondenzvízgyûjtõ edényeket nem kell alkalmazni! A vezetéket emelkedéssel kell a nyomás kivételi helyhez illeszteni. Vigyázat! Gõzök vagy más forró közegek mérésekor a távadó hõmérséklet elõírásait nem szabad túllépni. A rendszer és a távadó közötti mérõvezetékeknek közvetíteniük kell a nyomást a mérési ponttól a távadóig. Ezen a szakaszon a következõ hibák léphetnek fel: Tömítetlenség a mérõvezetékekben vagy csatlakozó vezetékekben. Súrlódási veszteség megnõ. Folyadék a gázvezetékben (alaphiba). Gázbuborék a folyadék vezetékben (alaphiba). Hõmérséklet változás által okozott tömítés változás a két mérõvezetékben (alaphiba). a; Folyadékmennyiség mérése b; Gázmennyiség mérése 1920 20 1. Légtelenítõ szelep 2. 3 útú szelep 3. Záró szelep 4. Nagynyomású zárószelep 5. Hûtõszakasz H High = Nagynyomású oldal L Low = Kisnyomású oldal c; Gõzmennyiség mérérse 5.5. Villamos csatlakozás (7., 8. ábra) 9. a; b; c. ábra - Mérõvezetékek elhelyezése A távadó csatlakozását a védelmi mód, a távadó típusa határozza meg. A kimenõ jel rendszertõl függõen kétvezetékesként lehet a távadókat bekötni. A bekötés módja a kapocslapon elhelyezett adattábla jelölése szerint történik. A távadók kábelbevezetését egységesen Pm 13,5-ös, fokozott biztonságú védelmi módú tömszelence biztosítja, amely lehetõséget ad max. 4 x 1,5 mm 2 -es kábel bekötésére. Ellenõrizze a tömítõ gumigyûrû és a szorító gyûrûk meglétét! Bekötés elvégzése: A távadó villamos bekötése elõtt a villamos kapcsok oldalán a fedelet (1) el kell távolítani. Normál védelmi módú távadók esetén ez a fedél kicsavarásával elvégezhetõ. Gyújtószikramentes és EEx de védelmi módú távadók esetén a felhasználó által engedélyezett kapocsoldali fedélrögzítõt (7) el kell távolítani, majd a fedelet kicsavarni. Kétvezetékes ( ma-es) kivitelû távadó esetén a villamos átvezetõ "SIGNAL" feliratú csatlakozóihoz a jelvezetéket kell polaritáshelyesen csatlakoztatni. A TEST feliratú részen a + és a - csatlakozókhoz az ellenõrzõ mûszer csatlakoztatható. A villamos vezetékek bekötése után az (1)-es fedelet vissza kell csavarni EEx de és gyújtószikramentes kivitelûeknél a fedélrögzítõt az M5 belsõ kulcsnyílású csavarral rögzíteni kell. Gyújtószikramentes és EEx de védelmi módú távadókat csak feszültségmentes állapotban szabad bekötni. (Lásd a mûszer adattábláján lévõ figyelmeztetõ feliratot!) A távadók robbanásveszélyes övezetben való üzemelésének feltételeit a mérõkörök kialakítását az 1.3. és 1.4. pontok tárgyalják. Javasolt kábeltípus: 4 x 1,5 mm 2 (acélszalag páncélozású kábel a mûszer mûködési hõmérséklettartományának megfelelõen) A mérõkörök kiépítésénél be kell tartani az MSz 1600/8:1977 és az MSz EN 50014:1992, és MSz EN 50018:1992, MSZ EN vonatkozó elõírásait. A szerelés befejezése után ellenõrizni kell a bekötéseket, nyomáscsatlakozókat, mechanikus rögzítéseket. 6. ÜZEMBEHELYEZÉS Üzembehelyezés elõtt ellenõrizni kell a mérõkör kialakítását, a villamos bekötések helyességét, a csatlakozások szakszerûségét és megbízhatóságát. 2021 21 Az üzembehelyezéskor az adott mérõkör kialakítása, a távadó csövezése attól függ, hogy milyen közeget akarunk mérni. Az üzembehelyezést folyadék és gõz esetén a következõ 10. ábra szerinti elrendezést figyelembe véve kell elvégezni. Jelölések: 1. Távadó 2. Kiegyenlítõ szelep 3. Mérendõ nyomás szelepe 4. Lefúvató szelep 5. Elzáró szelep 6. Mérõperem 7. Leeresztõ szelep 10. ábra - Folyadék és gõz mérése A tömszelence, illetve a zárócsavar egymással felcserélhetô a szükség szerinti kábel elrendezés érdekében. A rendszerben valamennyi elzáró szelepnek zárva kell lennie, a 7 légtelenítõ szelepnek nyitva. A következõ sorrendben kell nyitni a szelepeket: 2 kiegyenlítõ szelepeket 5 elzárószelepet 3 mérendõ nyomás szelepeit 4 lefúvató szelepeket A levegõ kiáramlás megszûnése után le kell zárni a 4 és 8-as szelepeket a negatív (-) ágban levõ 3 szelepet. A mûszer nullázása után a negatív ágban levõ 3 szelepet óvatosan nyitni kell, a 2 kiegyenlítõ szelepet zárni. A nullázást a távadó házának oldalán elhelyezett zárócsavar kicsavarása, illetve robbanásbiztos kivitelûnél a reteszelés kioldása után lehet elvégezni, ügyelve a mûszaki leírás fejezetében leírtakra. A szelepeket lassan, folyamatosan kell nyitni, illetve zárni. A távadó üzembe helyezésekor vagy mérõkörbõl való kiszerelésekor a mûveletet a kiegyenlítõ szelep nyitásával kell kezdeni. 7. ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA, HITELESSÉG A távadókat a gyártás során hitelesítik, így az elsõ üzembe helyezéskor legfeljebb csak nullázni kell az elõbbiek szerint. Ha késõbb a gyári beállítás észrevehetõen megváltozik, illetve javítás vagy alkatrészcsere történt, a távadó és az elektronikus egység mûködését ellenõrizni kell a 8. fejezet szerint. 2122 Rendszeres karbantartás Üzemi tapasztalatok szerint -ha közben meghibásodást nem észlelnek- három havonként célszerû karbantartást végezni. A távadót célszerû lefúvatni, szemrevételezéssel ellenõrizni a mérõkört, a villamos csatlakozókat, az impulzus csõvezetéket, a kábelek bekötését, a földelés hibátlanságát, és meg kell gyõzõdni arról, hogy a távadót nem érte-e mechanikai hatások után egyéb károsodás. A karbantartást körültekintéssel kell elvégezni a vonatkozó szabványok figyelembevételével Idõszakonként szükségessé válik a cellafedelek levétele után a membránfedelek tisztítása. Ennek elvégzését nagy körültekintéssel kell elvégezni, mivel az érzékeny membrán könnyen megsérülhet. Karbantartás folyamán figyelembe kell venni az üzemeltetés folyamán a gyújtószikramentességet befolyásoló eszközök, készülékek állapotát és ezekre vonatkozó szerelési elõírásokat az 1.3. fejezet szerint. Nyomásálló tokozású távadókat csak a veszélyességi övezeten kívül szabad megbontani, karbantartását végezni. Nyomásálló tokozású távadók esetén csak az üzemeltetõ által megbontható (kábeldoboz) felületeket szabad megnyitni. Amennyiben szükségessé válik (áthitelesítés) a plomba megbontása, vigyázni kell összeszereléskor a robbanásbiztonságot biztosító rések, felületek sérülésére, csak hibátlan alkatrészek szerelhetõk vissza Évenkénti karbantartás 7.3. Garancia Évenként egyszer nagy karbantartást kell végezni. A távadót a mérõkörbõl ki kell szerelni. A mérõkört és tartozékait feszültségmentes állapotban felül kell vizsgálni. Javító mûhelyben a távadót nullázni kell, és ellenõrzõ mérést kell végezni a karbantartási munkák után, a 8. fejezet szerint. Az WESZTA-T Kft. minden távadóra a szállítástól számított 1 év garanciát vállal. Megszûnik a garancia akkor, ha a garanciális idõn belül a felhasználó felnyitja a leplombált mûszert vagy szakszerûtlen üzemeltetést vagy karbantartást végzett Hitelesség A távadókat az ország beépítésre vonatkozó nemzeti termékszabvány szerinti gyakorisággal hitelesíteni kell. A rendszeres - az OMH vagy más hitelesítésre jogosult intézet által végzett - hitelesítés alkalmával a karbantartást és a javítást bizonylatolni kell. Elszámolási célú mérésekre használt távadókat az OMH-val évente kell hitelesíttetni. A hitelesség megszûnik, ha a javítás vagy beállítás miatt a plombát felnyitották. Ha a távadót meghibásodás miatt szét kellett szedni vagy alkatrészcsere vált szükségessé, a javítás után újra kell hitelesíteni. 8. BEÁLLÍTÁS, STATIKUS JELLEGGÖRBE ELLENÕRZÉSE Ha mûködés közben olyan rendellenességek lépnek fel, amik karbantartással nem háríthatók el, a távadót a mérõkörbõl ki kell szerelni javítás céljából. 22 Több megjelenítése
MK 380 MŰSZERKÖNYV KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK Típusszám: 380-390- 383-393- A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. MŰSZAKI Részletesebben TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL
MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás Részletesebben NPT típusú VILLAMOS NYOMÁSTÁVÁDÓ MŰSZERKÖNYV
N & N NPT típusú VILLAMOS NYOMÁSTÁVÁDÓ MŰSZERKÖNYV Gyártó: Nagy és Nagy Műszeripari KFT Telephely: 1108 Budapest, Bányató u. 13. Tel: 433 0000 Fax: 433 0011 Típusjel magyarázat: NPT - XXX - X X X / X KÜLÖNLEGES Részletesebben REZGÉSTÁVADÓ MŰSZERKÖNYV
MK 650 REZGÉSTÁVADÓ MŰSZERKÖNYV Típusszám: 65-0- - Gyártási szám: Gyártás kelte: 2001. február A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lenni! 1. RENDELTETÉS A rezgéstávadó ipari Részletesebben NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK
NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Mágneses csatolás az úszó és kapcsolóelem között Segédenergia Részletesebben Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN 15-50. 2000 Augusztus DKACV.PD.200.D2.47 520B0190
Adatlap /-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 0B DN 5-50 000 Augusztus DKACV.PD.00.D.7 50B090 /-es szervó-mûködtetésû mágnesszelepek Feszültségmentesen zárt semleges folyadékokra és gázokra Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ. ( P és PC típus )
KÉTVEZETÉKES NYOMÁSTÁVADÓ ( P és PC típus ) Műszerkönyv Gyártó : PLT, Budapest P -1 -G2 Gysz: 06xxx T A R T A L O M J E G Y Z É K old. A típusjel szerkezete...4 1. A műszer rendeltetése...5 2. Műszaki Részletesebben Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21... Symaro. Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére.
1 781 1781P01 Symaro Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21 Felhasználás Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére A QAE21 merülő hőmérséklet érzékelők fűtési, szellőző Részletesebben LD 301 Intelligens differenciálnyomás-jelátalakító FLOW-CHECK áramlásmérő szondákhoz
LD 301 Intelligens differenciálnyomás-jelátalakító FLOW-CHECK áramlásmérő szondákhoz Különleges tulajdonságok: Mérési tartomány 1,25 mbar 250 bar Statikus nyomásállóság 320 bar-ig 0,1%mérési eltérés 10:1 Részletesebben VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók
VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással Részletesebben l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK
r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35 Részletesebben áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021
áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021 kialakítás pneumatikus áramlásirányító szelep membránhajtóművel beépített helyzetszabályozóval, karimák közé szerelhető Részletesebben TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó
TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális Részletesebben MŰSZERKÖNYV SEN-TRAN - HART. SMART nyomástávadó HART kommunikációval. 2013. június
MŰSZERKÖNYV SEN-TRAN - HART SMART nyomástávadó HART kommunikációval Típusszám: 4 0-0 - - Gyártási szám: Gyártás kelte: 2013. június A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lenni! Részletesebben 4 831.2 I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek. Alkalmazás / Közeg. Funkció.
4 831.2 Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek fűtési-, szellőzési-, légkondícionálási- és hűtési rendszerekhez meleg vizes, hűtött vízes Részletesebben Folyadékokra NIVOCAP KAPACITÍV SZINTTÁVADÓK
Folyadékokra NIVOCA KAACITÍV SZINTTÁVADÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N S Z I N T T Á V A D Ó K M I N D I G A F E L S NIVOCA KAACITÍV SZINTTÁVADÓK JELLEMZÔK Szint és térfogatmérés Max. 20 m mérési Részletesebben Nyomáskapcsolók Áttekintés
Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari Részletesebben EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK
dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan Részletesebben Nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHP - beépítés a visszatérő ágba, módosítható beállítás
Adatlap Nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHP - beépítés a visszatérő ágba, módosítható beállítás Leírás DN 15-40 DN 50 DN 65-100 Az AHP egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó elsősorban Részletesebben Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B
Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben Elektromos szelepállító
4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105 Részletesebben CES Hőgenerátor Kezelési útmutató
CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok Részletesebben Ipari Elektronika Project. Kft
Ipari Elektronika Project Tervező és Kivitelező Kft µs- C 0/4-20mATransmitter (VK-TEMP 2006) Kezelési leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 2. KALIBRÁCIÓ... 1 3. MŰKÖDÉS... 2 4. SORKAPOCS BEKÖTÉS... Részletesebben Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU
Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1 Részletesebben Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite Részletesebben JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal
JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében Részletesebben Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz
Adatlap Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez - gőzhöz eírás Fő adatok AVD: DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /óra PN 25 Beállítható tartomány: 1-5 bar / 3-12 bar Hőmérséklet: - Cirkulációs víz / max. Részletesebben Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok... Részletesebben 2.4. oldal 37 2.4. Pneumatikus vezélésű szelepek
2.4 Pneumatikus vezélésű szelepek 2.4 oldal 37 oldal 8 A HAFNER szelepek jellemzői 9 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek Tartalomjegyzék oldal 3 2.1.1 3/2-es szelepek 10 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 11 2.1.1.2 Részletesebben Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz
Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, és a készülék optimális Részletesebben SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez
s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC Részletesebben Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési Részletesebben Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1. Részletesebben 2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER
2.9 141 2.9 Tekercsek és csatlakozók Tartalomjegyzék 3 8 9 10 11 12 13 14 15 Alaplapos szeleprendszerek áttekintése 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek 2.1.1 3/2-es szelepek 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 M Részletesebben Nyomáskapcsoló, Nyomás határoló
Telepítési- és kezelési útmutató Nyomáskapcsoló, Nyomás határoló Alap modellek Kiegészítő funkciók DCM 203 DNM 205 DNS 206 VCM/VNM 307 VNS 213 DDCM 217 513 EEx-d EEx-i Cikkszám Alap kivitel ABC XXX ABC Részletesebben Magyarnyelvű áttekintő katalógus
Magyarnyelvű áttekintő katalógus 2010 L.J. Egyszerü rendelés Könnyü dekódolássa Általános leírás a Suco nyomáskapcsolók kódolásáról: max nyomás Működési tartomány Hiszterézis 0170 Membrandruckschalter Részletesebben 02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150
4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás Részletesebben OLAJ ÉS OLAJFILM DETEKTOR
MŰSZERKÖNYV OLAJ ÉS OLAJFILM DETEKTOR Típusszám : 6 7-0 - - Gyártási szám : Gyártás kelte : A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lenni! - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Rendeltetés Részletesebben CS10.5. Vezérlõegység
CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok Részletesebben Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem
Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások........................... Részletesebben MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig
Nyomáskülönbség mérő statikus nyomáshoz 0 bar-ig mérés ellenőrzés analízis MAN-U Ház: mm, 1 mm Anyagminőség Ház: korrózióálló acél Csatlakozó: korrózióálló acél Mozgó alkatrészek: korrózióálló acél Méréstartomány: Részletesebben A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató
Felhasználói kézikönyv 5101A, 5102A, 5103A, 5104A, 5105A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... Részletesebben DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20
Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges Részletesebben Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu
Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő Részletesebben AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei
AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket: Részletesebben Elektromos forgatómotorok
4 506 SQL33 Elektromos forgatómotorok Keverőcsapokhoz és pillangószelepekhez 90 elfordulással SQL33 működtető feszültség AC 230 V SQL33 működtető feszültség AC 230 V működtető feszültség AC 24 V 3-pont Részletesebben FOLYADÉKOKRA SZINTTÁVADÓK KAPACITÍV SZINTTÁVADÓK
FOLYADÉKOKRA SZINTTÁVADÓK KAPACITÍV SZINTTÁVADÓK M I N D I G A F E L NIVOCAP KAPACITÍV SZINTTÁVADÓK JELLEMZÔK Szint és térfogatmérés Max. 20 m mérési hossz Függőleges beépítés Rúd vagy kötélszonda kivitel Részletesebben BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi Részletesebben Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz
Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire Részletesebben TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő
TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel Részletesebben Digitális hangszintmérő
Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések Részletesebben AIT / VIG 2, VIS 2 hömérséklet szabályzó és hömérséklet korlátozó
AIT / VIG, AIT / VIS Hömérséklet szabályzók, hömérséklet határolók Leírás / Alkalmazás Az AIT szabályozó VIG szeleppel egybeépítve használati melegvíz rendszerekben használható, melegviz bojlerekhez, vagy Részletesebben AQUASTAT. Kazán-termosztátok Kapcsoló- és határoló üzemű csőtermosztátok
AQUASTAT Kazán-termosztátok Kapcsoló- és határoló üzemű csőtermosztátok ADATLAP Az L41../L61.. sorozatú aquastat-ok víz hőhordozó közegű fűtési rendszerek és forróvíz ellátó rendszerek kapcsoló-, illetve Részletesebben A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.
A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok Részletesebben Háztartási Méretű KisErőművek
Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási Részletesebben C-MASS-021 Coriolis tömegáram mérő jelfeldolgozó 3693-0-100-0
MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.hu C-MASS-021 Coriolis tömegáram mérő jelfeldolgozó 3693-0-100-0 Részletesebben OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N
OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú, Részletesebben ISOIL ISOMAG. Mágnesindukciós áramlásmérők folyadékok teltszelvényű csővezetékben történő mérésére
ISOIL ISOMAG Mágnesindukciós áramlásmérők folyadékok teltszelvényű csővezetékben történő mérésére 1 / 12 gi2p050m0600h_01 Forgalmazó: NIVELCO Ipari Elektronika zrt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: Részletesebben E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON
E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot Részletesebben ASV-PV és ASV-I szelepek
ASV-PV és ASV-I szelepek ASV-PV nyomáskülönbség-szabályozó ASV-I térfogatáram-beállító és elzáró Alkalmazás ASV-I ASV-PV Az ASV-PV nyomáskülönbség-szabályozó és az ASV-I térfogatáram-beállító szelep állandó Részletesebben PAB 02 típusú ablakátbeszélő
Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, Részletesebben PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.
PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több Részletesebben SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN
3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS Részletesebben 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK
601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető, Részletesebben Az ASV-P szelep állandó, 0,1 bar (10 kpa) kell építeni, segítségével a felszálló lezárható. - impulzusvezeték csatlakozás az ASV-P szerelvényhez,
ASV-P és ASV-M szelepek ASV-P nyomáskülönbség-szabályozó ASV-M elzáró Alkalmazás ASV-M ASV-P Az ASV-P nyomáskülönbség-szabályozó és az ASV-M elzárószelep állandó nyomáskülönbséget tart fenn az elõbeállítási Részletesebben Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10
Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas Részletesebben Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI Részletesebben AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11
AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és Részletesebben DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK
W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus Részletesebben 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm
1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4 Részletesebben PV25G ADCATROL pneumatikus szabályozó szelep (PA típusú lineáris működtetővel szerelhető V25G típusú szabályzó szelep) DN 15-DN 100
PV25G ADCATROL pneumatikus szabályozó szelep (PA típusú lineáris működtetővel szerelhető V25G típusú szabályzó szelep) DN 15-DN 100 Jellemzői A PV25G típusú szabályzó szelepek egyszeres űlékűek, két-utas Részletesebben 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel
DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Környezetérzékelés Energiatakarékos fagyvédelem-szabályozó Általános adatok Felhasználási terület Normál kültéri területek Környezeti üzemi -20 C +40 C hőmérséklet-tartomány Tápfeszültség Részletesebben Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika rezgőadagoló működtetéséhez, Imax. 8A.
VIBRAC - 128 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika rezgőadagoló működtetéséhez, Imax. 8A. (-2011.09.09) VIBRAC 128 -A VIBRAC 128 -H Jellemzők: Beépített szabályozó potméter Lágy indítás, beállítható Részletesebben Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés
Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm. Részletesebben FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)
FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez Részletesebben RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó
RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó UNITEK 2004-2007 2 Unitek Általános leírás Az RhT léghőmérséklet és légnedvességmérő távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérőtávadó családjának tagja. Részletesebben EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez
Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem Részletesebben 1761P03. Aktív érzékelők légcsatornák hőmérsékletének méréséhez AC 24 V vagy DC 13.5...35 V tápfeszültség DC 0...10 V vagy 4...20 ma kimeneti jelek
1 762 1761P03 1762P01 AQM630 szerelő karima QAM21 Symaro Légcsatorna hőmérséklet érzékelők QAM2161040 QAM2171040 Aktív érzékelők légcsatornák hőmérsékletének méréséhez AC 24 V vagy DC 13535 V tápfeszültség Részletesebben !!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal
SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi Részletesebben VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok
VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési Részletesebben Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT Részletesebben Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)
Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep Részletesebben PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez
P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési Részletesebben LFM Használati útmutató
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra Részletesebben Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!
Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat Részletesebben Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!
Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető Részletesebben Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.
Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában Részletesebben Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések
Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a Részletesebben HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő
HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56) Részletesebben Digitális multiméterek
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz) Részletesebben SP-500 sp-500_int 05/09
sp-500_int 05/09 FÉNY- ÉS HANG JELZŐ SZIRÉNA Az fény- és hangjelző riasztó és támadásjelző rendszerekben történő alaklmazásra van tervezve. A sziréna házának alsó részén elhelyezett LED csoport szolgál Részletesebben BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető
BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK Műszaki ismertető A beltéri lámpatestek különféle beépítési lehetőségekre (bútorok, álmennyezetek, Részletesebben Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..
Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A Részletesebben PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez
P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési Részletesebben TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető
TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető A motorvédőkapcsoló olyan mechanikai kapcsolókészülék, amely hárompólusú érintkezőrendszerből, kéziműködtetésű mechanizmusból, termikus Részletesebben Radiátor visszatérő szelepek
7 EN - Egyenes kivitel (ADN ) Sarok kivitel (AEN ) Radiátor visszatérő szelepek ADN AEN csöves rendszerekhez Nikkelezett sárgaréz szeleptest DN, DN és DN0-as méretek Beépített előbeállítási lehetőség a Részletesebben 2016 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés

References: Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56