Source: https://es.scribd.com/doc/90900311/Descripcion-y-uso-del-microscopio
Timestamp: 2018-06-25 08:32:38+00:00

Document:
Cargado por William Thomas Comptom Salvatore
Descripción y uso del microscopio Objetivos:     Antecedentes históricos del microscopio Conocimiento de las partes fundamentales del microscopio
óptico Manejo del microscopio Observación con el microscopio
Introducción Un microscopio es un instrumento óptico compuesto de varias lentes que sirve para observar objetos muy pequeños. Aunque la existencia de criaturas demasiado pequeñas para ser vistas con el ojo había sido sospechada desde tiempo atrás, su descubrimiento real está ligado a la invención del microscopio. La primera persona que vio los microorganismos con algún detalle fue el constructor de microscopios aficionado Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723); este holandés usó microscopios simples construidos por él mismo (se dedicaba a pulir lentes para fabricar sus microscopios que, como mucho, alcanzarían unos 300 aumentos). En 1677 escribe una carta a la Philosophical Transactions of the Royal Society of London en la que comunicaba sus recientes observaciones con los microscopios de su fabricación. Muchos agentes infecciosos pueden ser identificados en forma fiable con sólo unas pocas coloraciones y un microscopio básico. La coloración de Gram aún es el método individual mas eficiente y económico para el diagnóstico rápido y precoz de una infección bacteriana. Desarrollo Conocimiento de las partes fundamentales del microscopio Microscopio simple es una lente de aumento ordinaria, o la cual se pueden observar múltiples objetos microscópicos. El microscopio compuesto (micros pequeña y scopein - observar), difiere del microscopio simple, en que tienen dos sistemas de lentes, uno conocido como objetivo y lo otro como ocular, montados
presentando una banda color azul El objetivo 100 aumenta a cien veces. por un número que se encuentra grabado en su tubo. Las diferentes partes del microscopio pueden clasificarse en cuatro sistemas: Sistema de soporte Sistema de aumento Sistema de iluminación Sistema de ajuste a) Sistema de soporte:       El pie El brazo El revólver La platina El carro Fuente de Luz. utiliza aceite de inmersión. b) Distancia frontal útil de un objetivo . la imagen que ve el ojo. condensador b) Sistema óptico    Oculares Objetivos Lentes c) sistema mecánico:    Tornillo micrométrico Tornillo macrométrico Dos anillos de carro móvil Los objetivos a) El aumento Este indicado para cada lente. tiene un aumento igual al producto de la multiplicación en los aumentos de los dos sistemas de lentes. presentando una banda de color blanco.en un tubo o cuerpo del microscopio. presenta una banda de color amarillo El objetivo 40 o seco fuerte. El objetivo cinco aumentar cinco veces El objetivo diez aumenta diez veces.
25 micras. Sirve para concentrar los rayos luminosos. para permitir un manejo más fácil.1.5 . Ocular a) Seco débil 10 X b) Seco 10 X fuerte c) Inmersión 10 X Fuente de iluminación.20 mm c) Poder de resolución El poder de resolución del ojo humano es de 0. 0. Entre más largo es la lente objetiva.15 a 0.5 mm Objetivos 100. 0. distancia frontal. La fuente luminosa.Es la distancia frontal que separar objetivo de la preparación a examinar cuando tenemos una imagen nítida. por lo tanto pueden verse 2 puntos separados por distancias mínimas. Sirve para disminuir o aumentar la cantidad de luz que pasa el condensador d) Sistema de ajuste Tornillo macrométrico: Tornillo de enfoque rápido y es el tornillo más grande Tornillo micrométrico: Tornillo de enfoque fino.25 mm. El poder de resolución máximo del microscopio es de alrededor de 0. la distancia frontal disminuye Objetivo 5.25 mm Objetivo 10. De preferencia iluminación eléctrica. Cuidado del microscopio Objetivo 10X 40 X 100X Amplificación Campo 100 1500 micras 400 900 micras 1000 120 micras . Está compuesta por una lámpara integrada al microscopio debajo de la platina El condensador. más nítida se verá la imagen. Tornillos de carro móvil: Sirve para desplazar la laminilla sobre la platina. Mientras el poder de resolución del objetivo sea mayor. distancia frontal. distancia frontal 20. 5 -6 mm Objetivo 40. y dirigirlos hacia la preparación a examinar El diafragma. distancia frontal.
Tampoco deben estar en el mismo mueble donde se encuentran equipos que producen vibración. El microscopio debe ser cubierto con cobertores de tela. por lo que será necesario limpiar y lubricar periódicamente. e. de modo que se establezca un buen contacto. b. Mueva de izquierda a derecha el regulador de intensidad y compruebe su funcionamiento. Verifique si su equipo funciona correctamente: • Revise en forma visual que el tomacorriente macho se encuentre conectado al tomacorriente hembra de la pared. ya que estos por el calor que producen. repórtela al Departamento de Mantenimiento. c. El polvo se encuentra prácticamente en todo lugar. ya que eventualmente los lentes.De un buen uso y manejo del microscopio depende el funcionamiento continuo de éste. el polvo con la lubricación hace las veces de esmeril o lija. llegan a cubrirse con una capa de material no combustible. pues si éste no se quita cuando se termina el trabajo. • Revise si las partes mecánicas y ópticas funcionan adecuadamente: movimientos macrométricos y micrométricos. Nunca trate de corregirla o que la corrijan personas que no poseen los conocimientos técnicos necesarios. permiten la formación de hongos en los lentes. diafragmas. Nunca debe ser expuesto directamente a los rayos del sol. ocasionando desajustes en los movimientos. f. se secará sobre los lentes y producirá problemas para el . si estas guías están sucias. compruebe que la lámpara encienda. ni cerca de lavaderos. Lo que produce decoloración y un campo borroso. No se deben usar cantidades exageradas de aceite de inmersión. d. desplazamientos libres de la platina en cruz en portacondensador. Es importante tomar muy en cuenta las siguientes Recomendaciones: a. ni cerca de sustancias tóxicas. ocasionando serios problemas en las partes mecánicas que se deslizan sobre guías con extrema precisión. no con plásticos. • Accione el interruptor (switch). mezclado con residuos de carbón. • Cualquier anormalidad en el microscopio. revolver. No se debe fumar cerca del microscopio.
Observar. que son las partes más sólidas del equipo. Enfoque siempre hacia arriba y no hacia abajo. Las lámparas no deben usarse al máximo de intensidad. enfocar y subir el condensador o diafragmas para lograroptimizar al máximo la luz. Desarrollo de la práctica 1. g. i. Siempre se debe comenzar enfocando con el objetivo de menor aumento y luego pasar al de mayor aumento. La movilización inadecuada puede desviar los prismas y su arreglo solo puede hacerlo un experto.microscopista. éste debe sostenerse en posición vertical. ya que se acorta su vida útil. es suficiente usar una gota de aproximadamente 5 mm de diámetro. correspondientes a la palabra "paz" que contenía la laminilla . Estos objetivos son lentes muy costosos y se debe tener un excesivo cuidado para evitar que se rallen. Lo que se debe hacer es centrar. pues el lente puede golpearse y rallarse con la lámina o la platina. La calidad del microscopio depende de la calidad de los objetivos. 40X y 100X Resultados Se observó una letra en un aumento de 5X y 10X Con la lupa se logró observar dos letras una "a" y una "z". Enfocar 5. Encender el microscopio 3. 10X. y tomarlo por el brazo y por la base. h. En la mayoría los casos. con los objetivos de 5X. Colocar la laminilla a observar en la platina 4. Cuando hay necesidad de movilizar el microscopio de un sitio a otro. Entender los cuidados y las partes del microscopio 2.
solo se observaba un segmento de una letra y se veía claramente los poros en blanco dejados por la tinta en la letra de la palabra de la laminilla. Laminilla de palabras observada con el objetivo de 5X Análisis de resultados El objetivo de 5X nos permitió aumentar la imagen de la laminilla 50 veces a tal grado de que una palabra se volvió solo dos letras .Con el objetivo de 10.
El objetivo de 10X por lo tanto nos permitió aumentarla imagen 100 veces y en este caso se observo solo un segmento de una letra. . Entre más resolución usemos será más complicado enfocar. Entre más resolución se observa un punto especifico. Lo que indica que conforme los objetivos vayan cambiando (según las manecillas del reloj) y aumentando en cuanto a resolución. se observara un punto especifico y conforme pasen los objetivos será más y más especifico en el campo de visión. Conclusiones Un microscopio es un instrumento delicado con cuidados especiales.25 mm) El producto de la resolución de los objetivos por la de los objetivos es el aumento que tendremos de una imagen. Un microscopio es una herramienta que ayuda en la visualización de objetos diminutos e invisibles a la resolución del ojo humano (.
Documents Similar To Descripción y uso del microscopio
Matematica-Basica-Eduardo Espinoza Ramos Ccesa007
PRACTICA NO.2 DE BIOLOGIA LAURA.docx
Laura Rosa Sanchez
PARTES Y USO DEL MICROSCOPIO Y LUPA.docx
Formato de Informe Biologia 1
FersitaMishell
More From William Thomas Comptom Salvatore
Metodo_clinico_cientifico

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución