Source: http://docplayer.it/278847-Ifac-tsrr-vol-1-2009-13-30.html
Timestamp: 2017-07-25 22:43:31+00:00

Document:
IFAC-TSRR vol. 1 (2009) PDF
Download "IFAC-TSRR vol. 1 (2009) 13-30"
Flaviana Belli
1 TSRR IFAC-TSRR vol. 1 (2009) Procedura per la valutazione dell'emissione di campi EM da un apparato per ipetermia con componente diatermica a MHz e verifica del rispetto degli standard A. Ignesti( 1 ), C. Riminesi( 1 ), A. Borrani( 2 ) ( 1 ) IFAC-CNR, Via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino, Italy ( 2 ) Easytech Srl, Via della Fangosa n.32, Borgo San Lorenzo (FI) LabSeCEm IFAC-TSRR-TR (64-2) ISSN2 14 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) Introduzione Con il presente rapporto tecnico si vuole individuare, attraverso un esempio pratico, una sorta di metodica, protocollo per la caratterizzazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle strutture medico-ospedaliere. In questi ambienti la categoria dei soggetti esposti è piuttosto variegata, ci sono gli addetti ai lavori, i pazienti, i parenti che accompagnano i pazienti e le altre apparecchiature elettromedicali che sono chiamate ad operare nelle immediate vicinanze delle sorgenti di campo. Per quanto concerne i lavoratori faremo riferimento al recente D.Lgs 81/2008 che recepisce nel Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione dai campi elettromagnetici (vedi Appendice 1) la direttiva europea 2004/40 CE del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Per i pazienti la valutazione rischi/benefici nell'ambito dei campi elettromagnetici è a favore dei benefici. Per l'esposizione della popolazione sarà applicato il DPCM 8 Luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 khz e 300 GHz (vedi Appendice 2), che costituisce il decreto attuativo della Legge 22 febbraio 2001 N.36, Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In merito alle apparecchiature elettromedicali vengono indicati dalla Norma CEI EN Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza Norma collaterale: compatibilità elettromagnetica Prescrizioni e prove, i seguenti valori del campo elettrico per garantire l'immunità elettromagnetica di apparecchiature elettromedicali nell'intervallo di frequenze 80 MHz 2.5 GHz, gamma in cui ricade la frequenze di funzionamento dell'apparto in esame: 10 V/m per apparecchi e sistemi di sostentamento di funzioni vitali 3 V/m per apparecchi e sistemi che non sono di sostentamento delle funzioni vitali. L'esempio selezionato per inquadrare la metodica di caratterizzazione di una sorgente di campo elettromagnetico in ambito ospedaliero è costituita da un apparecchio per ipertermia (Delta, Easytech Srl), che realizza la componente endogena (diatermica) del riscaldamento attraverso l'applicazione locale di energia elettromagnetica nella banda ISM ( MHz), utilizzato comunemente per il trattamento delle patologie dell'apparato locomotore. Il termine diatermia deriva dalle parole greche caldo e profondo, questa tecnica permette il riscaldamento di alcune zone del corpo non superficiali consentendo per esempio un incremento del volume ematico locale, degli scambi metabolici, dell'apporto dell'ossigeno, dell'effetto miorilassante, della elasticità del tessuto connettivale e dell'estensibilità del collagene. In particolare l'attenzione sarà focalizzata sui seguenti punti: 1) Verifica della frequenza di emissione e del contenuto armonico dell apparato. 2) Verifica del rispetto della normativa che tutela i lavoratori professionalmente esposti (D.Lgs 81/2008), la popolazione (DPCM 8 luglio 2003) e che garantisce l'immunità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali. 3) Valutazione del massimo del campo elettrico su una sfera di raggio 50 cm e su una di 100 cm, entrambe centrate sull apertura dell applicatore.3 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) Scheda tecnica riassuntiva dell apparato per ipertermia con componente diatermica a MHz Delta (Easytech Srl) Caratteristiche principali Controllo a microprocessore; tastiera operatore a membrana e pannello di visualizzazione integrati su consolle orientabile Impostazione automatica facilitata dei parametri di trattamento Braccio applicatore con frizionamento automatico Possibilità di connessione a PC Applicatore Applicatore antenna ad Horn Circolare Ridged Larghezza di banda 60MHz Diametro apertura radiante 100mm Accoppiamento a mezzo bolus di acqua Bolus Bolus a volume variabile contenente acqua termostatata Materiale ad alta conducibilità termica ed elevata resistenza (acqua demineralizzata) Sorgente elettromagnetica Potenza di emissione max: 100 W (potenza di emissione tipica 30 W) Frequenza di lavoro: banda ISM ( MHz) Generazione dell onda direttamente nell acqua di raffreddamento cutaneo Segnalazione grafica ed acustica del disadattamento elettromagnetico Regolazione in continuo della potenza emessa Sistema di raffreddamento cutaneo Sistema di raffreddamento cutaneo a mezzo liquido termostatato a circolazione forzata integrato con l applicatore. Intervallo di temperatura del liquido di raffreddamento fra C Variazione automatica del volume della sacca di raffreddamento. Sistema di controllo della temperatura cutanea Sensore a termocoppia rame-costantana Sistema di lettura della temperatura di trattamento differenziale (brevettato); errore massimo: 0.2 C Intervallo di temperatura programmabile fra C. Trattamento Temperatura di trattamento fra 39 C e 44,5 C Profondità dell effetto termico fino a 7 cm Normative CE Certificato di Conformità; DNV n 98-OSL-SD-0124 Alimentazione e consumi Tensione e frequenza di rete: 220V 50/60 Hz Massima corrente assorbita: 6 A Ingombri e peso Altezza (braccio a riposo): 1180 mm Larghezza (braccio a riposo): 500 mm Profondità: 700 mm Peso: 75 Kg Fig. 1 Apparato per ipertermia con componente diatermica a MHz Mod. Delta (Easytech Srl). Nota sul funzionamento dell apparato. L emissione del campo elettromagnetico da parte dell apparato non avviene in modo continuo ma intermittente, in particolare 4 sec. ON e 1 sec. OFF (Duty- Cycle, DC=0.8). Lo stato di OFF di 1 secondo permette una corretta rilevazione della temperatura cutanea del paziente grazie alla termocoppia rame-costantana posizionata sulla parte inferiore del bolus a contatto con la cute.4 16 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) Il bolus di acqua demineralizzata ha fra l'altro il ruolo di realizzare un accoppiamento elettromagnetico elevato fra antenna e tessuti e scarso fra antenna e aria, in modo da concentrare il riscaldamento dove effettivamente serve e al contempo ridurre la polluzione EM nell'ambiente. 3 - Strumentazione di misura Elenco degli strumenti di misura utilizzati per la caratterizzazione dei campi emessi dall'apparto sotto esame: Camera anecoica ETS LINDGREN, dimensioni 7.0mx3.0mx3.0m, intervallo di frequenze: 30MHz 18 GHz. i. Misure a banda stretta Antenna biconica PCD 8250 Seibersdorf, S/N 3131/02, intervallo di frequenze: 80 MHz 2.5 GHz (con cavo caratterizzato) Analizzatore di spettro portatile FSH6 Rohde&Schwarz, S/N , intervallo di frequenze: 100 khz 6 GHz, RBW 100 Hz 1 MHz, 90 dbm di dinamica. ii. Misure a banda larga Misuratore di campo elettrico a banda larga EMR-300 Wandel&Goltermman E-Probe Type 18: 100 khz 3 GHz 4 - Set-up di misura Le misure sono state eseguite nella camera anecoica (30MHz 18GHz) e con la strumentazione in dotazione del Laboratorio di Sicurezza e Compatibilità Elettromagnetica (LabSeCEm) dell Istituto di Fisica Applicata N.Carrara, in Fig. 2 e in Fig. 3 sono riportati alcuni dei set-up di misura utilizzati. Le misure relative ai punti 1) 2) sono state eseguite posizionando l applicatore su un fantoccio (bottiglia di polietilene da 50cc interamente riempita di soluzione salina) le cui caratteristiche elettromagnetiche sono riportate di seguito: εʹ = 76.6; ε'' = 85.1 equivalente a σ = 2.05 S/m alla temperatura di 36.2 C e alla frequenza di lavoro di MHz). Le misure relative al punto 3) sono state eseguite su un fantoccio di poli-acrilammide di dimensioni 40x35x15 cm Risultati delle misure In riferimento alle figure 2 e 3, è stata fissata l origine del sistema di riferimento cartesiano con il centro sull apertura dell applicatore, l asse x nella direzione della maniglia dell applicatore (riferimento a 0 ), l asse y nella direzione del lanciatore (riferimento a 90 ) e l asse z sull asse longitudinale dell applicatore. Fig. 1 Set-up di misura per la verifica dell'emissione di campo elettromagnetico dell apparato5 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) Fig. 2 Set-up di misura per la valutazione del campo elettromagnetico emesso dall applicatore Misura della frequenza di emissione e del contenuto spettrale La modalità di misura utilizzata è quella a banda stretta. L antenna biconica è posizionata a 1m di distanza dall asse z, nella direzione 90, vedi Fig. 2. a - Misura con apparato impostato a P=30 W, T=5 C, t=10 min: - frequenza di emissione = MHz a dbm (infatti la frequenza del generatore è stata spostata dal centro banda a MHz circa per migliorare la compatibilità con gli innumerevoli telecomandi e servizi operanti alla frequenza centrale di MHz) - frequenza spuria = MHz a 40 dbc6 18 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) b - Misura con apparato impostato a P=100 W, T=5 C, t=10 min: - frequenza di emissione = MHz a 14.6 dbm (contro MHz della frequenza centrale della banda ISM) - frequenza spuria = MHz a 43.6 dbc7 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) Il valore assoluto delle componenti spurie è inferiore a circa -65 dbm pertanto non influiscono sul corretto funzionamento dell'apparato. Si è inoltre constatato che il campo emesso dall applicatore è polarizzato linearmente e l antenna biconica è stata orientata per la condizione di massimo accoppiamento Verifica del rispetto della normativa che tutela i lavoratori professionalmente esposti (D.Lgs 81/2008), la popolazione (DPCM 8 luglio 2003) e che garantisce l'immunità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali (CEI EN ). Nel presente paragrafo è descritta la metodica di misura adottata per la caratterizzazione in termini di campo elettrico dell'apparato e la conseguente valutazione del rispetto della normativa. La modalità di misura impiegata è quella a banda larga. Le misure sono state eseguite nelle zone e nei punti di seguito elencati, impostando l apparato, per tutti i casi, al pieno della potenza (100 W), con T = 5 C e con la durata dell applicazione impostata su 20 minuti (t = 20 min). (a) Curve di livello attorno all applicatore. (b) Decadimento del campo lungo gli assi principali dell applicatore. (c) Misure in prossimità del pannello di controllo nella posizione occupata dall operatore. (d) Valutazione dei valori di campo elettrico attorno al case e sul cavo di alimentazione dell apparecchiatura. I valori di campo elettrico che prendiamo per riferimento sono: 1) 62,4 V/m, valore di azione (per i lavoratori professionalmente esposti) relativo alla frequenza di MHz facendo riferimento alla Tab. 6 dell Allegato XXXVI (Agenti fisici) del D.Lgs 81/2008 (vedi Appendice 1). Detto valore si riferisce alla media su un area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 min.8 20 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) ) 20 V/m, valore limite (per la popolazione) per esposizioni di breve durata (DPCM 8 Luglio 2003, vedi Appendice 2). Detto valore si riferisce alla media su un area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 min. 3) 10 V/m, valore massimo di campo elettrico di un disturbo elettromagnetico che investe l'apparecchiatura e/o il sistema impiegato per il sostentamento delle funzioni vitali e che continua a funzionare garantendo le prestazioni di targa (CEI EN ). 4) 6 V/m, valore di attenzione e l'obiettivo di qualità (per la popolazione) per esposizioni prolungate (minimo 4 ore) (DPCM 8 Luglio 2003, vedi Appendice 2). Detto valore si riferisce alla media su un area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 min. 5) 3 V/m, valore massimo di campo elettrico di un disturbo elettromagnetico che investe l'apparecchiatura e/o il sistema non impiegato per il sostentamento delle funzioni vitali e che continua a funzionare garantendo le prestazioni di targa (CEI EN ). Nel corso della nostra indagine ci siamo riferiti anche ai valori massimo del campo elettrico rilevato al fine di determinare delle condizioni limite di esposizione anche se poco probabili. i. Curve di livello attorno all applicatore. Le misure sono state effettuate posizionando lo strumento di misura su un cavalletto, con il centro elettrico del sensore a diverse altezze, in particolare a +20, a 1 e a 20 cm rispetto all apertura dell applicatore (centro del nostro sistema di riferimento). I valori del campo elettrico si riferiscono al valore massimo rilevato in un periodo di 1-2 minuti. Tali valori sono stati acquisiti dallo strumento sfruttando il collegamento in fibra ottica così da non perturbare con la presenza dell'operatore l'ambiente di misura. I risultati ottenuti in termini delle curve di livello sono mostrati in Fig. 4 per il piano orizzontale passante per la quota 1 cm, e nella Fig. 5 per i piani orizzontali per z = +20 e z = 20 cm. Fig. 4 - Curve di livello per EMax a 62 V/m e a 20 V/m entrambe sul piano a z = 1 cm9 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) Fig. 3 - Curve di livello per E Max a 62 V/m e a 20 V/m sul piano a z = +20 cm (a) e sul piano a z = 20 cm (b) ii. Decadimento del campo lungo gli assi principali dell applicatore Le misure sono state effettuate posizionando lo strumento di misura su un cavalletto, con il centro elettrico del sensore a 1 cm rispetto all altezza dell apertura dell applicatore. I valori del campo elettrico acquisiti mediante il collegamento in fibra ottica, mediati su un intervallo di 6 min., sono stati registrati. A posteriori è stata eseguita una regressione numerica sui valori del campo elettrico ottenuto per ciascun punto di misura imponendo una dipendenza dalla distanza del tipo 1/r; in particolare la funzione utilizzata per la regressione è: ( ) = ( + ) f r a r b la distanza r è presa dalla sorgente (centro dell apertura dell applicatore) al centro elettrico della sonda di misura. La dipendenza 1/r del campo con la distanza è una conseguenza del fatto, che il misuratore di campo si trova nella zona detta di campo lontano essendo l antenna, che costituisce l applicatore, immersa completamente in acqua. I coefficienti risultanti dalla regressione sono: a = V e b = m. Il fatto che il valore di b sia diverso da zero è imputabile all errore nell attribuzione della posizione del centro elettrico della sonda rispetto a quello della sorgente, ma è anche dovuto alla precisione dello strumento di misura (errore tipico ±1 db) e all errore di posizionamento del sensore. Il confronto riportato in Fig. 6 (nelle altre direzioni si sono ottenuti risultati analoghi) è relativo al caso delle misure eseguite nella direzione 90 rispetto al s.d.r. fissato, in pratica lungo l asse passante per il lanciatore dal lato opposto dello stesso. Possiamo concludere che a circa 1 m di distanza dell applicatore nelle condizioni operative indicate (fantoccio costituito da una bottiglia riempita di soluzione salina, del tutto assimilabile ad un arto di un potenziale paziente) il campo emesso è al di sotto del limite di esposizione e obiettivo di qualità di 6 V/m fissato per la popolazione per esposizioni prolungate (DPCM 8 Luglio 2003), e solo avvicinandosi molto alla sorgente, circa a 15 cm da questa, troviamo valori di campo elettrico di intensità confrontabile con il valore di azione di 62 V/m a MHz fissato per i lavoratori professionalmente esposti (62 V/m) (fissato dal D.Lgs 81/2008 e ancor prima dalla direttiva europea 2004/40/CE). Le distanze di 59 cm e 185 cm, corrispondenti rispettivamente ai limiti di 10 V/m e 3 V/m (CEI EN ), indicano le distanze oltre le quali vengono superati i limiti di immunità che garantiscono il corretto funzionamento per le apparecchi e sistemi elettromedicali di sostentamento delle funzioni vitali e non. In modo analogo a quanto è stato fatto per valutare il decadimento del campo elettrico nella direzione radiale, è stato valutato il decadimento nella direzione assiale dell applicatore (lungo l asse z). I risultati ottenuti sono presentati in Fig. 5. È da evidenziare che il fitting sui valori di campo elettrico misurati sotto la bocca dell applicatore non risulta accurato come negli altri casi, questo è legato ai fenomeni di scattering dovuti in parte al fantoccio e in parte al piano di calpestio.10 22 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) Fig. 4 - Valore medio (6 min) del campo elettrico misurato nella direzione 90 rispettoal centro del s.d.r. Le misure sono eseguite alla quota z = 1 cm rispetto al s.d.r. Fig. 5 - Valore medio (6 min) del campo elettrico misurato nella direzione 90 rispetto al centro di s.d.r. Le misure sono eseguite all altezza dell apertura dell applicatore iii. Misure in prossimità del pannello di controllo nella posizione occupata dall operatore Le misure sono state eseguite sui seguenti organi-bersaglio: testa, torace e gambe (che corrispondono rispettivamente alle seguenti altezze da terra: 1.75 m, 1.5 m e 0.7 m) sulla verticale posta a 30 cm dal pannello di controllo. I valori di campo elettrico sono stati memorizzati per 6 minuti con un tempo di campionamento di 400 ms e i risultati ottenuti sono riassunti in Tab. 1. Tab. 1 - Statistica sui dati misurati in corrispondenza degli organi bersaglio (testa-torace-gambe) in prossimità del pannello di controllo (posizione occupata nominalmente dall operatore) Distanza [cm] E medio [V/m] E Max. [V/m] E min [V/m] E mediana [V/m] Testa (1.75 m) Torace (1.5 m) Gambe (0.7 m)11 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) I valori di campo elettrico rilevati sono inferiori sia al valore di azione sancito dalla normativa per i lavoratori professionalmente esposti sia al limite imposto per l'esposizione della popolazione tempi brevi (inferiori alle 4 ore). Per valutare l esposizione ai campi elettromagnetici delle mani dell operatore sono state seguite delle misure a 10 cm di distanza dal pannello di controllo, il valore massimo rilevato è di V/m. Commenti analoghi a quelli fatti per la Tab. 1 possono essere estesi al caso dell esposizione delle mani. iv. Valutazione dei valori di campo elettrico attorno al case e sul cavo di alimentazione dell apparecchiatura La modalità di misura utilizzata è quella a banda larga. Le misure per valutare gli eventuali spifferi dal case sono state eseguite mantenendo il centro elettrico del sensore a banda larga ad una distanza di 5 cm dal case metallico. I risultati ottenuti sono riportati in Tab. 2 e si riferiscono al valore massimo del campo elettrico. Sul cavo di alimentazione è presente un campo stazionario il quale però si attenua molto rapidamente, vedi Tab. 3. Tab. 2 - Valutazione dell intensità del campo elettrico attorno al case N. punto di misura Descrizione del punto di misura E Max. [V/m] 1 Sul braccio meccanico in corrispondenza del logo fabbricante A metà del 1 tratto del braccio a partire dal punto di misura Prima dello snodo a partire dalla punto di misura In corrispondenza dello snodo Dopo lo snodo A metà del 2 tratto del braccio a partire dal punto di misura Attacco del braccio in corrispondenza dell'asse di rotazione Griglia di aerazione superiore lato console Griglia di aerazione inferiore lato console In prossimità della spina del cavo di alimentazione Griglia di aerazione superiore lato opposto alla console Griglia di aerazione inferiore lato opposto alla console 10.0 Tab. 3 - Variazione del campo elettrico lungo il cavo di alimentazione Distanza lungo il cavo [cm] E Max. [V/m] v. Valutazione del massimo del campo elettrico su una sfera di raggio 50 cm e 1m La modalità di misura utilizzata è quella a banda larga. Il set-up della misura prevede di poggiare l applicatore su un fantoccio di poli-acrilammide di dimensioni cm 3. L apparecchiatura è stata impostata a P=100W, T=5 C, t = 20 min A distanze fissate, 50 cm e 100 cm, dal centro dell apertura dell applicatore è stato valutato il massimo del campo elettrico. I risultati ottenuti sono riportati in Tab. 4. Tab. 4 - Valori massimi del campo elettrico all interno di una sfera con centro sul s.d.r. (centro dell apertura dell applicatore) di raggio 0.5 e 1m Distanza [cm] E Max. [V/m]12 24 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) Conclusioni Il presente rapporto tecnico è teso ad indicare ed individuare una procedura di misura per il controllo e la valutazione dei campi emessi da un apparato/sistema, non necessariamente elettromedicale, chiamato ad operare in ambiente ospedaliero e/o in un contesto dove possono essere presenti operatori e utenti del settore medico-ospedaliero. A questo scopo è stato utilizzato un caso studio rappresentato da un apparato per ipertermia con componente diatermica a MHz utilizzato comunemente per la terapia e la riabilitazione motoria (Delta della ditta Easytech Srl). Le misure sono state eseguite ponendo l'apparato di misura nelle condizioni operative più svantaggiose dal punto di vista delle emissioni del campo elettromagnetico. L'apparato è stato fatto lavorare a piena potenza per tempi prolungati, anche 20 min. Continui. I risultati così ottenuti sono cautelativi sia dal punto di vista del personale addetto che da quello delle persone che possono trovarsi accidentalmente esposte. Per il paziente che si sottopone alla terapia in oggetto i limiti di esposizione non si applicano in quanto vale il principio rischio/beneficio. Nel corso dell indagine è stato valutato solo il campo elettrico in quanto data la tipologia della sorgente la natura dei campi nella zona immediatamente circostante alla sorgente stessa (zona dei campi vicini) è prevalentemente di tipo elettrico. Nella zona dei campi elettromagnetici chiamata regione di campo di lontano, può essere valutata indifferentemente una delle componenti del campo, o E o H, essendo queste legate tra loro dall impedenza d onda. Nella posizione occupata dall operatore in prossimità del pannello di controllo i valori di esposizione sono inferiori ai limiti di esposizione di breve durata per la popolazione, 20 V/m (DPCM 8 Luglio 2003), in particolare non superano i V/m (valore medio su 6 min.). Nelle immediate vicinanze dell applicatore i valori di campo elettrico sono molto intensi, per distanze inferiori a circa 15 cm dal centro dell apertura dell applicatore è superato il valore di azione di 62 V/m imposto dal D.Lgs 81/2008 per la frequenza di MHz (frequenza di lavoro dell apparato). Alla distanza di circa 30 cm dal centro dell apertura dell applicatore è superato il limite per la popolazione di 20 V/m per le esposizioni di breve durata, e alla distanza di circa 1 m è superato il limite per la popolazione di 6 V/m per esposizioni prolungate (maggiori di 4 ore) DPCM 8 Luglio 2003). Affinché il contesto in cui si trova ad operare l apparato sia conforme al D.Lgs 81/2008 potranno essere definite e attuate delle azioni comprendenti misure tecniche e/o organizzative tali da prevenire esposizioni da parte dei lavoratori superiori ai valori di azione. Queste si traducono ad inserire nella manualistica una misura organizzativa tale da prevenire esposizioni da parte dei lavoratori superiori ai valori di azione e di segnalare il divieto di avvicinarsi all'apparato, durante il suo funzionamento, all'interno del volume di una sfera di raggio 15 cm centrata sul centro dell apertura dell applicatore. L'aspetto della compatibilità elettromagnetica dell'apparato inserito all'interno di un ambiente medico- ospedaliero è immediatamente soddisfatto quando sono rispettate le distanze di 59 cm e 185 cm dalla apertura dell'applicatore, infatti a queste distanze corrispondono rispettivamente il limite sul campo elettrico di 10 V/m per l'immunità ai disturbi per apparecchiature e sistemi elettromedicali impiegati per il sostentamento delle funzioni vitali e il limite di 3 V/m per l'immunità ai disturbi per apparecchiature e sistemi elettromedicali non impiegati per il sostentamento delle funzioni vitali. 7 - Estratto dal D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (G.U. n.101 del Suppl. Ordinario n.108) In questo paragrafo è riportato un estratto del Titolo VIII Capo IV del DLgs 81/2008, quello di pertinenza al presente rapporto tecnico. ALLEGATO XXXVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici: Corrente di contatto (I C ). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).13 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) Corrente indotta attraverso gli arti (I L ). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A). Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m 2 ). Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m). Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m). Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m -1 = 4π 10-7 T. Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m 2 ). Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate. Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza. a. Valori limite di esposizione Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche: sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale; fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso; fra 100 khz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 khz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR; fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa. b. Valori di azione I valori di azione di cui alla Tab. 6 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).14 26 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) Tab. 5 - Valori limite di esposizione ( articolo 188, comma 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate. Intervallo di frequenza Densità di corrente per corpo e tronco J (ma/m 2 ) (rms) SAR mediato sul corpo intero (W/kg) SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg) SAR localizzato (arti) (W/kg) Densità di potenza (W/m 2 ) Fino a 1 Hz 40 / / / / 1 4 Hz 40/f / / / / Hz 10 / / / / 1000 Hz 100 khz 100 khz 10 Mhz 10 MHz 10 GHz f/100 / / / / f/100 0, / / 0, / GHz Note: 1. f è la frequenza in Hertz. / / / / I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione. 3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm 2 perpendicolare alla direzione della corrente. 4. Per le frequenze fino a 100 khz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2) 1/2. 5. Per le frequenze fino a 100 khz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2t p ). 6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti. 7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione. 8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mj/kg calcolato come media su 10 g di tessuto. 9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm 2 e su un qualsiasi periodo di 68/f 1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm 2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m 2.15 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC. Intervallo di frequenza Tab. 6 - Valori di azione ( art. 188, comma 2) [valori efficaci (rms) imperturbati] Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Induzione magnetica B (μt) Densità di potenza di onda piana S eq (W/m 2 ) Corrente di contatto, I C (ma) Corrente indotta attravers o gli arti I L (ma) 0 1 Hz / 1,63 x x 10 5 / 1,0 / 1 8 Hz ,63 x 10 5 /f 2 2 x 10 5 /f 2 / 1,0 / 8 25 Hz x 10 4 /f 2,5 x 10 4 /f 0,025 0,82 khz 0,82 2,5 khz 2,5 65 khz khz 0,1 1 MHz 1 10 MHz MHz MHz MHz GHz / 1,0 / 500/f 20/f 25/f / 1,0 / ,4 30,7 / 1,0 / ,4 30,7 / 0,4f / /f 2000/f / 0,4f / 610 1,6/f 2/f / 40 / 610/f 1,6/f 2/f / 40 / 61 0,16 0, ,16 0,2 10 / / 3f 1/2 0,008f 1/2 0,01f 1/2 f/40 / / 137 0,36 0,45 50 / / Note : 1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza. 2. Per le frequenze comprese fra 100 khz e 10 GHz, S eq, E 2, H 2, B 2 e I L devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti. 3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S eq, E 2, H 2 e B 2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f 1,05 minuti (f in GHz). 4. Per le frequenze fino a 100 khz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2) 1/2. Per gli impulsi di durata t p la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2t p ).16 28 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) Per le frequenze comprese tra 100 khz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10 a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente. 5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC. 6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S eq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S eq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante. 8 - Estratto dal DPCM 8 Luglio Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. (GU n. 199 del ) Omissis Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'unione europea del 12 luglio Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n.36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Art. 2. Definizioni ed unità di misura 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'appendice 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.17 Ignesti et al., TSRR vol. 1 (2009) Art. 3. Limiti di esposizione e valori di attenzione 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla Tab. 7 dell' Appendice 2, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella Tab. 8 all'appendice I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Art. 4. Obiettivi di qualità Omissis Art. 5. Esposizioni multiple Omissis Art. 6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione Omissis Art. 7. Aggiornamento delle conoscenze Omissis Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2003 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Appendice 1. Definizioni: Campo elettrico: così come definito nella norma CEI data pubblicazione , classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 khz GHz, con riferimento all'esposizione umana».18 30 Ignesti et al.,tsrr vol. 1 (2009) Campo magnetico: così come definito nella norma CEI data pubblicazione , classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 khz GHz, con riferimento all'esposizione umana.». Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI data pubblicazione , classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 khz GHz, con riferimento all'esposizione umana». Frequenza: così come definita nella norma CEI data pubblicazione , classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 khz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Appendice 2. Tab. 7 Intensità di campo Elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m 2 ) Limiti di esposizione 0,1 < f 3 MHz 60 0,2 3 < f 3000 MHz 20 0, < f 300 GHz 40 0,01 4 Tab. 8 Intensità di campo Elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m 2 ) Valori di attenzione 0,1 MHz < f 300 Ghz 6 0,016 0,10 (3 MHz 300 GHz) Tab. 9 Intensità di campo Elettrico E (V/m) Intensità di campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m 2 ) Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f 300 Ghz 6 0,016 0,10 (3 MHz 300 GHz) Vedere altro
ALLEGATO XXXVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI CAMPI ELETTROMAGNETICI Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici: Dettagli COMUNE DI ERACLEA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
SEDE LEGALE: piazza Garibaldi, 54 30020 Eraclea (VE) DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI Redatto ai sensi: Titolo VIII, Capitolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Prot. Dettagli DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257 Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti Dettagli Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Anna Maria Vandelli Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Modena SPSAL Sassuolo Campo Elettrico: si definisce campo elettrico il fenomeno fisico che conferisce Dettagli IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 19 Novembre 2007, n. 257 Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici Dettagli CAMPI ELETTROMAGNETICI
Riferimenti Normativi Decreto Legislativo 81/2008 come modificato da D. Lgs. 106/09 TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Art. 207 Dettagli Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300.
Raccomandazione. 1999/512/CE del 12 luglio 1999 Pubblicata sulla G. U. C. E n. L199 del 30/07/1999 Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici Dettagli Lo sviluppo tecnologico, con il relativo aumento esponenziale del rischio da esposizione, non e stato seguito da adeguate misure preventive.
AGENTI FISICI IL RUMORE INTRODUZIONE Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi più importanti tra quelli compresi nell igiene del lavoro. La continua meccanizzazione della produzione Dettagli IL MINISTRO DELL'AMBIENTE d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3/11/1998) IL MINISTRO Dettagli Analisi campo Elettromagnetico ai sensi del DPCM 8/7/03 Verifica strumentale dell esposizione ai campi elettromagnetici nel Comune di Figino Serenza
Analisi campo Elettromagnetico ai sensi del DPCM 8/7/03 Verifica strumentale dell esposizione ai campi elettromagnetici nel Comune di Figino Serenza Committente Comune di Figino Serenza Data e nome documento Dettagli Dipartimento Provinciale di Ancona Servizio Radiazioni/Rumore
RETE DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DEL COMUNE DI JESI RAPPORTO ANNO 2011 Servizio Radiazioni/Rumore Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona La rete di monitoraggio Il Comune Dettagli Relazione Tecnica. INDAGINI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Wi-Fi) presso SEDE ISPRA di via Vitaliano Brancati 48
Relazione Tecnica INDAGINI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Wi-Fi) presso SEDE ISPRA di via Vitaliano Brancati 48 ISPRA - Roma, 18 maggio 2010 SOMMARIO: : 1 PREMESSA 3 2 SITO OGGETTO DI INDAGINI 3 3 NORMATIVA Dettagli Dipartimento Provinciale di Ancona Servizio Radiazioni/Rumore
Dipartimento Provinciale di Ancona Servizio Radiazioni/Rumore RETE DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DEL COMUNE DI JESI RAPPORTO ANNO 2009 Servizio Radiazioni/Rumore Dipartimento Dettagli AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
AERONAUTICA MILITARE ITALIANA TECHNICAL REPORT SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E.M. IN BANDA RADAR E RADIO PRESENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI Technical Report 2014-10-09 12:45:45 - Pagina 1/47 CONTESTO Dettagli Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Segreteria Dettagli TRIBUNALE DI AVELLINO
Via Ponte Don Melillo 84084 Fisciano (Salerno) TRIBUNALE DI AVELLINO RELAZIONE TECNICA SULLE MISURE DI CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI AVELLINO SITA IN PIAZZA D ARMI, 1 COMMITTENTE: Dettagli LE AREE TEMATICHE : L INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
LE AREE TEMATICHE : L INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO Quando si parla di inquinamento elettromagnetico o più comunemente elettrosmog ci si riferisce alle alterazioni del campo magnetico naturale generate Dettagli PROGETTO DI LINEA ELETTRICA MT-BT IN CAVO SOTTERRANEO E N 1 CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT IN LOCALITA GOLGO IN AGRO DEL COMUNE DI BAUNEI (OG)
PROGETTO DI LINEA ELETTRICA MT-BT IN CAVO SOTTERRANEO E N 1 CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT IN LOCALITA GOLGO IN AGRO DEL COMUNE DI BAUNEI (OG) RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO Dettagli Dipartimento Provinciale di Ancona Servizio Radiazioni/Rumore
Via Cristoforo Colombo, 106 60127 ANCONA Cod. Fisc./P. IVA 01588450427 TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721 e-mail: radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it RETE DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO Dettagli Tecniche di Misura e Strumentazione per l adeguamento alle nuove
Tecniche di Misura e Strumentazione per l adeguamento alle nuove Normative Alessandro ROGOVICH Dept. of Information Engineering, Pisa University, Pisa, Italy Microwave & Radiation Laboratory alessandro.rogovich@iet.unipi.it Dettagli Dipartimento Provinciale di Ancona Servizio Radiazioni/Rumore
RETE DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DELLA PROVINCIA DI ANCONA RAPPORTO ANNO 2004 Servizio Radiazioni/Rumore Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona La rete di monitoraggio Dettagli PORTICI (NA) RELAZIONE TECNICA sulle misure di campo elettromagnetico in BANDA LARGA effettuate IN QUOTA nella città di
RELAZIONE TECNICA sulle misure di campo elettromagnetico in BANDA LARGA effettuate IN QUOTA nella città di PORTICI (NA) 1 SOMMARIO INTRODUZIONE 3 NORMATIVA VIGENTE 4 MISURE IN BANDA LARGA 5 COPIA DEI CERTIFICATI Dettagli Campi Elettromagnetici in Alta Frequenza. Sorgenti, Misure, Effetti, Normativa
Campi Elettromagnetici in Alta Frequenza Sorgenti, Misure, Effetti, Normativa Campi elettromagnetici ad alta frequenza I campi elettromagnetici non ionizzanti (sorgenti NIR) hanno una banda compresa tra Dettagli Valutazione dell'impatto elettromagnetico di Navi da Crociera presso l'area del porto di Venezia
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Ingegneria dell Informazione Valutazione dell'impatto elettromagnetico di Navi da Crociera presso l'area del porto di Venezia La presente relazione riporta Dettagli EFFETTI BIOLOGICI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
EFFETTI BIOLOGICI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI In questo capitolo analizzeremo le problematiche legate agli effetti che i campi elettromagnetici a radiofrequenza possono avere nei confronti dell uomo. Verranno, Dettagli MISURE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA. Comune di: Pianoro (BO)
Sezione provinciale di Bologna Servizio Sistemi Ambientali Allegato 1: Verbale di Accertamento MISURE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA Comune di: Pianoro (BO) Siti di misura: Via Padre Marella, Dettagli Caratterizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici in ambito ospedaliero F.Bonutti Fisica Sanitaria AOUSMM Udine NORMATIVA
Caratterizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici in ambito ospedaliero F.Bonutti Fisica Sanitaria AOUSMM Udine NORMATIVA Esposizione occupazionale ai campi elettromagnetici (cem) : direttiva Dettagli MISURE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE
MISURE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE RILASCIATA A: Sena Facility Management Soc. Cons. a r.l. via A. Rosi, 58-53100 - Siena IDENTIFICAZIONE DEL SITO: Azienda Regionale Dettagli Sicurezza nel Laboratorio: Radiazioni non ionizzanti
Sicurezza nel Laboratorio: Radiazioni non ionizzanti Per questo corso non si consiglia nessun libro di testo t pertanto t il file contiene sia pagine didattiche sia pagine di approfondimento messe a punto Dettagli RELAZIONE TECNICA sulle misure di campo elettromagnetico in BANDA STRETTA E LARGA effettuate nella città di POSITANO (SA)
RELAZIONE TECNICA sulle misure di campo elettromagnetico in BANDA STRETTA E LARGA effettuate nella città di POSITANO (SA) 1 SOMMARIO INTRODUZIONE 3 NORMATIVA VIGENTE 4 MISURE IN BANDA STRETTA 5 MISURE Dettagli TRASMETTITORE TX-FM-MID/EN
TRASMETTITORE TX-FM-MID/EN Il TX-FM-MID/EN è un modulo trasmettitore di dati digitali con modulazione FSK. PIN-OUT 10 1 CONNESSIONI Pin 1 TX Dati Ingresso dati con resistenza di ingresso di 50 kω minimi. Dettagli Normativa e compiti di ARPA nella valutazione delle SRB
ArpaInforma iniziative di informazione alla popolazione e di supporto tecnico agli Enti locali Comune di Scandiano Normativa e compiti di ARPA nella valutazione delle SRB Maurizio Poli, Paolo Zanichelli Dettagli Misure accurate di campi elettromagnetici da sorgenti con modulazioni digitali
EP333 sonda di campo elettrico Misure accurate di campi elettromagnetici da sorgenti con modulazioni digitali Risposta ottimale nella misura dei campi con modulazione di tipo OFDM e pulsati in genere Errore Dettagli RELAZIONE VCEM: VALUTAZIONE COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE VA.I.04 - GENNAIO 2014...
RELAZIONE VCEM: VALUTAZIONE COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRAFORMAZIONE VA.I.04 - GENNAIO 2014... I N D I C E 1. OGGETTO... 2 1.1. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 1.2. DEFINIZIONI... Dettagli CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO IV - PROTEZIONE DEI AVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI EETTROMAGNETICI Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori Dettagli LE ONDE RADIO E LA SALUTE
Finito il 15/08/2009 LE ONDE RADIO E LA SALUTE AUTORE: Attolini ing. Lucio Onde_e_Salute.doc 1 1. INTRODUZIONE...3 1.1. Nozioni di Fisica...3 1.2. Il campo elettrico, il campo magnetico e le onde elettromagnetiche...5 Dettagli MISURA DEI LIVELLI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DA SISTEMI WI-FI
Sezione Provinciale di Bologna Servizio Sistemi Ambientali MISURA DEI LIVELLI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DA SISTEMI WI-FI PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MINERBIO (BO) SCUOLA MEDIA CAVOUR Dettagli MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DA STAZIONI RADIO BASE NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME
MISURAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DA STAZIONI RADIO BASE NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME Oggetto: SRB c/o stadio Richiedente: Comune di Monsummano Terme (PT) Scandicci, 30 novembre 2012 Il Tecnico Dettagli Regione Emilia Romagna Provincia di Bologna Comune di Bologna
Verifica sperimentale della schermatura dei campi magnetici a 50Hz A cura di: Cappellazzo Luca Con la collaborazione di: Dott. Ing. Roberto Piccin EUROCEMIS - Ponzano Veneto (TV) piccin@eurocemis.it Pagina Dettagli Misura dell esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da sistemi Wi-Fi
rapporti tecnici 2008 Misura dell esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da sistemi Wi-Fi Giuseppe Anania Sezione provinciale Bologna Campi elettromagnetici INDICE 1. INTRODUZIONE...3 2. LO STANDARD Dettagli DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257
www.sigitalia.org DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI Dettagli CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAMPI ELETTROMAGNETICI Che cos è un campo elettromagnetico? Un campo elettromagnetico è una regione dello spazio in cui c è tensione elettrica. È il caso, ad esempio, della regione di spazio in cui vi Dettagli MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI Controllo permanente dell esposizione ai Campi Elettromagnetici a radiofrequenza e a microonde per personale e passeggeri Periodo di monitoraggio dal: Dettagli Esposizioni in condizioni complesse. Gian Marco Contessa grazie a Rosaria Falsaperla gianmarco.contessa@ispesl.it
Esposizioni in condizioni complesse Gian Marco Contessa grazie a Rosaria Falsaperla gianmarco.contessa@ispesl.it Valutazione dell esposizione a CEM La valutazione pratica dell esposizione ai campi elettrici Dettagli Misure di compatibilità elettromagnetica (EMC: ElectroMagnetic Compatibility)
Misure di compatibilità elettromagnetica (EMC: ElectroMagnetic Compatibility) Compatibilità Elettromagnetica sta ad indicare l idoneità di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo Dettagli NHT310 MISURATORE DI CAMPI EM da campi statici a microonde.
NHT310 MISURATORE DI CAMPI EM da campi statici a microonde. Misure isotropiche di campo B, H, E con sonde intercambiabili da DC a 18GHz (60GHz) Ampia capacità di memoria dati Tastiera immediata per accesso Dettagli elettrosmog radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti frequenze.
Con il termine elettrosmog si intende l'inquinamento elettromagnetico derivante da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti quali quelle prodotte dalle infrastrutture di telecomunicazioni come la radiodiffusione Dettagli 1 Giochi d ombra [Punti 10] 2 Riscaldatore elettrico [Punti 10] AIF Olimpiadi di Fisica 2015 Gara di 2 Livello 13 Febbraio 2015
1 Giochi d ombra [Punti 10] Una sorgente di luce rettangolare, di lati b e c con b > c, è fissata al soffitto di una stanza di altezza L = 3.00 m. Uno schermo opaco quadrato di lato a = 10cm, disposto Dettagli MISURA DEI LIVELLI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DA SISTEMI Wi-Fi
MISURA DEI LIVELLI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DA SISTEMI Wi-Fi PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MINERBIO CAVOUR Dott.ssa Cristina Volta Dott. Daniele Bontempelli P.i. Simone Colantonio Dettagli STUDIO d INGEGNERIA Dr. Ing. ANTONIO VELE via Campizze. 37-83017 - Rotondi AV
STUDIO d INGEGNERIA Dr. Ing. ANTONIO VELE via Campizze. 37-83017 - Rotondi AV COMUNE DI SCAMPITELLA E VALLATA (AVELLINO) PROGETTO DI UN CAMPO EOLICO DA 48 MW VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI Dettagli INDICE 1 SCOPO 2 RIFERIMENTI 3 CALCOLO DELL INDUZIONE MAGNETICA 4 CONCLUSIONI
INDICE 1 SCOPO 2 RIFERIMENTI 3 CALCOLO DELL INDUZIONE MAGNETICA 4 CONCLUSIONI 1 SCOPO Nell ambito della progettazione preliminare del nuovo elettrodotto a doppia terna in cavo 132kV per l alimentazione Dettagli NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 05-04-2000 REGIONE BASILICATA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. Dettagli Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
Ministeri e Polizia Penitenziaria Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flpgiustizia.it Email: flpgiustizia@flp.it Dettagli La direttiva europea 2004/40/CE per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici
La direttiva europea 2004/40/CE per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici Paolo Rossi Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) Monte Porzio Dettagli VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI Università degli Studi di Padova Committente: Centro Interdipartimentale Servizi di Psicologia Via Venezia, 12/2 35131 Padova (PD) Data di emissione: 05 Novembre Dettagli Protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione ai campi elettromagnetici nelle fonderie
Protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione ai campi elettromagnetici nelle fonderie Fabio Baronio Laboratorio di Campi Elettromagnetici e Fotonica, Dettagli La valutazione del rischio
RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI IN AMBIENTE LAVORATIVO Auditorium Centro Famiglia di Nazareth Strada Formigina 319 Modena, 29 settembre 2009 La valutazione del rischio Paolo Rossi Istituto Superiore per Dettagli Introduzione al catasto
Introduzione al catasto Angela Alberici ARPA Lombardia CASTEL Catasto Informatizzato degli Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione Sala Riunioni 1 - XXVI piano Palazzo Pirelli Via Fabio Filzi, Dettagli OGGETTO: misure di campo elettromagnetico effettuate presso la palazzina di via Bettolino Secondo,1 Caleppio di Settala (Milano).
Dipartimento Provinciale di Milano Sede di Milano Via Filippo Juvara, 22 20129 MILANO Tel. 0274872260/61 Fax 0270124857 U.O. Agenti Fisici Milano Prot. N. Da citare nella risposta Class. 3.3.5 Pratica Dettagli RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Fattori di impatto ambientale Un sistema fotovoltaico non crea un impatto ambientale importante, visto che tale tecnologia è utilizzata per il risparmio energetico. I fattori Dettagli 1 PREMESSA... 3 3 RIEPILOGO DEI RISULTATI... 8 4 CONCLUSIONI... 10
Firmato digitalmente da Hermann Kohlloffel O = non presente C = IT 1 PREMESSA... 3 2 EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) SUGLI ESSERI UMANI... 4 2.1 Riferimenti legislativi... 4 2.2 Metodologia di Dettagli PREMESSA... 3 1.0 SIMBOLI, ABBREVIAZIONI E UNITÀ DI MISURA UTILIZZATE NEL TESTO... 4 2.0 DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA...
ECOPROGET s.r.l. Via Carriona 430/a 54031 Avenza (MS) Italy Tel 0585/857397 Fax 0585/505284 Cell. 348/5151878 Cell. 348/5151879 e-mail: ecoproget@ecoproget.com web: www.ecoproget.com SPECIALISTI IN AMBIENTE Dettagli DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Università degli Studi di Pavia
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Università degli Studi di Pavia Via A. Ferrata, 1 27100 PAVIA Tel. 0382.985.250 0382.985.251 Fax 0382.422.276 E-mail: segret@unipv.it Partita IVA Università 00462870189 Dettagli Premessa e fonte dati
Premessa e fonte dati L'interesse verso i campi elettromagnetici ha assunto negli ultimi anni un'importanza crescente legata al contemporaneo frenetico sviluppo di nuovi sistemi di telecomunicazione, i Dettagli Rapporto di prova RS04-29. Prove/Verifiche di sicurezza
Rapporto di prova RS04-29 Prove/Verifiche di sicurezza Apparecchio in prova: Strumento Diagnostico BIO-EXPLORER Questo documento è composto di 6 pagine Data: 23/07/2004 Il Direttore tecnico del laboratorio Dettagli Trasmettitore TX-4M10HA/V
Trasmettitore TX-4M1HA/V TX-4M1HA/V Modulo trasmettitore con antenna integrata per applicazioni con modulazione ON-OFF di una portante RF con dati digitali. Pin-out Connessioni Pin 1 TX Dati Ingresso dati Dettagli La sicurezza negli impianti di Risonanza Magnetica
UNIVERSITA degli STUDI di PERUGIA Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA Principi di funzionamento di un Tomografo RM La sicurezza negli impianti di Risonanza Magnetica Dott. Gianni Gobbi S.C. di Fisica Sanitaria Dettagli La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo
La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo Generalità sui campi elettromagnetici (CEM) Campi elettromagnetici naturali Campo elettrico Campo magnetico Campi elettromagnetici Dettagli Ipertermia oncologica: valutazione del rischio per esposizioni a campi elettromagnetici
Abstract Ipertermia oncologica: valutazione del rischio per esposizioni a campi elettromagnetici Papotti E., Vaccari S., Valbonesi S., Vanore A. Servizio di Fisica Sanitaria, Università di Parma Servizio Dettagli Modulo del software GHERAP per la valutazione radio protezionistica del campo EM generato da segnali impulsivi (radar)
Modulo del software GHERAP per la valutazione radio protezionistica del campo EM generato da segnali impulsivi (radar) www.studioingsapone.it Pagina 1 di 10 Premessa Questo modulo rappresenta una opzione Dettagli ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NEI LUOGHI DI LAVORO
Via Cassala 88 Brescia Tel. 030.47488 info@cbf.191.it ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NEI LUOGHI DI LAVORO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 TITOLO VIII CAPO IV Le onde elettromagnetiche sono un fenomeno Dettagli Esposizione ai campi elettromagnetici
Esposizione ai campi elettromagnetici Campi elettromagnetici I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, frequenza numero di oscillazioni che l'onda elettromagnetica compie Dettagli Esposizione ai campi elettromagnetici residui generati da un sistema di ricarica wireless
Esposizione ai campi elettromagnetici residui generati da un sistema di ricarica wireless Rosanna Pinto ENEA CR Casaccia Dipartimento di Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali Divisione Tecnologie Dettagli ONDE ELETTROMAGNETICHE
ONDE ELETTROMAGNETICHE ONDE ELETTROMAGNETICHE Sono parte integrante dell ambiente in cui viviamo e lavoriamo Di origine artificiale (per esempio le onde radio, radar e nelle telecomunicazioni) Di origine Dettagli SOMMARIO GENERALE. Capitolo 3: Normative sui campi elettromagnetici, Luisa Biazzi Le raccomandazioni internazionali ed europee, le leggi italiane
SOMMARIO GENERALE INDICE SPECIFICO 2-4 Introduzione generale, Giovanni Bellenda, Rino Pavanello 5-48 Capitolo 1: Principi fisici-interazioni-effetti, Luisa Biazzi Premessa: quale elettrosmog?, fisica dei Dettagli ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento Igiene del Lavoro
Indicazioni per i controlli periodici di qualità e sicurezza in RM Francesco Campanella, Alessia Ceccatelli Settore Radiazioni Ionizzanti e Risonanza Magnetica 1. Introduzione Nel settore della risonanza Dettagli Valutazione delle esposizioni. Valutazione delle esposizioni
Convegno Nazionale Salute e campi elettromagnetici: dalla ricerca alla protezione I sessione Il quadro delle conoscenze: aspetti fisici Valutazione delle esposizioni Valutazione delle esposizioni Ing. Dettagli Relazione tecnica n. 07_187_RF del 20/11/2007
CENTRO REGIONALE PER LE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI Struttura Semplice 21.03 Radiazioni Non Ionizzanti Misura di campi elettrici e magnetici ELF Cabina elettrica di trasformazione MT/BT Via Dettagli ALLEGATO XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
. ALLEGATO XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 1. Caratteristiche intrinseche 1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico Dettagli Art. 2 Apparecchiature non soggette ad autorizzazione. Art. 3 Apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale
Decreto del ministero della sanità del 03/08/1993 AGGIORNAMENTO DI ALCUNE NORME CONCERNENTI L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'USO DI APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA. Art. 1 Apparecchiature Dettagli Verifiche su impianti di Terra. Apparecchiature per la verifica degli impianti di messa a terra e modalità d uso
Apparecchiature per la verifica degli impianti di messa a terra e modalità d uso 1 Principale normativa inerente impianti di messa a terra Impianti elettrici CEI 99-2 (IEC EN 61936-1) CEI 99-3 (EN 50522) Dettagli Relazione Tecnica RT_001_14_P. Piano territoriale per l installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Oliveto Citra
Relazione Tecnica Piano territoriale per l installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Oliveto Citra CLIENTE: Comune di Oliveto Citra COMMESSA: CO_001_14_P del 13/01/2014 Dettagli Casi pratici di calcolo dei DPI. Vincenzo Salamone A.O.U. Policlinico-V. Emanuele Catania
Casi pratici di calcolo dei DPI Vincenzo Salamone A.O.U. Policlinico-V. Emanuele Catania Cause degli incidenti: Occhiali protettivi non utilizzati (anche se disponibili) Uso di occhiali non adatti o difettosi Dettagli Radioprotezione in siti critici
Radioprotezione in siti critici 1 Valeria Petrini, Ph.D. Student DEIS/ARCES - Fondazione Ugo Bordoni valeria.petrini@unibo.it Legge quadro, 36/2001 2 Il quadro di riferimento italiano in materia di esposizione Dettagli La nuova direttiva europea 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici: presentazione e contenuti
La nuova direttiva europea 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici: presentazione e contenuti Paolo Rossi Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza Dettagli Campi elettromagnetici: conoscenze attuali e misure a Pavia
Campi elettromagnetici: conoscenze attuali e misure a Pavia Gli esseri viventi sono da sempre esposti alle radiazioni naturali prodotte dalla Terra, dall atmosfera e dal Sole: raggi cosmici, radiazioni Dettagli CEM: EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA. dott. Pierantonio Zanon SPISAL ULSS n. 6 VICENZA 8 ottobre 2012
CEM: EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA dott. Pierantonio Zanon SPISAL ULSS n. 6 VICENZA 8 ottobre 2012 D.Lgs. 81/08 Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti Dettagli COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (PROVINCIA DI BERGAMO)
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (PROVINCIA DI BERGAMO) CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA SUL TERRITORIO COMUNALE 1 Relazione Tecnica Revisione: Novembre 2009 Via Cavour n. Dettagli La valutazione dell esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
La valutazione dell esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici Sara Adda Arpa Piemonte Centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti LO SPETTRO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 0-300 Hz ELF Dettagli Modalità di rilevazione ed esecuzione delle misurazioni dei campi EM a radiofrequenze e microonde. Laura Vallone
Modalità di rilevazione ed esecuzione delle misurazioni dei campi EM a radiofrequenze e microonde Laura Vallone Frequenze in gioco 2 Come si effettuano le misure? Normative tecniche Tipo di sorgente/i Dettagli Metodi di realizzazione di una stazione radio base compatibile con i limiti di esposizione Vallone Laura
Metodi di realizzazione di una stazione radio base compatibile con i limiti di esposizione Vallone Laura 01/06/2007 dei Campi Elettromagnetici 1 Normativa tecnica di riferimento Guida CEI 211-10: Guida Dettagli Report di misura di attenuazione radio. Palizzata planare realizzata con elementi tubolari in vetroresina di fornitura ATP srl
Report di misura di attenuazione radio Dispositivo in esame: Palizzata planare realizzata con elementi tubolari in vetroresina di fornitura ATP srl Committente: Prove eseguite da: ATP Srl CLAMPCO Sistemi Dettagli 35272&2//2',0,685$'(,&$03,(/(775,&2(0$*1(7,&2$+]$,),1,
35272&2//2',0,685$'(,&$03,(/(775,&2(0$*1(7,&2$+]$,),1, '(// $33/,&$=,21('(//$'*51 3RVL]LRQLGLPLVXUD - Il sensore deve essere posizionato ad un altezza di 1,5 m dal suolo - La misura deve essere eseguita Dettagli Misuratore di potenza per fibre ottiche Sorgente luminosa per fibre ottiche
FOM, FOS 850, FOS 1300, FOS 850/1300 Misuratore di potenza per fibre ottiche Sorgente luminosa per fibre ottiche Foglio di istruzioni Introduzione Il misuratore FOM (Fiber Optic Meter - misuratore per Dettagli Banco a microonde Introduzione
Banco a microonde Introduzione Il sistema e costituito (vedi figura 1) da una sorgente direzionale di onde elettromagnetiche polarizzate di frequenza di 9.5 GHz ( = 3.16 cm) e da un rivelatore direzionale Dettagli NHT-310. MISURATORE DI CAMPI EM da campi statici a microonde.
NHT-310 MISURATORE DI CAMPI EM da campi statici a microonde. > Misure isotropiche di campo B, H, E con sonde intercambiabili da DC a 18GHz > Ampia capacità di memoria dati e autonomia per monitoraggi per Dettagli PDAS- W: SISTEMA DI MONITORAGGIO PERMANENTE E REAL TIME DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
www.tek-up.com www.tek-up.com PDAS- W: SISTEMA DI MONITORAGGIO PERMANENTE E REAL TIME DI CAMPI ELETTROMAGNETICI DESCRIZIONE: Sistema di monitoraggio permanente di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: articolo 188
 art. 188
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 207
 Articolo 206
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 1
 Articolo 206