Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-21-julio-2005-comunidad-autonoma-de-castilla-la-mancha-112452
Timestamp: 2017-03-29 17:38:19+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se autoriza el modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, marca Imefy, modelo CD241
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se autoriza el modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, marca Imefy, modelo CD241	RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se autoriza el modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, marca Imefy, modelo CD241 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se autoriza el modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, marca Imefy, modelo CD241 Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA	RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se autoriza el modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, marca Imefy, modelo CD241.
Vista la solicitud presentada por la empresa Imefy, S.L. con domicilio en Pol. Industrial La Cañada, Avda. Siglo XXI s/n, 45470-Los Yébenes (Toledo), para autorización de modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, marca Imefy, modelo CD241. Vista la memoria técnica visada por el Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, el informe de ensayo n.º B126-03-AQ-EE-07 realizado por Labein, que acreditan el cumplimiento de las prescripciones técnicas, metrológicas y de compatibilidad electromagnética aplicables a estos instrumentos.
Esta dirección General de Industria y Energía, de acuerdo con el Real Decreto 385/2002, de 26 de abril, (BOE 14-05-02) por el que se modifica el Real Decreto 2018/1997, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica, y el Decreto 89/2004 por el que se fija la estructura y competencias de la Consejería de Industria y Tecnología ha resuelto autorizar el modelo, para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, en media tensión, marca Imefy, modelo CD241, fabricado por la empresa Imefy, S.L., cuyas principales características son:
Tensión máxima de servicio (KV): 24.
Nivel de aislamiento nominal: 24/50/125 KV.
Intensidad primaria (A): 1600, 1200; 100; 800; 600; 500; 400; 300; 200;
150; 100; 80;75; 12,5; 10; 7,5; 5; 2,5. Intensidad secundaria (A): 5. Intensidad térmica: Hasta 96 KA. Intensidad dinámica: 2,5 Ith.
Clase de precisión: 0,2 S; 0,5; 0,5 S;5P10; 5P20; 5 P30. Potencia de precisión (VA): 15.
Frecuencia: 50 Hz. Bajo las condiciones:
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se autoriza el modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, marca Imefy, modelo CD241	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN