Source: https://www.fluke.com/es-gt/producto/camaras-termicas/tir32
Timestamp: 2020-03-30 11:17:42+00:00

Document:
Cámara Infrarroja Fluke TiR32 | Fluke
Una calidad de imagen superior
Proporciona las imágenes claras y nítidas que necesita para detectar los problemas con rapidez gracias a su sensor de 320 × 240.
Identifique incluso las más pequeñas diferencias de temperatura que pudieran indicar problemas con la sensibilidad térmica (NETD).
Alineación automática (corrección de paralaje) de las imágenes de luz visible e infrarrojas con la tecnología patentada Fluke IR-Fusion®.
Lentes teleobjetivo y de gran angular disponibles para obtener una mayor versatilidad o para su uso en aplicaciones especiales. (fácilmente instalable in situ)
Las baterías reemplazables por el usuario le proporcionan la máxima flexibilidad, sin importar adónde le lleve su trabajo.
Intuitivo menú de tres botones, muy fácil de manejar, que permite consultar las diferentes opciones usando solamente el pulgar.
Tampoco le hará falta llevar encima lápiz y papel, gracias a su novedoso sistema de registro y grabación de anotaciones de voz en la propia cámara. Las anotaciones de voz se pueden grabar junto con las imágenes capturadas. Estos comentarios hablados se almacenan con las imágenes individuales para su consulta posterior.
La posibilidad de enfoque con una sola mano, corrección de la emisividad, compensación de temperatura reflejada de fondo y corrección de la transmitancia aumentan la precisión de las medidas en la mayoría de las situaciones.
Correa ajustable para usar con la mano izquierda o la derecha.
Incluye todo lo necesario para empezar a trabajar.
Optimizada para su uso en entornos de trabajo exigentes.
Proporciona la máxima confianza: esta cámara está diseñada y fabricada para resistir una caída desde dos metros... ¿Qué sintió la última vez que se le cayó un equipo al suelo?
Resistente al polvo y al agua; probada según la clasificación IP54.
Descripción general del producto: Cámara infrarroja Fluke TiR32
Cuando necesita ver las diferencias de temperatura más sutiles desde distancias cortas o largas
Sabemos que trabaja muchas horas en el terreno. Ese es el motivo por el cual construimos esta cámara sólida, para que pueda cambiar de trabajo en trabajo de forma rápida y fácil. La TiR32 le puede hacer ahorrar tiempo y dinero al permitirle identificar con rapidez problemas de aplicación de edificios y al cortar con pérdidas de energía. Se combina la resolución 320 × 240 potente con la Tecnología IR-Fusion®, la combinación de imágenes digitales e infrarrojas en una sola imagen, la TIR32 proporciona imágenes sorprendentemente nítidas y detalladas, lo que hace que la detección sea extremadamente fácil.La TiR32 también produce imágenes parcialmente transparentes que ayudan a identificar problemas y a informar hallazgos con mayor facilidad (AutoBlend™).
Un instrumento de precisión para resolución de problemas con cámara infrarroja avanzada
Con la sensibilidad térmica de ? 0.04 °C a 30 °C (40 mK) y un rango de temperatura de entre -20 °C y 150 °C (entre -4 °F y 302 °F) la TiR32 es ideal para aplicaciones de edificios entre las que se incluyen las auditorías de energía, la protección contra condiciones climáticas adversas y la restauración. Hay disponibles un teleobjetivo que el usuario puede instalar y lentes gran angular para proporcionar versatilidad adicional en aplicaciones especiales, mientras que la anotación de voz hace innecesario el uso de papel y bolígrafo.
Para aplicaciones que requieren un rango de temperatura alto y una sensibilidad térmica baja (NETD), la Fluke Ti400 es una opción alternativa. El sistema de enfoque automático LaserSharp® cuenta con conectividad inalámbrica para compartir imágenes de manera rápida y simple a fin de obtener imágenes enfocadas de forma consistente en cada ocasión y una pantalla táctil capacitiva de 640 × 480 de alta resolución resistente que permite una navegación rápida por los menús.
Como siempre, Software Fluke Smartview® se incluye entre las cargas no adicionales.
Especificaciones: Cámara infrarroja Fluke TiR32
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)
Precisión en medición de temperatura ±2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, lo que sea mayor)
Corrección de emisividad en pantalla Sí
Rendimiento de formación de imágenes
Tipo de detector Matriz de plano focal de 320 x 240 píxeles basada en microbolómetro no refrigerado
Sensibilidad térmica (NETD) ? 0.04 °C y 40 mK
Píxeles totales 76,800
Banda espectral infrarroja 7.5 ?m a 14 ?m (onda larga)
Cámara visual (luz visible) Rendimiento industrial de 2 megapíxeles
Distancia mínima de enfoque 46 cm (aprox. 18 in)
Tipo de lente estándar infrarrojo Campo de visión 23 ° x 17 °
Resolución espacial (IFOV) 1.25 mrad
Lente opcional tipo teleobjetivo para infrarrojo Campo de visión 11.5 ° x 8.7 °
Resolución espacial (IFOV) 0.63 mrad
Lente opcional tipo gran angular para infrarrojo Campo de visión 46 ° x 34 °
Resolución espacial (IFOV) 2.50 mrad
Distancia mínima de enfoque 7.5 cm (aprox. 3 in
Mecanismo de enfoque Manual, capacidad de enfoque inteligente “Smart Focus” con una sola mano
Presentación de la imagen
Paletas de colores Estándar Arco de hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida
Ultra Contrast™ Arco de hierro ultra, azul-rojo ultra, alto contraste ultra, ámbar ultra, ámbar invertido ultra, metal caliente ultra, escala de grises ultra, escala de grises invertida ultra
Nivel y amplitud Ajuste automático y ajuste manual de nivel y amplitud
Amplitud mínima (en modo automático) 3 °C (5.4 °F)
Información sobre IR-Fusion®
Fundido de las imágenes de luz visible e infrarroja con alineación automática (corrección de paralaje) Sí
Imagen en imagen (PIP) Tres niveles de mezcla infrarroja en pantalla, que se muestran en el centro de la pantalla LCD
Pantalla totalmente Infrarroja Tres niveles de mezcla infrarroja en pantalla, que se muestran en el centro de la pantalla LCD
Alarmas de colores (alarmas de temperatura) Alarma de temperatura de punto de rocío (seleccionable por el usuario)
Captura de imágenes y almacenamiento de datos
La Ti32 permite al usuario ajustar la paleta, el fundido, el nivel, el rango, el modo de IR-Fusion®, la emisividad y la compensación de temperatura de fondo reflejada, así como la corrección de la transmitancia en una imagen capturada antes de ser almacenada.
Mecanismo de captura, revisión y almacenamiento de imágenes Capacidad para capturar, revisar y almacenar imágenes con una sola mano
Medio de almacenamiento Tarjeta de memoria SD de 2 GB capaz de almacenar al menos 1200 imágenes de luz visible e infrarroja radiométrica vinculadas totalmente (formato de archivo .is2), cada una con 60 segundos de anotaciones de voz, o 3000 imágenes infrarrojas en formato de mapa de bits (.bmp); o bien 3000 imágenes jpeg (.jpeg), todas transferibles a un PC mediante un lector de tarjetas multiformato USB incluido
Formatos de archivo No radiométrico (.bmp) o (.jpeg), o totalmente radiométrico (.is2) No es necesario software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp y .jpeg)
Formatos de archivos exportables con el software SmartView® JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIB, PNG, TIF y TIFF
Humedad relativa 10 % a 95 %, sin condensación
Pantalla Pantalla LCD (640 x 480) VGA panorámica en color. diagonal de 9.1 cm (3.6 in) con retroiluminación (brillante o automática seleccionable)
Controles y ajustes Selección por el usuario de la escala de temperatura (°C/°F)
Ajuste de fecha/hora
Selección de emisividad
Compensación de la temperatura reflejada de fondo
Corrección de la transmisión
Puntos fríos y calientes y punto central en la imagen seleccionables por el usuario (otros marcadores y formas personalizables en el software SmartView®)
Alarma de temperatura alta
Nivel de retroiluminación seleccionable por el usuario: "Full Bright" (brillo máximo) o "Auto" (automático)
Información en pantalla seleccionable por el usuario
Software SmartView®; software completo de análisis y generación de informes incluido
Baterías Dos baterías inteligentes recargables de iones de litio; con indicador de nivel de carga de cinco LED
Vida útil de la batería Más de cuatro horas de uso ininterrumpido por batería (con retroiluminación de pantalla al 50 %)
Carga de las baterías a la red de CA Cargador de CA para dos baterías (de 110 V CA a 220 V CA, 50/60 Hz) (incluido), o carga dentro de la cámara. Adaptadores de alimentación CA incluidos. Adaptador de carga automotriz de 12 V opcional.
Funcionamiento con CA Funcionamiento con CA con fuente de suministro incluida (110 V CA a 220 V CA, 50/60 Hz). Adaptadores de alimentación CA incluidos.
Ahorro de energía Activación del modo de espera después de 5 minutos de inactividad; apagado automático tras 30 minutos de inactividad
Normas de seguridad CSA (EE. UU. y Canadá): C22.2 n°. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2.ª edición), ISA: 82.02.01
Compatibilidad electromagnética Cumple todos los requisitos aplicables de la norma EN61326-1:2006
FCC de EE. UU. CFR 47, parte 15, clase B
Vibración 0.03 g²/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6
Caída 2 m (6.5 pies) con lente estándar
Dimensiones (Al x Al x Pr) 27.7 x 12.2 x 17.0 cm (10.9 x 4.8 x 6.7 in)
Peso (batería incluida) 1.05 kg (2.3 lb)
Garantía Dos años (estándar)
Idiomas compatibles Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, español, finés, francés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco y turco
Modelos: Cámara infrarroja Fluke TiR32
Multímetro con pantalla extraíble
Recursos: Cámara infrarroja Fluke TiR32
Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27 | Manual del usuario
FLK-TI-SBC3 | Hoja de instrucciones
FLK-TI-SBP3 | Hoja de instrucciones
Acciones básicas para solucionar problemas de funcionamiento y prestaciones en las cámaras termográficas Fluke Ti32-Ti29-Ti27-TiR32-TiR29-TiR27
Ti32, Ti29 and Ti27 Industrial Data Sheet
Accesorios: Cámara infrarroja Fluke TiR32
Baterías y cargadores (2)
Cámaras termográficas y lentes de IR (2)
Teleobjetivo infrarrojos Fluke
Objetivo gran angular infrarrojo Fluke

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución