Source: https://www.olympus-ims.com/es/ut-flaw/epoch1000/
Timestamp: 2018-01-20 20:36:49+00:00

Document:
EPOCH 1000 | Olympus IMS
Material didácticoUltrasonic Flaw Detection Tutorial Material didácticoCursillo de ultrasonidos phased array
Equipos avanzados por ultrasonidos
Ultrasonidos multielementos Phased Array
Opción software B-Scan
Serie EPOCH 1000*
El EPOCH 1000 es un detector de defectos por ultrasonidos convencional de avanzada, que puede ser optimizado adicionando la creación de imágenes phased array en un centro de servicio autorizado de Olympus. Sus características claves son: la conformidad a la norma europea EN12668-1, un juego de 37 filtros digitales en el receptor y una frecuencia de repetición de impulsos de 6 kHz para inspecciones de alta velocidad.
Los equipos de la serie EPOCH® 1000 son detectores de defectos digitales y portátiles que combinan el gran rendimiento de detección de los ultrasonidos convencionales con la eficacia de las imágenes phased array. El EPOCH 1000, 1000iR y 1000i son conformes a la norma EN12668-1 y se caracterizan por su diseño horizontal, su pantalla VGA, su perilla y sus teclas de dirección para la navegación y el ajuste de los parámetros. El EPOCH 1000i es, además, capaz de crear imágenes phased array que amplían el alcance de las funcionalidades ultrasónicas.
Herramientas para la representación phased array.
Conforme a la norma europea EN12668-1.
37 filtros para el receptor digital.
PRF de 6 kHz para exploraciones de alta velocidad.
Herramienta opcional C-scan codificado o basado en el tiempo.
Reconocimiento automático de palpadores phased array.
Calibración intuitiva del retardo de la zapata y de la sensibilidad para todas las leyes focales.
Programación de las salidas analógicas y de alarma.
Conforme al índice medioambiental IP66.
Diseño horizontal; panel de navegación y perilla para el ajuste de los parámetros.
Receptor digital con un rango dinámico de alto alcance.
Pantalla VGA con imágenes legibles bajo la luz del sol.
Herramienta ClearWave® para una mejor visualización e
interpretación del A-scan.
Herramienta SureView®.
Cursores de referencia y de medición.
Curvas dinámicas DAC/TVG de serie.
Curvas DGS/AVG de serie.
Tres modelos de diferente nivel que se adecúan a diferentes necesidades de inspección
Inspecciones avanzadas por ultrasonidos
El EPOCH® 1000 es un detector de defectos por ultrasonidos de última generación que puede ser optimizado con la herramienta de representación phased array en cualquier centro de servicio autorizado de Olympus.
Inspecciones avanzadas por ultrasonidos y representaciones phased array prestas
El EPOCH 1000iR ofrece las mismas capacidades de detección por ultrasonidos que el EPOCH 1000, pero la herramienta phased array puede ser fácilmente activada a distancia.
Inspecciones avanzadas por ultrasonidos y representaciones phased array integradas
El EPOCH 1000i integra de manera estándar la representación phased array y las mismas capacidades a detección por ultrasonidos que el EPOCH 1000.
Inspección general de soldaduras.
Inspecciones de soldaduras AWS D1.1/D1.5.
Mediciones de defectos con curvas DGS/AVG.
Inspección de defectos y laminación en compuestos.
Ensayos en la industria automotriz y de transporte.
Robusto y portátil... ¡satisfacerán las demandas de inspección más exigentes!
Los equipos de la serie EPOCH® 1000 han sido diseñados para satisfacer el índice de protección ambiental IP66. Sometidos a ensayos de resistencia contra choques, vibraciones, ambientes explosivos y grandes variaciones de temperatura, los resultados revelan que estos equipos pueden soportar condiciones de inspección adversas. Algunas características físicas de los equipos de la serie EPOCH 1000 son:
Gran pantalla VGA (640x480) transflectiva y en color que permite una legibilidad óptima en condiciones de luminosidad alta o baja.
Empuñadura de goma robusta para un transporte fácil.
Anillos en D durables para utilizar el arnés de pecho.
Soportes delanteros y traseros para colocar el equipo sobre superficies planas o inclinadas.
Puertos USB cliente y servidor para la comunicación directa con una PC, una impresora y periféricos.
Puerto de salida VGA para presentaciones, capacitaciones y el control remoto del equipo.
Salidas analógicas, salidas de alarma y salida RS-232 programables.
Batería de iones de litio estándar y recargable.
Los equipos de la serie EPOCH 1000 están equipados con herramientas para transferir archivos y bases de datos, capturar imágenes y crear informes básicos. Estas herramientas ofrecen una variedad de opciones para acceder a los datos almacenados previamente y gestionar las imágenes en vivo.
Las imágenes y los informes pueden ser exportados mediante una tarjeta Compact Flash o un llavero USB. El equipo de serie EPOCH 1000 es suministrado con una tarjeta Compact Flash.
El sofisticado registrador de datos del EPOCH 1000 ha sido diseñado para facilitar la captura de los datos y la creación de informes que contienen imágenes e información sobre las medidas y la calibración. Los archivos de calibración facilitan la consulta de las configuraciones para efectuar rápidamente los ajustes. Asimismo, los archivos de inspección pueden ser guardados con los datos completos o con capturas de imagen o de medición sencillas para crear informes en pocos segundos. También es posible crear archivos especialmente concebidos para diversas aplicaciones de corrosión.
Transferencias de archivos y de la base de datos
Una copia de seguridad de la base de datos del equipo puede ser creada en una memoria USB para poder restaurarla posteriormente en el EPOCH 1000. Los archivos también pueden ser copiados individualmente en un llavero USB para transferirlos entre las unidades.
Las imágenes de la pantalla en vivo pueden ser capturadas y exportadas usando una de las unidades de memoria extraíbles (Compact Flash o USB). También es posible crear archivos particualres que facilitan la exportación de la imagen guardada para usarla en cualquier tipo de informe.
El EPOCH 1000 está dotado de herramientas eficaces para crear informes que permiten una salida dinámica de la información en una variedad de formatos. Los informes pueden ser creados directamente en la pantalla a partir de los archivos de datos almacenados y ser enviados a la unidad de destino deseada (Compact Flash o USB) en formato HTML. Existen dos modelos de informe, según la información necesaria que se debe incluir en el informe. El logotipo personalizado puede ser importado y usado en el informe, en lugar del logotipo Olympus estándar.
Tipo Resumen (datos de la medición solamente)
Datos (configuración y A-scan completo)
Logotipo Personalizado (formato bmp, jpg o png)
Administración de datos y creación de informes en una PC
GageView® Pro para la gestión de datos
Los equipos de la serie EPOCH 1000 son compatibles con el programa informático GageView Pro de Olympus para equipos portátiles. Este programa permite descargar los datos guardados para su revisión, exportar datos, crear copias de seguridad y generar informes que incluyen los parámetros de la configuración, los datos de medición y los A-scan sin tener que dejar el lugar de inspección. Los archivos de seguridad de la base de datos pueden ser abiertos directamente en el programa GageView Pro, usando una llave de memoria USB, sin tener que conectar el EPOCH 1000 a una PC. Otras herramientas, como la utilidad de actualización del firmware, también están disponibles como parte de este programa.
Descarga de archivos de inspección y de configuración guardados.
Revisión en una PC de los datos de configuración y de medición.
Exportación de los datos de medición y de calibración a programas de hojas de cálculo comunes.
Creación de copias de seguridad de los datos de calibración y de inspección.
Generación de informes con los ajustes, las medidas y el A-scan.
Acceso a los datos guardados mediante las copias de seguridad de la base de datos.
Los equipos de la serie EPOCH 1000 cuentan con varios accesorios opcionales que permiten una funcionalidad total de las herramientas disponibles.
EPXT-C-VGA-6 (U8779019): Cable de salida VGA.
EP4P/C-USB-6 (U8840084): Cable del puerto USB cliente.
EP1000-C-RS232-6 (U8779197): Cable de comunicación RS-232.
EP1000-C-26OUT-6 (U8779018): Cable de E/S del hardware (disparo de las salidas de alarma).
EP1000-C-9OUT-6 (U8779017): Cable de E/S del hardware (disparo de las salidas de alarma).
EP4/CH (U8140055): Arnés de pecho.
EPXT-EC-X: Cargador externo de batería.
EPXT-BAT-L (U8760021): Batería adicional (iones de litio).
EP1000-TC-S (U8764078): Maletín.
EP1000-TC-L (U864079): Maletín grande.
Maletín (N.° de referencia: EP1000-TC-S)
Maletín grande (N.° de referencia: EP1000-TC-L)
* Este producto puede que no esté disponible en su país. Por favor, póngase en contacto con su representante local de ventas de Olympus para obtener más información.
Especificaciones generales > Dimensiones globales
252 mm (largo) x 177 mm (alto) x 107 mm (ancho)
Especificaciones generales > Peso
3,67 kg, con la batería de iones de litio
Especificaciones generales > Teclado
Inglés, japonés, chino y símbolos internacionales.
Especificaciones generales > Idiomas
Alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, japones, polaco y ruso
Especificaciones generales > Conexiones de palpador
BNC o LEMO número 1
Especificaciones generales > Almacenamiento de datos
Memoria interna: hasta 10 000 identificadores con el A-scan
Tarjeta Compact Flash estándar de 4 GB
Especificaciones generales > Batería
Una batería recargable estándar de iones de litio
Especificaciones generales > Autonomía de la batería
8 horas en el modo ultrasonidos convencionales
7 horas en el modo ultrasonidos phased array
Especificaciones generales > Fuente de energía
Red CA de 100 V CA a 120 V CA, 200 V CA a 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz
Especificaciones generales > Modo de espera
Se puede ajustar entre 15 y 120 minutos con un 50% menos de consumo de la batería
Especificaciones generales > Pantalla
LCD VGA (640 x 480 píxeles), transflectiva, color y actualización de 60 Hz.
Especificaciones generales > Dimensiones de la pantalla
132,5 mm (ancho) x 99,4 mm (altura), 165,1 mm (diagonal)
Entradas/Salidas > Puertos USB
1 puerto USB cliente, 3 puertos USB servidor
Salida VGA estándar
Entradas/Salidas > Salida analógica
4 salidas analógicas; entre 1 V y 10 V de la escala total; máximo de 4 mA
Entradas/Salidas > Salida de alarma
6 salidas de alarmas, TTL de 5 V, 10 mA
Entradas/Salidas > Disparador
Entrada TTL de 5V; salida TTL de 5 V, 10 mA
Entradas/Salidas > Codificador
Línea de 2 ejes (cuadratura)
Normas > Índice de protección IP
Diseño IP66
Normas > Ambientes explosivos
MIL-STD-810F, Método 511.4, Procedimiento 1. Atmósfera defina según la norma NFPA 70, Artículo 500 como Clase I, División 2, Grupo D
Normas > Resistencia a los choques
IEC 600689-2-27, 60 g, 6 µs semionda sinusoidal, 18 ejes total
Normas > Resistencia a las vibraciones sinusoidales
IEC 60068-2-6, entre 5 Hz y 150 Hz a 2 g, amplitud de desplazamiento, 20 ciclos de barrido
Normas > Temperatura de operación
Normas > Temperatura de almacenamiento de la batería
Normas > Temperatura de recarga de la batería
Especificaciones del modo phased array del Epoch 1000i > Leyes focales
Especificaciones del modo phased array del Epoch 1000i > Elementos máximos
Especificaciones del modo phased array del Epoch 1000i > Apertura activa máxima
Especificaciones del modo phased array del Epoch 1000i > Filtro de video
Desactivado, bajo y alto
Especificaciones del modo phased array del Epoch 1000i > Imágenes
A-scan, S-scan, escaneo lineal, C-scan, A-scan más imagen
Especificaciones del modo phased array del Epoch 1000i > Velocidad de actualización de la imagen
60 Hz para todos los A-scan; 20 Hz para todas las imágenes
EPOCH® 1000, EPOCH 1000iR, EPOCH 1000i
(modo ultrasonidos convencionales) EPOCH 1000i
(modo phased array)
Tipo Impulsos cuadrados ajustables
PRF 5 Hz a 6 000 Hz, en incrementos de 5 Hz Ajustable manualmente. Máximo de 1520 Hz
Tensión 50 V a 475 V, en incrementos de 25 V 40 V u 80 V
Ancho del impulso 25 ns y 5 000 ns (0,1 MHz) con la tecnología PerfectSquare™ 40 ns y 1 000 ns (0,1 MHz) con la tecnología PerfectSquare™
Amortiguamiento 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 400 Ω No disponible
Retardo No disponible 0 µs a 10 µs, resolución de 2,5 ns
Ganancia 0 dB a 110 dB 0 dB a 80 dB
Señal máxima de entrada 20 Vp-p 250 mVp-p por canal
Impedancia de entrada 400 Ω ± 5% 50 Ω ± 10%
Ancho de banda 0,2 MHz a 26,5 MHz, a -3 dB 0,5 MHz a 12,5 MHz, a -3 dB
Filtros digitales Paquete estándar (ensayo y conformidad EN12668-1):
7 filtros.
Paquete avanzado (no sometido al ensayo EN12668-1): 30 filtros 6 filtros
Supresión 0% al 80% de la altura de la pantalla completa con alarmas visuales
Medición de la amplitud 0% al 110% de la altura de la pantalla completa; resolución de 0,24%
Velocidad de medición Equivalente a la PRF, en todos los modos
Velocidad de propagación de la onda ultrasonora y desplazamiento del cero
Haz recto (primer eco de fondo o eco a eco)
Haz angular (trayectoria acústica o profundidad)
Velocidad de propagación de la onda ultrasonora, desplazamiento del cero y sensibilidad
Trayectoria acústica o profundidad (desplazamiento del cero)
Modos de inspección Pulso-eco, emisión-recepción y transmisión directa Pulso-eco
Unidad de medida Milímetros, pulgadas y microsegundos
Rango 3,33 mm a 26 806 mm a 5900 m/s 61 leyes focales; 3,33 mm a 390,95 mm a 5900 m/s
Velocidad de propagación de la onda ultrasonora 635 a 15 240 m/s
Desplazamiento del cero 0 µs a 750 µs No disponible
Retardo de la imagen -59 mm a +25 400 mm 0 al rango máximo
Ángulo de refracción 0° a 85°, en incrementos de 0,1° 61 leyes focales angulares, en incrementos de 0,5°; 1,0; 1,5° y 2,0°
Ajustable entre -80° y +80°
Puertas de medición Dos puertas totalmente independientes para medir la amplitud y el tiempo de vuelo
Modo de medición Trayectoria acústica Trayectoria acústica y profundidad
Puerta de interfaz Opcional, con el seguimiento de la puerta 1 y puerta 2 No disponible
Inicio Variable, dentro de la escala de la pantalla
Ancho Variable, desde el inicio de la puerta hasta el final de la escala de la pantalla
Altura Variable, entre el 2% y el 95% de la altura de la pantalla completa
Umbral positivo y negativo
Umbral positivo y negativo (para la ley focal seleccionada)
Profundidad mínima (para la ley focal seleccionada)
Cursores de referencia Dos cursores de referencia en el A-scan Dos cursores de referencia en el A-scan y cuatro cursores de referencia en las imágenes
Medidas en la pantalla Seis campos disponibles (selección manual o automática)
Puerta 1 Espesor, trayectoria acústica, proyección, profundidad, amplitud, tiempo de vuelo, profundidad mínima/máxima, amplitud mínima/máxima
Puerta 2 Igual que la puerta 1
Puerta IF (opcional) Espesor No disponible
Echo-to-Echo Estándar; seleccionable entre la puerta 2-1, la puerta 2-IF o la puerta 1-IF Estándar
Otras mediciones Valor (dB) de sobreimpulso para inspecciones DGS/AVG, tamaño del reflector equivalente para inspecciones DGS/AVG, clasificación (D) para inspecciones AWS D1.1/D1.5, valor de supresión
Curvas DAC/TVG Estándar
Puntos DAC Hasta 50 puntos y rango dinámico de 110 dB Hasta 20 puntos y rango dinámico de 40 dB
Curvas DAC especiales Curva DAC de tipo 20% a 80% y curvas DAC personalizadas (hasta 6 curvas) No disponible
Tabla TVG Hasta 50 puntos, rango dinámico de 110 dB y compatible con la puerta IF en todos los ajustes de la PRF Hasta 20 puntos y rango dinámico de 40 dB
Corrección de la superficie curva Estándar. Corrección del diámetro externo del tubo o de la barra para mediciones angulares
Avanzados detectores de defectos por ultrasonidos, con optimización phased array
Los equipos EPOCH® 1000, EPOCH 1000iR y EPOCH 1000i están dotados de herramientas avanzadas de medición para inspecciones por ultrasonidos convencionales, ideales durante ensayos simples y complejos. Estos equipos portátiles pueden ser integrados a pequeños sistemas para realizar exploraciones de alta velocidad y crear imágenes de un solo canal. Además, incorporan una gama de herramientas estándares de alto rendimiento, como la frecuencia de repetición de impulsos (PRF) máxima de 6 kHz para mayor precisión en exploraciones de disparo único; el emisor de impulsos cuadrados ajustables de tecnología PerfectSquare™ y el paquete de filtros digitales integrales para una relación señal-ruido excepcional.
Características del emisor/receptor
PRF ajustable entre 5 Hz a 6 kHz.
Mediciones de disparo único en todos los modos estándares.
Emisor de impulsos cuadrados ajustables de tecnología PerfectSquare™.
Salidas de alarma y analógicas programables.
Paquete de más de 30 filtros digitales.
Herramientas software incluidas de serie
Curvas DAC/TVG dinámicas
Curvas DAC/TVG dinámicas: Esta herramienta estándar permite crear rápida y dinámicamente las curvas DAC usando reflectores de referencia y pasar entre el modo DAC y el modo TVG con sólo pulsar un botón. Esta herramienta incluye las curvas de tipo ASME, ASME-III, JIS, 20% a 80%, curvas personalizadas y la tabla TVG.
Curvas DGS/AVG integradas: Esta herramienta calcula las curvas de atenuación para medir los defectos potenciales. La variada biblioteca de palpadores caracterizados permite configurar rápida y fácilmente la curva DGS/AVG y adquirir medidas precisas de los defectos.
Puerta de interfase con el seguimiento de la puerta 1 y puerta 2
Puerta de interfase: Esta tercera puerta opcional permite seguir en tiempo real el eco de interfase variable para estabilizar las mediciones digitales.
Clasificación AWS para la inspección de soldadura: Esta herramienta calcula en tiempo real el valor « D» para evaluar y catalogar las indicaciones de defectos en la puerta según la norma AWS D1.1/D1.5.
Puerta flotante: Esta herramienta permite colocar la puerta 1 y la puerta 2 a una altura seleccionada, en función al eco en la puerta (-1 dB a -14 dB). Esta herramienta ofrece lecturas más estables y precisas, especialmente en el modo de detección del flanco.
ClearWave™ para imágenes más nítidas
Pantalla SureView
Los equipos de la serie EPOCH® 1000 cuentan con nuevas herramientas de excelente prestación que mejoran la calidad de las imágenes y facilitan la detección en aplicaciones difíciles.
SureView®: Esta herramienta representa los picos de las señales de los reflectores como en una pantalla catódica; para ello, activa un punto de luz a lo largo del trazo del A-scan.
A-scan compuesto: Esta herramienta traza un A-scan compuesto basado en la envolvente máxima de todos los A-scan adquiridos entre las actualizaciones de la pantalla (A-scan múltiple cuando PRF > 60 Hz). Así, las detecciones visuales son más fiables durante escaneos muy rápidos.
Amplitud máxima: Esta herramienta muestra solamente el A-scan adquirido entre las actualizaciones de la pantalla cuya lectura es la de mayor amplitud en la puerta.
Imagen de la persistencia
Modo de persistencia: Esta herramienta retiene en la pantalla los A-scan previamente adquiridos por un tiempo predeterminado; vale decir, una «memoria» de corta duración de la inspección para mejorar la detección visual.
Corte de la línea de base: Esta herramienta representa los puntos al «cruce del cero» como líneas que conectan los lóbulos A-scan a la línea de base, en el modo de onda completa rectificada.
Espesor mínimo: Esta herramienta representa solamente el A-scan adquirido entre las actualizaciones de pantalla cuya lectura es la del espesor mínimo.
A-scan promedio: Esta herramienta permite ver el promedio de los A-scan adquiridos. El promedio se aplica en 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
Representación de imágenes phased array y herramientas avanzadas de ultrasonidos convencionales
El EPOCH® 1000i es un equipo portátil y robusto que combina poderosas herramientas de ultrasonidos convencionales y phased array para la detección de defectos. Estas herramientas incrementan la probabilidad de detección, mejoran la nitidez de la zona de interés y aumentan la eficacia de inspección, ya que sólo basta una única configuración para visualizar los A-scan de varios ángulos (leyes focales), lo que elimina la necesidad de utilizar varios palpadores y varias zapatas. Otra de las características de este equipo es que mantiene el rendimiento excepcional de las herramientas de ultrasonidos convencionales del EPOCH 1000 -lo que asienta la confianza en la inspección- y, además, ofrece las ventajas de la representación phased array. Así, el EPOCH 1000i no solamente satisface las exigencias de las normas de inspección, sino también posibilita inspecciones más precisas y eficaces.
Disponible en la configuración estándar 16:16 que puede ser ampliada a 16:64 vía el software, el EPOCH 1000i cuenta con varias herramientas de medición que facilitan la inspección, como las imágenes A-scan y S-scan y los cursores de referencia y de medición para evaluar el tamaño de los defectos.
Curva de calibración de la ganancia
Imagen simultánea del A-scan y S-scan
El EPOCH 1000i puede crear simultáneamente las imágenes A-scan y S-scan de los datos de todos los ángulos que se encuentran entre los valores de inicio y de fin seleccionados. Cada ángulo (denominado generalmente ley focal), puede ser seleccionado para que el A-scan respectivo aparezca en tiempo real. Así, y gracias a la representación phased array, es posible detectar y caracterizar los defectos potenciales con diversos ángulos al mismo tiempo.
Calibración a lo largo de todas las leyes focales
En el modo phased array, el EPOCH 1000i puede calibrar en un solo paso la ganancia y el desplazamiento del cero a lo largo de las leyes focales. El procedimiento de calibración automatizada permite capturar la medida de la amplitud del pico o la distancia del tiempo de vuelo (TOF) de un único reflector a lo largo de los ángulos (leyes focales). Luego, los datos adquiridos son utilizados para ajustar la ganancia y el desplazamiento del cero en cada ley focal y ofrecer, así, la medida calibrada para cada uno de los A-scan.
Herramientas de creación de imágenes phased array para inspecciones manuales
Modificación de la curva DAC en el modo phased array
Herramienta estándar DAC/TVG para todas las leyes focales
La herramienta estándar DAC/TVG del EPOCH 1000i permite adquirir la curva DAC o crear una configuración TVG a partir de los reflectores conocidos para todos los ángulos (las leyes focales) al mismo tiempo. Además, es posible modificar individualmente los puntos adquiridos durante la configuración para obtener una curva DAC o TVG precisa. Después de completar la configuración, la imagen S-scan facilita la detección de los defectos potenciales en varias leyes focales.
Curvas DGS/AVG en el modo phased array
Herramienta estandar DGS/AVG phased array
La herramienta de medición de defectos DGS/AVG es una función estándar en el modo phased array. La información del palpador y de la zapata es utilizada para establecer las características de la curva DGS/AVG, la cual es trazada en leyes focales de 0°, 45°, 60° y 70°. Los parámetros del menú DGS/AVG y la herramienta de calibración de la ganancia modificada permiten una configuración rápida y fácil. Asimismo, esta herramienta también ofrece una imagen TVG interpolada que facilita la detección a lo largo de la escala de la trayectoria acústica.
Solución phased array para las inspecciones de soldaduras
S-scan phased array y máscara de la soldadura
La máscara de soldadura es una herramienta estándar en el equipo EPOCH 1000i que ofrece una referencia visual del perfil de la soldadura en la imagen S-scan. Este perfil permite visualizar la posición relativa de las indicaciones en relación a la forma de la soldadura.
El cursor de la línea de centro de la soldadura permite colocar manualmente la máscara sobre el S-scan.
La máscara de soldadura aumenta la capacidad de localizar, caracterizar y medir los defectos durante la inspección, y mejora la calidad de los informes.
Ángulos múltiples en el modo phased array
Herramienta de ángulos múltiples del EPOCH 1000i
El EPOCH 1000i cuenta con la herramienta estándar de ángulos múltiples en el modo phased array. Esta herramienta permite definir los tres ángulos (leyes focales) que serán representados en la imagen del escaneo sectorial como leyes focales «visibles». Los A-scan de estos tres ángulos son superpuestos en la ventana del A-scan; es decir que los tres A-scan son mostrados simultáneamente. Para facilitar su visualización, cada uno de los ángulos tiene un color diferente. Esta herramienta es ideal durante la medición de defectos con métodos convencionales que requieren evaluacione a 45°, 60° y 70°.
Imagen A-scan y S-scan con puertas para la profundidad verdadera
Puertas de medición de la profundidad verdadera
Las puertas de medición pueden ser utilizadas en el modo de profundidad verdadera durante escaneos sectoriales para adquirir las lecturas de un área de profundidad constante a lo largo de la pieza bajo ensayo, independientemente de la ley focal seleccionada. Esto es especialmente útil cuando se utiliza el C-scan codificado, ya que solo es necesario utilizar una puerta para obtener la información de la distancia de un salto completo.
Las puertas de medición de la profundidad verdadera aparecen como líneas horizontales en el S-scan solamente; la imagen A-scan permanece en el modo de la trayectoria acústica.
Valor «D» del índice de clasificación de soldadura AWS para la ley focal de 45°
Clasificación AWS para la soldadura
El EPOCH 1000i está dotado con una calculadora que atribuye valores de clasificación a las indicaciones de defectos según la norma AWS D1.1/D1.5. Esta calculadora, cuando es utilizada junto con el palpador phased array AWS de Olympus, permite utilizar las herramientas de creación de imágenes durante la detección y medición de defectos con métodos convencionales que requieren evaluaciones a 45°, 60° y 70°; además permite obtener en la pantalla el valor D para clasificar la soldadura de cualquier A-scan seleccionado (ley focal).
Escaneos lineales y C-scan codificados
Esta herramienta software opcional amplía la configuración del EPOCH 1000i a 16:64 elementos, lo cual hace posible efectuar escaneos lineales y C-scan codificados o basados en el tiempo. Los escaneos lineales pueden ser generados con palpadores de hasta 64 elementos y una apertura activa máxima de 16 elementos.
La imagen C-scan es generada a partir de la acumulación de los datos del escaneo líneal o del S-scan a lo largo del eje de una sola línea de escaneo. Es necesario utilizar un codificador para seguir la posición del palpador mientras se mueve a lo largo del eje de escaneo. Esta imagen C-scan codificada representa los datos del tiempo de vuelo y los de la amplitud a partir de dos puertas de medición independientes. El A-scan en vivo es visible durante la adquisición del C-scan. Las imágenes A-scan comprimidas pueden ser almacenadas en todos los puntos C-scan; además pueden ser revisadas con el S-scan o con el escaneo lineal en cualquiera de estos puntos para su análisis visual básico. Después de efectuar el escaneo, la fuente y el tipo de datos pueden ser ajustados y los cursores de medición básica pueden ser utilizados para el análisis. Asimismo, están disponibles paletas de colores adicionales para las imágenes de los escaneos phased array; las cuales cuentan con diversos matices de colores para ser utilizadas en una variedad de aplicaciones o, también, pueden ser modificadas según necesidades específicas.
C-scan de cero grados
C-scan codificado o basado en el tiempo.
Codificación unidireccional o bidireccional.
Palpadores de hasta 64 elementos.
Resolución mínima del escaneo de 1 mm (0,040 pulg.).
Almacenamiento de una imagen A-scan comprimida en todos los puntos C-scan.
Imagen C-scan a partir de un S-scan o de una escaneo lineal.
Codificación de hasta 3 m (118,11 pulg.) por escaneo (61 leyes focales con una resolución de escaneo de 1 mm).
Revisión de la imagen y del A-scan para el análisis visual, con los cursores.
Especificaciones del C-scan codificado
Tamaño máximo del archivo 70 Mb
Resolución mínima del escaneo 1 mm
Velocidad de adquisición del C-scan 20 Hz
Tamaño del A-scan guardado 500 puntos
Palpadores phased array y accesorios del EPOCH 1000i
El EPOCH® 1000i soporta la nueva serie de palpadores phased array, que satisfacen las exigencias de inspecciones críticas. Esta serie incluye palpadores especializados para normas particulares y palpadores estándares para inspecciones de soldaduras, como palpadores phased array con zapata integrada o amovible. El equipo soporta los palpadores phased array más comunes de hasta 64 elementos.
Paso rápido al modo phased array
El EPOCH 1000i es compatible con todos palpadores en el modo de inspección por ultrasonidos convencionales. ¡El cambio entre el modo de inspección por ultrasonidos convencionales y por phased array es tan sencillo como pulsar un botón! Este cambio rápido entre ambos modos de inspección permite aprovechar las ventajas conjuntas de los ultrasonidos convencionales y phased array.
El codificador Mini-Wheel puede ser utilizado con la herramienta opcional C-scan codificado para obtener la posición y el tamaño de los defectos en el eje de escaneo, además puede sincronizar la adquisición de los datos con el movimiento del palpador.
El codificador Mini-Wheel es resistente al agua y puede ser montado en una zapata PA de Olympus mediante los soportes incluidos.
Este codificador miniatura está fabricado enteramente de acero inoxidable y cuenta con cojinetes sellados para una operación con soltura de larga duración. Asimismo, su circuito electrónico singular ha sido diseñado para una inducción de ruido mínimo.
Resistente al agua (diseño IP68).
Neumático de junta tórica doble para una mejor adherencia.
Cojinetes sellados para una rotación de la rueda fluida y duradera.
Dispositivo de alivio de tensión para proteger el cable.
Dos orificios roscados M3 en la parte superior de la carcasa para una unión rígida.
1 codificador con rueda estándar.
1 paquete de soportes.
1 llave Allen para colocar los soportes.
La nueva sonda Dual Linear Array™ ofrece una serie de ventajas sustanciales para las aplicaciones de inspección de corrosión, en comparación con las sondas duales de ultrasonido convencional. Esta solución de ultrasonido multielemento (Phased Array) aumenta la productividad gracias a sus características: gran cobertura del haz, velocidad de escaneo aún más rápida y representación C-scan con densidad puntual de datos incrementada.
Los palpadores de inmersión se utilizan con una suela de agua o en un tanque de inmersión en el que la pieza bajo inspección está parcial o completamente sumergida. Son palpadores de ondas longitudinales que se pueden utilizar durante las inspecciones con ondas transversales refractadas empleando una suela de Rexolite.
Los palpadores convexos están construidos de acero inoxidable resistente a la corrosión y su estanqueidad al agua está garantizada hasta 1 m de profundidad. La impedancia acústica de estos palpadores está adaptada al agua. Son compatibles con las suelas de inmersión ajustables y se utilizan para la inspección de las esquinas de los polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP). Además, se utilizan para la inspección de la exfoliación en los materiales compuestos.
Los palpadores de penetración profunda se adaptan a una amplia selección de suelas para satisfacer todas las aplicaciones con palpadores de haz angular. Estos palpadores se utilizan en aplicaciones de penetración profunda, como la inspección de placas y soldaduras gruesas, piezas forjadas y materiales con atenuación acústica o granulares.
Los palpadores de pequeña cobertura permiten el acceso a áreas confinadas (el palpador A00 tiene una cobertura de 8 mm×8 mm).
Los palpadores con suelas integradas conformes a las normas combinan un palpador y una suela en un mismo dispositivo, y ofrecen el menor espesor para la inspección con palpadores de contacto de haces angulares. Siempre se logra un buen acoplamiento entre las interfaces del palpador y la suela porque no es necesario agregar un acoplador entre ambas. Estos palpadores se utilizan para la inspección manual de soldaduras con ángulos de 40° a 70° simultáneamente, así como para la inspección manual de grietas por corrosión bajo tensión y en aplicaciones conformes a la AWS y DGS.
Las suelas para palpadores de haces angulares están disponibles con ángulos refractados estándares de 0°, 45°, 55° y 60° en el acero para las inspecciones con haces angulares de 30° a 70° y con ondas longitudinales o transversales. Vienen con soportes que incluyen un tornillo de acero inoxidable para fijar de manera sólida la suela al palpador. La opción IHC para suela se puede encargar para mejorar la calidad de la inspección: irrigación, orificios de montaje para que el soporte de la suela se adapte a todos los escáneres de Olympus y pines de carburo para aumentar la resistencia al desgaste.
Las sondas universales están compuestas de un palpador de poco espesor y de una suela para facilitar el acceso a áreas de inspección restringidas. Se dispone de una amplia selección de suelas para responder a todas las aplicaciones con haces angulares. Estas sondas se utilizan para la inspección manual o automatizada de soldaduras gruesas de 6,35 mm a 38 mm. Además, permiten inspeccionar grietas y defectos de soldadura en piezas de fundición y forjadas, tuberías, tubos y componentes estructurales maquinados.
Las sondas Near-Wall ofrecen zonas muertas cortas en ambos extremos del palpador (1,5 mm entre el centro del primer elemento o entre el último elemento y el borde de la caja). Están bien adaptadas para la inspección por canal de los materiales compuestos y se utilizan para las inspecciones C-scan de esos materiales (exfoliación, despegado y porosidad).
Las suelas de esquina para la inmersión con palpadores convexos están disponibles con radios y ángulos específicos y también con un radio ajustable para su adaptación a los diferentes componentes a inspeccionar. Estas suelas permiten realizar escaneados manuales e instalar el codificador Mini-Wheel.
La sonda Dual Matrix Array (DMA) se compone de dos sondas de secuencia de matriz conectadas al mismo conector capaz de generar los haces acústicos de emisión y recepción (TRL, por sus siglas en inglés). Son particularmente útiles al inspeccionar tuberías revestidas (envainadas) o materiales de alta atenuación.
La serie EPOCH 1000, como parte de su alta capacidad por ultrasonidos convencionales, ofrece una opción B-scan codificada que incluye los modos de representación B-scan «transversal» y de «valor único». Esta versátil opción B-scan brinda escaneos rápidos, combinados con una fina resolución. Esto permite obtener escaneos detallados en períodos breves de inspección. La serie EPOCH 1000 también permite almacenar las representaciones A-scan para todas las indicaciones B-scan que han sido reunidas. Estas últimas servirán para la creación de informes o para la validación de la ubicación de los datos sobre determinadas áreas durante el escaneo. Una vez que el escaneo ha sido almacenado, es posible efectuar análisis básicos en el equipo, gracias a los cursores de dimensionamiento. Estos serán ubicados en la imagen de escaneo para calcular estadísticas desde los datos de espesor.
Representación B-scan de valor único
Las representaciones B-scan de valor único, utilizadas generalmente en inspecciones de corrosión, muestran un perfil lateral del material bajo ensayo, debido a la recopilación de lecturas de espesor y a la posición de la sonda (o palpador). Estas imágenes ilustran y ayudan a los usuarios a representar la estructura interna del material. El modo B-scan de valor único incluye:
Resolución de escaneo de hasta 0,13 mm (0,005 pulg.).
Velocidad de escaneo rápido de hasta 152,4 mm/s (6 pulg./s) en una resolución mínima.
Más de 1 millón de lecturas de espesor por representación B-scan sin almacenamiento A-scan.
Almacenamiento A-scan disponible para todas las indicaciones de la representación B-scan.
Cursores de dimensionamiento y estadísticas disponibles para análisis básicos en el equipo.
Lecturas de espesor más fiables y consistentes con la función Puerta flotante (Floating Gate).
Capacidad de desplazamiento y de revisión de datos B-scan internamente almacenados.
Funcionamiento en todos los modos de ensayo, incluyendo el de ganancia en función del tiempo (TVG).
Representación B-scan transversal
Las representaciones B-scan transversales muestran una amplitud basada en la representación de los datos de espesor sobre una distancia de escaneo, en lugar de una sola lectura por cada posición de sonda. Estos escaneos, similares a aquellos escaneos lineales phased array de cero grados, permiten una visualización de los defectos en un rango de pantalla completa, y son ideales para las inspecciones de defectos laminares en materiales (como los componentes aeronáuticos) y para las inspecciones de metal base.
Los datos de amplitud son mostrados en el rango completo de la pantalla, independientemente de la posición de la puerta.
Las representaciones A-scan son almacenadas según la posición de la sonda (o palpador) y pueden ser consultadas para análisis o verificaciones posteriores.
Las sondas estándares de inmersión son utilizadas frecuentemente, en lugar de aquellas duales.
Existen múltiples paletas de escaneo disponibles para diversas escalas de color.
Información para realizar el pedido
Un codificador con ruedas y un cable para la sonda son requeridos adicionalmente a la opción software B-Scan y al cable del codificador que se listan a continuación.
N.° de pieza N.° de referencia Descripción
EP1000-BSCAN U8140154 Opción software B-scan para el EPOCH 1000
EP1000-ENC-CBL-10 U8140156 Cable de codificador B-scan de 3,5 mm (10 pies) para EPOCH 1000
EP1000-ENC-CBL-25 U8140157 Cable de codificador B-scan de 7,5 mm (25 pies) para EPOCH 1000
EP1000-ENC-CBL-50 U8140158 Cable de codificador B-scan de 15,2 mm (50 pies) para EPOCH 1000
EP1000-ENC-CBL-100 U8140159 Cable de codificador B-scan de 30,5 mm (100 pies) para EPOCH 1000
EP1000-BSCAN-KIT-10 U8140160 Kit B-scan para codificador EPOCH 1000 (software B-scan, codificador de ruedas, cable codificador de 3,5 mm [10 pies])
EP1000-BSCAN-KIT-25 U8140161 Kit B-scan para EPOCH 1000 (opción software B-scan, codificador de ruedas, cable de codificador de 7,5 mm [25 pies])
EP1000-BSCAN-KIT-50 U8140162 Kit B-scan para EPOCH 1000 (opción software B-scan, codificador de ruedas, cable de codificador de 15,2 mm [50 pies])
EP1000-BSCAN-KIT-100 U8140163 Kit B-scan para EPOCH 1000 (opción software B-scan, codificador de ruedas, cable de codificador de 30,5 mm [100 pies])
Serie EPOCH 1000: Instalación y actualización del software
EPOCH 1000i: Función C-scan codificado
Serie EPOCH 1000: Aplicación de difracción en los extremos
Difracción en los extremos: Generalidades
Generalidades de las aplicaciones AWS
EPOCH 1000: Programa informático opcional SureView
EPOCH 1000: Presentación del equipo
EPOCH 1000 Detectores de defectos
Serie EPOCH 1000 : Manual del usuario

References: Artículo 500
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución