Source: http://analiticasa.com.ar/index_analit_p_phmetros.html
Timestamp: 2018-12-15 01:13:32+00:00

Document:
PhMetros Mesada
pHMETRO MODELO 3505
El modelo 3505 es un modelo clásico que incorpora tecnología moderna para brindar mayor exactitud y confiabilidad. Los ajustes y selección de modos se realizan a través de controles rotables tradicionales ubicados en el panel frontal, y junto con el display de cristal líquido de 25 mm proveen una clara indicación del estatus del equipo. Modelo recomendado para laboratorios educacionales o cualquier otro laboratorio que requiera soluciones analiticas a bajo costo.
Rango: -2 a 16.00 pH.
-10º a 105ºC.
Exactitud: ±0.02 pH
Compensación de Temperatura: Automática y manual de -10 a 105ºC
Salidas: Analógica
Display: LDC Gráfico.
Alimentación: 9 Volt batería PP3
Tamaño: 210x250x55 mm
Para mayor información: MODELO 3505/3510/3520
pHMETRO MODELO 3510
Resolución de pH con 3 cifras decimales.
Calibración en 3 puntos.
Selección de tipos de buffer para calibración.
Entrada para pH diferencial.
memoria para 32 lecturas.
Interfase serial RS 232.
Compatible con software DataWay.
salida para registrador analógico.
Opción para montaje en pared.
Dsiplay de cristal líquido retroiluminado .
Rango: -2 a 19.999 pH.
-1999.9 a 1999.9 mV
Resolución: 0.001 / 0.01 / 0.1 pH
Exactitud: ±0.003 pH
Compensación de Temperatura: Automática y manual de 0 a 100ºC
Calibración: 1, 2 ó 3 puntos
Selección automática de buffer: Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9,20, 10.00) / DIN (3.06, 4.65, 6.79, 9.25, 12.75) / NIST & JIS (1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.45)
Salidas: Analógica y RS232
pHMETRO MODELO 3520
Ideal para investigación, control de calidad y GLP
Resolución de 3 cifras decimales
1, 2 o 3 puntos para calibración de pH
Seleccion de diferentes tipos de buffer
Almacenamiento de hasta 500 datos, manualmente, a intervalos de
tiempo predefinidos o con eventos de alarma
Interfase serial RS232 e IrDA (infraroja inalambrica) para impresora
Salida analógiaca para registrador
Display LCD 1/8” VGA monocromo retroiluminado
Opción para montaje en pared
Protección de datos con códigos de seguridad
Indicación en pantalla del estado de calibración
Indica cuando se requiere nueva calibración
Salidas de Alarma (colector abierto y audible)
Medidor combinado de pH y conductividad Jenway 3540
Display simultaneo de pH y conductividad
Data logger (memorización de lecturas) incorporado con función de archivado / impresión automática
Modos adicionales de lectura para TDS, salinidad, resistividad y mV.
Opciones de calibración automática o manual
Dos canales independientes (por ej.: pH y/o conductividad)
El Modelo 3540 es ideal para aplicaciones en análisis de agua y en todo laboratorio que requiera análisis rutinario de pH y conductividad, ofreciendo una alternativa compacta en tamaño y fléxible en el uso para la medición de estos parámetros. El display retroiluminado posee 5 secciones de pantalla tabuladas, a las cuales se accede con simples teclas de navegación. El menú set-up ofrece acceso rápido y sencillo a todas las opciones del instrumento y de las mediciones de pH y conductividad.
El canal de conductividad posee una función especial para agua ultra pura con un algoritmo especial de compensación de temperatura, requerido para obtener resultados exactos en este tipo de muestras.Otros modos de operación permiten obtener los resultados en escalas de salinidad, TDS y resistividad. El canal de pH permite también medir mV con una resolución de 0.1 mV, permitiendo realizar medidas de potencial de óxido reducción (ORP)/Redox.
El data logger incorporado permite almacenar hasta 250 mediciones de pH y conductividad, ya sea manualmente o en forma automática a intervalos de tiempo preestablecidos, como así también ante alarmas de estabilidad o status. Los resultados almacenados pueden ser enviados a la memoria interna o a la impresora opcional via el puesrto serial RS232. Las funciones GLP incluyen recordatorios de calibración, seguimiento del estado operativo, identificación de operador y muestra y código de seguridad de supervisión para preservar las condiciones operativas.
Tanto la calibración del canal de pH como el de conductividad son automáticas con selección de 1, 2 o 3 puntos de calibración para cada uno. Reconocimiento automático de buffers de pH conforme a standards de NIST, DIN y JIS o ingreso manual de valores. También se incluye la opción para calibrar el canal de conductividad mediante el ingreso de una constante de celda.
Rango de pH -2,000 a 20,000Ph
Resolución 0.001 / 0.01 / 0.1pH
Exactitud ±0.003pH
Ramgo mV 0 a ±1999.9mV
Resolución 0.1mV / 1mV
Exactitud ±0.2mV
Impedancia de entrada >1012ohms
Rangos de temperatura -10 a +105°C / 14 a 221°F
Temperatura de referencia 18, 20 o 25°C
Coeficiente de Temperatura 0 (off) a 4%/°C
Resolución 0.1°C / 1°F
Exactitud ±0.5°C / ±1°F
Rango para ATC 0 to 100°C / 32 a 212°F
Compensación manual de temperatura 0 to 100°C / 32 a 212°F
Calibración (pH) Seleccionable por el usuario 1, 2 o 3 puntos
Auto selección de buffer Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9.20, 10.00)
o buffers ingresados manualmente
Rango de conductividad 0,01 µS a 1,999S (19,99S con celda X10)
Resolución 0.01µS a 1mS (0.01S con celda X10)
Exactitud ±0.5%; ± 2 digits
Calibración (Conductividad) 1, 2 or 3 points. Con soluciones estándar de 10uS, 84 uS, 1413uS y 12,88mS, o por medio de ajuste de la constante de la celda
Memoria 250 lecturas (pH con conductividad)
Salidas Analogica, RS232, Alarmas
Reloj 24 Hs., hs/min/seg o dia/mes/año
Opciones de idioma Ingés, Francés, Alemán, Italiano, Español y Portugués
GLP Recordatorio de calibración (intervalos de 1 a 999 Hs.
Datos protegidos con código de seguridad
Alimentación Fuente 9V a.c. para linea de 230 V
Tamaño 250(l) x 210(w) x 55(d) mm
Para mayor información: MODELO 3540 y MANUAL
ENTERPRISE 430
Lectura simultánea de pH, conductividad o TDS y temperatura
Calibración manual o automática de ambas funciones
Almacenamiento de 32 lecturas
Modos Conductividad y TDS (Sólidos Totales Disueltos)
Rutina de autochequeo al encendido
Diagnóstico de calibración.
alimentación a batería (500 horas)
Con caja para traslado que cumple con normas IP65
El modelo 430 es un equipo portátil de análisis que puede medir pH y conductividad de una manera simple, confiable y profesional. Este producto permitela medida simultánea de pH, conductividad o TDS y temperatura, que se muestran al mismo tiempo en su pantalla de cristal líquido. Errores de calibración son indicados claramente junto con el parámetro que presenta error.
La calibración puede ser llevada a cabo automaticamente contra soluciones standard de 10µS, 84µS, 1413µS and 12.88mS o por introducción de la constante de la celda. La calibración de buffer puede hacerse usando dos puntos.
El rango de conductividad/TDS es seleccionado automáticamente para una óptima resolución y compensado por temperatura usando un coeficiente ajustable de temperatura, ya que cuenta con una sonda de temperatura, que se conecta al instrumento via un conector mini-DIN.
La barra de memoria permite almacenar y recuperar hasta 32 lecturas en la memoria no volátil.
Indicación permanente del estado de la bateria en la pantalla. La función de auto-apagado preserva la vida de la batería.
El Modelo 430 se entrega en una caja robusta, de diseño ergonómico con protección ambiental IP65. Es un producto ideal para para aplicaciones en campo o cualquier situación que requiera de un equipo portable.
Rangos de pH (Calibración de 1 ó 2 puntos)
Resolución (pH) 0,01
Exactitud (pH) ±0.02
Rangos de conductividad 5 rangos
0 a 19.99µS - 0 a 199,9mS
Resolución 0.01µS, 0.1µS, 1µS, 0.01mS, 0.1mS
Exactitud ±0.5%±2 dígitos
Rangos TDS 5 rangos
0 a 19.99mg/l - 0 a 1,999g/l
Resolución 0.01mg/l; 0,1 mg/l 1mg/l; 0,01g/l; 0,1g/l
Exactitud ±0.5% ±2 digitos
Rango de Temperatura -9,9 a 99,9°C / 14 a 212°F
Resolución (Temperatura) 0.1°C/1°F
Exactitud (temperatura) ±0.5°C/±1°F
ATC & rangos Manuales 0 a 100°C / 32 a 212°F
EC Ratio (TDS) 0,50 a 0,80
Constante de celda Ajuste digital 0.01 a 19.99
Temperatura de referencia 18, 20 o 25°C ajustable
Coef. de Temperatura 0.00 a 4.00%/°C lineal
Autoreconocimiento de buffer 4;7;9,22 y 10,00
Reconocimiento automático de Standard 10µS, 84µS, 1413µS o 12.88mS
Duración de baterías 100 horas tipica (@25°C con baterías alcalinas)
Tamaño 175(l) x 75(w) x 35(d)mm
Para mayor información: MODELO 430
Lectura simultánea de pH y temperatura
Almacenamiento para 32 resultados
Aplicación específica en electrodos y consumibles
El modelo 350 es un phMetro portátil para uso general que ofrece uno o dos puntos de calibración y reconocimiento automático de buffer con override manual. Muestra en simultaneo la lectura de pH compensado con temperatura y la lectura donde la temperatura fue seteada manualmente.
pH (1 o 2 puntos de calibración)
Rango: pH -2 a 16.00
Resolución / Precisión: pH 0.01 / pH ±0.02
Rango de CAT: 0 a 100 ºC / 32 a 212 ºF
Rango de compensación manual de
temperatura: 0 a 100 °C / 32 a 212°F
Reconocimiento automático de la
solución tampón: 4.00, 7.00, 9.22, 10.00
Calibración: Seleccionando 1 o 2 puntos
Alimentación: Pilas de 2 AA
Duración de la batería: 500 horas de duración (@25°C con pilas alcalinas)
Tamaño: 175(l) x 75(w) x 35(d) mm
Para mayor información: MODELO 350
El modelo 370 es un pH/mV-metro portátil versátil que ofrece uno o dos puntos de calibración y el reconocimiento automático de la solución tampón con invalidación manual.
La pantalla de cristal líquido muestra simultáneamente las lecturas de pH a temperatura compensada o el potencial del electrodo y la temperatura.
El aparato está alojado en una robusta carcasa de diseño ergonómico. Los errores de calibración aparecen claramente indicados junto con el parámetro erróneo. La duración de la batería se indica permanentemente en la pantalla. El apagado automático ayuda a conservar la duración de la batería.
Es un producto ideal para aplicaciones en campo o cualquier situación que requiera de un equipo portable.
mV (Absoluto o relativo)
Rango: -1999 a + 1999 mV
Resolución / Precisión: 1 mV / ± 1 mV
Rangos de temperatura: -10 a + 105º C / 14 a 221º F
Resolución / Precisión: 0.1 ºC / ± 0.5 ºC / 1º F / ± 1 º F
Para mayor información: MODELO 370

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución