Source: https://tribuladores.com/medidor-multiparametrico-para-calidad-del-agua-hanna-hi9828.html
Timestamp: 2020-04-01 02:14:03+00:00

Document:
El nuevo medidor multiparamétrico portátil con receptor GPS de HANNA HI 9828 controla hasta 13 parámetros diferentes de la calidad del agua (6 medidos, 7 calculados), con una misma sonda (IP68), reforzada con acero inoxidable, la cual se comunica “digitalmente” con el medidor, mejorando considerablemente la precisión.
pH, pH/mV, ORP, % saturacin OD, mg/l OD, CE, CE Absoluto, resistividad, TDS, salinidad, gravedad especfica del agua de mar,presión atmosférica y temperatura.
Amplia pantalla que permite visualizar toda la información y también gráficos. Posee Backlight.
Robusto e impermeable.
- Carcasa IP67 (30 minutos en 1mt. de agua)
- Sonda IP68 (puede permanecer bajo el agua)
Registra datos con exclusivo T.I.S. de HANNA ( Tag Identification System)
Usa baterías alcalinas o recargables
Se suministra el Kit completo
El nuevo HI 9828 presenta antena y receptor GPS integrado de 12 canales, que calcula su posición para localizar los puntos de ubicación junto con los datos de medición. El GPS localiza su ubicación usando satélites con una precisión de 10 m, por lo que podrá estar seguro de volver al mismo lugar al repetir mediciones.
pH Rango 0.00 a 14.00 pH
Precisión ±0.02 pH
mV de entrade de pH Rango ±600.0 mV
Precisión ±0.5 mV
ORP Rango ±2000.0 mV
Precisión ±1.0 mV
Oxígeno Disuelto Rango 0.0 a 500.0% / 0.00 a 50.00 mg/L
Resolución 0.1% / 0.01 mg/L
Precisión 0,0 a 300,0%: ±1,5% de lectura o ±1,0% (el que sea mayor); 300,0 a 500,0%: ±3% de lectura; 0,00 a 30,00 mg/l: ±1,5% de lectura o 0,10 mg/l (el que sea mayor); 30,00 mg/l a 50,00 mg/l: ±3% de lectura
Conductividad Rango 0.000 a 200.000 mS/cm (absolute EC up a 400 mS/cm)
Resolución Manual: 1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm;
Automática: 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0,01 mS/cm de 10,00 a 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 a 400,0 mS/cm;
Precisión ±1% de lectura o ±1 μS/cm (el que sea mayor)
Resistividad Rango 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm
Resolución Depende de la lectura de resistividad
TDS Rango 0 a 400000 mg/L o ppm (el valor máximo depende del factor TDS)
Resolución Manual: 1 mg/l (ppm); 0,001 g/l (ppt); 0,01g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt);
Auto-rango escalas: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0,01 g/l (ppt)
de 10,00 a 99,99 g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt) de 100,0 a 400,0 g/l (ppt);
Auto-rango escalas g/l (ppt): 0,001 g/l (ppt) de 0,000 a 9,999 g/l (ppt); 0,01 g/l
(ppt) de 10,00 a 99,99 g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt) de 100,0 a 400,0 g/l (ppt)
Precisión ±1% de lectura o ±1 mg/L (ppm) lo que sea más grande
Salinidad Rango 0,00 a 70,00 PSU (Escala Práctica de Salinidad Ampliada)
Resolución 0.01 PSU
Precisión ±2% de lectura o 0,01 PSU (el que sea mayor)
Gravedad Específica Agua de Mar Rango 0.0 a 50.0 σt, σ0, σ15
Resolución 0.1 st, s0, s15
Precisión ±1 σt, σ0, σ15
Presión Atmosférica Rango 450 a 850 mmHg; 17.72 a 33.46 inHg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa
Resolución 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Precisión ±3 mmHg en ±15°C de la temperatura durante la calibración
Temperatura Rango -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K
Resolución 0.01°C; 0.01°F; 0.01K
Precisión ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K
Calibración pH Automática 1, 2, ó 3 puntos con 5 tampones estándar memorizados (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) ó 1 tampón personalizado
ORP Automática a 1 punto personalizado
Conductividad, Salinidad Automática a 1 punto con 6 estándares memorizados (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) o punto personalizado
OD Automática 1 ó 2 puntos a 0, 100% ó 1 punto personalizado
Resistividad, TDS, σ Badasa en la calibración de conductividad o salinidad
Presión Atmosférica Automática a 1 punto personalizado
Memoria para Registro Hasta 60,000 muestras con 13 mediciones cada una
Hasta 45.000 muestras con 15 mediciones cada una (GPS)
Conexión a PC USB (con software HI 929829)
Protección contra agua medidor IP67, sonda IP68
Condiciones ambientales 0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100%
Fuente de energía 4 pilas alcalinas de 1,5V tipo C (aprox. 150 horas de uso continuo sin retro-iluminación)/
4 pilas recargables de1,2V tipo C (aprox. 70 horas de uso continuo sin retro-iluminación
Dimensiones Medidor/Sonda 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”) / 270 x 46 mm DIA (10.6 x 1.8” DIA)
Peso medidor: 750 g (26.5 oz.); sonda: 750 g (26.5 oz.)

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución