Source: http://spanish.universal-testingmachines.com/sale-10673138-mechanical-equipments-universal-testing-machines-with-panasonic-ac-servo-motor.html
Timestamp: 2020-04-01 09:00:09+00:00

Document:
Ampliación de imagen : Máquinas de prueba universales de los equipos mecánicos con el motor servo de la CA de Panasonic
En existencia, 3-7 días laborables después de la orden confirmada
Motor servo + impulsión de la CA de Panasonic
Las unidades seleccionan g, kilogramo, N, KN, libra
Temperatura del cielo y tierra
los 40*40*70cm
Control de Temperature&humidity:
Corea TEMI880
Máquina de prueba extensible universal de los equipos mecánicos de la clase 0,5 WDW-20H con el motor servo de la CA de Panasonic
Esta máquina es aplicable al metal, compuesto de cementación, tubos, barras seccionales, espacio aéreo, producto petroquímico, prenda impermeable rueda, el alambre y el cable, la materia textil, la fibra, el caucho, la cerámica, la comida, el empaquetado mecánico, el geotextil, la película, la madera, el papel y las otras industrias y departamento de la supervisión de la calidad, y también puede ser utilizada en la universidad para la demostración de enseñanza.
Adopción de control auto exacto y del sistema de adquisición de datos para realizar el ajuste completamente digital al proceso de adquisición de datos y del control. Durante prueba extensible, puede probar el transporte máximo extensible, la compresión, la resistencia a la tensión, la deformación, el alargamiento y otras especificaciones técnicas;
Después de prueba extensible, los parámetros antedichos se pueden calcular automáticamente a través de regulador principal según los parámetros de la prueba, que se fijan antes de que prueba y exhiben entretanto los resultados de la prueba correspondientes. Todos los parámetros de la prueba pueden ser ahorrados e investigado después de prueba, también puede ser conectado con la impresora con los informes de prueba de la impresión.
Más de poco ruido: ≤60dB
El motor servo de la CA, asegura el buen funcionamiento para el largo plazo
Control del PID, cargamento y descarga constante y control del cargamento, dislocación y control de velocidad constante de la dislocación, deformación de velocidad constante y control de la deformación
Célula de carga de la alta precisión
1. Capacidad: 1000KN
2. Clase de la precisión: Clase 1
3. Gama del cargamento (fuerza): (0,4% ~ 100%) FS
4. Exactitud del cargamento (fuerza): el ±1%
5. Resolución del cargamento (fuerza): 1/200000 FS
6. Gama de medición de dislocación: (1%-100%) FS
7. Resolución de la dislocación: 1/200000 FS
8. Exactitud de la dislocación: el ±1%
9. Gama de medición de la deformación (1%-100%) FS
10. Resolución 1/200000 FS de la deformación
11. Exactitud de la deformación: el ±1%
12. Velocidad del cargamento que ajusta la gama (fuerza): (0,1% ~ el 4%) FS/s
13. Velocidad de la dislocación que ajusta la gama: 0,5 ~ 50 mm/min
14. Velocidad de la deformación que ajusta la gama: 0,00007 ~ 0,25 /s
15. Espacio extensible: ≤580 milímetro
16. Anchura de especímenes planos: ≤75 milímetro
17. Grueso de especímenes planos: 0˜40 milímetro
18. Diámetro de especímenes redondos: Ø20˜60 milímetro
19. Distancia entre los rodillos de doblez: ≤500 milímetro
20. Palmo eficaz del espacio extensible entre las columnas: 500 milímetros
21. Palmo eficaz del espacio de la compresión entre las columnas: 500 milímetros
22. Velocidad móvil del banco de prueba: ≥70 mm/min
23. Velocidad móvil del maxilar inferior: ≥200 mm/min
24. Poder del motor de la bomba de aceite: W 2000
25. Poder del motor para el haz que mueve 550 W
26. Dimensiones totales (marco): 950×640×2200 milímetro
27. Dimensiones totales (gabinete de control de la bomba de aceite): 1100×600×900 milímetro
28. Peso: aproximadamente 3500 kilogramos
Probador extensible Parámetro-Alto-bajo técnico de la temperatura/de la humedad
10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 5KN, 10KN, 20KN (puede seleccionar
doble la reparación de las capacidades)
Temporeros. Gama: -40℃~150℃ (puede requerir para hacer una temperatura más alta)
Exhibición: Modo de pantalla de ordenador
Resolución de la fuerza: 1/250,000
Exactitud de la fuerza: el ≤±0.5%
Resolución del movimiento: 0.005m m
Modo de control: Todo el modo de operación automatizado
Temporeros. Control: Cálculo automático del PID, error estable
Sistema de la circulación: Sistema de la circulación de la fuerza de la fan
Sistema de calefacción: Tipo de la radiación térmica del acero inoxidable SUS304 de calentador
Dispositivo de protección: Protector de la salida y de la sobrecarga
Movimiento de la prueba: 150~200m m
Dimensión de la cámara: los 30×30×60cm (L×W×H)
0.5~500mm/min, sistema por el ordenador, con ascendente y abajo ayunan botón del ajuste
de apretones
Interruptor de la unidad de fuerza: Kgf, N, Ibf, g, tonelada, Mpa
Modo de la parada:
Parada de la sobrecarga, botón de paro de emergencia, parada automática del daño del espécimen,
parada automática del límite establecido superior y más bajo, función de reset automática
Impulsión de la máquina: Impulsión del motor servo, rueda síncrona e impulsión del tornillo de la bola de la precisión
Peso de la máquina: 220kg aproximado
Fuente de alimentación: 220V 50/60HZ 30A
1. La estructura de la máquina usando de alta precisión incorporado de la pintura de alto grado, resistencia baja, ningún tornillo de la bola del doble del hueco y columna de la guía, mejora la eficacia de carga y la rigidez estructural.
2. El sistema de control usando el motor servo de la CA de Panasonic para asegurar a eficacia alta el sistema rotatorio, transmisión lisa, exactitud de control de poco ruido, de alta velocidad.
3. El sistema informático usando un ordenador comercial como la máquina del control principal, con el software especial de la prueba de la compañía, terminar todos los parámetros de la prueba fijados, análisis de trabajo del control estatal, de adquisición de datos y de proceso, los resultados muestra e imprime salida.
4. La cámara de la prueba de la temperatura del cielo y tierra con el doble aisló la puerta de cristal, observación fácil de usar de la situación de prueba, y el uso de todo el bastidor de acero inoxidable y trazador de líneas, no sólo hermoso, y resistencia a la corrosión fuerte.
5. La estructura del instrumento es razonable, puede ser separada o la prueba combinada, se puede partir en temperatura constante y máquina de prueba de la humedad y uso de desmontaje de la máquina de la prueba;
Parámetros técnicos de la máquina de prueba extensible
Capacidad 5,10,50,100,200,500,1000,2000,5000kg
Resolución de la carga 1/25000
Exactitud el ≤0.5%
Sistema eléctrico Motor servo + impulsión de la CA de Panasonic
Características del programa Las unidades seleccionan g, kilogramo, N, KN, libra
Parámetros técnicos del sistema del control de la temperatura del cielo y tierra
Modelo Temperatura del cielo y tierra
Gama del control de la temperatura modificado para requisitos particulares según requisitos de cliente
Estabilidad de control ±2.5%RH, ±1℃
Distribución ±3%RH, ±1℃
Dimensión interna los 40*40*70cm
Poder 1∮, AC220V/50HZ

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución