Source: http://fonkel.com.mx/site/medidor-multifuncion/16247-6472-y-6474-kit-500ft-medidor-de-resistencia-a-tierra-marca-aemc-para-torres.html
Timestamp: 2018-12-12 02:47:21+00:00

Document:
6472 y 6474 kit 500ft Medidor de resistencia a tierra marca AEMC para Torres
> AEMC>Medidores de Resistencia de Tierra>Medidor Multifunción>6472 y 6474 kit 500ft Medidor de resistencia a tierra marca AEMC para Torres
Modelo AE2136.03
Medidor de Tierras con alta Frecuencia para Torres de Transmisión eliminando conexión del hilo de guardia marca AEMC cat 2136.03
Incluye 2 equipos, el mod. 6472 y el mod. 6474 con cables de 500FT.
1. Todo tipo de medidas de resistencia de tierra
2. Medición de Resistencia de tierra en TORRES DE ALTA TENSION. (Sin Desconectar el Hilo de Guarda)
3. Resistividad de Terrenos 4 Puntos (Método Wenner y Schlumberger)
4. Acoplamiento entre tierras.
5. Medida de potencial y de terreno
1. Medición de Resistencia de Torres de Transmisión ( Sin desconectar el Hilo de Guarda)
2. También Medición Resistencia de Tierras 2- 3- Puntos
3. También Medición de Resistencia de Tierras con Ganchos (2)
4. También Medición de Resistividad de Terrenos 4 Puntos
5. Medición de 3 y 4 puntos con selección de frecuencia manual o automática.
6. Posibilidad de analizar el comportamiento de la frecuencia en sistemas de tierra (41 Hz a 5 kHz)
7. Medidas del rango de ancho para una optima resolución
8. Rechazo a la interferencia de voltajes hasta 60 Vpico
9. Calculo automático de los coeficientes de coples a tierra y resistividad de tierra
10. Medidas y análisis
10.1. Almacenamiento de resultados
10.2. Resistividad (métodos Wenner y Schlumberger)
10.3. Acoplamiento a tierra
11. Medición de potencial de tierra
12. Continuidad y resistencia
13. Dimensiones y peso reducidos.
14. Cumple con las normas vigentes
LAS MEDIDAS DE TIERRA
El método 3P constituye el método tradicional con piquetas para la medida de la resistencia de una toma de tierra existente. El C.A 6472 también permite medir la resistencia de cada piqueta auxiliar RS y RH así como las posibles tensiones parásitas, lo que hace posible una interpretación más precisa de la medida.
Diseñado para todos los tipos de entornos de medida, incluso los más difíciles, garantiza una medida para resistencias de piquetas auxiliares de hasta 100 kΩ y para la presencia de tensiones parásitas de 60 VPICO.
MEDIDA DE TIERRA 4P Y 4P SELECTIVA
El método 4P es adecuado en medidas de resistencia de tierra muy bajas. En redes de tierra con varios electrodos en paralelo, existe la posibilidad asociar al instrumento una pinza amperimétrica para realizar medidas selectivas. Este método de medida “4P selectiva” proporciona un ahorro de tiempo considerable.
En efecto, el uso de la pinza amperimétrica permite medir exclusivamente la corriente que atraviesa la toma de tierra que se desea medir y permite deshacerse de este modo de la influencia creada por otras tomas de tierra en paralelo.
Asimismo, en sistemas de tierra con varios electrodos en paralelo, el C.A 6472 puede medir cada una de las resistencias de tierra mediante el uso exclusivo de pinzas. El principio de este método consiste en colocar 2 pinzas alrededor del conductor a tierra bajo prueba y de conectar cada una al equipo. Una pinza transmite una señal conocida (32 V / 1.367 Hz) mientras que la otra pinza mide la corriente que circula en el bucle.
Este método de medida proporciona un ahorro de tiempo considerable en el control de tierras, ya que descarga al operario del trabajo de clavar piquetas, por una parte, y de desconectar las tomas de tierra cada vez, por la otra.
MEDIDA DE TIERRA EN TORRES ALTA TENSIÓN CON CABLE DE GUARDA
El 6472 ofrece la posibilidad de medir la resistencia de tierra de una torre AT, aunque éste pertenezca a una red de tierras en paralelo, ya que realiza una medida selectiva de la torre bajo prueba. El complemento modelo 6474, unidad de tratamiento vectorial, proporciona adicionalmente una medida más exacta y selectiva de la impedancia de tierra de la torre a ensayar, gracias a 4 sensores flexibles de corriente (AmpFLEX™) colocados alrededor de los pies de la misma y a un barrido en la frecuencia de hasta 5 kHz. Además, el empleo de sensores flexibles permite adaptar esta técnica a cualquier geometría de la torre.
5. Corriente de fuga en cada pie de la torre
3 PUNTOS DE MEDICION:
1. Rangos de Medición: 0.01 a 99,000Ω
2. Resolución: 0.01 a 100Ω
3. Prueba de voltaje 16 ó 32V seleccionable
4. Frecuencia de Medición 41 a 5078Hz
5. Exactitud ±2% de la lectura +1ct
6. Medición de acoplamiento Sí
7. Medición de resistencia de varillas auxiliares 0.1 a 100,000Ω
8. interferencia Máximo 60 Vpico
9. Tipo de medición 3 alambres
4 PUNTOS / METODO DE CUATRO PUNTOS SELECTIVO:
1. Rango 0.01 a 99.99Ω
2. Resolución 0.001 a 10Ω
3. Exactitud ±2% de la lectura +1ct
4. Prueba de voltaje 16 ó 32V seleccionable
5. Frecuencia de Medición 41 a 5078 Hz
6. Medición de resistencia de varillas auxiliares 0.01 a 100,000Ω
7. Tipo de medición 4 alambres
MEDICION DE TIERRA CON 2 (DOS) PINZAS:
1. Rango 0.01 a 500Ω
2. Resolución 0.01 a 1Ω
3. Exactitud ±10% de la lectura + 1ct
5. Frecuencia de Medición Auto:1,367 Hz
6. Manual: 1,367 Hz,1,611 Hz, 1,758 Hz
7. Interferenecia Máximo 60 Vpico
1. Rango 0.01 kΩ a 99,900Ω
2. Resolución 0.01 a 100Ω
3. Exactitud ±2% de la lectura + 1ct
4. Prueba de voltaje 16 ó 32 V seleccionable
5. Frecuencia de medición 41 a 128 Hz
6. Métodos de Prueba Wenner y Schlumberger con cálculo automático
MEDICION DE POTENCIAL DE TIERRA
1. Rango 0.01 mV a 65 V
2. Resolución 0.01 mV a 10 mV
3. Exactitud ±5% de la lectura + 1ct
6. Tipo de Medición 3 alambres
MEDICION DE RESISTENCIA DC
1. Rango 0.001 a 99,900Ω
2. Resolución 2 alambres:0.01 a 100Ω
3. 4 alambres: 0.0001 a 10Ω
4. Exactitud ±2% de la lectura + 2 cts
5. Prueba de Voltaje DC
6. Tipo de medición 2 alambres o 4 alambres
7. Medición de corriente >200 mA DC
1. Memoria/ Comunicación 512 memoria almacenada/puerto óptico/USB
2. Dimensiones/Peso 272x250x128 mm/ 3.2 kg
3. Rango de protección IP 53
4. Seguridad Eléctrica CAT IV 50 V, cumple con IEC 61010-1-4-5
Medidor de Resistencia de Tierras y resistividad concebido para hacer las medidas de tierra en postes y torres de MT y AT; marca: AEMC, modelo: 6474.
Especial para hacer las medidas de tierra en postes y torres de MT y AT. Junto con el modelo C.A 6472 se pueden realizar mediciones de tierra en torres con el cable de tierra
1. Rango de medida : 0,001 Ω hasta 99,99 kΩ
2. Resolución: 0,001 hasta 10Ω
3. Tensión en vacío : 16 ó 32 VRMS
4. Frecuencia de Medida: 41 Hz hasta 5018 Hz
5. Medida de resistencia de las piquetas de tierra: 0,01Ω á 100kΩ
6. Todo tipo de mediciones de la resistencia a tierra y mediciones de tierra en torres
Mediciones con C.A 6474
1. Rango 0.001 Ω a 99099 kΩ
2. Resolución 0.001 a 10 Ω
6. Medición de resistencia en varillas auxiliares 0.01 a 100,000 Ω
7. Interferencia Máximo 60 V seleccionable
2. Dimensiones/ Peso 272x250x128 mm/ 2.3 Kg.
SE OFRECE EL KIT COMPLETO QUE INCLUYE:
1. 1 (uno) Equipo de medición 6472.
2. 1 (uno) Juego de baterías recargables NiMH (instaladas)
3. 1 (uno) Cable de puerto óptico a USB.
4. 1 (uno) Adaptador de corriente 110/240 V con cable de alimentación para recargar la batería desde la fuente de alimentación.
5. 2 (dos) Carretes de cable de prueba de 152m (500ft) (rojo/azul)
6. 2 (dos) Cables de prueba de 30m (100ft) de longitud (verde/negro)
7. 1 (uno) Cable de prueba de 9m (30Ft) de longitud (verde).
8. 4 (cuatro) Electrodos auxiliares en T de 14.5 ".
9. 1 (uno) Cinta métrica de 30m (100ft).
10. 1 (uno) Un juego de 5 conectores tipo espada
11. 1 (uno) Software DataView en CD.
12. 1 (uno) Maleta suave de lona para transporte del equipo.
13. 1 (uno) Maleta suave de lona para transporte accesorios.
14. 1 (uno) Manual de usuario en idioma Español
15. 1 (uno) Equipo 6474
16. 4 (cuatro) Sensores de corriente flexibles de 5 m de longitud AmpFLEX
17. 1 (uno) Juego de 12 anillos de identificación AmpFLEX.
18. 2 (dos) Cables en riel H (negro/verde) con conectores tipo cocodrilo.
19. 1 (uno) Juego de terminales tipo cocodrilo (negro/verde).
20. 6 (seis) Cables (extensiones) tipo BNC.
21. 1 (uno) Resistencia patrón de calibración.
22. 3 (tres) Clamps tipo C.
23. 1 (uno) Maleta de transporte de uso rudo con ruedas y jaladora tipo telescópica.
24. 1 (uno) Manual de Operación Completo de Equipo y Software

References: resolución

 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución