Source: https://es.scribd.com/document/270929486/442-Hi83226n-Castellano-Imprimir-2011
Timestamp: 2019-04-20 02:22:45+00:00

Document:
Cargado por Alfredo Gallardo
0a020108-d652-6d0b
Biocidas Para Refrigeracion
Todo sobre la cama de viaje
Biocidas en Circuitos de Refrigeración
Pruebas Hidraulicas en Redes de Agua Publicas
Agentes quimicos22
Cloro Residual Subir
bitacora_mantenimientopiscina
Laboratorio Cloracion
39929700-PRACTICA-1-ANALISIS-DE-MICROORGANISMOS-EN-AGUA.doc
Coagulantes,Etc
OFICINAS DE VENTAS Y SERVICIO TECNICO
Tel. (07851) 9129-0 • Fax (07851) 9129-99
e-mail: hannager@aol.com
Tel. (03) 9769.0666 • Fax (03) 9769.0699
e-mail: hannains@hannainst.com.au
Fotómetro Multiparamétrico
Tel. (10) 88570068 • Fax (10) 88570060
e-mail: hannachina@vip.sina.com
Tel. (02) 2278.5147 • Fax (02) 2264.1729
e-mail: mccoyhan@chollian.net
Tel. & Fax (02) 2758.683
e-mail: hannaegypt@go.com.eg
Tel. (401) 765.7500 • Fax (401) 765.7575
e-mail: sales@hannainst.com
Tel. (34) 902 420 100 • Fax (34) 902 420 101
e-mail: sat@hannaspain.com
Tel. (210) 823.5192 • Fax (210) 884.0210
e-mail: hannagr@otenet.gr
Tel. (21) 4584.2941 • Fax (21) 4584.2942
e-mail: transit@dnet.net.id
Tel. (03) 3258.9565 • Fax (03) 3258.9567
e-mail: sales@hanna.co.jp
Tel. (603) 5638.9940 • Fax (603) 5638.9829
e-mail: hannamal@tm.net.my
Tel. (23) 3811.00 • Fax (23) 3811.01
e-mail: hanna@hannainst.no
Tel. 6296.7118 • Fax 6291.6906
e-mail: hannaap@pacific.net.sg
MAN83226 05/08
Tel. (01525) 850.855 • Fax (01525) 853.668
e-mail: salesteam@hannainst.co.uk
Tel. (011) 615.6076 • Fax (011) 615.8582
e-mail: hannasa@mweb.co.za
Para obtener asistencia técnica en su propio idioma, consulte www.hannainst.es
Cumple con las Directrices de CE
Gracias por elegir un producto Hanna. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de
usar el instrumento. Este manual le proporcionará la información necesaria para usar correctamente
el instrumento. Si necesita información técnica adicional, no dude en enviarnos un e-mail a:
sat@hannaspain.com.
Este instrumento cumple con las directrices de .
INSPECCION PRELIMINAR ................................................. 3
ABREVIATURAS ................................................................ 3
DESCRIPCION GENERAL .................................................... 3
IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE PISCINAS Y BALNEARIOS .... 4
ESPECIFICACIONES .......................................................... 8
PRECISION Y EXACTITUD ................................................... 8
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ...................................... 8
DESCRIPCION FUNCIONAL ............................................... 10
LO QUE DEBE SABER ....................................................... 11
CONSEJOS PARA UNA MEDICION EXACTA ....................... 11
SEGURIDAD E HIGIENE .................................................... 14
TABLA DE REFERENCIA DE METODOS ................................. 14
GUIA DE FUNCIONAMIENTO ............................................. 15
CONFIGURACION (SETUP) ............................................... 17
MODO AYUDA ................................................................ 19
ALCALINIDAD .................................................................. 20
BROMO ........................................................................... 22
DUREZA CALCICA ............................................................... 24
CLORO LIBRE .................................................................... 27
CLORO TOTAL ................................................................... 29
COBRE LIBRE .................................................................... 31
COBRE TOTAL ................................................................... 33
ACIDO CIANURICO ............................................................ 35
HIERRO ........................................................................... 37
OZONO ........................................................................... 39
pH .................................................................................. 42
ERRORES Y ADVERTENCIAS ................................................ 44
GESTION DE DATOS ........................................................... 45
METODOS ESTANDAR ........................................................ 45
ACCESORIOS .................................................................... 46
GARANTIA ........................................................................ 47
LITERATURA HANNA .......................................................... 47
Todos los medidores de Hanna Instruments están garantizados durante dos años contra defectos de
fabricación y materiales, siempre que sean usados para el fin previsto y se proceda a su conservación
Esta garantía está limitada a la reparación o cambio sin cargo.
La garantía no cubre los daños debidos a accidente, mal uso, manipulación indebida o incumplimiento del
mantenimiento preciso.
Si precisa asistencia técnica, contacte con su distribuidor. Si está en garantía, indíquenos el número de
modelo, fecha de compra, número de serie y tipo de fallo. Si la reparación no está cubierta por la garantía
se le comunicará el importe de los gastos correspondientes.
Si el instrumento ha de ser devuelto a Hanna Instruments, primero se deberá obtener el Nº de Autorización
de Mercancías Devueltas de nuestro Dpto. de Servicio al Cliente y después enviarlo a portes pagados,
cerciorándose de que está correctamente embalado, para asegurar una protección completa.
Para validar la garantía, rellene y devuélvanos la tarjeta de garantía adjunta dentro de los 14 días
posteriores a la fecha de la compra.
Antes de utilizar estos productos, cerciórese de que sean totalmente apropiados para su aplicación concreta y para el entorno en el que van a ser utilizados.
El funcionamiento de estos instrumentos podría causar interferencias inaceptables a otros equipos electrónicos, por lo que el operario deberá tomar las medidas
oportunas para corregir tales interferencias.
Toda modificación realizada por el usuario en el equipo suministrado puede degradar las características de EMC del mismo.
Para evitar daños o quemaduras, no ponga el instrumento en hornos microondas. Para su propia seguridad y la del instrumento no use ni almacene el instrumento
en entornos peligrosos.
Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción y aspecto de sus productos
LITERATURA HANNA
Hanna publica una amplia gama de catálogos y manuales para una igualmente amplia variedad de
aplicaciones. La literatura de consulta cubre actualmente áreas tales como:
• Tratamiento del Agua
y muchos más. Estamos añadiendo constantemente nuevo material de consulta a nuestra biblioteca.
Para obtener estos y otros catálogos, manuales y folletos, contacte con su distribuidor o Centro de Atención
al Cliente de Hanna más cercano. Para saber donde se encuentra la Oficina Hanna más cercana, consulte
nuestra página web en www.hannainst.es.
(ppt) Rango Alto Rango Bajo miligramos por litro.3.6-tri-(2-piridil)-1. Reactivo Opcional para 100 tests HI 93711-01 100 tests de cloro total (polvo) HI 93711-03 300 tests de cloro total (polvo) HI 93701-T 300 tests de cloro total (líquido) HI 93711-03 300 tests de cloro total HI 93702-01 100 tests de cobre libre HI 93702-03 300 tests de cobre libre HI 93702T-01 100 tests de cobre total HI 93702T-03 300 tests de cobre total HI 93710-01 100 tests de pH HI 93710-03 300 tests de pH HI 93716-01 100 tests de b romo HI 93716-03 300 tests de bromo HI 93720-01 100 tests de dureza Ca HI 93720-03 300 tests de dureza Ca HI 93721-01 100 tests de hierro HI 93721-03 300 tests de hierro HI 93722-01 100 tests de ácido cianúrico HI 93722-03 300 tests de ácido cianúrico HI 93755-01 100 tests de alcalinidad HI 93755-03 300 tests de alcalinidad HI 93757-01 100 tests de ozono HI 93757-03 300 tests de ozono OTROS ACCESORIOS HI 740226 jeringa graduada de 5 ml HI 731318 paño para limpiar cubetas (4 u. Si observa algún desperfecto.4. notifíquelo a su Distribuidor. El fotómetro de sobremesa HI 83226 puede ser conectado a un PC vía cable USB. Cada Medidor se suministra completo con: • Cuatro Cubetas y Tapas para Muestra • Paño para limpiar cubetas (4 u. La cantidad de reactivo está dosificada con precisión para garantizar la máxima repetibilidad. Puede medir 11 métodos diferentes usando reactivos específicos en polvo o líquidos.) HI 740144 punta de pipeta (6 u.) HI 731325W nueva tapa para cubeta (4 u.5-triazina DESCRIPCION GENERAL HI 83226 es un fotómetro multiparamétrico de sobremesa especialmente diseñado para aplicaciones en Piscinas y Balnearios.) HI 740157 pipeta de plástico (20 u. ABREVIATURAS °C: EPA: °F: g/L: HR: LR: mg/l: ml: MR: µg/l: PAN: TPTZ: grado Celsius Agencia de Protección Medioambiental de EE UU grado Fahrenheit gramos por litro. Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en el embalaje original con los accesorios suministrados.) HI 740220 cilindros de vidrio de 25 ml con tapas (2 u. (ppm) mililitro Rango Medio microgramos por litro (ppb) 1-(2-piridilazo)-2-naftol 2.) HI 740034 tapa para vaso de 100 ml (6 u. El software opcional HI 92000 Compatible con Windows ® ayuda al usuario a gestionar todos los resultados.) HI 740036 vaso de plástico de 100 ml (6 u.) HI 731321 cubetas de vidrio (4 u.) HI 92000 Software PC HI 920013 Cable USB conexion PC HI 93703-50 jeringa graduada de 60 ml 46 INSPECCION PRELIMINAR Realice una inspección minuciosa de este producto para asegurarse de que no se han producido daños durante el transporte. 3 .ACCESORIOS LOTES DE REACTIVO HI 93701-01 100 tests de cloro libre (polvo) HI 93701-03 300 tests de cloro libre (polvo) HI 93701-F 300 tests de cloro libre (líquido) HI 93703-52 Glicina en polvo.) • Tijeras • Transformador CA/CC • Manual de Instrucciones Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta estar seguro de que el instrumento funciona correctamente.) HI 740038 botella de vidrio de 60 ml y tapón HI 740142 jeringa graduada de 1 ml HI 740143 jeringa graduada de 1 ml (6 u.
cloro-hidantoínas o ácido cloro-cianúrico. bromo y ozono. casi todo el cloro libre está en la forma molecular de HOCl y a un pH de aproximadamente 7. A un pH bajo. La cantidad de ácido hipocloroso en las aguas cloradas depende del valor pH de la solución.00 a 2. y de este modo mantener la concentración de cloro combinado en cifras cercanas a cero.00 mg/l 6. destruir las bacterias y controlar los organismos molestos como las algas. Se puede distinguir del cloro libre el cloro combinado. establecen el equilibrio entre el ácido hipocloroso (HOCl) y los iones hipoclorito (OCl-).00 mg/l 0. Existen diversas técnicas para este fin. como esa parte que combina con compuestos que contienen nitrógeno y es menos efectiva como desinfectante. Los cambios en el pH afectan al equilibrio de HOCl en relación con el hidrógeno e ion hipoclorito. para garantizar este disfrute. GESTION DE DATOS Los datos analizados pueden ser gestionados usando el Software de Hanna Instruments HI92000.00 mg / l 0.00 a 5. de los cuales la dosificación de cloro es la más común. La suma de estas dos partes nos da el cloro total. Compatible con Windows®. Como se muestra en la curva de la siguiente página.es de 50:50. Un requisito básico en el tratamiento del agua de las Piscinas. en la que el cloro libre iguale al cloro total. Aunque ambas formas se consideran cloro libre. es importante medir regularmente el pH.00 mg / l 0. para controlar la desinfección residual y el pH. Para lograr este objetivo. mientras que la forma molecular HOCl es de respuesta rápida. desinfección o higienización significa básicamente eliminar la contaminación producida por los bañistas.es un desinfectante de respuesta lenta. La presencia de cloraminas no es deseable. Comercialmente.00 a 5. que evite el fallo del sistema debido a la corrosión o formación de incrustaciones.aumenta según aumenta el pH. Igualmente importantes.5 pH 45 Método Colorimétrico DPD Colorimétrico DPD DPD Bicinconinato Bicinconinato Turbidimétrico Fenantrolina DPD Rojo de Fenol . como las di-cloramines.00 mg/l 0 a 200 mg/l 0. equipos de filtrado y tuberías. tras disolverse en agua. Solo una parte de la cantidad de cloro dosificada originalmente permanece activa y continúa su acción desinfectante.00 a 5. Cloro El Cloro es un fuerte agente oxidante que destruye la mayoría de contaminantes orgánicos y bacterias y puede. 4 METODOS ESTANDAR Descripción Rango Alcalinidad Bromo Dureza Cálcica Cloro Libre Cloro Total Cobre Libre Cobre Total Acido Cianúrico Hierro Ozono pH 0 a 500 mg/l 0. debido al característico olor a “piscina” causado por los cloros combinados. es el de mantener el agua en condiciones seguras y agradables para los bañistas. irrita los ojos y las membranas mucosas.5. Dado que la forma iónica OCl.00 mg/l 0. se recomienda un pH de aproximadamente 7. es el ácido hipocloroso el que proporciona la característica más fuerte de desinfección y oxidación de las soluciones de cloro.5 a 8. un líquido como el hipoclorito sódico o lejía (NaOCl) o en estado sólido como compuestos de hipoclorito de calcio. Además de este olor desagradable. el cloro para desinfección puede presentarse como un gas (Cl2). el ratio entre HOCl y OCl. en combinación con compuestos que contengan nitrógeno. el agua de las piscinas ha de ser analizada diariamente.00 mg/l 0 a 500 mg/l 0. por ejemplo los sistemas de dosificación de cloro.00 a 5.2 para mantener unas condiciones de desinfección de efecto rápido. los parámetros Dureza Cálcica y Alcalinidad deberán ser controlados semanalmente para garantizar que el agua de las piscinas mantenga cierto equilibrio. DESINFECCION RESIDUAL Y CONTROL DE pH En términos de tratamiento de piscinas. que pueden proliferar en piscinas.00 a 5. Como regla general. y a veces cada cierto número de horas. formar cloraminas.IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE PISCINAS Y BALNEARIOS Una de las principales actividades familiares de ocio en todo el mundo es el disfrute de las instalaciones de Piscinas y Balnearios. el HOCl disminuye y el OCl. Estos compuestos.00 a 10. Los responsables de piscinas deben buscar la perfección.
No Light: La fuente de luz no está funcionando correctamente. Compruebe que la muestra no contenga detritos. Light High: Hay demasiada luz para realizar una medición. Además. Es extremadamente importante medir el equilibrio del agua para predecir si el agua es corrosiva. En general. Ozono El Ozono es un agente oxidante muy fuerte que destruye los compuestos orgánicos y cloraminas más difíciles de oxidar. apenas reacciona con los compuestos de nitrógeno. incrustante o equilibrada. La ventaja del bromo es su estabilidad a temperaturas más altas (conveniente para las piscinas climatizadas). las incrustaciones causan fallos en el sistema. Light Leak: Llega una cantidad excesiva de luz ambiental al detector. se debe garantizar que los parámetros relacionados. 44 Bromo En muchos países se ha introducido la higienización mediante bromo como alternativa al cloro. Light Low: El instrumento no puede ajustar el nivel de luz. su aplicación se encuentra justo antes de que el agua pase a través de los filtros. Un cierto nivel de esta precipitación (película protectora) es deseable para aislar las tuberías y las calderas del contacto con el agua. Debido principalmente a su fuerte poder oxidante. 5 . Estos mensajes se describen a continuación. es necesario realizar una cloración de bajo nivel para garantizar la desinfección de toda la piscina. aunque es un desinfectante menos fuerte. Su poder desinfectante no está relacionado con el pH. dureza y pH sean debidamente tenidos en cuenta. Compruebe la preparación de la cubeta del cero. Battery Low: La carga de la pila es inferior al 10%. EQUILIBRIO DEL AGUA E INDICE LANGELIER (LI) Se deben mantener las características del agua de piscina en condiciones de equilibrio para evitar el fallo del sistema. y el mantenimiento de su fuerza desinfectante a valores de pH más altos. Wilfred Langelier se usa ampliamente para predecir el equilibrio del agua de las piscinas. lo que hace que resulte menos apropiado para piscinas grandes. como alcalinidad. La principal desventaja del bromo es que su fuerza desinfectante es de efecto más lento.ERRORES Y ADVERTENCIAS El instrumento muestra claros mensajes de advertencia cuando aparecen condiciones erróneas y cuando los valores medidos estén fuera del rango previsto. Por otro lado. el agua se considera corrosiva. de todos modos. Es un cálculo estimativo de la habilidad de las soluciones para disolver o precipitar los depósitos de carbonato cálcico. Por lo tanto. Inverted cuvettes: Las cubetas de la muestra y del cero están invertidas. permite a los responsables de las piscinas eliminar muy eficientemente el cloro combinado sin renovar frecuentemente grandes cantidades del agua de las piscinas. Un índice de saturación desarrollado por el Dr. En el tratamiento y control del agua de piscinas. Cuando no se forma esta película protectora. el agua de retorno puede contener concentraciones mínimas de ozono. reduciendo los problemas de mal olor e irritación ocular. Es necesario mencionar que el ozono es muy inestable y.
disueltas en el agua. medir la Dureza Calcio.6 • Lo ideal sería mantener la Alcalinidad en el rango de 80 . y para predecir los problemas de corrosión o incrustación. log(Alcalinidad. La temperatura del agua generalmente se controla entre 24oC (76oF) y 34oC (94oF) para garantizar el confort de los bañistas. ppm como CaCO3) Para calcular el Índice de Langelier exacto de su agua. Indice Langelier (LI) El Indice Langelier es una potente herramienta para calcular el equilibrio del agua. pH El pH del agua es un factor importante dado que a niveles bajos de pH la tasa de corrosión aumenta. Recomendaciones Para la mayoría de piscinas. Además de los depósitos de carbonato cálcico en las tuberías.4 es normalmente aceptable. principalmente bicarbonatos. • Pulse la tecla READ para iniciar la lectura. garantizando de este modo un índice bajo de corrosión y la suficiente actividad del cloro. Si los valores de alcalinidad son suficientemente altos. La fórmula Langelier se expresa como: LI = pH + TF + HF + AF – 12. la alcalinidad tampona el agua. Alcalinidad La alcalinidad es la medida de la concentración total de sustancias alcalinas. Para calcular el equilibrio de su agua se requieren tres análisis.2 y 7. un LI de cero indica la condición perfecta del agua de piscinas. Encuentre el Factor Dureza y Factor Alcalinidad en las siguientes TABLAS DE REFERENCIA DE INDICE DEL AGUA. Si LI>0. El Factor Temperatura en este rango de temperatura tiene una importancia menor. ppm como CaCO3) AF = factor alcalinidad. Se recomienda mantener el valor alcalinidad en el rango de 80 a 125 ppm como carbonato cálcico (CaCO3). el agua está equilibrada si: • El valor pH se mantiene en los rangos recomendados de pH 7. use las TABLAS DE REFERENCIA DE INDICE DEL AGUA al final de este capítulo para encontrar los factores Temperatura.125 ppm • La Dureza Calcio debería mantenerse en el rango de 200 . Al mismo tiempo. • Reinserte la cubeta en el instrumento. En teoría.400 ppm. como en calderas y tuberías que transportan agua caliente.. 6 43 pH . Cuanto más alta es la alcalinidad tanto más resistente es el agua a los cambios de pH. el agua con alcalinidad alta contribuye en gran manera a los problemas de formación de incrustaciones en el equipo de filtrado.5 donde: LI = Indice Langelier (también llamado Indice de Saturación) pH = pH del agua TF = factor temperatura HF = factor dureza. por lo tanto. El instrumento muestra el valor pH. Una tolerancia de ±0.7. valores de incrustación altos causan turbidez en el agua.2 . Dureza y Alcalinidad.7. Se recomienda mantener el valor dureza cálcica en el rango de 200 a 400 ppm como carbonato de calcio (CaCO3). la Alcalinidad y el pH del agua de la piscina. el agua es de naturaleza incrustante y se enturbia. Se debe evitar la formación de incrustaciones porque reducen la transferencia de calor y la capacidad de la bomba. no será difícil controlar el pH. y si LI<0 el agua es de naturaleza corrosiva y muy irritante.Dureza Cálcica La presencia de calcio en el sistema es conveniente para garantizar la formación de una película protectora en aquellos lugares donde la temperatura es relativamente alta. bombas y tuberías. log(Dureza Ca. se puede usar un valor medio de 0.4. La mayoría de responsables de piscinas prefieren mantener el pH entre 7.
5 pH 0.0 2.4 2.3 2.1 0.7 – 12.4 1. 42 Alcalinidad mg/l AF (como CaCO3) 5 25 50 75 100 150 200 250 300 400 500 1000 0.7 1. Ponga la tapa y mezcle la solución.0 EJEMPLO: Condiciones del agua de piscina Temperatura 30°C pH 7. • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa.7 + 2.7 pH = 7.6 12. • Pulse la tecla ZERO.7 0.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición.2 0.3 2.2 AF = 1.4 1.4 0.7 3.4 Equilibrio del Agua = pH + TF + HF + AF = 7.9 13.5 0. con recomendaciones para su tratamiento: Equilibrio del Agua = pH + TF + HF + AF pH ESPECIFICACIONES Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método 6.9 HF = 2.3 12.2 Conclusión: el agua tiene un equilibrio aceptable pero hay algún riesgo de que se vuelva corrosiva. incrustante.2 Alcalinidad 80 mg/l Dureza 230 mg/l pH Analice el agua frecuentemente Reduzca el pH y/o alcalinidad TABLAS DE REFERENCIA DEL INDICE DEL AGUA REACTIVOS NECESARIOS Código HI 93710-0 Equilibrio del Agua x5 Valor Factor (valoresmáspróximos) TF = 0.1 pH ±0.1 pH Condición del Agua Recomendación 11.0 12.1 – 12.7 3.3 0.4 + 1.2 2.6 0. 32 39 46 54 60 68 75 82 90 97 104 122 0 0.Un simple cálculo clasifica su agua como corrosiva. aceptablemente equilibrada o con un equilibrio ideal.4 2. 7 .0 Corrosiva Equilibrio Aceptable Equilibrio Ideal Equilibrio Aceptable Formación de incrustaciones Aumente el pH y/o Alcalinidad Analice el agua frecuentemente Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Adaptación del método Rojo de Fenol.0 – 12.7 1.7 1.9 = 12.4 – 12. 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 50 PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método pH usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15).5 2.6 2. 10 mL • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa.9 2.0 • Retire la cubeta y añada 5 gotas de HI 93710-0 Indicador Rojo de Fenol.0 – 14.9 1.0 2.7 0.0 Dureza Cálcica mg/l HF (como CaCO3) 5 25 50 75 100 150 200 250 300 400 500 1000 0.1 pH ±0.2 2.9 2. se recomienda analizarla frecuentemente. La reacción con el reactivo causa una coloración de amarilla a roja en la muestra.8 0. ver página 46.6 2.7 1.5 2. Descripción Indicador Rojo de Fenol Cantidad 5 gotas °C Temperatura °F TF LOTES DE REACTIVO HI 93710-01 Reactivos para 100 tests de pH HI 93710-03 Reactivos para 300 tests de pH Para otros accesorios.2 + 0.5 a 8. El display mostrará “-0.
parte de la radiación puede ser absorbida por átomos. unos resultados precisos pueden ser inexactos. rango.) consulte la correspondiente sección de medición. la precisión se expresa en la sección de medición correspondiente como desviación estándar a un valor concentración específico del analito. La desviación estándar se obtiene con un único instrumento usando un lote representativo de reactivos.9 Kg Para especificaciones relacionadas con cada método (p. exacto Preciso. Para cada método. Ponga la tapa y agite suavemente hasta su completa disolución. etc. la fracción de luz absorbida depende tanto de la longitud del recorrido óptico a través de la materia como de las características físico-químicas de la sustancia según la Ley de Lambert-Beer: • El instrumento mostrará un valor concentración referente a la interferencia de cloro. La figura explica estas definiciones. ESPECIFICACIONES Duración de la Luz Vida del instrumento Detector de Luz Fotocélula de Silicio Condiciones de Uso 0 a 50°C (32 a 122°F). Yodo. inexacto Impreciso. neutralice la muestra con HCl diluido. Cuando la cuenta atrás finalice. Reste este valor a la lectura del Procedimiento de Medición Estándar: esta será la concentración en mg/l de ozono en la muestra. • Retire la cubeta. La alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3 no desarrollará de forma fiable la cantidad total de color o puede que se aje rápidamente. Aunque una buena precisión sugiere exactitud. • Añada el contenido de un paquete de HI 93757-0 Reactivo Ozono.• Pulse la tecla ZERO. • Añada el contenido de un paquete del reactivo opcional HI 93703-52-0 Glicina en polvo. La precisión se expresa generalmente como desviación estándar (SD). Preciso. Para resolver esto. Cuando un haz de luz cruza una sustancia. 8 41 Ozono . Dióxido de Cloro. inexacto Impreciso. Si tiene lugar una absorción pura. espere 2 minutos y pulse READ. Ponga la tapa y agite suavemente durante 20 segundos.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. agite la muestra durante aproximadamente 2 minutos tras añadir el reactivo en polvo. inexacto • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. La exactitud se define como lo cerca que está el resultado de un test del valor real. moléculas o redes de cristales. En caso de agua con dureza superior a 500 mg/l CaCO3. INTERFERENCIAS -log I/Io = ελ c d o A = ελ c d Las interferencias pueden estar causadas por: Bromo. el instrumento realizará la lectura. máx 90% HR sin condensación Alimentación Transformador externo 12 Vcc Auto-desconexión pila recargable integrada Dimensiones 235 x 200 x 110 mm Peso 0. El display mostrará “-0.ej. precisión. como alternativa. PRECISION Y EXACTITUD Precisión es lo cerca que coinciden las mediciones repetidas unas de otras. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO La Absorción de la Luz es un fenómeno típico de interacción entre la radiación electromagnética y la materia. • Vuelva a a introducir la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa.
• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. El proceso de medición se realiza en dos fases: Primero se pone a cero el medidor y a continuación se realiza la medición. Se recomienda no tocar las paredes de la cubeta con las manos.• Pulse la tecla ZERO. • Añada el contenido de un paquete de HI 93757-0 Reactivo Ozono. Cuando la cuenta atrás finalice. 9 . Ozono 40 10 ml Diagrama de Bloque del Instrumento (esquema óptico) Una lámpara especial de tungsteno controlada por microprocesador emite una radiación que primeramente se acondiciona ópticamente y se emite a la muestra contenida en el vial.que no es absorbida por la muestra y la convierte en corriente eléctrica. El instrumento y la tapa de la cubeta tienen marcas especiales que deben ser alineadas para obtener una mejor repetibilidad.I. • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar. espere 2 minutos y pulse READ. El sistema óptico del HI 83226 de Hanna está basado en lámparas de tungsteno subminiatura especiales y filtros de interferencia de banda estrecha para garantizar tanto su perfecto funcionamiento como resultados fiables. hasta la marca. el instrumento realizará la lectura. y ponga la tapa. Es importante que tanto las cubetas de medición como de calibración (puesta a cero) sean ópticamente idénticas para que ofrezcan las mismas condiciones de medición. Dado que la absorción de un compuesto depende estrictamente de la longitud de onda del haz de luz incidente. La mayoría de los métodos usan la misma cubeta para ambos. Ponga la tapa y agite suavemente durante 20 segundos. • Retire la cubeta. • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. con el fin de mantener las mismas condiciones durante las fases de puesta a cero y medición. El análisis químico fotométrico está basado en la posibilidad de desarrollar un compuesto absorbente a partir de una reacción química concreta entre la muestra y los reactivos. para obtener un haz de luz de intensidad Io o I. El recorrido óptico lo fija el diámetro del vial. Donde: -log I/Io=Absorbencia (A) Io =intensidad del haz de luz incidente I =intensidad del haz de luz tras la absorción ελ =coeficiente de extinción molar a una longitud de onda λ c =concentración molar de la sustancia d =recorrido óptico a través de la sustancia Por lo tanto. PROCEDIMIENTO DE MEDICION ADICIONAL para muestras que contengan cloro • Seleccione el método Ozono usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). la concentración "c" puede calcularse de la absorbencia de la sustancia ya que los demás factores se conocen. como alternativa. Esto es para evitar interferencias en la medición debido a reflejos y absorción de luz no deseados. es necesario cerrar las cubetas para evitar toda contaminación. La cubeta juega un papel muy importante porque es un elemento óptico y por lo tanto requiere especial atención. El display mostrará “-0. La superficie de la cubeta debe estar limpia y no estar rayada. FILTRO LENTE LAMPARA DETECTOR DE LUZ CUBETA MICROPROCESADOR LUZ EMITIDA • El instrumento muestra la concentración en mg/l de ozono (solo muestras sin cloro). produciendo un voltaje en el rango mV. Dos canales de medición permiten una amplia gama de análisis. A continuación la luz se filtra espectralmente a un ancho de banda espectral estrecha.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. La célula fotoeléctrica capta la radiación . se deberá seleccionar una anchura de banda espectral estrecha así como una longitud de onda central adecuada para optimizar las mediciones. por lo que es importante que las mediciones se tomen en el mismo punto óptico. Además. El microprocesador usa este voltaje para convertir el valor de entrada en la unidad de medición deseada y para mostrarla en el display.
Interruptor ON/OFF para conexión/desconexión Conector de alimentación Conector USB • Seleccione el método Ozono usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). Si se sospecha que la muestra contiene residuos de cloro (cloro libre o total). siga el procedimiento de medición alternativo descrito a continuación.00 mg/l ±0. REACTIVOS NECESARIOS Código HI 93757-0 HI 93703-52-0 Descripción Reactivo DPD en Polvo Glicina en polvo (Reactivo Opcional) Cantidad/Test 1 paquete 1 paquete LOTES DE REACTIVOS HI 93757-01 Reactivos para 100 tests HI 93757-03 Reactivos para 300 tests HI 93703-52 Glicina en polvo.00 a 2. • Reste a la lectura A la lectura B para obtener la concentración de ozono en mg/l: mg/l (O3) = valor A – valor B. • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar.DESCRIPCION FUNCIONAL OZONO ESPECIFICACIONES DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método 0. PROCEDIMIENTO DE MEDICION ESTANDAR 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tapa de la Cubeta Display de Cristal Líquido (LCD). ver página 46. La reacción entre el ozono y el reactivo DPD causa una coloración rosa en la muestra.01 mg/l ±0.03 mg/l @ 1. NOTA IMPORTANTE: El Cloro es un fuerte interferente para la determinación de ozono. 10 ml • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. y ponga la tapa.00 mg/l 0. • En una muestra nueva realice el Procedimiento de Medición Adicional y tome nota de la lectura: valor B. Teclado a prueba de salpicaduras. hasta la marca.01 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Método Colorimétrico DPD. Reactivo Opcional para 100 tests Para otros accesorios. 10 39 Ozono . • Realice el Procedimiento de Medición Estándar y tome nota de la lectura: valor A.
se deberán seguir las instrucciones que se detallan a continuación para garantizar los mejores resultados.DESCRIPCION DEL TECLADO • Reinserte la cubeta en el instrumento. Pulsar para acceder al menú de selección de método. por lo que deberían ser eliminados mediante tratamiento con carbón activado y filtrado. Las funciones están relacionadas con la pantalla. También dispone de modo tutoría en el menú Configuración (Setup). HELP Pulsar para mostrar la pantalla de ayuda.5 ml de reactivo con la jeringa de 1 ml: (a) introduzca el émbolo completamente en la jeringa e inserte la punta en la solución (b) tire del émbolo hasta que el borde inferior de la junta esté exactamente en la marca de 0. RCL Pulsar para recuperar el registro. espere 3 minutos y pulse READ. Pulsar para registrar la lectura en curso INTERFERENCIAS Las interferencias pueden estar causadas por: Molibdato Molibdeno superior a 50 ppm Calcio superior a 10000 ppm (como CaCO3) Magnesio superior a 100000 ppm (como CaCO3) Cloruro superior a 185000 ppm. Cada paso del proceso de medición dispone de ayuda en el LCD. LO QUE DEBE SABER HI 83226 tiene un potente soporte interactivo que ayuda al usuario durante el proceso de análisis. • El instrumento muestra la concentración en mg/l de hierro. para reducir un valor configurado. o para acceder a funciones de segundo nivel. como alternativa. • El color o la materia suspendida en grandes cantidades puede causar interferencias. Hierro 38 11 . para incrementar un valor configurado. SETUP Pulsar para acceder a la pantalla de configuración (Setup). el instrumento realizará la lectura. Pulsar para realizar la función arriba mostrada. la parte inferior de esta convexidad debe estar al mismo nivel que la marca de 10 ml. El teclado contiene 8 teclas directas y 3 teclas de funciones con las siguientes funciones: • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. ESC Pulsar para salir de la pantalla en curso. Cuando la cuenta atrás finalice. RECOGIDA Y MEDICION DE LAS MUESTRAS • Con el fin de medir exactamente 0. o para acceder a funciones de segundo nivel.0 ml. Pulsar para desplazarse hacia abajo en un menú o pantalla de ayuda. • Asegúrese de llenar la cubeta correctamente: el líquido de la cubeta forma una convexidad en la parte superior. Pulsar para desplazarse hacia arriba en un menú o pantalla de ayuda. CONSEJOS PARA UNA MEDICION EXACTA Durante el análisis.
0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. incluso si la punta todavía contiene algo de solución.5 ml a la cubeta.5 ml. A continuación. si las hubiera elimínelas. De este modo.00 a 5. La reacción entre el hierro y los reactivos causa una coloración naranja en la muestra.00 mg/l 0. dé ligeros toques con el dosificador sobre la mesa y limpie la parte exterior de la punta del dosificador con un paño. se ha añadido la cantidad exacta de 0. ver página 46. introduzca el émbolo en la jeringa hasta que la parte inferior de la junta esté exactamente en la marca de 0. Asegúrese de que no cuelguen gotas de la punta de la jeringa. • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. para aguas naturales y tratadas. (a) • Pulse la tecla ZERO.50 mg/l ±0. (a) (b) (c) Hierro 12 37 . (b) • Uso correcto del paquete de reactivo en polvo: (a) use tijeras para abrir el paquete de reactivo en polvo (b) tire de los bordes del paquete para formar una boquilla (c) vierta el contenido del paquete • Retire la cubeta y añada el contenido de un paquete de reactivo HI 93721-0. (c) USO DE REACTIVOS LIQUIDOS Y EN POLVO • Uso correcto del dosificador: (a) para obtener resultados repetibles. (b) mantenga siempre el frasco dosificador en posición vertical mientras dosifica el reactivo. El instrumento mostrará “-0. 10 ml • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa. Ponga la tapa y agite hasta su completa disolución. manteniendo la jeringa en posición vertical sobre la cubeta. REACTIVOS NECESARIOS Nivel probable de líquido extraido por la jeringa Código HI 93721-0 Descripción Reactivo Hierro Rango Alto Cantidad/test 1 paquete LOTES DE REACTIVO (a) (b) HI 93721-01 Reactivos para 100 tests HI 93721-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios.01 mg/l ±0.01 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Adaptación del método Fenantrolina 315B de EPA.02 mg/l @ 1. PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método Hierro usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). HIERRO ESPECIFICACIONES Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método 0.(c) extraiga la jeringa y limpie la parte exterior de la punta de la jeringa.
INTERFERENCIAS La turbidez preexistente en las muestras causa interferencia durante la medición. • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. elimine tales burbujas haciendo girar la cubeta o dándole ligeros toques con la mano. Cuando la cuenta atrás finalice. agite suavemente agite vigorosamente Tenga cuidado de introducir completamente la cubeta en la célula de medición. El movimiento puede ser suave o vigoroso. causando lecturas más altas. • Para evitar la fuga de reactivo y obtener mediciones más precisas. • No permita que la muestra tratada permanezca demasiado tiempo tras serle añadido el reactivo. pero se recomienda tomar una nueva lectura del cero para cada muestra y usar la misma Acido Cianúrico 36 13 . Para obtener mediciones precisas. • Cada vez que introduzca la cubeta en la célula de medición. como alternativa. cierre suministrado y a la cubeta primero con el tapón de plástico HDPE continuación con la tapa negra. debe estar seca por fuera. grasa o suciedad. • Al agitar la cubeta se pueden generar burbujas en la muestra. o se perderá precisión. moviéndola arriba y abajo. • Es posible tomar múltiples lecturas de una tirada. y no debe presentar huellas dactilares. • El instrumento muestra la concentración en mg/l de ácido cianúrico. y uno de los siguientes iconos: • Reinserte la cubeta en el instrumento.COMO USAR LAS CUBETAS • La forma apropiada de mezclar la cubeta es agitar la cubeta. Este método de mezclado se indica mediante “agite suavemente” o “agite vigorosamente”. Límpiela minuciosamente con HI 731318 o un paño sin pelusa previamente a la inserción. espere 45 segundos y pulse READ. el instrumento realizará la lectura.
El blanco y la muestra se preparan exactamente del mismo modo. o el vidrio podría quedar manchado permanentemente. Acido Cianúrico 14 35 . Evite inhalar los vapores emanados. El instrumento mostrará “-0. 10 mg/l superior a 100 mg/l ±5 mg/l @ 60 mg/l ±1 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Adaptación del método turbidimétrico. lave la zona afectada minuciosamente con agua. Como norma general. Es posible que debido a un proceso particular de tratamiento. ver página 46. con la única diferencia de que para el blanco se usa agua desionizada en lugar de muestra. deberían ser doblados a 10°C (50°F) y reducidos a la mitad a 30°C (86°F). INTERFERENCIAS REACTIVOS NECESARIOS • En las secciones de medición relativas a los métodos. 10 ml • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa. La reacción entre el ácido cianúrico y el reactivo causa una suspensión blanca en la muestra. • Todos los tiempos de reacción indicados en este manual corresponden a 20°C (68°F).cubeta para puesta a cero y para medición siempre que sea posible (para lograr resultados más precisosº siga los procedimientos de medición cuidadosamente). Ponga la tapa y agite suavemente durante aproximadamente 10 segundos (la disolución no es completa). hemos detallado las interferencias más comunes que pueden estar presentes en una matriz de agua residual media. • Pulse la tecla ZERO.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. y siga las instrucciones cuidadosamente. CORRECCION DE REACTIVO DEL BLANCO • Algunos métodos requieren una “corrección de reactivo del blanco”. Derrames de reactivo: si ocurre un derrame de reactivo. PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método Acido Cianúrico usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). Una cubeta de blanco puede ser usada más de una vez: las condiciones de estabilidad y almacenamiento se describen para cada método en el capítulo correspondiente. HI 83226 . otros compuestos interfieran con el método de análisis. Código HI 93722-0 Las sustancias químicas contenidas en los kits de reactivo pueden ser peligrosas si son utilizadas de forma indebida.APLICACIONES EN PISCINAS Y BALNEARIOS 1 2 3 4 5 6 LOTES DE REACTIVO • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. ACIDO CIANURICO ESPECIFICACIONES Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método 0 a 200 mg/l 1 mg/l de 0 a 100 mg/l. TABLA DE REFERENCIA DE METODOS Descripción del Método Alcalinidad Bromo Dureza Calcio Cloro Libre Cloro Total Cobre Libre Cantidad 1 paquete HI 93722-01 Reactivos para 100 tests HI 93722-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios. SEGURIDAD E HIGIENE Método Descripción Reactivo en polvo Página Método 20 22 24 27 29 31 7 8 9 10 Descripción del Método Cobre Total Acido Cianúrico Hierro Ozono 11 pH Página 33 35 37 39 42 • Añada el contenido de un paquete de HI 93722-0 Reactivo Acido Cianúrico. Si el reactivo contacta con la piel. Equipo de seguridad: Póngase ropa y protección ocular adecuadas cuando así se requiera. límpielo cuidadosamente de forma inmediata y lave la zona afectada con abundante agua. • Deseche la muestra inmediatamente después de tomar la lectura. Lea la Ficha de Seguridad de Materiales antes de realizar los tests.
El icono pila en el LCD indicará el estado de la pila: .Pila cargada (medidor conectado a transformador CA/CC) • Introduzca la cubeta en la célula de medición y asegúrese de que la marca del instrumento y la de la cubeta estén perfectamente alineadas. Ponga la tapa y agite vigorosamente durante 15 segundos.pila baja (sin transformador externo) . Cobre Total 34 15 . éste verifica si el transformador de alimentación está conectado. el último método seleccionado aparecerá en el LCD. espere 45 segundos y pulse READ. GUIA DE FUNCIONAMIENTO CONEXION DE ALIMENTACION Y GESTION DE LAS PILAS • Añada el contenido de un paquete de HI 93702-0 Reactivo Cobre. el logo de Hanna Instruments aparecerá en el LCD. .• Retire la cubeta. Ponga la tapa y agite suavemente durante 15 segundos. Pulse Select. si el test ha sido satisfactorio. El instrumento puede ser alimentado mediante un transformador CA/CC (incluido) o la pila recargable integrada.Pila cargándose del transformador externo . como alternativa.carga de la pila (sin transformador externo) .pila agotada (sin transformador externo) Cuando la cuenta atrás finalice. el instrumento realizará la lectura. Tras 5 segundos. • Añada el contenido de un paquete de HI 93702T-0 Reactivo Cobre Total. Nota: Desconecte siempre el instrumento antes de desenchufarlo para garantizar que no se pierdan datos. Al conectar el medidor. pulse METHOD y aparecerá una pantalla con los métodos disponibles. • El instrumento realizará un test de auto-diagnóstico. • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. vía interruptor de alimentación ON/OFF. SELECCION DEL METODO • Conecte el instrumento (ON). • Pulse las teclas s t para seleccionar el método deseado. Durante este test. • Para seleccionar el método deseado. • El instrumento muestra la concentración en mg/l de cobre total.
Pulse LOG y se guardará la última medición válida en una lista como registro con su fecha y hora. Cobre Total 16 33 .00 mg/l ±0. El instrumento mostrará “-0.03 mg/l @ 1. El borrado está basado en el esquema LIFO (último entra. • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa.01 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 575 nm Adaptación del método aprobado por USEPA. HI 93702-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios. °E y mg/l. REACTIVOS NECESARIOS Ver y borrar: Se pueden ver y borrar los datos registrados pulsando la tecla RCL. grados Alemanes (°dH) y grados Ingleses (°E) de dureza. Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método 0. debería leer todas las instrucciones cuidadosamente. Guardar datos: Solo se puede guardar una medición válida. primero sale). ver y borrar datos mediante las teclas LOG y RCL. Es posible guardar. COBRE TOTAL ESPECIFICACIONES GESTION DE DATOS Puede hacer un seguimiento de todos sus análisis mediante la función de registro de datos del instrumento. Código HI 93702-0 HI 93702T-0 Descripción Bicinconinato Agente descomplejante Cantidad/test 1 paquete 1 paquete LOTES DE REACTIVOS HI 93702T-01.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. CONVERSIONES ESPECIALES Para Dureza Calcio. • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa. siga el procedimiento de medición descrito en la sección correspondiente. se pueden borrar todos los registros de datos de una vez. pulse la tecla s o t para acceder al segundo nivel de funciones y a continuación pulse la tecla de función Chem Frm (FORMA QUIMICA) para cambiar entre las formas químicas existentes para el método seleccionado.01 mg/l ±0. Se pueden guardar en memoria hasta 200 mediciones individuales. PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método Cobre Total usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). HI 93702-01 Reactivos para 100 tests HI 93702T-03. • Antes de realizar un análisis. Para poder ver el resultado que se muestra en el display en la forma química deseada. • Pulse la tecla ZERO. 10 ml FORMA QUIMICA Los factores de conversión de la forma química están pre-programados en el instrumento y son específicos de cada método..00 mg/l 0. Esto se puede lograr pulsando las teclas s o t para acceder al segundo nivel de funciones y pulsando a continuación la tecla de función Unit (UNIDAD) para cambiar entre °f.00 a 5. ver página 46.• Tras seleccionar el método deseado. se pueden usar factores de conversión especiales para convertir las lecturas de mg/l a grados Franceses (°f). Además. °dH. La reacción entre el cobre libre y el reactivo bicinconinato causa una coloración púrpura en la muestra.
pH 6. Algunos parámetros afectan a la secuencia de medición y otros son parámetros generales que cambian el comportamiento o aspecto del instrumento. Pulse la tecla de función Modify (MODIFICAR) para cambiar el contraste del display. Pulse la tecla de función Accept (ACEPTAR) para confirmar el valor o ESC para volver al menú Setup (CONFIGURACION) sin guardar el nuevo valor. En modo Setup (CONFIGURACION) se pueden cambiar los parámetros del instrumento. • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. Cobre Libre 32 17 . SETUP (CONFIGURACION) • Añada el contenido de un paquete de HI 93702-0 Reactivo Cobre. • El instrumento muestra los resultados en mg/l de cobre. Pulse la tecla de función Modify (MODIFICAR) para acceder al valor de iluminación del display.8). el instrumento realizará la lectura. Pulse ESC o SETUP para volver a la pantalla principal. Contrast (CONTRASTE) INTERFERENCIAS La interferencia pueden estar causada por: Plata Cianuro Para las muestras que sobrepasen la capacidad tampón del reactivo (aprox. • Reinserte la cubeta en el instrumento. Ponga la tapa y agite suavemente durante 15 segundos. Pulse SETUP (CONFIGURACION) para entrar en modo configuración. Valores: 0 a 20. Pulse las teclas s t para seleccionar el parámetro y seleccionar el nuevo valor según se detalla a continuación: Backlight (RETRO-ILUMINACIÓN) Valores: 0 a 8. como alternativa. El display mostrará una lista de parámetros de configuración con las configuraciones actuales. Cuando la cuenta atrás finalice. Esta opción se usa para configurar el contraste del display . Pulse HELP (AYUDA) si desea información adicional. se deberá ajustar el pH entre 6 y 8. espere 45 segundos y pulse READ. Use las teclas de función ⊳u o las teclas s t para aumentar/reducir el valor. Pulse la tecla de función Accept (ACEPTAR) para confirmar o ESC para volver al menú Setup (CONFIGURACION) sin guardar el nuevo valor. Use las teclas de función ⊳u o las teclas s t para aumentar/reducir el valor.• Retire la cubeta.
00 mg/l 0. Cobre Libre 18 31 . Pulse la tecla de función para seleccionar el formato hora deseado. Suena un largo pitido cuando la tecla pulsada no está activa o se detecta una condición de error.00 a 5.00 mg/l ±0. se recargará el idioma previamente seleccionado. 10 ml • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa. El instrumento mostrará “-0. Cuando está activada. La reacción entre el cobre y el reactivo bicinconinato causa una coloración púrpura en la muestra. Si esta opción está activada. 0. ver página 46. Use las teclas s t para seleccionar el formato deseado.01 mg/l ±0. proporcionará al usuario breves guías. Pulse la tecla de función Accept (ACEPTAR) para confirmar o ESC para volver a modo configuración sin guardar la nueva fecha u hora. • Seleccione el método Cobre Libre usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). Tutorial (TUTORIA) Opción: Enable (ACTIVAR) o Disable (DESACTIVAR). Pulse la tecla de función para activar/desactivar la señal acústica. Si el nuevo idioma seleccionado no puede ser cargado. Pulse la tecla de función Modify (MODIFICAR) para cambiar la fecha/hora. Pulse la tecla de función Accept (ACEPTAR) para confirmar o ESC para volver al menú Setup (CONFIGURACION) sin guardar el nuevo formato. día. Beeper (SEÑAL ACUSTICA) Opción: Enable (ACTIVAR) o Disable (DESACTIVAR).03 mg/l @ 1. Pulse la tecla de función para activar/desactivar el modo tutoría. Use las teclas s t para cambiar el valor. REACTIVOS NECESARIOS Date Format (FORMATO FECHA) Código HI 93702-0 Pulse la tecla de función Modify (MODIFICAR) para cambiar el Formato Fecha.Date/Time (FECHA/HORA) Esta opción se usa para configurar la fecha y hora del instrumento. COBRE LIBRE ESPECIFICACIONES Time Format (FORMATO HORA) Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método Opción: AM/PM o 24 horas. mes. • Pulse la tecla ZERO. se oye un breve pitido cada vez que se pulsa una tecla.01 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 575 nm Adaptación del método de EPA. relacionadas con el tema en curso. PROCEDIMIENTO DE MEDICION Language (IDIOMA) Pulse la correspondiente tecla de función para cambiar la opción. Descripción Bicinconinato Cantidad/test 1 paquete LOTES DE REACTIVO HI 93702-01 Reactivos para 100 tests HI 93702-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. minuto o segundo). • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. en el display. hora. Pulse las teclas de función ⊳upara seleccionar el valor a modificar (año.
no desarrollará de forma fiable la cantidad total de color. El instrumento mostrará información adicional relativa a la pantalla en curso.• Pulse la tecla ZERO. Ponga la tapa y agite suavemente durante 20 segundos. Cloro Total 30 Para acceder a las pantallas de ayuda basta con pulsar HELP. Esta opción se usa para configurar el ID del instrumento (número de identificación). Instrument ID (ID DEL INSTRUMENTO) Opción: 0 a 9999.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. Ozono (todas estas interferencias dan error positivo). neutralice la muestra con HCl diluido. desplácese por el texto mediante las teclas s t. Meter information (INFORMACION ACERCA DEL MEDIDOR) • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. Pulse las teclas s t para configurar el valor deseado. • Añada 1 paquete de HI 93711-0 Reactivo DPD. la versión firmware. Dióxido de Cloro. Yodo. La alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3. INTERFERENCIAS Las interferencias pueden estar causadas por: Bromo. que ayuda al usuario en todo momento. En caso de agua con dureza superior a 500 mg/l CaCO3. Para leer todos los datos disponibles. H E LAYUDA P M O D(HELP) E MODO HI 83226 ofrece un modo de ayuda contextual interactiva. o puede que se aje rápidamente. la versión de idioma y el número de serie del instrumento. como alternativa. Pulse ESC para volver a modo Setup (CONFIGURACION). Para salir de modo ayuda basta con pulsar la tecla HELP (AYUDA) o ESC de nuevo y el instrumento mostrará la última pantalla en la que estaba el usuario antes de entrar en modo ayuda. pulse ESC y el instrumento volverá a la pantalla de ayuda previa. Para resolver esto. El instrumento mostrará “-0. • Reinserte la cubeta en el instrumento. • Retire la cubeta. el medidor realizará la lectura. Pulse la tecla de función Support (ATENCION AL CLIENTE)para acceder a una pantalla con los centros de atención al cliente de Hanna e información de contacto. El ID del instrumento se usa mientras se intercambian datos con un PC. Pulse la tecla de función Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla de ID del instrumento. Para salir de las pantallas de atención al cliente o accesorios. 19 . Cuando la cuenta atrás finalice. Pulse la tecla de función Accessories (ACCESORIOS) para acceder a una página con los accesorios del instrumento. espere 2 minutos y 30 segundos y pulse READ. • El instrumento muestra los resultados en mg/l de cloro total. agite la muestra durante aproximadamente 2 minutos tras añadir el reactivo en polvo. Pulse la tecla de función Accept (ACEPTAR) para confirmar el valor o ESC para volver al menú de configuración sin guardar el nuevo valor. Pulse la tecla de función “Select” para ver el modelo de instrumento.
ALCALINIDAD CLORO TOTAL ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método Rango Resolución 0 a 500 mg/l (como CaCO3) 5 mg/l ±10 @ 100 mg/l ±5 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 575 nm Método Colorimétrico. A diferentes niveles de alcalinidad se desarrollará una gama característica de colores de amarillo a verde y azul verdoso. 10 ml • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa • Pulse la tecla ZERO.50 mg/l. PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método Alcalinidad usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). La reacción entre el cloro y el reactivo DPD causa una coloración rosa en la muestra. 10 ml • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar.00 mg/l 0.00 a 5. ver página 46.50 mg/l ±0. hasta la marca.10 mg/l superior a 2. Descripción Cantidad Reactivo DPD en polvo 1 paquete LOTES DE REACTIVO HI 93711-01 Reactivos para 100 tests HI 93711-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios.01 mg/l de 0. • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) ponga la tapa. PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método Cloro Total usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15).00 a 2.01 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Adaptación del método DPD 330.00 mg/l ±0. 0. y ponga la tapa.5 de USEPA y 4500-CL G de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. REACTIVOS NECESARIOS POLVO: Código HI 93711-0 LOTES DE REACTIVO HI 93755-01 Reactivos para 100 tests HI 93755-03 Reactrivos para 300 tests Para otros accesorios. El display mostrará “-0. ver página 46.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método REACTIVOS NECESARIOS Código HI 93755-0 Descripción Cantidad Reactivo Indicador de Alcalinidad 100 ml 0. Alcalinidad 20 29 Cloro Total .03 mg/l @ 1. 20ª edición. y • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa.
Ponga la tapa e invierta el vial 5 veces. Yodo. espere 1 minuto y pulse READ.• Pulse la tecla ZERO. salvo para muestras con contenido inferior a 75ppm de alcalinidad que debera de añadir 0. • Retire la cubeta. Para resolver esto. o es posible que se aje rápidamente. • El instrumento muestra los resultados en mg/l de alcalinidad (CaCO3). para eliminar el cloro. como alternativa. Cuando la cuenta atrás finalice. añada previamente 1 gota del reactivo HI 93755-53. • Reinserte la cubeta en el instrumento. En caso de agua con dureza superior a 500 mg/l CaCO3. INTERFERENCIAS Las interferencias pueden estar causadas por: Bromo. • Añada el contenido de un paquete de HI 93701-0 reactivo DPD. • La presencia de cloro en la muestra puede interferir en los resultados. el instrumento realizará la lectura. añada previamente 1 gota del reactivo HI 93755-53 a la muestra. La alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3. Ozono (todas estas interferencias dan errores positivos). • Añada cuidadosamente 1 ml del reactivo HI 93755-0 Reactivo Indicador de Alcalinidad. Alcalinidad Cloro Libre 28 21 . • El instrumento muestra los resultados en mg/l de cloro libre. caso contrario es posible que no se desarrolle la totalidad del color. no desarrollará de forma fiable la cantidad total de color. • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. neutralice la muestra con HCl diluido.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. agite la muestra durante aproximadamente 2 minutos tras añadir el reactivo en polvo. Nota: Tenga cuidado de no derramar reactivo. el medidor realizará la lectura. Ponga la tapa y agite suavemente durante 20 segundos. • Pulse READ. • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. • Retire la cubeta.7 ml en lugar de 1 ml. Dióxido de cloro. para eliminar el cloro. El instrumento mostrará “-0. INTERFERECIAS Cloro: La presencia de cloro en la muestra puede interferir en los resultados.
0. PROCEDIMIENTO DE MEDICION 10 ml • Seleccione el método Cloro Libre usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). Descripción Reactivo DPD en polvo Cantidad 1 paquete LOTES DE REACTIVO HI 93701-01 Reactivos para 100 tests HI 93701-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios.01 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Adaptación del método DPD 330. • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa. • Pulse la tecla ZERO. La reacción entre el Bromo y el reactivo causa una coloración rosa en la muestra.5 de USEPA y 4500-CL G de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.50 mg/l. ver página 46.03 mg/l @1.00 a 2. Bromo 22 27 Cloro Libre .00 mg/l ±0. 20ª edición.00 mg/l ±0.00 mg/l 0. El display mostrará “-0. Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método REACTIVOS NECESARIOS Código HI 93716-0 Descripción Reactivo DPD Cantidad 1 paquete 0.50 mg/l ±0. 10 ml • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa.01 mg/l Rango Resolución Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Adaptación del método DPD de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. • Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa.01 mg/l de 0.05 mg/l @ 2.00 a 10.00 a 5.01 mg/l ±0.CLORO LIBRE CHLORINE FREE BROMO ESPECIFICACIONES Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método ESPECIFICACIONES 0.0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición. • Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa.00 mg/l 0.10 mg/l superior a 2. PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método Bromo usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15). REACTIVOS NECESARIOS Código HI 93701-0 LOTES DE REACTIVO HI 93716-01 Reactivos para 100 tests HI 93716-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios. ver página 46. 18ª edición. La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD causa una coloración rosa en la muestra.
En caso de agua con dureza superior a 500 mg/l CaCO3. • Retire la cubeta y añada el contenido de un paquete de HI 93716-0 reactivo DPD. Ozono. agite la muestra durante aproximadamente 2 minutos tras añadir el reactivo. • El instrumento muestra los resultados en mg/l de bromo. neutralice la muestra con HCl diluido. Cuando la cuenta atrás finalice. Yodo. espere 2 minutos y 30 segundos y pulse READ. formas oxidadas de Cromo y Manganeso. La alcalinidad superior a 150 mg/l CaCO3 puede causar turbidez. neutralice la muestra con HCl o NaOH diluidos. el instrumento realizará la lectura. • Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o. Ponga la tapa y agite suavemente durante aproximadamente 20 segundos para disolver la mayor parte del reactivo. INTERFERENCIAS Las interferencias pueden estar causadas por: Cloro. como alternativa. • Reinserte la cubeta en el instrumento.INTERFERENCIAS Las interferencias pueden estar causadas por: Ortofosfato: precipita Calcio al pH del test. Dureza Cálcica 26 23 Bromo . es posible que el color de la muestra se desarrolle solo parcialmente. Para resolver esto. En caso de agua con alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3 o acidez superior a 150 mg/l CaCO3. Para resolver esto. o se aje rápidamente.
El instrumento muestra la concentración en mg/l de dureza calcio. • Pulse la tecla de función Chem Frm para convertir el resultado a mg/l de Calcio (Ca). 24 25 . • Enjuague un vaso graduado varias veces con muestra sin tratar. La reacción entre el calcio y los reactivos causa una coloración rojizo-violeta en la muestra. El instrumento mostrará “-0. como CaCO3. ver página 128. • Pulse READ para iniciar la lectura. PROCEDIMIENTO DE MEDICION • Seleccione el método Dureza Calcio usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver página 15).01 mg/l ±0.5 ml 0.5 ml en un vaso y enrase hasta la marca de 50 ml con agua desionizada.5 ml de HI 93720B-0 solución Alkali y hágalo girar para mezclar.00 a 500 mg/l 0. • Añada 1 gota de HI 93720C-0 solución EGTA a una cubeta (# 1). REACTIVOS NECESARIOS Código HI 93720A-0 HI 93720B-0 HI 93720C-0 Descripción Indicador Ca y Mg Solución Alkali Solución EGTA Cantidad 0. Use esta solución para enjuagar 2 cubetas antes de llenarlas hasta la marca de 10 ml. • Añada 0. ponga la tapa e invierta la cubeta varias veces para mezclar.5 ml de HI 93720A-0 Solución indicadora de Calcio y hágalo girar para mezclar. • Añada 0.5 ml 1 gota • Pulse la tecla ZERO.11 mg/l ±5% de lectura ±0. • Pulse las teclas s o t para acceder al segundo nivel de funciones. LOTES DE REACTIVO HI 93720-01 Reactivos para 100 tests HI 93720-03 Reactivos para 300 tests Para otros accesorios. • Retire el blanco e inserte la segunda cubeta (# 2) en el instrumento. Este es el blanco. vierta 0.DUREZA CALCIO ESPECIFICACIONES Rango Resolución Precisión Desviación EMC Típica Fuente de Luz Método 0.0-” cuando el instrumento está a cero y listo para medición. • Introduzca el blanco (# 1) en la célula de medición y cierre la tapa. 18ª edición.01 mg/l Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 525 nm Adaptación del método Calmagita de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. llene una jeringa con 1 ml de la la muestra a analizar.
Documentos similares a 442 Hi83226n Castellano Imprimir 2011
cestamadrid21
Agua de Riego Para Esparragos
8.-Presentacion-de-Piscinas-Reglamento-bien (1) (1)
Más de Alfredo Gallardo
16 v Conferencia Maria Gloria Olate Bpl
Solicitud de Inscripcion EDUCON-EnES-UNAM
175335607-ASTM-D-3230-05-Espanol-SALINIDAD.pdf
Manual Fussion
BOREAS LICITACIONES
boreasconsultoria
Semana_1_-_Conceptos_Generales_de_RDSI.pdf
UNIR Twitter
Presentacion Utp 2014 Ieee Ias

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución