Source: https://www.insatecsl.com/camara_termografica_r300_1.htm
Timestamp: 2020-03-31 10:32:45+00:00

Document:
Cámara termográfica NEC Avio R300
Productos/ Cámaras termográficas/ NEC Avio R300 SR
NEC Avio R300 SR
Función Super-Resolución 640 x 480 píxeles
Modo Super-Resolución con 640 x 480 pixeles IR
Control de la cámara a través de USB
Grabación de vídeos termográficos e imágenes panorámicas
Con una precisión del 1% es el equipo más preciso de su categoría
Cámara termográfica R300 SR
La cámara termográfica InfRec R300 incorpora un detector fabricado en Japón con la última tecnología y las más altas prestaciones en su categoría, como son una sensibilidad térmica de 0,03°C, precisión ± 1 ° C y resolución espacial (IFOV) de 1.2mrad.
Su diseño ergonómico, visor monocular y pantalla LCD facilitan su manejo para trabajos en campo. Además, la R300 cuenta con la función de disparo panorámico, grabación de película térmica en la tarjeta SD en formato totalmente radiométrico (10 fps), cámara visible de 3.1 megapíxeles , fusión de imagen térmica / visible , enfoque automático, unidad de control remoto, etc.
Por otra parte, el sistema se completa con el software "InfRec NS9500PRO" , con capacidad para el control de la cámara, registro en tiempo real, análisis de datos y creación de informes. Permite hacer la captura simultánea de vídeo con imágenes térmicas y visibles en el PC vía USB.
Última tecnología en detector infrarrojo
Sensibilidad térmica: 0.03 ºC (a 30 ºC)
Precisión: ± 1 ºC (rango 1 de medida y con temperatura ambiental entre 10 a 40ºC)
Resolución espacial (IFOV): 1.2mrad
(campo de visión: 22 ° x 17 °)
Distancia mínima de enfoque de 10 cm
Tamaño mínimo detectable: aprox. 120µm a 10 cm de distancia (con lente estándar)
Rango opcional de alta temperatura hasta 2000 ºC
Función Super-Resolución
Es la última tecnología en captura de imagen que restaura los detalles originalmente inherentes al objeto al tiempo que mejora la resolución y minimiza la borrosidad.
Esto se logra mediante cálculos sofisticados de alineación de píxeles, obtenidos en múltiples imágenes termográficas tomadas secuencialmente cada vez que la cámara guarda una termografía.
Gracias a esta tecnología la cámara termográfica R500 es capaz de capturar imágenes con resolución termográfica real de 1280 x 960 pixeles.
Datos en tiempo real y captura con el PC.
Captura simultánea de vídeo de imágenes térmica / visual en el PC vía USB 2.0
Software InfRec Analyser NS9500PRO para el análisis de imágenes en movimiento
Grabación de vídeo termográfico en la propia cámara (tarjeta SD)
Formato de archivos tipo JPEG totalmente radiométrico que permite a los usuarios revisar las imágenes capturadas en el PC sin necesidad de software dedicado.
Función de captura de imagen panorámica
La cámara termográfica serie R300SR dispone de la "Función Panorama " que captura automáticamente una imagen panorámica termográfica en ángulos de barrido hasta aproximadamente 70 ° en horizontal y 52 ° en vertical sin tener que tomar imágenes individuales. La imagen panorámica se puede guardar como un archivo JPEG para descargarla fácilmente en el PC y editar el informe termográfico.
Lea más sobre la función panorámica
Uncooled Focal Plane Array (Microbolometer)
8 a 14μm
-40 a 500℃ (opcional hasta 2000℃)
Sensibilidad (NETD)
0.03°C a 30°C
±1% (rango 1) ±2% en el resto de los rangos
Pixeles del detector
320(H) x 240(V) pixeles
Resolución de la imagen térmica
Standard : 320(H) x 240(V)
Super Resolución : 640(H) x 480(V) (No interpolado)
22°(H) x 17°(V)
Standard : 1.2mrad
Super Resolución (SR mode) : 0.8mrad
Desde 10cm a infinito
Automático, manual y motorizado
Funciones Auto
Auto escala, auto enfoque ó completamente automático
7 paletas de colores
256 / 32 / 16 / 8 grados de color
Cámara visual
Cámara CMOS de 3.1 M píxeles
Fusión Visual/Térmica
Fusión, imagen en imagen, pantalla dividida, transparencia (transparencia modificable)
Funciones de visualización
Zoom continuo desde x1 a x4 (con display de posición del zoom)
Mejora de calidad de imagen
Promediado (con eliminación de imágenes residuales), filtrado de ruido, realce de bordes.
Puntos de temperatura
10 puntos móviles, MAX/MIN , Delta T
Linea de perfil
Horizontal, vertical, horizontal & vertical
Asignación de regiones de interés
MAX, MIN y Media en área (hasta 5 áreas configurables)
Display de alarma, Sonido de alarma, color de alarma, alarma de grabación
Salida de señal de alarma
Emisividad, compensación ambiental y de fondo
Corrección multipunto, Tabla de emisividades
Calculo emisividad por comparación
Imagen : JPEG con datos de temperatura (14 bit)
Video : SVX (exclusivo), con imagen visual simultáneamente capturada
Super Resolución
Horizontal equivalente a 70°/ Vertical equivalente a 52°
Max 10Hz
Grabación en intervalos
desde 3 seg a 60 min , con imagen visual simultáneamente capturada
Disparo de grabación mediante trigger
Anotación de voz
Anotación de texto
Anotación de hasta 256 caracteres
Almacenamiento, transferencia de video (imagen térmica max. 60Hz con imagen visual )
Entrada de trigger externo
Pantalla orientable LCD 3.5" LCD y visor monocular integrado
Puntero Láser (Rojo, clase 2, PSC compliant), iluminador LED , control remoto
Temperatura y humedad de operación
-15℃ a 50℃, 90%RH (sin condensación)
-40℃ a 70℃, 90%RH (sin condensación)
Vibración y choque
29.4m/sec2（3G), 294m/sec2（30G)
Conforme a la regulación CE (Class A)
2.5 h con batería Litio-Ion recargable,
(7.5 h con batería opcional de larga duración)
100V - 220V AC, 50/60Hz
Aprox. 121mm x 105mm x 193mm
Aprox. 1.3kg (incluyendo batería)
InfReC Analyzer NS9500Pro
InfRec G120EX
FlexCam F50

References: resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución