Source: http://www.valentincuende.com/productos/electronica/index.html
Timestamp: 2017-08-21 02:33:33+00:00

Document:
ELECTRONICA_INSTRUMENTACION
HAMEG HMO3522 [HMO3524]
Osciloscopio Digital de 350MHZ 2[4] canales.
4GSa/s en tiempo real, 50GSa/s Random Sampling, convertidor A/D Flash de bajo ruido (reference class) .
4MPts de memoria, Memory Zoom hasta 100.000:1.
MSO (con la opción para señales mixtas HO3508 (HO3516) con 8 [16] canales lógicos .
Sincronismo de bus serie y su decodificación por hardware incl. presentación en tabla, I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN (opcional) .
Búsqueda automática de eventos definidos por el usuario.
Pass/Fail-Prueba de tolerancia mediante máscaras.
Sensibilidad vertical 1mV/Div, Margen del Offset ±0,2…±20V .
12Div en dirección X, 20Div en dirección Y (VirtualScreen).
Modos de disparo: Pendiente, Vídeo, Ancho de Impulso, Lógica, Retardado, Evento.
Frecuencímetro de 6 Digit, Autoset, Automediciones: máx. 6 parámetros incluido la estadística, Editor de fórmulas matemáticas, Cursor de relación, FFT: 64kPts.
Pantalla brillante VGA TFT de 16,5cm (6,5”), salida DVI.
Ventilador supersilencioso.
3 salidas USB para memorias masivas, impresora y control remoto, opcional interfaz IEEE-488 (GPIB) o Ethernet/USB.
Ref. ELECTRONICA1
Osciloscopio Digital de 250 MHz 4 canales.
2,5GSa/s en tiempo real, 25GSa/s Random Sampling, convertidor A/D Flash de bajo ruido (reference class).
MSO (con la opción para señales mixtas HO3508 (HO3516) con 8 [16] canales lógicos.
Sincronismo de bus serie y su decodificación por hardware incl. presentación en tabla, I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN (opcional).
Sensibilidad vertical 1mV/Div, Margen del Offset ±0,2…±20V.
Ref. ELECTRONICA2
HAMEG HMO2022 [HMO2024]
Osciloscopio Digital de 200MHZ 2[4] canales.
2GSa/s Real Time, convertidores A/D Flash de bajo ruido (clase de referencia).
2MPts de memoria, Memory Zoom hasta 50.000:1.
MSO (con la opción para señales mixtas HO 3508) con 8 canales lógicos.
Sensibilidad vertical 1mV/Div, Margen del Offset ±0,2…±20 .
Tester de componentes, frecuencímetro de 6 Digit, Autoset, Automediciones: máx. 6 parámetros incluido la estadística, Editor de fórmulas matemáticas, Cursor de relación, FFT: 64kPts.
Pantalla brillante VGA TFT de 16,5cm (6,5”), salida DVI .
Ref. ELECTRONICA3
HAMEG HMO1522 [HMO1524]
Osciloscopio Digital de 150 MHZ 2[4] canales.
Ref. ELECTRONICA4
HAMEG HMO1022 [HMO1024]
Osciloscopio Digital de 100 MHZ 2[4] canales.
Búsqueda automática de eventos definidos por el usuari.
Pass/Fail Prueba de tolerancia mediante máscaras.
Sensibilidad vertical 1mV/Div.
Ref. ELECTRONICA5
HAMEG HMO722 [HMO724]
Osciloscopio Digital de 70MHZ 2[4] canales.
12Div en dirección X, 20Div en dirección Y (VirtualScreen) .
Modos de disparo: Pendiente, Vídeo, Ancho de Impulso, Lógica, Retardado, Evento .
Tester de componentes, frecuencímetro de 6 Digit, Autoset, Automediciones: máx. 6 parámetros incluido la estadística, Editor de fórmulas matemáticas, Cursor de relación, FFT: 64kPts .
Ref. ELECTRONICA6
HAMEG HM1008-2
CombiScope® de 100 MHz con FFT.
Muestreo de 1GSa/s en tiempo real, 10GSa/s en Random Sampling.
Profundidad de memoria de 1MPts por canal, Memory Zoom de 40.000:1.
Presentación del espectro de frecuencia con FFT.
Coeficientes de deflexión: 1mV/Div…20V/Div, Base de tiempos: 5ns/Div…50s/Div.
Convertidores A/D flash de 8 Bit de bajo ruido.
Modos de captura: Single, Refresh, Average, Envelope, Roll, Peak-Detect.
Conexión memoria USB en el frontal, para imágenes de señales.
Presentación de la señal: Yt, XY y FFT; Interpolación: Sinx/x, Pulse, Dot Join (lineal).
USB/RS-232 USB opcional: IEEE-488 (GPIB) o Ethernet/USB.
Ref. ELECTRONICA7
CombiScope® 50 MHz.
Muestreo de 100MSa/s en tiempo real, 2GSa/s en Random Sampling.
Profundidad de memoria de 2kPts por canal.
Coeficientes de deflexión: 1mV/Div…20V/Div, Base de tiempos: 20ns/Div…100s/Div.
Elaboración matemática de la señal, programable por el usuario Modos de captura: Single, Refresh, Average, Envelope, Roll Conexión RS-232 para el control y transmisión de la señal Software SP107 para la documentación de señal bajo Windows® incluido,
opcional: Interfaz multifuncional H079-6.
Ref. ELECTRONICA8
HAMEG HM400
Osciloscopio Analógico de 40 MHz.
Sensibilidad de entrada y márgenes de tensión de entrada, no igualables a este nivel de precio.
2 canales con coeficientes de desvío de 1mV/Div…20V/ Div, variable hasta 50V/Div.
Base de tiempos: 100ns/Div…0,2s/Div, con expansión X hasta 10ns/Div.
Amplificadores de medida de bajo ruido, con alta fidelidad en la presentación de impulsos y con sobreimpulsos mínimos Disparo estable desde 0…50MHz con disparo sobre valoresn de pico a partir de 0,5Div de altura de imagen (hasta 80MHz a partir de 1Div).
AutoSet, memorias Save/Recall para 6 ajustes completos de los mandos del equipo.
Modos de funcionamiento Yt y XY, con entrada Z para la modulación de intensidad.
Verificación de componentes mediante el tester de componentes (2 polos) incorporado.
Bajo consumo, sin ruido (sin ventilador).
Ref. ELECTRONICA9
HAMEG HMS3000 [HMS3010]
Analizador de Espectros de 3 GHz.
Margen de frecuencia 100kHz…3GHz Generador de Tracking sólo HMS3010 -20…0dBm.
DANL -135dBm con Preamp. Opción HO3011.
Tiempo de barrido 20ms…1000s.
Ancho de banda de la resolución 100Hz…1MHz en pasos 1–3, 200kHz (-3 dB); y adicionalmente 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz (-6dB).
Pureza espectral <-100dBc/Hz (@100kHz).
Ancho de banda de vídeo 10Hz…1MHz en pasos 1–3.
Demodulador incorporado de AM y FM (Auricular y altavoz interno).
Detectores: Auto-, Min-, Max-Peak, Sample, RMS, Quasi-Peak.
8 marcas inclusive marcas delta, varias funciones de Peak.
Pantalla brillante VGA TFT de 16,5cm (6,5”), retroiluminación por LED, salida DVI.
Ref. ELECTRONICA10
HAMEG HMS1000 [HMS1010]
1 GHz Analizador de Espectros.
Margen de frecuencia 100kHz…1GHz Generador de Tracking sólo HMS1010 -20…0dBm.
Ancho de banda de la resolución 100Hz…1MHz en pasos 1–3, 200kHz (-3dB); y adicionalmente [200Hz], 9kHz, 120kHz, 1MHz (-6dB).
Ref. ELECTRONICA11
HAMEG HMS1000E
Margen de frecuencia 100kHz…1GHz.
Margen de medida de amplitud -104…+20dBm.
Tiempo de barrido 20ms…1000s Ancho de banda de la resolución 10kHz…1MHz en pasos 1–3, 200kHz (-3dB).
Ancho de banda de vídeo 1kHz…1MHz en pasos 1–3 .
Detectores: Auto-, Min-, Max-Peak, Sample, RMS.
Pantalla brillante VGA TFT de 16,5cm (6,5”).
Ref. ELECTRONICA12
HAMEG HM6050-2
Reproductor de red de 2 polos
(LISN).
Mediciones de ruidos conducidos
en el margen de 9kHz hasta 30MHz (CISPR 16).
Transient Limiter (conmutable).
Reproductor de contacto manual.
Ref. ELECTRONICA13
HAMEG HZ530
Se compone de 3 sondas activas de banda ancha, predestinadas para ser utiliza das en el diagnóstico de EMC. Se ha previsto que las son das se conecten a un analizador de espectros HAMEG y disponen de una impedancia de 50 Ω en la sali da coaxial. Las sondas se alimentan con tensión a través del analizador de espectros o mediante unas pilas. Incluso bajo condiciones de trabajo estrechas, se puede acceder al componente que se desea medir.
Sonda de campo H le proporciona, al analizador de espectros, un nivel proporcional a la potencia de campo alterno magnético. Con ello se pueden localizar con relativa precisión las fuentes emisoras Permite examinar los niveles de interferencias de contactos o circuiterías individuales.
Sonda de campo E tiene la mayor sensibilidad. Con ella se puede evaluar la eficacia de las medidas tomadas con respecto a blindajes y los filtros.
Margen de frecuencia: 100kHz…1GHz.
Tensión de alimentación: 6Vdc del analizador de espectros o de pilas, 4 x Mignon (AA), no están contenidas en el suministro.
Consumo de corriente: aprox. 10…24mAdc.
Medidas de la sonda.
40 x 90 x 195mm (An x Al x Pr).
Caja: Material plástico, Interiormente blindado .
Contenido: 1 sonda de campo E
1 sonda de campo H
1 sonda de alta impedancia
1 cable BNC de 1,5m
Ref. ELECTRONICA14
HAMEG HZ540/HZ550
Reproductor de redes de 2 polos (LISN).
Diseñados para las mediciones de prehomologación de EMC, se componen de varias sondas de banda ancha, con una característica de recepción diferenciada.
Estas sondas se utilizan en combinación con analizadores de es pectros, receptores de medida u osciloscopios, para capturar cualitativamente la radiación electromagnética.
Se utilizan esencialmente para el diagnóstico de emisiones de ruidos emergentes de la circuitería electrónica de circuitos impresos, circuitos integrados, cables, aberturas en blindajes y fuentes de ruidos ra diantes similares.
Los conjuntos de sondas HZ540 y HZ550 quedan dispuestos de diferente manera, dependiendo de la tarea deseada.
Set básico contiene una sonda activa de campo magnético, una antena mono polo activa para campo E y una sonda activa de alta impedancia.
.Diferenciado del set básico HZ540, el conjunto HZ550 incluye adicionalmente una sonda de μH y una antena de emisión.
Mediciones de ruidos conducidos en el margen de 9kHz…30MHz (CISPR 16).
Transient Limiter (activable).
Ref. ELECTRONICA15
HAMEG EMC-PCS1
Conjunto 3 de pre-certificación EMC (1GHz).
El conjunto de comprobación para los procesos de pre-certificaciones EMC, contienen todos los equipos necesarios y el software, para iniciar inmediatamente las mediciones de los típicos problemas EMC. Se constituye de un analizador de espectros moderno HMS1000, un LISN (Line Impedance Stabilisation Network) HM6050-2, el conjunto de sondas de campo cercano HZ530 así como el software HM Explorer que trabaja bajo Windows.
Ref. ELECTRONICA16
HAMEG EMC-PCS3
Conjunto 3 de pre-certificación EMC (3GHz).
El conjunto de comprobación para los procesos de pre-certificaciones EMC, contienen todos los equipos necesarios y el software, para iniciar enseguida las mediciones de los típicos problemas EMC.
Se constituye de un analizador de espectros moderno HMS3000, un LISN (Line Impedance Stabilisation Network) HM6050-2, el conjunto de sondas de campo cercano HZ540 así como el software HM EMC PreCom que trabaja bajo Windows.
Ref. ELECTRONICA17
Fuente de alimentación triple.
las salidas: 4 digits en canal I+III; 3 digits en canal II.
Resolución de la presentación:
10mV/1mA en canal I+IIII; 10mV/10mA en canal II.
Limitación de corriente y fusible, electrónico ajustables para cada salida por separado.
Conmutador para activar/desactivar las salidas.
Ondulación residual muy baja, potencia de salida elevada,
regulación extraordinaria.
Ventilador regulado por la temperatura.
Ref. ELECTRONICA18 HAMEG HM8143
Fuente de alimentación arbitraria.
Resolución de la indicación 10mV/1mA.
Fuente de alimentación arbitraria (1024 puntos de referencia, 12 Bit).
Modo de funcionamiento tracking para las salidas de 30 V.
Modulación externa de las tensiones de salida.
Carga electrónica hasta 60W por canal (máx. 2 A).
Conectores para funcionamiento SENSE.
Modo de funcionamiento de multímetro para todas las salidas ajustables.
Interfaz RS-232 incorporado y opcional: USB/IEEE-488.
Ref. ELECTRONICA19
HAMEG HMP4030 [HMP4040]
Fuente de Alimentación Programable de 3[4] canales de alto rendimiento.
3 x 0…32V/0…10A máx. 384W
[4 x 0…32V/0…10A máx. 384W].
Salida de potencia de 384W gracias a una administración inteligente de potencia.
Rizado bajo: <150µVrms en base a una post-regulación lineal.
Resolución elevada de ajuste y lectura de 1mV hasta 0,2mA .
Teclado para la entrada directa de parámetros.
Salidas separadas galvánicamente, libres de tierra y resistentes al corto-circuito.
Modo práctico en paralelo y serie, con tracking de U/I.
Función EasyArb para procesos U/I libremente definibles.
FuseLink: fusibles electrónicos inter-conectables de forma individual.
Sobretensión libremente seleccionable (OVP) para todas las salidas.
Presentación clara de todos los parámetros mediante LCD e ilumi nación de las teclas activas.
Conexiones en la parte posterior para todos los canales, incl. modo SENSE.
Interfaz Dual USB/RS-232, opcional Ethernet/USB o IEEE-488 (GPIB).
Ref. ELECTRONICA20
HAMEG HMP2020 [HMP2030]
Fuente de Alimentación Programable de 2[3] canales de alto rendimiento.
[3 x 0…32V/0…5A máx. 188W].
Salida de potencia de 188W gracias a una administración ­inteligente de potencia.
Resolución elevada de ajuste y lectura de 1mV hasta 0,1mA.
Presentación clara de todos los parámetros mediante LCD e iluminación de teclas.
Ref. ELECTRONICA21
HAMEG HMF2525 [HMF2550]
Generador Arbitrario de Funciones de 25MHz [50MHz].
Margen de frecuencia 10μHz…25MHz [50MHz].
Tensión de salida 5mVpp…10 Vpp (con 50Ω) DC Offset ±5mV…5V.
Generador Arbitrario: 250MSa/s, 14 Bit, 256 kPts.
Senoidal, Rectangular, Impulso, Triangular, Rampa, Arbitrario, incl. ondas estándar (ruido blanco, senoidal cardinal, etc.).
Distorsión total de armónicos 0,04% (f <100kHz).
Burst, Vobulación, Gating, Disparo externo.
Tiempo de subida <8ns en modo de impulso, ajustable de 8...500ns.
Modo impulso: Margen de frecuencia 100μHz…12,5MHz [25MHz], ancho de impulso 15ns…999s, resolución 5ns.
Modulaciones en AM, FM, PM, PWM, FSK (int. y ext.).
Base de tiempos de 10MHz: ±1ppm TCXO, I/O en la parte posterior.
Conector frontal USB: Memorización y acceso a formas de onda y a ajustes.
Pantalla 8,9cm (3,5“) TFT: Presentación clara de la señal y de todos los parámetros.
Ref. ELECTRONICA22
HAMEG HM8112-3 [HM8112-3S]
Margen de frecuencia de 0Hz hasta 3 GHz.
Multímetro de Precision de 6½-digit.
Indicación con 6½ posiciones (1.200.000 puntos).
Resolución: 100 nV, 100 pA, 100 μΩ, 0,01 °C/F.
Precisión básica 0,003 %.
Mediciones en 2/4 polos.
Intervalos de medida ajustables desde 0,1…60 s.
Transmisión de hasta 100 mediciones por segundo al PC.
Mediciones RMS AC y DC + AC.
Funciones matemáticas: comprobación del valor límite, mediciones de máximo/mínimo, creación de valores mediados y Offset.
Utilizable con sondas de temperatura de platino (PT100/PT1000) o también con termo elementos Ni (tipo K o tipo J).
El Datalogger interno acepta hasta 32.000 datos de medida.
Corrección del offset .
Separación galvánica de conexión USB/RS-232 incorporada, opcional IEEE-488 (GPIB).
[HM8112-3S]: HM8112-3 incl. Escaner de puntos de medida (8+1 canales, todos de 2/4 polos) .
Ref. ELECTRONICA23
HAMEG HM8115-2
Medidor de Potencia de 8 kW.
Gran margen de medida de potencias 1mW…8kW.
Medidas de tensión 100mV…500V, medidas de corriente 1mA…16A.
Margen de frecuencia DC…1kHz.
Indicación simultánea de tensión, corriente y potencia.
Medición separada de potencia activa (W), compleja (VA), reactiva (VAR).
Indicación del factor de potencia Selección automática del margen de medida, manejo sencillo.
Salida de monitor (BNC) para la presentación de los valores momentáneos de la potencia.
Idóneo para efectuar medidas en convertidores de frecuencia.
Programa gratuito para PC, para el control y la captura de datos de medida.
Separación galvánica de la conexión USB/RS-232 incorporada, opcional IEEE-488 (GPIB).
Ref. ELECTRONICA24
Puente de Medida de 200kHz.
Precisión básica 0,05 %.
Funciones de medida L, C, R, |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, Θ, Δ, M, N .
Margen de medida en frecuencia de 20Hz…200kHz.
Hasta 12 mediciones por segundo.
Modo de medida en paralelo y en serie.
Binning Interface HO118 (opcional) para la clasificación automática de componentes.
Tensión y pretensión, programable internamente.
Medición de los parámetros de transformadores.
Posibilidad de conectar una pretensión externa de hasta 40V.
El suministro contiene un cable de medida Kelvin y un adaptador de test SMD de 4 hilos.
Ref. ELECTRONICA25
Contador Universal de 3 GHz.
Margen de medida de 0Hz…3GHz.
2 entradas DC…200MHz, 1 entrada 100MHz…3GHz.
Entrada A/B: Impedancia de entrada de 1MΩ/50Ω (conmutable), sensibilidad de 25mVrms.
Entrada C: Impedancia de entrada de 50Ω, sensibilidad de 30mVrm.
Base de tiempos de 400MHz con 0,5ppm de estabilidad.
Resolución de 10 dígitos en tiempo de medida de 10s.
9 funciones de medida, puerta externa y arming.
Entrada para base de tiempos externa (señal de referencia de 10MHz).
TCXO en serie (estabilidad de la temperatura ±0,5 x 10-6)
OCXO como opción (estabilidad de la temperatura ±1 x 10-8).
Manejo intuitivo gracias al acceso directo a las funciones. Selección por tecla directa a cada una de las funciones.
Ref. ELECTRONICA26
HAMEG HM8134-3
Sintetizador de AF de 1,2 GHz.
Margen de frecuencia excelente de 1Hz…1,2GHz.
Nivel de salida desde -127…+13dBm. Resolución en frecuencia de 1Hz (Precisión 0,5ppm).
Modulación en AM, FM, Pulso, Φ, FSK, PSK.
Modulación rápida de pulso: tip. 200ns.
Modulador interno (senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra) 10Hz…150kHz .
Elevada pureza espectral.
10 memorias de configuración y configuración de inicio incluida.
Ref. ELECTRONICA27
HAMEG HM8135
Sintetizador de AF de 3 GHz.
Margen de frecuencia de 1 Hz…3 GHz.
Nivel de salida desde -135…+13dBm.
Resolución en frecuencia de 1Hz (Precisión 0,5ppm).
Modulador interno (senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra) de 10Hz…200kHz.
10 memorias de configuración de inicio, incluidas.
Ref. ELECTRONICA28
Generador de Funciones Arbitrario de 12,5 MHz.
Margen de frecuencia 10mHz…12,5MHz.
Tensión de salida 10mVpp…10Vpp (en 50Ω).
Formas de onda: senoidal, triangular, cuadrada, diente de sierra, impulso, arbitraria.
Tiempo de subida y caida <10ns .
Ajuste del ancho de pulso: 100ns…80s Generador arbitrario 40MSa/s.
Burst, Gating, disparo externo, vobulación.
Programa gratuito para PC, para el control y la generación de señales arbitrarias.
Modulación de Amplitud externa (Ancho de banda 20kHz).
Manejo intuitivo mediante pulsación directa, selección rápida de señales.
Ref. ELECTRONICA29
HAMEG HM8001-2
Instrumentos Programables Serie 8000
Aparato base.
Unidad principal para los módulos de inserción del Sistema Modular Serie 8000.
Alimentación simultánea para 2 módulos.
Las tensiones contínuas quedan electrónicamente reguladas,
libres de masa y protejidas al corto-circuito.
Transformador de red con fusible térmico.
Apilables hasta 5 aparatos base.
Módulo de inserción, para la adaptación de circuiterías de
4 bornes BNC adicionales en la parte posterior del HM8001-2
(opción HO801), posibilitan la conexión de señales de entrada
o salida en los equipos HM8021, HM8030-6.
Ref. ELECTRONICA30
Multímetro programable de
4 3/4 - digit.
Indicación de 43⁄4-digit con 50.000 cuentas.
precisión básica 0,05%.
Selección automática y manual de los márgenes de medida.
Resolución máx. 10 µV, 0,01dBm, 10 nA, 10m!,
0,1 °C/°F.
Función Offset/medidas de valores relativos en las funciones básicas de medida.
Resistencia de entrada ›1G! (0,5 V y 5 V margen DC).
Interfaz RS-232.
PC-Software para el control y la captura de datos de medida
Precisa el aparato base HM8001-2.
Ref. ELECTRONICA31
HAMEG HM8018
Medidor RLC.
Funciones de medida: L, C, R, %, Q, D, |Z|.
Precisión básica 0,2%.
5 frecuencias de medida: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 25 kHz.
Resolución máxima: 0,001!, 0,001 pF, 0,01µH.
Medición en sistemas de 2 y de 4 polos.
Modos paralelo y serie.
Pretensión adicionalmente conmutable para condensadores electrolíticos.
Precisa el aparato base HM8001-2 para su funcionamiento.
Ref. ELECTRONICA32
HAMEG HM8021-4
Contador universal de
1,6 GHz.
Margen de frecuencia de 0Hz hasta 1,6 GHz.
Base de tiempos de 10MHz con 1ppm de estabilidad (TCXO).
Entrada A: Impedancia de entrada de 1M!, sensibilidad máxima de 20mVef.
Entrada C: Impedancia de entrada de 50!, sensibilida máxima de 30mVef.
Resolución de intervalo de tiempo hasta 10ps.
Modo de funcionamiento offset en todo el margen de medida.
Entrada Gate (en combinación con la opción HO801).
Ref. ELECTRONICA33
Generador de funciones de
Margen de frecuencia desde 50mHz hasta 10MHz.
Elevada pureza de señal y estabilidad en amplitud.
Factor de distorsión ‹ 0,5% hasta 1MHz.
Tensión de salida 20 Vpp (10 Vpp en 50!)
Salida protegida al corto-circuito y a la sobretensión.
Tiempo de subida/bajada tip. 15ns.
Vobulación interna y externa.
Ajuste del ancho del impulso.
Indicación digital de la frecuencia con precisión elevada.
Ref. ELECTRONICA34
HAMEG HM8040-3
2 x 0…20V/0,5A 1 x 5V/1A.
Indicación de 3 digit, independientes para corriente y tensión (Resolución de la indicación 0,1V/1mA).
Tecla para activar/desactivar las salidas.
Limitación de corriente ajustable y fusible electrónico.
Baja en ruidos y ondas residuales y rizado .
Ref. ELECTRONICA35
HAMEG HM800
Sistema Modular Serie 8000
Módulo Vacío.
Módulo de inserción para adaptar diseños propios .
Guías, para la sujección de las placas internas, en 4 niveles diferentes .
Carátula frontal acabada en plástico/metal, para una mecanización sencilla .
La alimentación se realiza mediante el aparato base HM8001-2.
Tensiones de alimentación disponibles incl. carga aplicable, ver el manual del HM800 .
Ref. ELECTRONICA36
HQ POWER PS1502A
- Visualización analógica de la tensión y de la corriente de salida.
-Tensión de salida: 0-15V ajustable.
-Corriente máxima: 2 A.
-Conectores de salida: IEC1010.
Rizado: 2.0 mVrms.
-Medidas y peso: 150x110x240 mm / 2.4 Kg.
Ref. ELECTRONICA37
HQ POWER PS23003A
-Tensión de salida:2X0-30V ajustable.
-Corriente máxima: 2X0-3A. ajustable.
Rizado: 1mVrms.
-Medidas y peso: 330x200x155 mm / 9.3 Kg.
Ref. ELECTRONICA38
HQ POWER PS12015
- Visualización de la tensión con LEDs
-Tensión de salida: 1.2-12V ajustable.
-Corriente máxima: 1.5 A.
Bajo rizado: 2.0 mVrms.
-Medidas y peso: 195x110x79 mm / 2.0 Kg.
Ref. ELECTRONICA39
HQ POWER PS12035B
- LCD retroiluminado para tensión y corriente
-Corriente máxima: 0-3A. ajustable.
Bajo rizado: 1.0 mVrms.
-Medidas y peso: 215x155x95 mm / 3.5 Kg.
Ref. ELECTRONICA40
HQ POWER PS3003
-Tensión de salida: 0-30V ajustable.
Bajo rizado: 1 mVrms.
-Medidas y peso: 130x215x150 mm / 4.9 Kg.
Ref. ELECTRONICA41
HQ POWER PS3003L
- Doble display LEDs de la tensión y la corriente.
- Modo de protección: Límite de corriente y protección contra cortocircuitos.
-Tensión de salida:0-18V.
-Corriente máxima: 5A regulable / 3.5A ajustable.
-Medidas y peso: 260x200x125 mm / 5.7 Kg.
Ref. ELECTRONICA42
HQ POWER PS23010
- Doble seccion para uso en serie o en paralelo.
-Tensión de salida:5V Fijo. 2X0-30V ajustable.
-Corriente máxima:10A Fijo.2X0-10A. ajustable.
-Medidas y peso: 360x265x165 mm / 11.6 Kg.
Ref. ELECTRONICA43
HQ POWER PS23020
-Corriente máxima: 2X0-20A. ajustable.
Ref. ELECTRONICA43.1
HQ POWER PS5005
-Tensión de salida:0-50V ajustable.
-Corriente máxima: 0-5A. ajustable..
Ref. ELECTRONICA43.2
HQ POWER PS23023
-Corriente máxima:3A Fijo. 2X0-3A. ajustable.
Ref. ELECTRONICA44
HQ POWER PS230210
-Corriente máxima:10A Fijo. 2X0-10A. ajustable.
Ref. ELECTRONICA44.1
TES T-1600
Medidor de aislamiento digital.
Display LCD: 3 1/2 dígitos, máxima lectura "1999".
Velocidad de muestreo: 2.5 veces por segundo.
Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C a 80% HR.
Pila: 6 pilas de 1.5V (Varta 4006).
Incluye: juego puntas de prueba, sondas de temperatura, 6 pilas de 1.5V, estuche de transporte y manual de instrucciones.
Ref. ELECTRONICA45
TES T-1300
Función data-hold y retención de lectura máxima.
Conector de salida analógica.
Indicación de pila baja.
Temperatura de funcionamiento: 0°C-50°C a 80% HR.
Pila: 1 pila de 9V (Varta 4022).
Incluye: 1 pila de 9V, estuche de protección y manual de instrucciones.
Ref. ELECTRONICA46
Voltaje en C.C. 1000 V.
Voltaje en C.A. 750 V.
Corriente en C.C. 10 A.
Resistencia 2000 KΩ.
Display 3 1/2.
Comprobador transistores.
Ref. ELECTRONICA47 SILVER ELECTRONICS
UT-30 B
Voltaje en C.C. 500 V.
Voltaje en C.A. 500 V.
Resistencia 20 MΩ.
Ref. ELECTRONICA48
UT-33 B
Display 3 1/2 retroiluminado.
Ref. ELECTRONICA49 SILVER ELECTRONICS
UT-33 D
Resistencia 200 MΩ.
Generador de onda cuadrada.
Ref. ELECTRONICA50 SILVER ELECTRONICS
UT-33 C
Temperatura -40†C ~ 1000†C.
Ref. ELECTRONICA51 SILVER ELECTRONICS
DT-93 A
Corriente en C.C. 20 A.
Corriente en C.A. 20 A.
Ref. ELECTRONICA52
UT-50 A
Capacímetro 100 µF.
Ref. ELECTRONICA53 SILVER ELECTRONICS
M-890 C+
Voltaje en C.A. 700 V.
Capacímetro 20 µF.
Ref. ELECTRONICA54 SILVER ELECTRONICS
UT-50 C
Frecuencímetro 20 KHz.
Ref. ELECTRONICA55 SILVER ELECTRONICS
UT-60 C
Corriente en C.A. 10 A.
Resistencia 40 MΩ.
Display 3 3/4 retroiluminado.
Frecuencímetro 10 MHz.
Autorrango.
Autoapagado 30 min.
Ref. ELECTRONICA56
UT-70 A
Resistencia 2000 MΩ.
Inductancias 20H.
Función sonda logica TTL
Autoapagado 15 min.
Ref. ELECTRONICA57 9919
UT - 201
Electropinza digital.
Voltaje en C.C. 600 V.
Voltaje en C.A. 600 V.
Corriente en C.A. 400 A.
Resistencia 20 Ω
Ref. ELECTRONICA58
TES - 3091 R
Ref. ELECTRONICA59
TES - 3012
Corriente en C.A. 1000 A.
Resistencia 20 KΩ
Frecuencímetro 40 KHz.
Ref. ELECTRONICA60
TES - 3082
Corriente en C.C. 600 A.
Corriente en C.A. 600 A.
Resistencia 4 KΩ
Ref. ELECTRONICA61 9505
UT - 204
Corriente en C.C. 400 A.
Frecuencímetro 1 KHz.
Ref. ELECTRONICA62 Mini soldador B 8.
Soldador 12V 8 Watt. Tiempo de calentamiento 30". Peso 15 gr. Longitud 145 mm.
Ref. ELECTRONICA63 Estación de soldadura INDUSTA.
-Para todo tipo de trabajos de soldadura, en reparación y producción. Con control electrónico de temperatura. Indicador de funcionamiento por LED. Potencia 30 Watt. Tensión de trabajo 12 V. Temperatura regulable entre los 200 y 400°C.
Ref. ELECTRONICA64

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución