Source: http://docplayer.es/54865649-Resolucion-oiv-oeno.html
Timestamp: 2019-04-23 14:33:26+00:00

Document:
RESOLUCIÓN OIV-OENO - PDF
RESOLUCIÓN OIV-OENO
Download "RESOLUCIÓN OIV-OENO"
Soledad Padilla Herrero
1 RESOLUCIÓN OIV-OENO MONOGRAFÍA SOBRE LOS TANINOS: REVISIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LOS POLIFENOLES LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo 2, párrafo 2 iv del Acuerdo del 3 de abril de 2001 por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino, A propuesta del Grupo de expertos Especificación de los Productos Enológicos, DECIDE reemplazar el apartado 6.9, Estimación de los fenoles totales, de la ficha COEI-1-TANINS del Codex Enológico Internacional por el siguiente apartado: 6.9 Estimación de la riqueza en fenoles totales Para estimar el contenido total de fenoles se utiliza el método descrito en el anexo. Para los fenoles totales, el resultado debe ser superior al 65 %. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE POLIFENOLES TOTALES 1. FUNDAMENTO Este método, basado en un análisis gravimétrico mediante extracción en fase sólida o SPE, mide la concentración de polifenoles de las preparaciones de taninos enológicos. Los taninos, en solución acuosa, se adsorben en uno de los polímeros de una columna SPE, en este caso, la polivinilpolipirrolidona, capaz de retener a los polifenoles. Las sustancias que la PVPP no retiene son los compuestos no fenólicos que estaban presentes en la muestra original. 1
2 A continuación, se recoge el diagrama completo del método: Solución A - Taninos a 6 g/l Solución A Sólidos totales (ST): - Hacer evaporar 25 ml de la solución A y pesar el residuo seco. Sólidos solubles (SS): - Centrifugar la solución A. - Microfiltrar la solución A centrifugada con un filtro de 0,45µm. - Evaporar 25 ml de la solución y pesar el residuo seco. - Preparar la SPE y activarla según se indica en el punto Eluir a unos 0,2 bares y extraer 30 ml. Sólidos destaninizados (SD): - Evaporar 25 ml del eluido de la SPE y pesar el residuo en seco. Prueba de paso de los taninos: - 3 ml del eluido de la SPE - 3 gotas de una solución acuosa de FeCl3 - Solución incolora: ausencia de polifenoles tras la SPE (correcto) - Solución azul o negra: presencia de polifenoles tras la SPE (incorrecto) 2
3 2. REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPO 2.1 Reactivos PVPP (polivinilpolipirrolidona, CAS ) Solución acuosa de FeCl 3 (1g/L) Agua bidestilada Etanol (20 % v/v) 2.2 Materiales Platillos de aluminio (70 ml) Tubos desechables de fondo cónico con tapón (50 ml) Columnas SPE (depósito de 70 ml; ,75 mm ) Filtros para la columna SPE (diámetro de 27 mm 20µm [PE]) Matraz aforado Pyrex de 1000 ml Probetas de 50 ml de clase A Filtro de membrana de acetato de celulosa de porosidad 0,45 µm; y diámetro de 47 mm Jeringa de plástico de 50 ml Pipetas graduadas de vidrio (2 marcas) de 25 ml de clase A 2.3 Equipo Baño regulado a 20 C Balanzas técnicas con una precisión de 0,01 g Balanzas analíticas con una precisión de 0,1 mg Horno regulado a 105 C Horno regulado a 80 C o baño de María termostático Centrífuga Colector de vacío Material volumétrico de vidrio de clase A Desecador 3
4 3. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS La solución (ver solución A) se utiliza para medir los sólidos totales (ST), los sólidos solubles (SS) y los sólidos destaninizados (SD). Pesar unos 6 g de taninos en la balanza analítica y anotar el peso. Disolver el tanino en unos 950 ml de agua bidestilada caliente (60-70 C) en un matraz aforado Pyrex de 1 litro y agitar bien. Dejar el matraz a temperatura ambiente durante 30 minutos. Enfriar la solución en un baño regulado a C, enrasar con agua bidestilada y mezclar bien. 4. PROCEDIMIENTO 4.1 Medición de sólidos totales (ST) - Extraer y transferir 25 ml de la solución A a un platillo de aluminio (2.2.1), - dejar evaporar en un horno regulado a 80 C hasta que se seque, La fórmula que deberá utilizarse para hacer el cálculo de sólidos totales (ST) es: residuo _sec ost( 1000 % ST 100 peso _tan ino( ( ml) sola 4.2 Medición de sólidos solubles (SS) - Centrifugar la solución A a g durante 5 minutos, - microfiltrar la solución A centrifugada con un filtro de membrana de 0,45 µm para obtener una solución transparente; a continuación, dejar evaporar 25 ml de la solución en un horno regulado a 80 C hasta que se seque, La fórmula que deberá utilizarse para hacer el cálculo de sólidos solubles (SS) es: residuo _secoss( 1000 % SS 100 peso _ tanino( ( ml) sola 4
5 4.3 Medición de sólidos indisolubles (SI) Para calcular la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos solubles se utilizará la siguiente fórmula: % SI % ST % SS 4.4 Medición de sólidos destaninizados (SD) - Preparar las columnas SPE: introducir el primer filtro, 7,0 ± 0,1 g de PVPP, rehidratado con una solución hidroalcohólica al 20 % durante 15 minutos, y el segundo filtro. A continuación, compactar bien la fase estacionaria, - colocar la columna SPE encima del colector de vacío (ver ejemplo en la figura 1), - activar la columna con tres lavados (no dejar secar la PVPP y aplicar un vacío de unos 0,2 bares para evitar la compactación del polímero): en primer lugar, lavar con 50 ml de etanol (20 % v/v); a continuación, lavar con 50 ml de agua bidestilada; por último, lavar con 20 ml de la solución A para eliminar los restos de agua de la PVPP, - añadir 30 ml de la solución A por la parte superior de la columna y transferir 30 ml del eluido (SD, sólidos destaninizados) a un tubo de tipo Falcon de 50 ml; detener la elución cuando el líquido alcance el filtro superior, - extraer 25 ml del eluido y transferir a un platillo de aluminio, - dejar evaporar en un horno regulado a 80 C hasta que se seque, La fórmula que deberá utilizarse para hacer el cálculo de sólidos destaninizados (SD) es: residuo _sec osd( B( 1000 % SD 100 peso _tan ino( ( ml) sola donde B es el valor del blanco medido tras la SPE (v. 4.5). 5
6 Figura 1: Ejemplo de extracción por SPE Para garantizar la ausencia de polifenoles en el eluido tras pasar por la columna, añadir tres gotas de la solución acuosa de FeCl 3 a 3 ml de la solución de sólidos destaninizados (SD). Si la solución adquiere una tonalidad entre azulada y negra, quiere decir que los polifenoles han pasado por el polímero, por lo que será necesario repetir el análisis y reducir el peso inicial del producto. Si la solución permanece incolora tras el tratamiento, proceder con el análisis gravimétrico. 4.5 Análisis del blanco (B) Se deberá hacer un análisis del blanco antes de llevar a cabo la elución SPE, a fin de evaluar las posibles interferencias derivadas del proceso analítico. Proceder según se indica a continuación. - Preparar la columna SPE: introducir el primer filtro, 7,0 ± 0,1 g de PVPP, rehidratado con una solución hidroalcohólica al 20 % durante 15 minutos, y el segundo filtro. A continuación, compactar bien, - colocar la columna SPE encima del colector de vacío (ver ejemplo en la figura 1), - activar la columna con dos lavados (no dejar secar la PVPP y aplicar un vacío de unos 0,2 bares para evitar la compactación del polímero): en primer lugar, lavar con 50 ml de etanol (20 % v/v); a continuación, lavar con 70 ml de agua bidestilada, - añadir 30 ml de agua bidestilada por la parte superior de la columna y transferir 30 ml del eluido (blanco para los sólidos destaninizados) a un tubo de tipo Falcon de 50 ml; detener la elución cuando el líquido alcance el filtro superior, 6
7 - extraer 25 ml del eluido y transferirlos a un platillo de aluminio; a continuación, dejar evaporar en un horno regulado a 80 C hasta que se seque, 5. EXPRESIÓN DE RESULTADOS Medición del porcentaje de polifenoles totales (% polifenoles): La fórmula que deberá utilizarse para calcular el porcentaje de taninos es: % SS % SD % polifenole s 100 % ST - Determinación de la idoneidad de la PVPP: CONSULTAR OENO 11/ COEI-1-PVPP: 2007, APARTADO 6. 7
Cuantificación del porcentaje de grasa cruda, extracto lipídico, extracto etéreo o fracción lipídica
1 PRACTICA N 9 Cuantificación del porcentaje de grasa cruda, extracto lipídico, extracto etéreo o fracción lipídica I. Introducción: La cuantificación del contenido de grasa cruda es otra de las determinaciones
DETERMINACIONES ESPECTROFOTOMETRICAS EN ALIMENTOS. Carotenoides totales y nitritos.
1 PRACTICA Nº 5 DETERMINACIONES ESPECTROFOTOMETRICAS EN ALIMENTOS. Carotenoides totales y nitritos. I. INTRODUCCIÓN: En espectrofotometría se usa como fuente luminosa la luz blanca natural o artificial
Métodos para la determinación de grasas
Practica 4 Métodos para la determinación de grasas Antecedentes Los lípidos se encuentran ampliamente distribuidos en animales y vegetales, formado parte fundamental de membranas celulares. En los alimentos
RESOLUCIÓN OENO 28/2004
CODEX: MATERIAS PROTEICAS DE ORIGEN VEGETAL LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo 2 párrafo 2 iv del Acuerdo del 3 de abril de 2001 por el cual se creó la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
Determinación de Materia Orgánica en Suelos y Sedimentos
QUÍMICA ANALITICA APLICADA INORGÁNICA QMC-613 Determinación de Materia Orgánica en Suelos y Sedimentos Procedimiento Operativo Estándar Lic. Luis Fernando Cáceres Choque 13/10/2013 Método de Titulométrico
- Matraces aforados de 25, 100, y ml.
Página 1 de 8 1.- INTRODUCCIÓN El presente protocolo es aplicable para el análisis cuantitativo de algunos aniones en muestras de vegetales. Los analitos son extraídos de la muestra pulverizada por medio
1. OBTENCIÓN DE ADN DE BACTERIAS PATÓGENAS
1. OBTENCIÓN DE ADN DE BACTERIAS PATÓGENAS Existen diferentes métodos para la obtención de ADN bacteriano que varían en duración y complejidad del procedimiento en función de la calidad del ADN que queramos
TITULO: Determinación de compuestos orgánicos en muestras de agua mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas
Página 1 de 8 1.- INTRODUCCIÓN El presente método describe un procedimiento general para el análisis cualitativo de un amplio rango de compuestos orgánicos en muestras de aguas naturales, El método es
A. El punto 3 del método Reactivos queda de la siguiente manera:
RESOLUCIÓN OIV-OENO 349-2011 COMPLEMENTO DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA OCRATOXINA A MEDIANTE COLUMNA DE INMUNOAFINIDAD (16/2001) LA ASAMBLEA GENERAL, De conformidad con el Párrafo 2 iv del Artículo
TÍTULO: Determinación colorimétrica de fenoles solubles en material vegetal mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu
Página 1 de 7 1.- INTRODUCCIÓN El presente método colorimétrico permite el análisis de compuestos orgánicos que presenten anillos aromáticos hidroxilados (polifenoles, ácido tánico, taninos, ácido clorogénico,
Universidad Iberoamericana Ingeniería Química Laboratorio de Química General Grupo R Equipo 1 : Extracción y Cristalización por Francisco José Guerra Millán Prof. Celia Margarita del Valle Méndez I Extracción
PRACTICA # 1 DETERMINACION DE FOSFORO OLSEL Y BRAY P-1
PRACTICA # 1 DETERMINACION DE FOSFORO OLSEL Y BRAY P-1 INTRODUCCIÓN El fósforo es un elemento esencial para la vida. Las plantas lo necesitan para crecer y desarrollar su potencial genético. Lamentablemente,
PRÁCTICA # 01 PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA AVIACIÓN MILITAR VENEZOLANA U.E.A.M LIBERTADOR ASIGNATURA: QUÍMICA PROF(A): ANGÉLICA RODRÍGUEZ MARBELIS MELENDEZ CURSO: 4to
PRÁCTICA 11 COEFICIENTE DE REPARTO 1.- FUNDAMENTO TEÓRICO
PRÁCTICA 11 COEFICIENTE DE REPARTO 1.- FUNDAMENTO TEÓRICO Cuando una sustancia se distribuye entre dos líquidos miscibles entre sí o ligeramente miscibles, la relación de las concentraciones de dicha sustancia
MANUAL FAR 516 L DEL PERFIL
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMAA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS LICENCIATURA: FARMACIAA ÁREA ESPECÍFICA DE: FARMACIA NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CÓDIGO: FECHA DE ELABORACIÓN: NIVEL EN EL MAPA CURRICULAR:
ESCUELA DE QUÍMICA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GENERAL QUÍMICA GENERAL II 1. INTRODUCCION: PRACTICA No. 9 PREPARACION DE DISOLUCIONES Las mezclas homogéneas se originan cuando un disolvente rompe la unión
DETERMINACIÓN DE LA MASA DE UNA SUSTANCIA 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS Reactivos: La pureza de los reactivos es de fundamental importancia para la exactitud de los resultados
ACEITE DE MANTEQUILLA. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN MATERIA GRASA.
Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3011 ACEITE DE MANTEQUILLA. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN MATERIA GRASA. BUTTER OIL. DETERMINATION OF FAT CONTENT Correspondencia: Esta norma nacional
REGLAMENTOS. (4) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios,
8.10.2016 L 273/5 REGLAMENTOS REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1784 DE LA COMISIÓN de 30 de septiembre de 2016 que modifica el Reglamento (CEE) n. o 2568/91 relativo a las características de los aceites
TÍTULO: Determinación colorimétrica de compuestos fenólicos en agua mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu
Página 1 de 6 1.- INTRODUCCIÓN El presente método colorimétrico permite el análisis de compuestos orgánicos que presenten anillos aromáticos hidroxilados (fenoles, ácido tánico, taninos, ligninas, ácidos
Análisis de ácido salicílico en agua destinada al consumo humano.
Trabajo Práctico N 11 EL PROCESO DE MEDIDA QUÍMICA Proceso Analítico Total (PAT) Análisis de ácido salicílico en agua destinada al consumo humano. Objetivo: Aplicar un método de preconcentración (extracción
TÍTULO: Determinación de bifenilos policlorados en muestras de suelo mediante cromatografía de gases
Página 1 de 9 1.- INTRODUCCIÓN Este protocolo describe un procedimiento para la determinación cuantitativa en el suelo de doce bifenilos policlorados (PCBs). El método es aplicable para el análisis cuantitativo
QUESO Y QUESO FUNDIDO. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN LACTOSA.
Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3037 QUESO Y QUESO FUNDIDO. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN LACTOSA. CHEESE AND PROCESSED CHEESE. DETERMINATION OF LACTOSE Correspondencia: Esta norma nacional
LIBRO: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 07. Pinturas para Recubrimiento de Estructuras 003. Contenido de Pigmento en Pinturas para
TÍTULO: Determinación de pigmentos vegetales en muestras de hoja mediante cromatografía líquida de alta eficacia
Página 1 de 9 1.- INTRODUCCIÓN El presente protocolo es aplicable para el análisis cuantitativo de algunos pigmentos en muestras de vegetales. Los analitos son extraídos de la muestra por medio de acetona
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BIORGÁNICA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BIORGÁNICA PRÁCTICA 3: PRUEBAS GENERALES PARA AMINOÁCIDOS Los aminoácidos constituyentes de las proteínas, contienen además
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR ÁCIDO FÓLICO EN HARINA DE TRIGO Método UV-HPLC PRT
1. OBJETIVO Página 1 de 9 Determinar la concentración de ácido fólico por cromatografía liquida de alta resolución en fase reversa (HPLC) harina de trigo enriquecida o no con ácido fólico. 2. CAMPO DE
PRÁCTICA 6 CINÉTICA QUÍMICA DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD DE REACCIÓN EN LA HIDRÓLISIS DEL CLORURO DE TERBUTILO
PRÁCTICA 6 CINÉTICA QUÍMICA DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD DE REACCIÓN EN LA HIDRÓLISIS DEL CLORURO DE TERBUTILO OBJETIVO. El alumno aprenderá a comprobar experimentalmente el mecanismo de
Determinación de la Solubilidad de una Sal
LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA QMC-313 Determinación de la Solubilidad de una Sal Procedimiento Operativo Estándar Lic. Luis Fernando Cáceres Choque 10/10/2014 Determinación de la solubilidad de sales en
TÍTULO: Determinación de hidrocarburos en muestras de suelo mediante espectrofotometría
Página 1 de 7 1.- INTRODUCCIÓN El presente método es aplicable para el análisis de residuos de aceites minerales en suelo, en concentraciones superiores a 20 mg/kg. El análisis mediante espectrofotometría,
LICENCIATURA EN FARMACIA ÁREA: FARMACIA ASIGNATURA: LABORATORIO DE BIOFARMACIA CÓDIGO: FARM-205 L
BENÉMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA VICERRECTORÍA DE DOCENCIA DIRECCIÓN GENERALDE EDUCACIÓN SUPERIOR FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS LICENCIATURA EN FARMACIA ÁREA: FARMACIA ASIGNATURA: LABORATORIO
NMX-F-321-S-1978. DETERMINACIÓN DE FÉCULA POR HIDRÓLISIS ÁCIDA EN EMBUTIDOS. DETERMINATION OF STARCH IN SAUSAGES BY ACID HIDROLISIS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. PREFACIO En la elaboración
NORMA REGIONAL PARA LOS PRODUCTOS A BASE DE GINSENG (Asia 1 ) CODEX STAN 295R-2009
CODEX STAN 295R-2009 Página 1 de 7 NORMA REGIONAL PARA LOS PRODUCTOS A BASE DE GINSENG (Asia 1 ) CODEX STAN 295R-2009 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1 La presente norma se aplica a los productos a base de ginseng
MATERIAL DE LABORATORIO INSTRUMENTOS PARA MEDIR MASA Los instrumentos que se emplea para medir masas son las BALANZAS. Existen distintos tipos como las electrónicas, de precisión, automáticas; etc Instrumentos
PARTE EXPERIMENTAL PROTOCOLO DE VALIDACION
III. PARTE EXPERIMENTAL PROTOCOLO DE VALIDACION 3.1 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS: Materiales: - Pipetas Volumétricas de 5, 10, 15 y 20 ml - Probetas de 1 000 ml - Vasos de precipitación - Matraz de
CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO 10 grupos de estudiantes 1. OBJETIVO DEL EXPERIMENTO El objetivo de esta práctica es que los estudiantes aprendan los principios de la cromatografía de intercambio iónico
CRISTALIZACIÓN: PURIFICACIÓN DEL ÁCIDO BENZOICO. Purificar un compuesto orgánico mediante cristalización y determinar su punto de fusión
EXPERIMENTO 1 CRISTALIZACIÓN: PURIFICACIÓN DEL ÁCIDO BENZOICO Objetivo general Purificar un compuesto orgánico mediante cristalización y determinar su punto de fusión Objetivos específicos 1.- Determinar
EXTRACCIÓN Y DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS DE LA LEVADURA
EXTRACCIÓN Y DETERMINACIÓN DE ÁCIDS NUCLEICS DE LA LEVADURA bjetivos: Al finalizar el trabajo práctico los cursantes estarán en capacidad de: - Extraer ARN a partir de células de levadura. - Realizar la
SOL 1 Química Básica e Industrial
SOL 1 Química Básica e Industrial - 2016 Materiales de laboratorio de vidrio y porcelana.- Embudo Embudo Buchner Embudo de decantación Desecadores Vaso de bohemia Matraz Erlenmeyer Probetas Buretas Pipetas
INFORMACION TECNICA QUIMAL ETCH 913. Aditivo para el satinado del aluminio CONDICIONES DE TRABAJO
INFORMACION TECNICA QUIMAL ETCH 913 Aditivo para el satinado del aluminio El QUIMAL ETCH 913 es un producto líquido, exento de sales minerales (Nitratos, Nitrítos, Cromatos), fácilmente soluble en agua,
Electrodo selectivo de amonio NH 4
96 63 Electrodo selectivo de amonio NH + Electrodo selectivo de amonio. Manual del usuario. Garantía El plazo de validez es de 6 meses a partir de la fecha de expedición del electrodo. La garantía cubre
DANAGENE BLOOD DNA KIT
Ref. 0601 100 ml Ref. 0602 200 ml DANAGENE BLOOD DNA KIT 1.INTRODUCCION DANAGENE BLOOD DNA Kit provee un método para la extracción de ADN genómico de alta calidad a partir de sangre total o médula ósea.
Electrodo selectivo de sodio
96 50 Electrodo selectivo de sodio Na 2 Electrodo selectivo sodio. Manual del usuario. Indice Introducción...3 Aplicaciones...3 Especificaciones...3 Instrumentos y accesorios...3 Reactivos y disoluciones...3
RESOLUCIÓN OENO 20/2004
CARAMELO LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo 2 párrafo 2 iv del Acuerdo del 3 de abril de 2001 por el cual se creó la Organización Internacional de la Viña y el Vino, A propuesta de la Subcomisión de
TÍTULO: Determinación de carbohidratos en muestras vegetales mediante cromatografía iónica
Página 1 de 9 1.- INTRODUCCIÓN El presente protocolo es aplicable para el análisis cuantitativo de algunos azúcares y polialcoholes en muestras de vegetales. Los analitos son extraídos de la muestra por
NMX-F-302-1985. ALIMENTOS PARA USO HUMANO. AZÚCAR. DETERMINACIÓN DE SUBSTANCIAS REDUCTORAS EN MUESTRAS DE AZÚCAR CRUDO (MASCABADO). FOODS FOR HUMAN USE. DETERMINATION OF REDUCING SUBSTANCES IN RAW SUGAR
Práctica 2. Densidad
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Laboratorio de Química General I 1 Grupo Equipo Práctica 2. Densidad Problema 1 Realizar experimentalmente una curva de calibración que relacione
Prácticas de análisis de los vinos. Dpto. Nutrición y Bromatología II. Facultad de Farmacia. UCM
Prácticas de análisis de los vinos. Dpto. Nutrición y Bromatología II. Facultad de Farmacia. UCM DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN EL VINO ph ACIDEZ TOTAL ACIDEZ VOLÁTIL GRADO ALCOHÓLICO SULFUROSO ÍNDICE DE
DETERMINACIÓN DE ÁCIDO FÓLICO EN HARINA DE TRIGO Método HPLC-DAD Basado en método Osseyi: Modificado
Versión: 4 ME-711.02-063 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Determinar la concentración de ácido fólico por cromatografía liquida de alta resolución en fase reversa (HPLC) en harina de trigo fortificada. 2. CAMPO
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Gravedad Específica
TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Gravedad Específica Expositor: Luisa Shuan Lucas DEFINICIÓN Gravedad Específica - ASTM D854 Peso específico de sólidos es la relación del peso de la fase sólida entre
NMX-F-190-1970. MÉTODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN GRENETINA. ARSENIC DETERMINATION IN EDIBLE GELATIN. TEST METHOD. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. 1 ALCANCE La presente
MANEJO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA CURSO Bioquímica aplicada T.M Alejandra Espinosa
MANEJO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA CURSO Bioquímica aplicada T.M Alejandra Espinosa BALANZAS ANALITICAS Instrumento para pesar cuya capacidad va desde 1 gr hasta algunos
NMX-F-312-1978. DETERMINACIÓN DE REDUCTORES DIRECTOS Y TOTALES EN ALIMENTOS. METHOD OF TEST FOR TOTAL AND DIRECT REDUCING SUBSTANCES IN FOOD. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. PREFACIO En
RESOLUCIÓN OIV-OENO 457-2014 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LAS AMINAS BIÓGENAS EN EL VINO POR CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN CON DETECTOR DE FOTODIODOS LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo
Universidad de Chile Proyecto MECESUP UCH 0303 Modernización e Integración Transversal de la Enseñanza de Pregrado en Ciencias de la Tierra www.dgf.uchile.cl/mece Área Temática: Evaluación de la actividad
CINÉTICA QUÍMICA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE REACCIÓN Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN
II PRÁCTICA 2 CINÉTICA QUÍMICA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE REACCIÓN Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN En esta experiencia comprobaremos la influencia de la concentración de los reactivos, de la temperatura, y de
Electrodo selectivo de nitrato NO 3
96 62 Electrodo selectivo de nitrato NO 3 - Electrodo selectivo nitrato. Manual del usuario. Garantía El plazo de validez es de 6 meses a partir de la fecha de expedición del electrodo. La garantía cubre
Iniciar al alumno en la preparación de disoluciones para la práctica rutinaria de laboratorio.
PRÁCTICA DE DISOLICIONES I OBJETIVOS: Iniciar al alumno en la preparación de disoluciones para la práctica rutinaria de laboratorio. Se presenta al alumno un modelo de problema clásico para realizar un
DETERMINAR DE FORMA EXPERIMENTAL EL CALOR QUE SE ABSORBE O DESPRENDE EN UNA REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN EN MEDIO ACUOSO (NAOH + HCl) QUE EVOLUCIONA A
DETERMINAR DE FORMA EXPERIMENTAL EL CALOR QUE SE ABSORBE O DESPRENDE EN UNA REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN EN MEDIO ACUOSO (NAOH + HCl) QUE EVOLUCIONA A PRESIÓN CONSTANTE, INTERPRETANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE PLOMO MTC E
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE PLOMO MTC E 1219 2000 Este Modo Operativo está basado en la Norma ASTM D 49, el mismo que se han adaptado al nivel de implementación y a las condiciones propias de nuestra

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 2

RESOLUCIÓN 
 artículo 2

RESOLUCIÓN 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN