Source: http://www.corescan.cl/services/el-sistema-corescan
Timestamp: 2018-04-25 08:38:15+00:00

Document:
EL SISTEMA CORESCAN | Corescan
El sistema Hyperspectral Core Imager Mark III (HCI-3) de Corescan integra espectoscopia de reflectancia, imágenes visuales y perfiles de láser en 3D para mapear la mineralogía y la geoquímica de sondajes, fragmentos de rocas y otras muestras geológicas. Diseñado de forma interna y propiedad de Corescan, el sistema ofrece ultra-alta resolución espectral y espacial. Descargue El Folleto General
El sistema HCI-3 consiste no solo en la más avanzada tecnología de espectrómetros hiperespectrales disponibles, sino que también fotografía de color verdadero digital y perfilómetro láser de alta resolución (tabla de especificación de sensores abajo).
HCI-3 opera a través de la región VNIR y SWIR del espectro electromagnético, desde los 450nm a los 2500nm, a una resolución espectral (FWHM) de 3.5nm. El rango de la longitud de onda abarca la región espectral en la cual una amplia gama minerales formadores de roca y minerales de alteración hidrotermal muestran combinaciones únicas y específicas de rasgos de absorción espectral.
La óptica de alta calidad se enfoca en las medidas espectrales a 0.5mm puntos sobre el sondaje, maximizando la señal y minimizando la mezcla espectral. El diseño revolucionario del HCI-3 disminuye las incertidumbres asociadas a la mezcla espectral inherente en sistemas de medición tradicional, de este modo entrega una firma espectral 'cercana a la pureza' en cada punto del sondaje sin ninguno de los problemas de mezclas inherentes a los sistemas de píxeles de gran tamaño. Corescan adquiere, procesa y mapea más de 100,000 espectros por metro de sondaje escaneado.
Una cámara RGB espectralmente calibrada, entrega un registro del sondaje visual a una alta resolución, a un tamaño de 60 micrones. La medición de los rasgos, textura y forma de la superficie del sondaje, se complementa usando un perfilador láser 3D con resolución de superficie a 20um. El sistema comprende de una unidad escáner que contiene los sensores ópticos, los espectrómetros, las cámaras y los perfiladores 3D, además de una mesa de traslado con un sistema de carga de sondajes accionado por una cinta transportadora y una computadora de adquisición, procesamiento y control de datos de alta velocidad.
HCI-3 Especificaciones del sistema
Espectrómetros 3 (VNIR, SWIR-A, SWIR-B)
Rango espectral 450nm hasta 2500nm
Resolución espectral ˜4nm
Resolución espacial 0,5mm píxeles
Calibración espectral Rastreo NIST de tierras raras reflectancia normal
Calibración radiométrica Estándar de Reflectancia Spectralon, corriente oscura
Resolución de imagen RGB 60um
Resolución del perfil de altura 15um
Dimensiones de caja de sondajes Hasta 0,6 por 1,5m (ancho por largo)
Ritmo de escaneo Hasta 1000m/día. Dependiendo de las restricciones operativas

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución