Source: https://ctruniforms.com/collections/hanna-instruments/products/medidor-de-bolsillo-de-ph-impermeable-phep-con-resolucion-de-0-1
Timestamp: 2020-02-29 13:05:43+00:00

Document:
MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH IMPERMEABLE PHEP CON RESOLUCIÓN DE 0.1 MOD. – CTR UNIFORMS Co.
ctruniforms@ctr.com.mx
(81) 1721 4901
Modelos con estampados
Chaquetines
Material para laboratorio + -
Outlet Lab
Inicio › Hanna Instruments › MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH IMPERMEABLE PHEP CON RESOLUCIÓN DE 0.1 MOD. HI98107 HANNA INSTRUMENTS
MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH IMPERMEABLE PHEP CON RESOLUCIÓN DE 0.1 MOD. HI98107 HANNA INSTRUMENTS
SKU:HI98107
El HI98107 pHep® es un medidor de bolsillo de pH fácil de usar que hace que el control de la calidad del agua sea simple.
Este medidor de pH cuenta con una resolución de 0.1, con calibración automática de dos puntos y compensación de temperatura en un solo dispositivo de bolsillo. No pierda más tiempo en cambiar de medidores para sus realizar sus mediciones rutinarias.
El diseño compacto se adapta perfectamente a su bolsillo para que pueda llevarlo a cualquier parte.
La unión de tela extraíble prolonga la vida de su medidor.
Ideal para agua potable, acuarios, piscinas y estanques.
El medidor de bolsillo HI98107 cuenta con una gran pantalla LCD de varios niveles que muestra las lecturas de pH y temperatura simultáneamente. Las lecturas de pH se muestran con una resolución de 0.1 pH y con una exactitud de ± 0.1 pH. El intervalo de pH del HI98107 es de 0.0 a 14.0 pH. Un sensor de temperatura en contacto con la muestra permite mediciones rápidas y automáticas con compensación de temperatura. La temperatura puede ajustarse para que se muestre en ℃ o ℉. La pantalla LCD tiene indicadores de estabilidad y de calibración. El nivel de porcentaje de la batería se muestra al arrancar, alertando al usuario de la energía que está disponible.
El electrodo de pH utiliza un diseño de celda de referencia único que utiliza una unión de tela extraíble. Una unión obstruida exhibirá típicamente lecturas erráticas que no se estabilizarán. Simplemente extrayendo una pequeña porción de tela, se eliminará cualquier obstrucción al exponer una superficie nueva. Esto prolongará la vida útil del electrodo de pH.
La calibración se realiza pulsando el botón de calibración dedicado. Una vez en el modo de calibración, el electrodo de pH puede calibrarse a 1 o 2 puntos usando las soluciones estándar programados (pH 4.01, 7.01, 10.01). Cuando se reconoce el valor estándar y se alcanza la estabilidad, el medidor acepta y almacena automáticamente el valor de calibración.
Las opciones de configuración incluyen el temporizador de apagado automático y la unidad de temperatura mostrada. Las opciones de apagado automático son: 8 minutos, 60 minutos o desactivado. Para acceder al modo de configuración el usuario debe pulsar un botón situado en el compartimiento de la batería.
Pantalla LCD de varios niveles
El LCD grande muestra el pH, temperatura, etiquetas de los valores calibrados, nivel de la batería y el indicador de estabilidad.
Un sensor de temperatura en contacto con la muestra y una unión de tela extraíble aseguran la medición rápida y estable de la lectura compensada.
Operación con sólo dos botones. Uno para encendido/apagado y otro para calibración.
Con bordes redondeados y una carcasa de sólo 17 mm (0,7″) de espesor. El HI98107 es delgado y cabe cómodamente en la mano o en el bolsillo.
Pantalla LCD multinivel de gran tamaño
La pantalla LCD tiene 29 mm (1.125 “) x 20 mm (0.81”), permitiendo al usuario leer fácilmente tanto el pH como la temperatura simultáneamente.
Uno para ON/OFF y el otro para la calibración.
El sensor de temperatura integrado permite mediciones con compensación de temperatura. La temperatura se puede visualizar en °C o en °F.
Calibración automática a uno o dos puntos utilizando tampones estándar (pH 4.01, 7.01 y 10.01).
Indicador de estabilidad
Un indicador de la estabilidad desaparecerá para alertar al usuario cuando la lectura sea estable.
Tiempo seleccionable por el usuario hasta que el medidor se apague para conservar la carga de la batería. Las opciones son 8 min, 60 min o desactivado.
Indicador de carga baja de la batería
Indicador de batería baja que se muestra cuando queda menos del 10% de la duración de la batería.
% De nivel de batería al arrancar
En el arranque todos los segmentos LCD se visualizan durante 1 segundo, luego se indica la carga restante de la batería en porcentaje.
El precio incluye flete
Para más información técnica, y/o precios especiales para institutos de Investigación, Universidades y distribuidores favor de escribir a ctrscientific@ctr.com.mx
Intervalo de pH
0.0 a 14.0 pH
Resolución de pH
Exactitud de pH
0.0 a 50.0°C / 23.0 a 122.0°F
Exactitud de temperatura
Calibración automática pH
Automática, en uno o dos puntos
Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F)
Tipo de batería/duración
Ion litio CR2032 3V (1 Pza)/ aproximadamente 800 horas de uso
Después de 8 minutos, 60 minutos, deshabilitado
0 a 50 °C (32 a 122 ° F); HR máx. 100%
160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“)
65 g (2.3 oz.) sin baterías
El HI98107 se suministra con tapa protectora, un sobre de solución de pH 4.01, un sobre de solución de pH 7.01 (2), un sobre de solución limpieza de electrodos, una batería CR2032, certificado de calidad de instrumento y manual de instrucciones.
MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH CHECKER CON 0.1 PH DE RESOLUCIÓN MOD. HI98103 HANNA INSTRUMENTS
SKU: HI98103
TESTER MEDIDOR DE PH/CE/TDS/TEMPERATURA MOD. HI98130 HANNA INSTRUMENTS
SKU: HI98130
$ 3,447.00
MEDIDOR DE BOLSILLO IMPERMEABLE DE PH/CE/TDS/TEMPERATURA HIDROPONICO DE LA LÍNEA MOD. HI98131 GROLINE
SKU: HI98131
Celular: 81 1721 4901
Correo electrónico: ctruniforms@ctr.com.mx
Dirección: Av.Lincoln #3406 Pte. Col. Mitras Norte. Monterrey, N.L. México.
¡Conoce nuestra tienda física!
Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.
Sello de Confianza AMIPICI
Derechos de autor © 2020, CTR UNIFORMS Co.. http://es.shopify.com/

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 RESOLUCIÓN