Source: https://issuu.com/raasm-spa/docs/wrc223mid-it_raasm_cat_mid_n_223-mi
Timestamp: 2018-08-15 04:07:27+00:00

Document:
CONTALITRI DIGITALI E PISTOLE MID by Raasm SpA - Issuu
CONTALITRI DIGITALI E PISTOLE MID NÂ° 223-MID
Entra anche tu nel mondo MID
AIUTA L’AMBIENTE A seconda dell’articolo l’imballo può contenere uno o più dei seguenti materiali da riciclare secondo i regolamenti del comune o dello stato di appartenenza. cartone • sacco in polietilene • polistirolo carta • legno • chiodi • reggette in plastica cellofan • graffette • carta gommata
PROGETTARE Ã&#x2C6;
il lato umano della QualitĂ
STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE
La vera forza di un’azienda parte dalla capacità dei suoi reparti di studio e ricerca di trovare sempre le soluzioni più confacenti alle richieste del mercato.
Una sofisticata sala collaudo permette di testare accuratamente le qualità dei nuovi prodotti prima dell’immissione sul mercato.
Ogni contalitri viene testato da un sistema computerizzato per garantire la massima qualità e precisione nella misurazione.
LINEE DI ASSEMBLAGGIO Speciali attrezzature appositamente realizzate per facilitare le operazioni di montaggio permettono anche un controllo qualitativo efficace ed automatico.
STOCCAGGIO COMPONENTI
I nostri magazzini verticali consentono una veloce e precisa preparazione dei componenti e ricambi destinati all’assemblaggio e alla vendita.
L’obiettivo di RAASM è quello di dare sempre una risposta esauriente alle domande dei nostri Clienti e soddisfare ogni loro singola esigenza.
Certificazione MID MI-005 Nel rispetto della direttiva europea 2014/32/UE
Cos’è Il nuovo contalitri certificato MID (Measuring Instruments Directive) RAASM è lo strumento richiesto obbligatoriamente per le transazioni commerciali di vendita diretta di lubrificanti in un contesto di utilizzo pubblico. Nel rispetto della direttiva 2014/32/UE, la certificazione MID MI-005 si concentra nella misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua. RAASM offre soluzioni per l’erogazione di olio ed affini adatte ad ogni esigenza, garantendo un elevato grado di protezione IP65 e una memorizzazione di 2000 erogazioni. 8
CARATTERISTICHE N O R M AT I V E NORME GUIDA E ALTRI
OIML R 117-1- Wemec 7.2
DECRETO DI RECEPIMENTO MID
DECRETO 19 maggio 2016, n° 84
MARCATURA METROLOGICA DELL’ETICHETTA CONTALITRI
CE MXX 0476
ATTESTATO DI ESAME CE
MID 94-B-1
CODICE CHECKSUM (identificativo univoco del software del contalitri)
Come funziona Tutti i contalitri RAASM sono calibrati al
La calibrazione è realizzata utilizzando solo sofisticate apparecchiature progettate internamente dal nostro reparto R&D. La sigillatura viene eseguita tramite filo in acciaio inox sulle viti di chiusura del corpo del contalitri. L’erogazione minima certificata è di mezzo litro d’olio; il totale erogato non potrà mai essere azzerabile, mentre i parziali, memorizzati fino ad un totale di 2000 voci con data e ora, si sovrascrivono mantenendo sempre consultabili le ultime 2000 registrazioni. Alla consegna del contalitri, singolo o montato su pistola, forniamo un dettagliato report contenente i dati dei test di calibrazione eseguiti, oltre alla certificazione originale RAASM. Per utilizzare le pistole con il contalitri certificato MID nei kit di erogazione RAASM è necessario dotare questi ultimi di un degasatore.
Contalitri digitale MID CARATTERISTICHE TECNICHE 2
CALOTTA IN GOMMA ANTIURTO
LA DOPPIA COPPIA DI MAGNETI
COLLEGAMENTI CON “FLAT”
SCHEDA ELETTRONICA INTEGRATA
INGRANAGGI OVALI IN POM
del vano batterie che assicurano la continuità dell’alimentazione.
progettato con una struttura compatta resistente agli urti.
E AMPOLLE DI LETTURA garantiscono alta precisione e la possibilità di cambiare la direzione del flusso.
con calotta di copertura dotata di ampio schermo LCD.
con pin saldati in modo permanente.
a tenuta ermetica con il corpo in alluminio.
per garantire l’efficacia nei comandi.
flessibile per una più sicura interazione.
idonei per erogazioni di oli e affini.
2 BATTERIE ALCALINE di serie da 1,5 V AAA.
Avviso livello basso batteria. All’accensione, sostituire immediatamente le batterie. Registro del parziale a 5 cifre con virgola mobile. Registro del totale, della portata istantanea e del numero delle erogazioni memorizzate (a 6 cifre). Indicazione del fattore di moltiplicazione del totale x10 - x100.
Il display mostra indicazioni semplici ed intuitive per rendere più agevole l’utilizzo.
Unità di misura del registro parziale (litri). Indicazione della modalità portata istantanea “FLOW RATE”. Indicazioni del “TOTAL” o “RESET TOTAL”.
Unità di misura del registro totale (litri).
P R E S T A Z I O N I chiusura a SIGILLO • Sigillo piombato che garantisce T E C N I C H E la chiusura dello strumento MPE (massimo errore permesso) Max valore tra: 0,01 l (errore minimo) Max valore tra: 0,3% (erogazione > 2 l)
impedendone la manomissione.
Ripetibilità 0,2% Perdita di carico < 0,5 bar alla max portata Temperatura ∆T +5 °C ÷ +40 °C (+41 °F ÷ +104 °F)
punti di forza • 2000 operazioni permanenti registrabili in memoria e visualizzabili in qualsiasi momento sullo strumento.
• È disponibile di serie un dispositivo di mantenimento della data e dell’ora durante la fase di cambio batterie.
• MPE (massimo errore permesso) 0,01 l o lo 0,3% per erogazioni superiori a 2 litri, anche grazie alla doppia coppia di magneti che migliora la precisione della misurazione.
• Per ogni contalitri viene fornito un dettagliato certificato di calibrazione contenente i dati dei test eseguiti.
Contalitri digitale MID Per olio e affini Il contalitri digitale RAASM MID è progettato per la misurazione dell’erogazione di olio ed affini nel rispetto della vigente normativa europea. Consente di visualizzare il registro totale delle quantità erogate senza poterlo azzerare, mentre è possibile visualizzare e memorizzare i parziali. La portata istantanea è consultabile a display, così come il numero di erogazioni registrate in memoria. È possibile montarlo anche su pistole già in uso, a patto di utilizzare anche il visore trasparente art. 38119 e l’ugello automatico art. 38116. Articolo
37780M
90 ÷ 200 mPas
Materiale ingranaggi
G 1/2” (f) / G 1/2” (f)
1 ÷ 10 l/min
Quantità minima misurabile
1 : 20 bar
MPE (massimo errore permesso)
Max valore tra: 0,01 l (errore minimo) - 0,3% (erogazione > 2 l)
+5 °C ÷ +40 °C
Classe ambiente meccanico
Classe ambiente elettromagnetico
Principio di misurazione Entrando nella camera del contalitri attraverso l’entrata “A”, il fluido provoca la rotazione degli ingranaggi ovali per poi fuoriuscire attraverso l’uscita “B”. Ciascuna rotazione del meccanismo sposta un determinato volume di fluido. Senso di rotazione
N° 1 packing 0,0015 m3
Peso netto 0,535 kg
punti di forza • Certificazione MID-MI005. • Direttiva di riferimento 2014/32/UE. • Sigillatura tramite filo in acciaio inox sulle viti dopo la calibrazione in azienda.
Garanzia e qualità dei componenti sono la nostra priorità!
Precise tolleranze dimensionali tra gli ingranaggi e la parete della camera assicurano la corretta accuratezza dello strumento. Quattro magneti collocati nelle apposite sedi di uno dei due ingranaggi ovali forniscono, ad ogni rotazione, gli impulsi che vengono registrati dal microprocessore.
Pistole erogatrici 3 2
Calottine colorate in dotazione.
• in dotazione su tutta la gamma che garantisce la pulizia del liquido erogato mantenendo inalterate le prestazioni della pistola.
P R E S TA Z I O N I Serie Portata Pressione massima Raccordo entrata Guarnizioni
UGELLO SALVAGOCCE
PULSANTE BLOCCO LEVA
VISORE TRASPARENTE
Sono montati solo ugelli salvagocce automatici ø 16 mm per garantire una massima precisione di erogazione.
Sono disponibili versioni con il terminale flessibile o rigido.
Ogni pistola ha un visore trasparente per controllare l’assenza di bolle d’aria durante il passaggio dell’olio.
1/2” 30 TP 10 l/min 60 bar G 1/2” (f) NBR
Impugnatura in lega di alluminio o in tecnopolimero.
In base alle proprie esigenze è possibile scegliere una versione con o senza il pulsante blocco leva.
Tutte le pistole presentano di serie un gancio per riporre la pistola con facilità ed immediatezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE Le pistole con contalitri digitale RAASM MID sono progettate per la misurazione dell’erogazione di olio ed affini nel rispetto della vigente normativa europea. Montano il contalitri 37780M e ne confermano tutte le caratteristiche tecniche. La gamma di pistole disponibili è adatta ad ogni esigenza e comprende terminali flessibili o rigidi, impugnature in alluminio o tecnopolimero, pulsanti di blocco leva e ugello salvagocce automatico.
T E C N I C H E 1/2” 40 AL
1/2” 40 AP
G 1/2” (f)
punti di forza • Sono disponibili come accessori tutti i componenti specifici richiesti dalla normativa per implementare una pistola già in possesso e utilizzarla per erogazioni certificate MID-MI005.
• Design curato ed ergonomico caraterizzato da una struttura compatta e leggera che agevola l’impugnatura e la manegevolezza.
• Grado di protezione IP65 per l’utilizzo del contalitri in ambienti estremamente polverosi e soggetti a getti d’acqua. 15
Pistole erogatrici con terminale flessibile Per olio e affini
Serie 1/2” 30 TP Art. 38145M con contalitri digitale art. 37780M Impugnatura: tecnopolimero
Terminale: flessibile in gomma nera
Salvagocce: automatico ø 16 mm
Visore trasparente per il controllo del passaggio dell’olio
Gancio per riporre la pistola
Snodo entrata girevole G 1/2” (f)
Serie 1/2” 40 AL Art. 38155M con contalitri digitale art. 37780M Impugnatura: lega di alluminio Salvagocce: automatico ø 16 mm
Set calottine colorate di serie
Serie 1/2” 40 AP Art. 38185M con contalitri digitale art. 37780M Impugnatura: lega di alluminio
Pistole erogatrici con terminale rigido Per olio e affini
Serie 1/2” 30 TP Art. 38146M con contalitri digitale art. 37780M Impugnatura: tecnopolimero
Terminale: rigido in lega di alluminio
Serie 1/2” 40 AL Art. 38156M con contalitri digitale art. 37780M Impugnatura: lega di alluminio Salvagocce: automatico ø 16 mm
Serie 1/2” 40 AP Art. 38186M con contalitri digitale art. 37780M Impugnatura: lega di alluminio
Personalizza la tua pistola
Art. 38119
Terminale flessibile con ugello salvagocce automatico ø 16 mm
Kit assemblaggio visore trasparente per controllare l’assenza di bolle d’aria durante il passaggio dell’olio
Ugello salvagocce automatico ø 16 mm
Art. 38111 Terminale rigido con ugello salvagocce automatico ø 16 mm
È possibile acquistare a parte tutti i componenti del nuovo contalitri e delle pistole RAASM MID. Queste attrezzature possono essere utilizzate per rendere una pistola standard già in uso certificata per transazioni commerciali in un contesto pubblico. I particolari indispensabili per questo scopo sono il contalitri 37780M, il terminale con ugello salvagocce automatico 38116 e il visore d’olio 38119. Segui l’esploso sottostante per individuare l’articolo necessario.
Art. 38023 Impugnatura in tecnopolimero con snodo entrata G 1/2” (f)
Art. 38020
Art. 37780M
Impugnatura in lega di alluminio con snodo entrata G 1/2” (f)
Contalitri digitale MID per olio, dotato di: attacchi entrata/uscita G 1/2” (f)
Art. 37740 Art. 38072 Nipple G 1/2” (m) x G 3/8” (m)
Impugnatura in lega di alluminio con snodo entrata G 1/2” (f) e pulsante blocco leva
TRE PAROLE PER DESCRIVERE RAASM Tecnologia Punti di partenza delll’intero ciclo produttivo sono la progettazione e la ricerca di nuove soluzioni, che diventeranno prodotti d’avanguardia e di
alta qualità interamente costruiti in Italia.
Qualità La qualità da sempre è una preoccupazione basilare nella realizzazione dei prodotti RAASM. Per ottenerla è indispensabile l’esecuzione di molti test progressivi e rigorosi.
Rivenditore autorizzato Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015
RAASM S.p.A. 36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI) Via Marangoni, 33 - ITALY Ufficio Commerciale Tel. 0424 571120 - Fax 0424 571145
Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155 info@raasm.com - www.raasm.com
WRC223MID-IT
Tutti i diritti sono riservati a Raasm S.p.A.
RAASM dispone della più completa gamma di prodotti per la lubrificazione e la distribuzione di fluidi. L’obiettivo è quello di dare sempre una risposta alle domande dei nostri Clienti soddisfando ogni loro singola esigenza.
CONTALITRI DIGITALI E PISTOLE MID
Catalogo contalitri digirali e pistole con certificazione MID (Measuring Instruments Directive)

References: art. 38119
 art. 38116
 Articolo
37780
 Art. 38145
 art. 37780
 Art. 38155
 art. 37780
 Art. 38185
 art. 37780
 Art. 38146
 art. 37780
 Art. 38156
 art. 37780
 Art. 38186
 art. 37780

Art. 38119

Art. 38111

Art. 38023

Art. 38020

Art. 37780

Art. 37740
 Art. 38072