Source: https://www.valkanik.com/astrofotografia/espectrografo-shelyak-lhires-iii
Timestamp: 2020-05-30 09:04:25+00:00

Document:
Espectrógrafo Shelyak Lhires III
3496,9 €
Id Producto: 2201020070312
Marca: Shelyak Instruments
Espectrógrafo avanzado de alta resolución Shelyak Lhires III
El espectroscopio Lhires III LA de alta resolución de referencia.
Acceda a los detalles más finos del perfil de la línea espectral y observe la actividad de las estrellas.
Categorías: Lhires III , Para los iniciados
Un instrumento de referencia
El espectroscopio Lhires III es el instrumento "histórico" de Shelyak Instruments. Diseñado en la Escuela de Astrofísica CNRS en 2003 para la observación de las estrellas Be, desde entonces ha encontrado muchas otras aplicaciones.
Resolución y dominio espectral
Con un poder de resolución de R = 17,000, proporciona acceso a mediciones de velocidad Doppler, así como detalles increíbles en el perfil de una línea.
El módulo de red entregado de manera estándar contiene 2400 líneas/mm, lo que brinda una resolución completa. Se puede reemplazar por un módulo opcional para acceder a otras resoluciones, lo que convierte al Lhires III en un instrumento versátil. Es posible adaptar su resolución a su proyecto. Están disponibles también para los objetos inferiores: Novae, cometas brillantes ...
El rango espectral cubierto es limitado (del orden de diez nanómetros, requiere alta resolución), pero puede seleccionar cualquier longitud de onda en el rango visible (400-750 nm), gracias a un ajustador micrométrico.
Muchos proyectos educativos en torno al efecto Doppler ahora son posibles, como la rotación de Júpiter o Saturno.
Apertura: La apertura F/10 lo hace especialmente adecuado para los telescopios Schmidt-Cassegrain. Pero también se puede montar en otros instrumentos más cortos de relación focal (agregando una lente Barlow).
Gracias a su ranura reflectante, el Lhires III permite posicionar y mantener la estrella objetivo en la ranura con precisión. Una cámara guía (no suministrada) permite ajustar los movimientos del telescopio (autoguiado) y garantizar una observación óptima.
Ranura intercambiable
La ranura intercambiable suministrada de forma estándar (15-19-23-35µm) permite adaptar el instrumento a todas las situaciones de observación, dando prioridad a la resolución o el brillo. Otras ranuras también están disponibles como una opción (ranuras anchas , ranuras fotométricos ), para ampliar aún más las posibilidades.
Interfaces mecánicas
El Lhires III viene con una interfaz de telescopio para Schmidt-Cassegrain. Si desea adaptarlo a un soporte de ocular de 50.8 mm (dos pulgadas), use el adaptador opcional de 50.8 mm .
El adaptador CCD suministrado de serie es para cámaras ATIK. (Tracción mecánica - o enfoque posterior - 13 mm). Ofrecemos una amplia selección de anillos adaptadores en nuestro catálogo de accesorios.
La cámara guía adaptable a roscas C.
Ve más allá con los Lhires III
Más allá del conocimiento de que Lhires III puede brindarte en el campo de la astrofísica, también es una herramienta de colaboración entre astrónomos aficionados y profesionales: estudio de estrellas tipo Be, seguido de estrellas variables, etc. Muchas publicaciones científicas se han realizado sobre la base de observaciones con un Lhires III.
potencia de resolución R ~ 17000 (con ranura de 23 µm)
Dispersión de 0.012nm (9µm píxeles, alrededor de Ha)
Arquitectura tipo Littrow
Anillos adaptadores para diferentes tipos de detectores: cámaras CCD, cámaras fotográficas digitales, etc.
Ranura reflectante para una guía precisa (4 posiciones 15/19/23/35 µm).
longitud de ranura 8 mm
longitud de onda seleccionada por micrómetro en todo el rango visible (400-700 nm)
lámpara de calibración integrada de longitud de onda (argón/neón)
lámpara de tungsteno integrada para flats
lámparas de calibración motorizadas para uso remoto
Adaptador Schmidt-Cassegrain (2") de serie, tracción mecánica 68,5 mm,
Puerto guía con montura C con dos lentes (relación focal: 0.8x), cámara de guía mecánica de 17.5 mm
Puerto de adquisición con rosca T2, extracción mecánica de hasta 55 mm (compatible con APN)
Módulo de red intercambiable (2400 t / mm como estándar)
Ligero: 1.7 kg.
Compacto: 250 mm x 200 mm x 83 mm
Viene en un estuche rígido, con un enfocador y un conjunto de herramientas.
Módulo de red para Espectrógrafo Shelyak Lhires III
Módulo de red intercambiable para Espectrógrafo Shelyak Lhires III

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución