Source: https://www.distrelec.it/it/manufacturer/flir/man_fli?no-cache=true
Timestamp: 2018-08-15 17:11:03+00:00

Document:
97 Prodotti trovati , inclusi 0 da assortimento special. Visualizza tutti i prodotti
Dispositivi di monitoraggio della temperatura e ambientali (37)
Telecamere termovisive (37)
Apparecchiatura di test e accessori (29)
Accessori per test vari (28)
Adattatori per apparecchiatura di test (1)
Multimetri e pinze amperometriche (21)
Multimetri analogici - Portatili (12)
Endoscopi e videocamere per ispezione (6)
Strumenti per test ambientali (3)
Strumenti per il test di liquidi e gas (3)
Apparecchi per prove elettriche ed elettroniche (1)
Apparecchi per prove elettriche (1)
Minimo valore 21° x 21° 24° x 18° 25° x 19.6° 25° x 19° 29° x 29° 41° x 31° 45° x 34° 45° x 37° 48° x 37° 48° x 39° 50° x 38.6° 50° x 38° 55° x 43° Massimo valore 21° x 21° 24° x 18° 25° x 19.6° 25° x 19° 29° x 29° 41° x 31° 45° x 34° 45° x 37° 48° x 37° 48° x 39° 50° x 38.6° 50° x 38° 55° x 43°
Minimo valore 7.5 Hz 8.7 Hz 9 Hz 30 Hz 60 Hz 30 kHz Massimo valore 7.5 Hz 8.7 Hz 9 Hz 30 Hz 60 Hz 30 kHz
Dati radiometric 6
Composito 3
Minimo valore AV-out Bluetooth Composito Ethernet METERLiNK Micro USB RJ45 Senza fili USB USB 1.1 USB 2.0 USB-C? Wi-Fi Massimo valore AV-out Bluetooth Composito Ethernet METERLiNK Micro USB RJ45 Senza fili USB USB 1.1 USB 2.0 USB-C? Wi-Fi
Minimo valore 100 x 100 120 x 90 140 x 140 160 x 120 240 x 180 320 x 240 320 x 256 384 x 288 464 x 348 640 x 512 80 x 60 Massimo valore 100 x 100 120 x 90 140 x 140 160 x 120 240 x 180 320 x 240 320 x 256 384 x 288 464 x 348 640 x 512 80 x 60
Minimo valore Exx Flir A35 Flir A65 FLIR C2 FLIR E-Series FLIR i-Series FLIR MR160 FLIR MR77 FLIR ONE FLIR ONE PRO FLIR Scout II FLIR T400 FLIR TG130 FLIR TG165 FLIR TG167 Massimo valore Exx Flir A35 Flir A65 FLIR C2 FLIR E-Series FLIR i-Series FLIR MR160 FLIR MR77 FLIR ONE FLIR ONE PRO FLIR Scout II FLIR T400 FLIR TG130 FLIR TG165 FLIR TG167
Minimo valore +50 °C 60 °C +77 °C +120 °C 120 °C +150 °C +250 °C +350 °C +380 °C +400 °C 400 °C 550 °C +650 °C 650 °C Massimo valore +50 °C 60 °C +77 °C +120 °C 120 °C +150 °C +250 °C +350 °C +380 °C +400 °C 400 °C 550 °C +650 °C 650 °C
Minimo valore -40 °C -28 °C -25 °C -20 °C -10 °C 0 °C Massimo valore -40 °C -28 °C -25 °C -20 °C -10 °C 0 °C
Telecamera termovisiva 80 x 60, -20 ... 120 °C
N. art. 301-16-905
Serie FLIR ONE PRO
Distanza mimina di misurazione 0.15 cm
P/N prod.FLIR ONE PRO LT ANDROID USB-C
Campo visivo 50° x 38°
Interfacce USB-C?
Frequenza 8.7 Hz
Accessorio per sonda di corrente
N. art. 301-16-401
Livello di uscita 3000 A
P/N prod.TA74
Cavo di uscita 1.9 m
Sicurezza EN61010-2 CAT IV 600 V
Sicurezza EN61010-2 CAT III 1000 V
1 + EUR 190,60
Telecamera termovisiva 160 x 120, -20 ... 400 °C
N. art. 301-16-388
Campo visivo 55° x 43°
P/N prod.435-0011-03
Temperatura max. 400 °C
1 + EUR 411,00
Igrometro MR40, Pennino per umidità e torcia
N. art. 301-16-400
P/N prod.MR40
Intervallo di umidità min. 5 %
Intervallo di umidità max. 60 %
Errore di misura °C ±2 °C
N. art. 301-16-392
P/N prod.DM90
N. art. 301-16-398
Adatto per IRW Series
P/N prod.IRW-4
N. art. 301-16-904
P/N prod.FLIR ONE PRO LT ANDROID MICRO-USB
N. art. 301-16-399
P/N prod.IRW-4S
1 + EUR 448,00
N. art. 301-16-906
P/N prod.FLIR ONE PRO LT IOS
N. art. 301-16-395
P/N prod.IRW-2S
Related Categories: Telecamere termovisive | Accessori per test vari | Dispositivi rivelatori di tensione senza contatto | Multimetri analogici - Portatili | Pinze amperometriche
Top seller products: Termometro infrarossi imaging 80 x 60, -25 ... +380 °C, TG165, FLIR | Telecamera termovisiva 160 x 120, -20 ... +400 °C, FLIR ONE FOR ANDROID, PRO, INTERNATIONAL, FLIR | Termometro infrarossi imaging 80 x 60, -25 ... +380 °C, TG167, FLIR | Telecamera termovisiva 80 x 60, 41° x 31°, -10 ... +150 °C, FLIR C3, FLIR | Telecamera termovisiva 80 x 60, -10 ... +150 °C, FLIR C2, FLIR

References: art. 301
 art. 301
 art. 301
 art. 301
 art. 301
 art. 301
 art. 301
 art. 301
 art. 301
 art. 301