Source: http://docplayer.es/414153-Mantenimiento-de-sistemas-lc-y-lc-ms-de-agilent.html
Timestamp: 2018-02-24 07:21:43+00:00

Document:
Mantenimiento de sistemas LC y LC/MS de Agilent - PDF
Download "Mantenimiento de sistemas LC y LC/MS de Agilent"
Beatriz Castillo Alarcón
1 Mantenimiento de sistemas LC y LC/MS de Agilent Our measure is your success.
2 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC...1 Mantenimiento de la bomba...9 Sugerencias para el mantenimiento de bombas...10 Procedimientos de mantenimiento...11 Información para pedidos...19 Mantenimiento del inyector automático...27 Calendario de mantenimiento del inyector automático...28 Procedimientos de mantenimiento...28 Información para pedidos...33 Mantenimiento del colector de fracciones...39 Calendario de mantenimiento del colector de fracciones...40 Procedimientos de mantenimiento...41 Información para pedidos...42 Mantenimiento de válvulas...45 Notas de mantenimiento de válvulas...46 Información para pedidos...46 Mantenimiento del detector...53 Sugerencias para el mantenimiento de detectores...54 Procedimientos de mantenimiento...55 Información para pedidos...59 Mantenimiento de sistemas LC/MS...69 Calendario de mantenimiento de sistemas LC/MS...70 Información para pedidos...71 Consumibles generales...79 Información para pedidos...80
3 Bienvenido a la siguiente generación de HPLC Los sistemas UHPLC y HPLC de Agilent están diseñados para ofrecer lo máximo en robustez, fiabilidad y rendimiento. Independientemente de cuál sea su aplicación, lo primordial son los resultados. Y las plataformas UHPLC y HPLC de Agilent, combinadas con columnas ZORBAX de resolución rápida y alta definición (RRHD) y ZORBAX de resolución rápida y alto rendimiento (RRHT), le ayudan a obtener los mejores resultados. Esta guía de mantenimiento le ayudará a mantener sus sistemas LC de Agilent funcionando con un rendimiento óptimo y una eficiencia máxima. En ella encontrará: Datos esenciales acerca de los consumibles y accesorios de Agilent Importantes procedimientos de mantenimiento y sugerencias para resolución de problemas Todas las referencias de componentes de Agilent que pueda necesitar en una sencilla guía Para pedidos on line 1
4 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC Sistema LC Agilent 1290 Infinity Un sistema UHPLC infinitamente mejor que cubre todas sus necesidades de LC y LC/MS El LC Agilent 1290 Infinity ha sido diseñado para ofrecer lo máximo en velocidad, resolución y sensibilidad. Un nuevo rango de potencia analítica permite trabajar con cualquier tipo de partícula, dimensiones de columna o fases móvil y estacionaria. Componentes tecnológicos innovadores ofrecen el próximo nivel de rendimiento para aplicaciones tanto UHPLC como HPLC. El LC 1290 Infinity es el primer sistema que sienta las bases para la transferibilidad de métodos a y de sistemas UHPLC o HPLC de cualquier fabricante. En resumen, ofrece a los usuarios capacidades infinitas para hacer frente a todos los desafíos analíticos de la LC y la LC/MS. Columnas ZORBAX de resolución rápida y alta definición (RRHD) de 1,8 µm Mantienen la estabilidad hasta 1200 bares para uso con el LC Agilent 1290 Infinity. Disponibles en longitudes de 50, 100 y 150 mm para separaciones rápidas o de alta resolución de las muestras más complejas. Para obtener más información, visite 2 Para pedidos on line
5 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC El rango de potencia analítica más amplio, para un rendimiento y una flexibilidad infinitamente mejores El LC Agilent 1290 Infinity ofrece el mayor rango de potencia analítica de la industria, combinando presiones ultra altas de hasta 1200 bares y flujos tan altos como 5 ml/minuto para maximizar el rendimiento cromatográfico, la compatibilidad, la flexibilidad y la protección de su inversión. El rango de potencia analítica infinito del LC Agilent 1290 Infinity combina presiones ultra altas de hasta 1200 bares y flujos tan altos como 5 ml/minuto para maximizar el rendimiento cromatográfico, la compatibilidad, la flexibilidad y la protección de su inversión La nueva bomba binaria 1290 Infinity combina la compensación activa con bajísimos volúmenes de retardo, algo que facilita la exclusiva tecnología multicapa del nuevo mezclador Agilent Jet Weaver, para ofrecer gradientes ultrarrápidos y un rendimiento superior en LC/UV y LC/MS El nuevo diseño óptico del detector de diodos 1290 Infinity, que incluye la celda de flujo con cartucho Agilent Max-Light, ofrece un nuevo nivel de sensibilidad UV y robustez de la línea base incluso a velocidades de adquisición de espectros tan altas como 160 Hz El diseño de flujo continuo de próxima generación del inyector automático 1290 Infinity consigue la máxima precisión para volúmenes de inyección tanto grandes como pequeños sin cambiar de loop de muestra El nuevo Flexible Cube 1290 Infinity se combina con el inyector automático para facilitar el modo de inyección con loop fijo para conseguir tiempos de ciclo ultrarrápidos o el retroflujo automático del asiento de la aguja para fijar nuevos hitos en reducción del efecto memoria por arrastre de muestra Las nuevas válvulas Agilent de cambio rápido que incorpora el compartimento de columnas termostatizado 1290 Infinity aumentan la usabilidad y preparan el camino para soluciones de desarrollo de métodos de ultra alto rendimiento, multimétodo o automatizados Sistema LC Agilent 1290 Infinity Descripción Bomba binaria 1290 Infinity Inyector automático 1290 Infinity Flexible Cube 1290 Infinity Compartimento de columnas termostatizado 1290 Infinity Detector de diodos 1290 Infinity Referencia G4220A G4226A G4227A G1316C G4212A Para obtener más información, visite Para pedidos on line 3
6 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC Sistema LC de resolución rápida Agilent Serie 1200 Descubra un mayor nivel de rendimiento Mayor productividad, confianza en los resultados analíticos y rentabilidad son los principales objetivos de los laboratorios de análisis actuales. El sistema LC de resolución rápida (RRLC) Agilent Serie 1200 está diseñado para afrontar estos retos mediante la devolución de resultados a una velocidad considerablemente más alta con una calidad de datos superior. En un mismo sistema puede impulsar el rendimiento de RRLC hasta nuevos límites y seguir utilizando los métodos convencionales al mismo tiempo. Descubra ahora el poder de separación y las capacidades de detección adicionales con componentes del sistema nuevos e innovadores, que le ofrecen un nuevo nivel de información de muestras que le permitirán tomar decisiones más fundamentadas en menos tiempo. Además, el sistema LC de resolución rápida de Agilent Serie 1200 ofrece nuevos niveles de servicio, funcionamiento continuado y conformidad. Obtenga las máximas prestaciones en velocidad, resolución, sensibilidad y flexibilidad Cromatografía de alta resolución: placas en 4 minutos Compatibilidad total con los métodos de HPLC existentes Más capacidades de detección: desde UV-Visible y ELSD hasta LC/MS Contaminación por arrastre de muestras casi nula: para conseguir una calidad de datos sin compromiso Alta flexibilidad del sistema: para el desarrollo de métodos automatizados 4 Para pedidos on line
7 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC Sistema LC de resolución rápida Agilent Serie 1200 Descripción Microdesgasificador Serie 1200 Bomba binaria SL Serie 1200 Inyector automático de alto rendimiento LS Plus Serie 1200 Inyector automático SL estándar Serie 1200 Termostato para inyectores automáticos Serie 1200 (2x) Módulo de ampliación de la capacidad de muestras Serie 1200 Inyector de muestra HTC Pal Analytics CTC Inyector de muestra HTs Pal Analytics CTC Compartimento de columnas termostatizado SL Serie 1200 Detector de longitud de onda variable SL Plus Serie 1200 Detector de longitud de onda múltiple SL Serie 1200 Detector de diodos SL Serie 1200 Detector de fluorescencia Serie 1200 Detector de dispersión de luz por evaporación Serie 1200 Referencia G1379B G1312B G1367D G1329B G1330B G2257A G4270-CTC G4271-CTC G1316B G1314E G1365C G1315C G1321A G4218A Columnas ZORBAX de resolución rápida y alto rendimiento de Agilent Maximice su rendimiento gracias a la combinación del sistema de resolución rápida de Agilent Serie 1200 con las columnas Agilent ZORBAX de resolución rápida y alto rendimiento. Las columnas ZORBAX RRHT utilizan una partícula totalmente porosa de 1,8 µm para proporcionar la resolución máxima en análisis rápidos, ultrarrápidos y de alta resolución. Para obtener más información, visite Para pedidos on line 5
8 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC Sistemas LC Agilent Serie 1200 estándar El estándar líder del sector en calidad, fiabilidad y robustez Cualesquiera que sean sus necesidades de análisis mediante cromatografía líquida, encontrará una solución individual dentro de la oferta de sistemas LC de Agilent. La serie Agilent 1200 fija el estándar de la industria, ofreciéndole todo lo necesario para llevar a cabo sus metodologías de HPLC analítica. Desde el análisis de rutina a la investigación y el desarrollo de nuevos productos para las industrias farmacéutica y de análisis químico, la serie Agilent 1200 le ayuda a obtener resultados robustos y fiables en todas sus aplicaciones. Invierta con seguridad en el futuro de su laboratorio con la arquitectura escalable y abierta de las soluciones de HPLC Agilent Serie Sistema LC isocrático Serie 1200 El caballo de batalla LC para las aplicaciones de control de calidad más exigentes Sistema de entrada para la tecnología LC de primera clase Mantenimiento rápido y sencillo Velocidades de flujo de hasta 10 ml/min para un amplio rango de aplicaciones y dimensiones de columnas Opciones de mejora de sistema LC isocrático a cuaternario automatizado Sistema LC cuaternario Serie 1200 Permite el desarrollo de métodos rutinarios y aplicaciones en gradiente de alta productividad Mayor flexibilidad para gradientes de varios disolventes mediante el acceso de hasta 4 disolventes Velocidades de flujo de hasta 10 ml/min compatibles con aplicaciones semipreparativas, estándares y de diámetro estrecho Amplia selección de inyectores automáticos para una flexibilidad total en los volúmenes de inyección y los contenedores de muestras 6 Para pedidos on line
9 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC Sistema LC binario Serie 1200 Para aplicaciones de estudio rápidas y de alta productividad Gradiente de alta presión mezclado para un rendimiento de gradiente superior incluso a velocidades de flujo inferiores Volúmenes de retardo optimizados para una rápida cromatografía Velocidades de flujo de entre 0,05 y 5 ml/min que proporcionan el soporte perfecto para las aplicaciones con diámetro estándar y estrecho Sistemas LC Agilent Serie 1200 estándar Descripción Desgasificador de vacío Serie 1200 Microdesgasificador Serie 1200 Bomba isocrática Serie 1200 Bomba binaria Serie 1200 Bomba cuaternaria Serie 1200 Inyector manual Serie 1200 Inyector automático de alto rendimiento Serie 1200 Inyector automático estándar Serie 1200 Termostato para inyectores automáticos Serie 1200 (2x) Compartimento de columnas termostatizado Serie 1200 Detector de longitud de onda variable Serie 1200 Detector de longitud de onda múltiple Serie 1200 Detector de diodos Serie 1200 Detector de fluorescencia Serie 1200 Detector de índice de refracción Serie 1200 Detector de dispersión de luz por evaporación Serie 1200 Referencia G1322A G1379B G1310A G1312A G1354A G1328B G1367B G1329A G1330B G1316A G1314B G1365D G1315D G1321A G1362A G4218A Cromatogramas relacionados Solicite la Guía de selección de columnas de HPLC Agilent a su representante local o distribuidor autorizado utilizando el número de publicación ES. Para pedidos on line 7
10 Sistemas de Agilent para UHPLC y HPLC Estantería Agilent para sistemas LC La NUEVA estantería para sistemas LC de Agilent elimina el desorden y mantiene los instrumentos a salvo Esta robusta estantería de acero ofrece un acceso rápido y seguro a los instrumentos y los cables durante la realización de procedimientos de mantenimiento y la transferencia de módulos. Es apta para todas las pilas de módulos de LC Agilent. Estas son algunas de sus características: Su sencillo montaje ahorra tiempo y problemas (véase el diagrama inferior) Los estantes ajustables permiten adaptar la estantería en función de sus necesidades Su diseño abierto asegura una buena circulación del aire y una distribución de potencia a equipos y cableado correcta Estantería Agilent para sistemas LC, Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local o distribuidor autorizado de Agilent. Cromatogramas relacionados Solicite el folleto completo de la serie 1200 a su representante local de Agilent o al distribuidor autorizado de Agilent. Para hacerlo, utilice el número de publicación ES. 8 Para pedidos on line
11 Mantenimiento de la bomba Un mantenimiento periódico de las bombas le ayudará a reducir los costes de funcionamiento y a generar resultados precisos en los que pueda confiar. Puede contar con las bombas Agilent isocráticas, binarias, cuaternarias, capilares y preparativas para obtener un flujo y una estabilidad de la composición superiores. Y al seguir una rutina periódica de mantenimiento, puede confiar también en contar con un tiempo de actividad máximo y un flujo de disolvente constante y exacto durante toda la vida útil de la bomba. En las siguientes páginas, encontrará instrucciones paso a paso para llevar a cabo estos procedimientos: Sustitución de la frita de la válvula de purga Sustitución del cartucho de la válvula de entrada activa Limpieza del filtro de disolvente Sustitución de la válvula de bola de salida Cambio de los sellos de la bomba Cambio e inspección de los pistones de zafiro Procedimiento de acondicionado de los sellos Sustitución de los sellos de lavado Puede llevar a cabo todos estos procedimientos a la vez o efectuarlos según sea necesario. Tenga en cuenta que algunas piezas tendrán que ser sustituidas con más frecuencia que otras, dependiendo de la aplicación y los procedimientos de preparación del disolvente. Para pedidos on line 9
12 Pump Maintenance Sugerencias para el mantenimiento de bombas Síntoma Causa Solución Goteo de disolvente en la salida de residuos cuando la válvula está cerrada Fluctuaciones de presión inestables Fuga en la cabeza de la bomba Cartucho de la válvula de entrada activa sucio Sustituya la frita de la válvula de purga o la válvula de purga Lleve a cabo una prueba de fugas y sustituya el cartucho de la válvula de entrada activa Fluctuaciones de presión inestables Fuga en la cabeza de la bomba Lleve a cabo una prueba de fugas y sustituya el tamiz de la válvula de bola de salida o la válvula completa Problemas de rendimiento del gradiente, fluctuaciones de presión intermitentes Filtro de disolvente bloqueado Cambie el filtro de disolvente Una caída de presión de > 10 bares a través de la frita (5 ml/min de H 2 O con la válvula de purga abierta) indica un bloqueo Frita sucia Sustituya la frita de la válvula de purga o la válvula de purga Fugas en el lado inferior de la cabeza de la bomba Alto desgaste de sellos Lleve a cabo una prueba de fugas y sustituya los sellos Tiempo de retención inestable Fluctuaciones de presión inestables Duración del sello inferior a la normalmente esperada Arañazos en el émbolo de la bomba Compruebe los émbolos mientras cambia los sellos Pérdida de disolvente de lavado Sellos de lavado con fugas Sustituya los sellos de lavado 10 Para pedidos on line
13 Mantenimiento de la bomba Herramientas necesarias Llave de 1/4-5/16" Llave de 14 mm Llave de 1/4" Pinzas o palillo Procedimientos de mantenimiento Sustitución de la frita de la válvula de purga Procedimiento de mantenimiento 1. Utilizando una llave de 1/4", desconecte el capilar de salida de la bomba en la válvula de purga. 2. Desconecte el tubo de residuos. Preste atención a una posible salida de disolventes como consecuencia de la presión hidrostática. 3. Utilizando una llave de 14 mm, desenrosque la válvula de purga y extráigala de su soporte. 4. Extraiga el tapón de plástico junto con el sello de oro de la válvula de purga. 5. Utilice unas pinzas o un palillo para extraer la frita. 6. Coloque una nueva frita en la válvula de purga, con la rendija mirando hacia el sello de oro. 7. Vuelva a colocar el tapón junto con el sello de oro. Nota: Antes de volver a instalarlo, compruebe siempre el estado del sello de oro. Si el sello está deformado o el tapón presenta fracturas, habrá que sustituirlo. 8. Inserte la válvula de purga en su soporte y oriente la boquilla de salida de residuos hacia abajo. 9. Apriete la válvula de purga y vuelva a conectar el capilar de salida y el tubo de residuos. Para pedidos on line 11
14 Mantenimiento de la bomba Cierre Herramientas necesarias Llave de 14 mm Pinzas Cuerpo de la válvula de entrada activa Válvula de entrada activa Cartucho de válvula Tubo de entrada de disolvente Sustitución del cartucho de la válvula de entrada activa Preparativos 1. Apague la bomba en el interruptor principal y desenchufe el cable de alimentación eléctrica. 2. Desenchufe el cable de la válvula de entrada activa del conector. 3. Desconecte el tubo de entrada de disolvente en la válvula de entrada (preste atención a la posible salida de disolventes). Nota: Las bombas binarias sin válvula de selección de disolvente (SSV) llevan un adaptador instalado entre la línea de disolvente y la válvula de entrada activa (AIV). Desconecte los tubos de disolvente en el adaptador y extraiga el adaptador de la AIV. Procedimiento de mantenimiento 1. Utilizando una llave de 14 mm, afloje la válvula de entrada activa y extráigala de la cabeza de la bomba. 2. Utilice unas pinzas para extraer el cartucho de la válvula del conjunto actuador. 3. Limpie la zona en el conjunto actuador. Enjuague bien la zona del cartucho. 4. Inserte un nuevo cartucho de válvula en el conjunto actuador (asegúrese de que el cartucho está completamente insertado en el conjunto actuador). 5. Inserte la válvula en la cabeza de la bomba. Utilizando una llave de 14 mm, gire la tuerca hasta que no sea posible apretarla más a mano. 6. Sitúe la válvula de manera que la conexión del tubo de entrada de disolvente apunte hacia el frente. 7. Utilizando la llave de 14 mm, apriete la tuerca girando la válvula en su posición final (no apriete la válvula en exceso). 8. Vuelva a conectar el cable de la válvula de entrada activa al conector y el tubo de entrada a la válvula. Nota: Tras cambiar el cartucho de la válvula, puede ser necesario bombear varios mililitros del disolvente utilizado en la aplicación actual antes de que el flujo se estabilice en un nivel porcentual de fluctuaciones tan bajo como el que tenía cuando el sistema funcionaba correctamente. 12 Para pedidos on line
15 Mantenimiento de la bomba Limpieza del filtro de disolvente Si el filtro está en buenas condiciones, el disolvente saldrá libremente por el tubo (a causa de la presión hidrostática). Si el filtro de disolvente está parcialmente bloqueado, la salida de disolvente del tubo será muy reducida. Aviso: las partículas de pequeño tamaño pueden bloquear de forma permanente los capilares y las válvulas del módulo. Filtre siempre los disolventes Nunca utilice el módulo sin un filtro de entrada de disolvente Procedimiento de mantenimiento 1. Extraiga el filtro de disolvente bloqueado de la cabeza de botella y póngalo en un vaso de laboratorio con ácido nítrico concentrado (35%) durante una hora. 2. Enjuague bien el filtro con agua bidestilada (elimine todo el ácido nítrico, ya que éste puede dañar algunas columnas capilares). 3. Vuelva a colocar el filtro. Para pedidos on line 13
16 Mantenimiento de la bomba Herramientas necesarias Llave de 1/4" Llave de 14 mm Pinzas Sustitución de la válvula de bola de salida Antes de sustituir la válvula de bola de salida, puede intentar limpiarla en un baño de ultrasonidos. Extraiga el sello de oro y el tamiz. Ponga la válvula en posición erguida (sobre el tapón de plástico) en un pequeño vaso de laboratorio con alcohol. Introduzca el vaso en un baño de ultrasonidos durante entre 5 y 10 minutos. Inserte un nuevo tamiz y sustituya el sello de oro. Tamiz (sólo G1312A/B) Capilar de la válvula Cuerpo de la válvula Sello de oro Tapón de plástico Procedimiento de mantenimiento 1. Utilizando una llave de 1/4", desconecte el capilar de la válvula de bola de salida. 2. Con una llave de 14 mm, afloje la válvula y extráigala del cuerpo de la bomba. 3. Extraiga el tapón de plástico junto con el sello de oro. 4. Extraiga el tamiz con unas pinzas. Nota: Compruebe el estado del sello de oro; debe sustituirse si presenta deformaciones importantes. Ponga la válvula en posición erguida, inserte el tamiz en el receso y vuelva a colocar el sello de oro junto con el tapón. Asegúrese de que el tamiz no tenga movimiento y esté separado de la zona del sello de oro. 5. Coloque un nuevo tamiz en el receso de la válvula de bola de salida y vuelva a colocar el tapón junto con el sello de oro. 6. Vuelva a instalar la válvula de bola de salida y apriétela. 7. Vuelva a conectar el capilar de la válvula. Válvula de bola de salida 14 Para pedidos on line
17 Mantenimiento de la bomba Pistones y sellos Pistón de zafiro y sellos Los pistones Agilent están fabricados en zafiro monocristalino de gran pureza para alcanzar la máxima duración. Aunque los pistones de cerámica son más económicos, la cerámica es un material sinterizado, policristalino, que puede provocar variaciones no deseadas durante el proceso de producción. Los pistones de zafiro Agilent... Están cortados meticulosamente con el ángulo exacto, con el fin de convertirlos en los pistones más resistentes y duraderos del mercado. Están alineados con precisión en su soporte de acero inoxidable para minimizar el desgaste del pistón y del sello. Los sellos Agilent están diseñados para ajustarse perfectamente alrededor de nuestros pistones, y pueden adaptarse a una amplia gama de flujos y presiones. Los sellos de pistón Agilent... Se colocan por resorte y están diseñados para brindar el mejor rendimiento en unos rangos muy variables de flujo y presión. Están fabricados con una mezcla de polímeros patentada, e incluyen un resorte elaborado con el mismo acero inoxidable que se usa en el paso de flujo de la bomba. La combinación de nuestros pistón y sello ha superado las pruebas más completas en unas condiciones extremas de temperatura, con todos los disolventes habituales de HPLC y en diferentes instrumentos. Y, lo que es más importante, proporcionan unos resultados coherentes y reproducibles. Para pedidos on line 15
18 Mantenimiento de la bomba Cambio de los sellos de la bomba Los sellos de la bomba deben sustituirse cuando haya fugas en la parte inferior de la cabeza de la bomba, cuando los tiempos de retención sean inconsistentes o cuando la presión fluctúe de manera inestable. Procedimiento de mantenimiento Todas las bombas salvo la preparativa G1361A y la bomba Infinity G4220A 1. Desmonte la cabeza de la bomba y utilice un pistón para extraer los dos sellos. 2. Limpie las zonas de los sellos y las cámaras de la bomba enjuagándolas con disolvente y frotando con un paño sin pelusas. 3. Inserte sellos nuevos. 4. Vuelva a montar la cabeza de la bomba. 5. Realice el procedimiento de acondicionado de los sellos (sólo sellos estándar). Nota: El procedimiento de acondicionado conlleva el enjuagado de los sellos con isopropanol a alta presión mientras están en su lugar. Cambio e inspección de los pistones de zafiro Cada vez que cambie los sellos, revise los pistones por si presentaran arañazos, que podrían causar fugas, pequeñas pero perjudiciales. Procedimiento de mantenimiento Todas las bombas salvo la preparativa G1361A 1. Desmonte el conjunto de cabeza de la bomba. 2. Retire cualquier depósito (en especial tampones) de la superficie del pistón utilizando alcohol o pasta de dientes. Sustituya los pistones si presentan arañazos. 3. Enjuague bien con alcohol y agua de calidad HPLC. 4. Vuelva a montar la cabeza de la bomba. 5. Compruebe que no hay fracturas en los muelles. Sustituya el conjunto del alojamiento del pistón si los muelles se hubieran dañado. 6. Vuelva a insertar los pistones. 16 Para pedidos on line
19 Mantenimiento de la bomba Herramientas necesarias Botella o vaso de disolvente Isopropanol Adaptador de AIV ( ) Capilar de restricción ( ) Procedimiento de acondicionado de sellos Importante: No realice este procedimiento al instalar los sellos de fase normal ( ). Puede ocasionar daños graves en dichos sellos. Procedimiento de mantenimiento Recomendado sólo después de reemplazar los sellos estándar ( ) 1. Llene la botella con 100 ml de isopropanol y colóquela en la cabina de disolventes. Después, coloque los nuevos tubos de la cabeza de la bomba (incluido el conjunto de cabeza de la botella) en la botella. 2. Atornille el adaptador a la válvula de entrada activa. Conecte el tubo de entrada de la cabeza de la botella directamente al adaptador (sólo bombas cuaternarias y bombas binarias con válvulas de selección). 3. Conecte el capilar de restricción a la válvula de purga. Inserte el otro extremo del capilar en un contenedor de residuos. 4. Abra la válvula de purga y purgue el sistema durante 5 minutos con un flujo de isopropanol de 2 ml/min. 5. Cierre la válvula de purga y fije un flujo adecuado para obtener una presión de 350 bares. Haga funcionar la bomba durante 15 minutos a esa presión para acondicionar los sellos. Puede monitorizar la presión en la salida analógica con el controlador de mano, con la Chemstation o con cualquier otro dispositivo de control conectado a la bomba. 6. Desactive el flujo de la bomba y abra lentamente la válvula de purga para evacuar la presión del sistema. 7. Desconecte el capilar de restricción y vuelva a conectar el capilar de salida a la válvula de purga. Vuelva a conectar el tubo correspondiente a la válvula de entrada activa. 8. Enjuague el sistema con el disolvente que vaya a utilizar en su próxima aplicación. Para pedidos on line 17
20 Mantenimiento de la bomba Herramientas necesarias Llave hexagonal de 3 mm Llave hexagonal de 4 mm Herramienta de inserción Destornillador de cabeza plana pequeño Sustitución de los sellos de lavado Procedimiento de mantenimiento 1. Apague la bomba binaria en el interruptor de encendido. 2. Extraiga el retén del sello y los anillos de soporte de la opción de lavado del sello del alojamiento del émbolo. Extraiga el retén del sello del conjunto de anillo de soporte. 3. Utilizando la hoja de un destornillador de cabeza plana, extraiga la junta de lavado del sello y el sello secundario del anillo de soporte. 4. Utilice la herramienta de inserción para empujar el sello (con el muelle apuntando hacia arriba) dentro del receso del anillo de soporte. Coloque una junta de lavado del sello en el receso del anillo de soporte y vuelva a colocar el retén del sello. 5. Vuelva a montar el conjunto de cabeza de la bomba. 18 Para pedidos on line
21 Mantenimiento de la bomba Información para pedidos Válvula de purga Conjunto de válvula de purga, G Fritas de PTFE, Descripción Conexión Referencia Conjunto de válvula de purga Para bomba de 1120 RRLC G Conjunto de válvula de purga, 400 bares Conjunto de válvula de purga, 600 bares Sello del rotor de 5 posiciones/7 puertos Para bombas de 1100/1200 Incluye frita de PTFE Para bomba de 1200 RRLC Incluye frita de PTFE G G Para válvula de purga Estátor de 5 posiciones/7 puertos Para válvula de purga Accionador de la válvula de purga Para bomba de 1120 RRLC G Fritas de PTFE, 5/paq. Para bombas de 1100/1120/ RRLC, 1120 y 1290 Sello de válvula de purga Para bomba de 1120 RRLC Sello de oro, salida Para bombas de 1100/1200/ RRLC, 1120 y 1290 Tapones de salida, 4/paq. Para bombas de 1100/1200/1200 RRLC y Para pedidos on line 19
22 Mantenimiento de la bomba Válvulas de entrada Válvula de entrada activa, G Cartucho, 400 bares, Descripción Conexión Referencia Válvula de entrada activa (AIV) Válvula de entrada activa, sin cartucho Para bombas de 1100/1200/1200 RRLC G Cartucho para válvula de entrada Para bombas de 1100/ activa, 400 bares Cartucho para válvula de entrada Para bomba de 1200 RRLC G activa, 600 bares Sello de oro para válvula de entrada Para bombas de 1100/1200/1200 RRLC y Válvula de entrada pasiva (PIV) Válvula de entrada pasiva Para sistema LC 1120 Compact G Válvula de entrada pasiva Para LC 1290 Infinity G Válvula Conjunto de válvula, entrada/salida Para bomba preparativa de 1200 G Válvula de bola de salida Válvula de bola de salida, G Descripción Conexión Referencia Válvula de bola de salida Para bombas cuaternarias, isocráticas de 1100/1200 y G Para bomba binaria, 400 bares G Para bomba binaria SL, 600 bares G Para LC 1290 Infinity G Sello de oro, salida Para bombas de 1100/1200/1200 RRLC y Tapones de salida, 4/paq. Para bombas de 1100/1200/1200 RRLC y Tamices para válvula de bola de salida, 10/paq. Para la válvula G Para pedidos on line
23 Mantenimiento de la bomba Recipientes para disolventes y sus consumibles Recipientes para disolventes, Descripción Referencia Recipiente para disolvente Recipiente para disolvente, 1 l Recipiente para disolvente, 1 litro con tapón Recipiente para disolvente, 1 l Recipiente para disolvente, ámbar, 1 l Botella de disolvente, transparente, 2 L, 2 entradas Botella de disolvente, ámbar, 2 l Botella de disolvente, transparente, 2 l Cabeza de botella Cabeza de botella para botella de rosca G Cabeza de botella, para botella de disolvente de cuello cónico F29/32 G Cabeza de la botella con tubos y filtro G Para sistemas capilares y nano (con filtro de disolvente de acero inoxidable) Cabeza de la botella para sistema preparativo G Bottle head assembly G Tapón de botella con inserto de 3 orificios Para pedidos on line 21
Bomba binaria SL Agilent Serie 1200 Manual de usuario Manual de usuario de la bomba binaria SL Serie 1200 Agilent Technologies Avisos Agilent Technologies, Inc. 2005, 2007-2009 No se permite la reproducción
Consejos y Trucos para el Mantenimiento de su HPLC Esther Sagarra Agente Ventas LSG Page 1 Objetivos de esta presentación: 1. Presentar los elementos más importantes en el mantenimiento del 1100/1200 LC
Bomba binaria Agilent Serie 1200 Manual de usuario Manual de usuario de la bomba binaria Serie 1200 A Agilent Technologies Avisos Agilent Technologies, Inc. 2008 No se permite la reproducción de parte
Termostato del sistema Agilent 1290 Infinity
Termostato del sistema Agilent 1290 Infinity Manual de usuario Agilent Technologies Avisos Agilent Technologies, Inc. 2011-2012 No se permite la reproducción de parte alguna de este manual bajo cualquier
Inyector automático de alto rendimiento Agilent 1260 Infinity
Inyector automático de alto rendimiento Agilent 1260 Infinity Manual de usuario Agilent Technologies Avisos Agilent Technologies, Inc. 2010, 2012 No se permite la reproducción de parte alguna de este manual

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución