Source: https://www.cattani.it/categorie-prodotti/componenti-per-impianti-centralizzati-per-l-aspirazione-da-banco-odontotecnico/
Timestamp: 2019-01-18 08:09:18+00:00

Document:
Componenti per impianti centralizzati per l'aspirazione da banco odontotecnico Archives - Cattani Spa | Attrezzature odontotecniche |
Prodotti > Attrezzature odontotecniche > Componenti per impianti centralizzati per l'aspirazione da banco odontotecnico
• A richiesta i gruppi aspiranti Uni-Jet 75, Tecno-Jet e Flux-Jet possono essere forniti completi di carenature.
• I centralini elettrici sono costruiti secondo le normative CEI EN 61439-1 (2009-11). Le linee comandi sono previste a bassa tensione.
• In tutti i centralini in versione elettronica (contrassegnati con la E finale come C 75/1E – C 75/E ecc.), il dispositivo di inserzione della scheda elettronica si completa con una scheda periferica che andrà posizionata in prossimità del posto di lavoro.
• I centralini predisposti per due o più gruppi aspiranti sono dotati di un inseritore che mette automaticamente in funzione, od a riposo, uno o più motori in relazione alla richiesta di aspirazione.
• Il numero dei posti di lavoro consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a diverse varianti: diametro tubazioni, lunghezza del percorso, banco e curve (non tutti sono uguali anche rispetto all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono puramente indicativi.
Parametri: r = 1,5 – rumore di fondo < 38 dB (A) – strumento Brüel & Kjær type 2232.
Note: Il silenziatore con valvola unidirezionale è indispensabile con i gruppi montati in parallelo.
Per qualsiasi situazione che non si identificasse con le attrezzature previste, la nostra ditta è disponibile ed attrezzata per studi e progettazioni particolari.
Gruppo aspirante Uni-Jet 75 Ø 40
Art. 020323
Potenza resa monofase 0,37 kW – 2,9 A,
portata massima 1250 l/min,
Consigliato per impiego monoposto.
Peso netto= 10 kg (Peso lordo= 11 kg)
Art. 020247
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa Uni-Jet 75.
Gruppo aspirante Tecno-Jet per laboratorio
Art. 020593
Potenza resa monofase 0,75 kW – 5,5 A,
portata massima 2000 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il 1300 mm H2O.
Consigliato per impiego monoposto ad 8-10 metri di distanza.
Peso netto= 18 kg Peso lordo= 20 kg
Art. 020597
Potenza resa trifase 0,75 kW – 4,2/2,4 A, portata massima 2000 l/min,
prevalenza massima d’esercizio per il continuo 1300 mm H2O.
Gruppo aspirante Flux-Jet per laboratorio
Art. 020727
Potenza resa trifase 1,5 kW – 6,9/4 A, portata massima 3300 l/min,
prevalenza massima d’esercizio per servizio continuo 1500 mm H2O.
Consigliato per 2 posti di lavoro ad 8-10 metri di distanza.
L= 334 mm P= 294 mm H= 341 mm.
Peso netto= 22 kg Peso lordo= 24 kg
Art. 020723
Potenza resa monofase 1,1 kW – 7,6 A, portata massima 3300 l/min,
Gruppo accessori per Flux-Jet
Art. 021041
Valvola di compensazione per un solo gruppo Flux-Jet trifase.
Art. 021043
Valvola di compensazione per un solo gruppo Flux-Jet monofase.
Gruppo aspirante Medio-Jet da laboratorio
Art. 021034
Consigliato per 3 posti di lavoro in aspirazione contemporanea a 10-12 metri di distanza.
Centralino Medio-Jet
Centralino C58/P
Art. 090220
Centralino C59/PE Versione elettronica
Art. 023945
Centralino Maxi-Jet 2S
Centralino C82/P
Art. 090320
Centralino C83/PE Versione elettronica
Art. 023985
Gruppo aspirante Uni-Jet 500
Art. 080031
Potenza resa trifase 3,5 kW – 14,7/8,5 A, portata massima 9500 l/min, prevalenza massima per il servizio continuo 1300 mm H2O.
Consigliato per 6 posti di lavoro in aspirazione contemporanea a 20 metri di distanza.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 78 dB (A).
L= 530 mm P= 530 mm H= 585 mm.
Peso netto= 90 kg Peso lordo= 105 kg
Gruppo accessori Uni-Jet 500
Gruppo accessori per Uni-Jet 500
Art. 021106
Centralino Uni-Jet 500
Per un solo gruppo Uni-Jet 500 trifase.
Centralino Uni-Jet 500 Versione elettronica
Per 2 gruppi Uni-Jet 500 trifase.
Gruppo accessori Uni-Jet 1000
Gruppo accessori per Uni-Jet 1000
Art. 021102
Centralino Uni-Jet 1000 Versione elettronica
Centralino C64/PE Versione elettronica
Art. 023906
Per 2 gruppi Uni-Jet 1000 trifase.
Art. 180967
L’ unità periferica è necessaria esclusivamente con i centralini elettronici (tutti quelli con la E finale come C 75/1E – C 75/E) e ne occorre una per ogni posto di lavoro.
Separatore polveri con pulizia pneumatica ed automatica del filtro
Art. 090077
Consigliato per: Tecno-Jet e Flux-Jet.
Portata massima 300 m3/h.
L= 580 mm P= 550 mm H= 900 mm.
Peso netto= 25 kg Peso lordo= 35 kg
Separatore polveri litri 75
Portata massima 1500 m3/h – 14 posti di lavoro in aspirazione.
L= 650 mm P= 700 mm H= 1950 mm.
Peso netto= 84 kg Peso lordo= 100 kg
Art. 091062
Portata massima 1100 m3/h – 12 posti di lavoro in aspirazione.
Art. 091060
Portata massima 900 m3/h – 9 posti di lavoro in aspirazione.

References: Art. 020323

Art. 020247

Art. 020593

Art. 020597

Art. 020727

Art. 020723

Art. 021041

Art. 021043

Art. 021034

Art. 090220

Art. 023945

Art. 090320

Art. 023985

Art. 080031

Art. 021106

Art. 021102

Art. 023906

Art. 180967

Art. 090077

Art. 091062

Art. 091060