Source: http://docplayer.it/15799759-Regione-campania-a-o-san-giuseppe-moscati-avellino-u-o-c-oculistica-microscopio-operatorio.html
Timestamp: 2019-01-19 03:10:26+00:00

Document:
Regione Campania A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino. U.O.C. Oculistica. Microscopio Operatorio - PDF
Regione Campania A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino. U.O.C. Oculistica. Microscopio Operatorio
Download "Regione Campania A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino. U.O.C. Oculistica. Microscopio Operatorio"
1 Regione Campania A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino U.O.C. Oculistica Microscopio Operatorio FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MICROSCOPIO OCULISTICO OPERATORIO
2 Art. 1 - Oggetto della fornitura Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di: 1) N 1 Microscopio Operatorio 2) Tutte le opere necessarie alla corretta installazione e posa in opera del sistema; 3) Addestramento del personale per il corretto utilizzo del dispositivo offerto; 4) Garanzia sulla fornitura di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo definitivo; 5) Valorizzazione per la permuta del sistema con il Microscopio Zeiss Mod. OPMI VISU 200 inventario N. 1905, di proprietà dell Azienda Ospedaliera Art. 2 - Importo della fornitura L importo complessivo della fornitura è stimato in ,00 + IVA Art. 3 - Caratteristiche tecniche Le caratteristiche tecniche delle attrezzature oggetto della fornitura, oltre alle informazioni da fornire per la valutazione tecnica, sono riportate nella scheda tecnica allegata. La scheda tecnica è suddivisa in tre sezioni: Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste In questa sezione sono definite le caratteristiche tecniche e funzionali base che le apparecchiature fornite devono garantire. Le specifiche indicate devono intendersi vincolanti in termini di prestazioni minime erogate, in quanto identificano la fascia tecnologica dei prodotti richiesti in relazione all impiego specifico per il quale sono destinati. Opzioni ed accessori Sono richieste le informazioni relative ai materiali di consumo necessari al corretto utilizzo delle apparecchiature ed agli accessori non espressamente richiesti ma disponibili per essere implementati sulle apparecchiature richieste. Questionario tecnico Capitolato tecnico mop_02.doc 2/13
3 Sono definite le informazioni tecniche che dovranno essere obbligatoriamente dichiarate nella formulazione dell offerta, facendo riferimento alla numerazione indicata. Indipendentemente da ogni altra documentazione tecnica prodotta, la relazione d offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, una scheda riepilogativa con le risposte ai quesiti. Ogni risposta incompleta o contraddittoria verrà considerata nulla ai fini dell attribuzione del punteggio tecnico. Ferma restando la obbligatorietà di dichiarare le caratteristiche come indicato nel questionario tecnico, la Commissione si riserva di considerare ogni altro parametro rilevante ai fini della valutazione complessiva e pertanto il Fornitore deve produrre ogni altra informazione tecnica utile per qualificare il prodotto, compresa un adeguata documentazione iconografica. Art. 4 - Opere Nell ambito della fornitura dovranno essere realizzate le eventuali opere (edili, elettriche, impiantistiche) e tutte le attività necessarie alla corretta installazione e posa in opera delle apparecchiature offerte. A tal proposito, all art. 3 del Disciplinare di gara sono indicate le date per l esecuzione del sopralluogo dei locali di destinazione del dispositivo oggetto del presente appalto. Art. 5 - Vincoli normativi e requisiti generali Le apparecchiature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali: completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento; sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a paziente, operatori, ed alle stesse attrezzature. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono inoltre essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie (e dotate del relativo marchio CE). Il Fornitore si assume piena ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all utilizzo che di essi fa l utilizzatore. Capitolato tecnico mop_02.doc 3/13
4 Art. 6 - Consegna ed installazione La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, concordando preventivamente la stessa con il Servizio di Ingegneria Clinica dell Azienda Ospedaliera (tel/fax ), con il quale stabilire tempi e modalità, di installazione, di collaudo e dei corsi di formazione al personale utilizzatore mediante la fornitura di un cronoprogramma che dovrà essere condiviso anche con le UU.OO. destinatarie dei dispositivi, avendo cura di indicarne eventuali requisiti particolari per la movimentazione e l immagazzinamento temporaneo. Art. 7 - Accettazione della fornitura e collaudo La Committenza procederà al controllo del materiale fornito, al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato e dichiarato in offerta. L accettazione della fornitura è subordinata all esito positivo dei suddetti controlli. 7.1 Collaudo provvisorio L avvenuto rispetto dei termini di consegna e di messa in servizio sarà formalizzato entro 15 giorni dalla consegna e installazione mediante collaudo provvisorio, a cura del personale dell Ingegneria Clinica dell Azienda Ospedaliera. La firma di uno specifico verbale certificherà che le apparecchiature sono utilizzabili in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e ne consentirà formalmente l utilizzo. L Utilizzatore si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, nonché richiedere modifiche alla installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti. 7.2 Periodo di prova Seguirà un periodo di prova di 30 giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo al collaudo provvisorio. Capitolato tecnico mop_02.doc 4/13
5 Entro tale periodo l Utilizzatore eseguirà tutte le verifiche ritenute necessarie per l accettazione della fornitura, accettazione che avverrà solo con la sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo. Il Fornitore dovrà assicurare l assistenza eventualmente richiesta durante il periodo di prova. 7.3 Collaudo definitivo Il collaudo definitivo avrà luogo al termine del periodo di prova, previo parere favorevole espresso dal Responsabile del Reparto / Servizio. A far data dalla firma del collaudo definitivo, decorrerà il periodo di validità della garanzia, che dovrà essere non inferiore a 24 mesi. Art. 8 - Modalità e condizioni di assistenza Preso atto della necessità di garantire il buon funzionamento e la conservazione in efficienza della apparecchiature offerte, è richiesta la formulazione di un contratto di manutenzione full risk, successivo al periodo di garanzia (24 mesi), che dovrà comprendere: manutenzione preventiva programmata; manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato; fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature. La Ditta concorrente dovrà indicare dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed in particolare: - il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto è stato individuato ed il momento nel quale si inizia l intervento di manutenzione); - i tempi massimi di fermo macchina (periodo di tempo intercorrente fra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, ed il giorno di riavviamento con ripristino completo della funzionalità); - il numero di visite programmate di manutenzione preventiva; - la sede del centro di assistenza, con relativi recapiti; - la sede del magazzino ricambi ed il tempo massimo entro cui la Ditta concorrente si impegna a rendere disponibili i ricambi stessi. Capitolato tecnico mop_02.doc 5/13
6 Non saranno conteggiati come giorni di fermo macchina quelli in cui la risoluzione del guasto con ripristino completo della funzionalità avverrà entro le 8 ore dalla chiamata. Per durate del fermo macchina superiori a quelle garantite nell arco di un anno saranno applicate penali pari, per ogni giorno solare eccedente, allo 0.5% del valore di acquisto dell intero oggetto della fornitura. Qualora il Fornitore di assistenza tecnica non coincida con l aggiudicatario della fornitura, il primo dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il contratto per accettazione degli impegni di assistenza nel periodo indicato. L Azienda S. G. Moscati si riserva comunque la facoltà di affidare, in tutto od in parte, la manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura a Ditte terze. Art. 9 - Modalità di valutazione delle offerte tecnico-economiche L offerta più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnico/qualitativa ed economica. 9.1 Composizione dell offerta economica L offerta economica dovrà essere redatta in carta da bollo competente, datata e sottoscritta su ogni sua facciata dal legale rappresentante della ditta offerente, di cui dovrà essere indicata la denominazione, la ragione sociale, la sede legale la partita IVA, o dal procuratore il cui mandato, in originale o in copia autenticata, sia già stato accluso alla documentazione amministrativa. L offerta economica, dovrà indicare, a pena di esclusione in cifre ed in lettere: 1. Prezzo per la fornitura, installazione e posa in opera complessiva dell apparecchiatura (in offerta dovranno essere dettagliati tutti i prezzi unitari, eventualmente scorporabili, delle attrezzature offerte); 2.Prezzo complessivo per la attività manutentiva, di cui all Art. 8 del CSA, espresso per ciascuno dei 5 (cinque) anni successivi alla garanzia; 3. Importo offerto per la valorizzazione della permuta del Microscopio Zeiss Mod. OPMI VISU 200 inventario N. 1905, di proprietà dell Azienda Ospedaliera Non sono ammesse formulazioni di offerta indeterminate che fanno riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento Capitolato tecnico mop_02.doc 6/13
7 dell aggiudicazione (es. indici ISTAT) pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale. Nel caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello maggiormente vantaggioso per l Azienda Ospedaliera. 9.2 Composizione dell offerta tecnica L offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente documentazione:.: 1. Copia dell offerta economica senza prezzi; 2. Scheda tecnica-qualitativa relativa alle apparecchiature offerte con indicazione dell anno di produzione e di quello di rilascio dell ultima versione software/hardware; 3. Questionari redatti in conformità delle schede allegate al CSA 4. Depliants illustrativi 5. Programma dei tempi di consegna ed installazione 6. Piano per la formazione del personale utilizzatore 7. Relazione sulla modalità di svolgimento dell assistenza full risk delle attrezzature così come richiesta dall art. 8 del CSA ; 8. Dichiarazione che le attrezzature sono rispondenti alle normative giuridiche e tecniche vigenti e dotate del marchio CE; 9. Eventuale classificazione (CND, CIVAB, ecc) Le ditte partecipanti sono invitate ad indicare eventuali installazioni identiche a quella proposta in gara. In caso positivo, devono essere indicati i riferimenti cui sarà possibile rivolgersi per ottenere eventuali informazioni. Le offerte incomplete della documentazione richiesta saranno ritenute non valide. Inoltre non saranno ritenute valide offerte irregolari, equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate in qualsiasi modo. Le offerte presentate rimangono valide fino all'espletamento delle operazioni di aggiudicazione. Per ciascun prodotto offerto non possono essere proposte alternative. 9.3 Criteri di valutazione delle offerte tecnico-economiche La fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida a norma dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..la valutazione tecnica delle offerte sarà affidata Capitolato tecnico mop_02.doc 7/13
8 ad una apposita Commissione Tecnica, a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa tenuto conto dei seguenti elementi di giudizio: Qualità Da 0 a 50 punti Prezzo Da 0 a 50 punti Sarà applicata la seguente procedura: Determinazione del punteggio relativo alla QUALITA' La Commissione Tecnica di aggiudicazione esprimerà, un voto di qualità composto come segue: 1) Individuazione dei seguenti criteri qualitativi: a) Caratteristiche tecniche del microscopio max 32 punti. b) Caratteristiche funzionali max 14 punti c) Installazione, Training e Manutenzione max 4 punti Criteri Sub criteri % Punti max Installazione ed ergonomia del sistema Sistemi e percorsi ottici 4 2 Movimentazione 4 2 Caratteristiche tecniche del microscopio Caratteristiche strutturali Sistema di illuminazione 8 4 Sistemi di sicurezza 4 2 Cheratoscopio 6 3 Sistema di illuminazione a fessura 4 2 Invertitori di immagine 10 5 Subtotale Interfaccia utente e funzionalità disponibili 4 2 Caratteristiche funzionali Sistemi di azionamento e controllo Sistema di ripresa (telecamera, monitor) 4 2 Dispositivi di ausilio e miglioramento dell efficienza del microscopio 16 8 Sistema software, post processing e integrazione al sistema informativo dell Azienda Ospedaliera 4 2 Subtotale Capitolato tecnico mop_02.doc 8/13
9 Installazione, Training Tempi di fornitura e installazione, modalità e tempi del training formativo agli operatori 4 2 Installazione, Training e Manutenzione Servizio di manutenzione Caratteristiche del servizio di assistenza durante il periodo di garanzia (tempi di intervento, disponibilità di accessori di back-up, ecc.) 4 2 Subtotale 8 4 TOTALE ) Trasformazione dei contenuti di ogni offerta, per ognuno dei criteri qualitativi di cui al punto precedente, in coefficienti variabili tra 0 e 1, attraverso la procedura EVAMIX, fondata sulle linee guida di cui all allegato G del DPR 207/2010. I giudizi attribuiti da ogni commissario a ciascun criterio saranno parametrati come segue: 4: ottimo 3: buono 2: discreto 1: appena sufficiente 0: scarso 3) Calcolo dei coefficienti attraverso il metodo aggregativo compensatore, basati sulla somma dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e riparametrazione dei coefficienti, per ognuno dei criteri qualitativi di cui al punto 1. 4) Normalizzazione dei coefficienti al punteggio massimo attribuibile ad ognuno dei criteri qualitativi di cui al punto 1. attraverso la seguente formula: P i = j V ij * Wj Dove: V ij = coefficiente del concorrente i-mo per l elemento di valutazione j (punto 3) W j = ponderazione dell elemento di valutazione j Le offerte che non otterranno un punteggio tecnico pari almeno al 40% del punteggio massimo per ogni parametro sopra descritto, non saranno ammesse alla fase di valutazione economica, in quanto ritenute tecnicamente insoddisfacenti. Capitolato tecnico mop_02.doc 9/13
10 La Commissione Tecnica procederà alla predetta valutazione prima dell apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sulla base delle schede tecniche dei prodotti offerti e delle dichiarazioni contenute nella compilazione del questionario tecnico Determinazione del punteggio relativo al PREZZO Il punteggio prezzo è così suddiviso: 1. Prezzo complessivo per la fornitura delle attrezzature e della relativa installazione 45 Punti 2. Prezzo complessivo per la attività manutentiva dei cinque anni successivi alla garanzia 2 Punti 3. Importo offerto per la valorizzazione della permuta 3 Punti Il punteggio per gli elementi economici di cui al punto 1 verrà attribuito secondo la seguente formula: Punti concorrente in esame = ( P min 45) P i-esame dove P i-esame e P min sono rispettivamente il prezzo relativo all offerta in esame ed il prezzo minimo offerto. Il punteggio per gli elementi economici di cui al punto 2 verrà attribuito secondo la seguente formula: Punti concorrente in esame = ( P min 2) P i-esame dove P i-esame e P min sono rispettivamente il prezzo relativo all offerta in esame ed il prezzo minimo offerto. Il punteggio per gli elementi economici di cui al punto 3 verrà attribuito secondo la seguente formula: Punti concorrente in esame = ( P i-esame 3) P max dove P i-esame e P max sono rispettivamente il prezzo relativo all offerta in esame ed il prezzo massimo offerto Determinazione del punteggio COMPLESSIVO La sommatoria dei punteggi attribuiti alla Qualità ed al Prezzo determinerà, l'aggiudicazione della fornitura a favore della Ditta che avrà riportato il punteggio complessivo più alto. Capitolato tecnico mop_02.doc 10/13
11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE U.O.C. Oculistica MICROSCOPIO OPERATORIO (1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste 1. Microscopio operatorio da oculistica con stativo da soffitto, ad altezza variabile con comando motorizzato. 2. Elevata ergonomia del sistema 3. Sbraccio non inferiore a 1800 mm in posizione di lavoro. 4. Pannello di controllo touch screen. 5. Sblocchi elettromagnetici, con reset automatico a fine corsa. 6. Manopole azionabili in modo sterile per lo sblocco dei freni elettromagnetici e dotate del massimo numero di comandi per il controllo delle funzioni. 7. Software per il miglioramento dell efficienza del microscopio e di ausilio alla chirurgia, comprensivo di preset utenti preimpostate memorizzabili e personalizzabili 8. Funzioni azionabili da pedale, manopole e tasti; valori iniziali; velocità. 9. Corpo di osservazione a percorsi ottici indipendenti 10. Osservatore laterale dotato della medesima stereopsi e profondità di campo del chirurgo principale, e messa a fuoco fine. 11. Dispositivo dell osservatore laterale ruotabile di 180 senza necessità di smontare gli accessori. 12. Ottiche apocromatiche, ed obiettivo con focale 200mm in grado di garantire la massima luminosità, il massimo dettaglio e la massima profondità di campo possibili. 13. Sistema di sicurezza contro illuminazioni accidentali della retina 14. Messa a fuoco motorizzata con range massimo possibile; 15. Tilting e zoom dotati delle massime escursioni possibili. 16. Movimento XY del corpo ottico con range massimo possibile; 17. possibilità di rendere la velocità dell XY dipendente dal fattore di ingrandimento in uso. 18. Semplicità e rapidità di spostamento del corpo ottico verso l alto in maniera intraoperatoria, con successivo ritorno sullo stesso piano di fuoco dell intervento, mediante funzione dedicata. 19. Pedaliera ad elevato grado di protezione da penetrazione da liquidi, wireless, con comandi fuoco e zoom programmabili e con ulteriori tasti funzione programmabili. 20. Illuminazione fredda del campo operatorio 21. Fonte di illuminazione con tecnologia alogena o superiore con filtri. 22. Sistema di illuminazione alternativa in caso di guasto della principale 23. Modalità di illuminazione per il riflesso rosso, possibilmente stereo coassiale a 0 rispetto ai percorsi ottici, il cui rapporto con la luce di campo possa essere variato elettricamente da pedale o manopole. 24. Reset automatico di alcune o tutte le funzioni del microscopio. 25. Videocamera in alta definizione FULL HD 26. Partitore ottico con uscite disponibili per l eventuale successiva aggiunta di ulteriori accessori e/o opzioni 27. Dotato di cheratoscopio 28. Sistema di illuminazione a fessura, con campo illuminato rettangolare, a larghezza e inclinazioni variabili motorizzate, comandabili da pulsanti sulle manopole o sul pedale. 29. Sistema di visione panoramico non a contatto, con messa a fuoco elettrica motorizzata comandabile da pedale, dotato di lente per l osservazione panoramica e lente per l osservazione della macula. 30. possibilità di cambiare lenti della chirurgia. 31. Invertitori di immagine elettrici sia per chirurgo che per assistente per chirurgia con lenti panfundoscopiche contact e non contact 32. Sistema di registrazione FULL HD 33. Monitor a soffitto, FULL HD. 34. Visualizzazione negli oculari di proiezioni digitali di opzioni e sistemi di ausilio alla chirurgia Capitolato tecnico mop_02.doc 11/13
12 35. Possibilità di collegamento in rete del sistema di gestione delle immagini per consultazione esportazione e post processing. 36. integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero My Hospital in dotazione all Azienda, per la gestione della Work list e l invio di immagini e filmati prodotti alla cartella clinica, in formato DICOM e/o HL7. (2) opzioni ed accessori Descrivere puntualmente ogni materiale di consumo dedicato e/o comunque disponibile sul mercato, necessario al corretto funzionamento del sistema Descrivere ogni opzione e/o modulo integrativo disponibile per il sistema offerto (3) questionario tecnico 1. Descrizione del sistema, e movimentazioni possibili 2. Descrizione dell ergonomia del sistema 3. Indicazione del range di movimentazione dello sbraccio dalla posizione di lavoro 4. Descrizione del pannello di controllo e tecnologia utilizzata per l attivazione delle funzioni disponibili 5. Sistema di sblocco e reset 6. Descrizione delle manopole di comando ed elencazione delle funzioni attivabili dalle stesse 7. Descrizione del software a corredo, dei preset utenti disponibili e personalizzazione degli stessi 8. Elencazione delle funzioni azionabili da pedale, pannello comandi e manopole 9. Descrizione del corpo di visione con particolare riferimento ai percorsi ottici 10. Descrizione del sistema di visione del secondo operatore 11. Movimentazione del sistema di visione del secondo operatore 12. Descrizione delle ottiche e dell obbiettivo 13. Descrizione del sistema di sicurezza contro le illuminazione accidentali 14. Range della messa a fuoco 15. Range Tilting e zoom 16. Range movimento XY 17. Tecnologia del movimento XY 18. Indicazione del sistema di escursione longitudinale e ripristino posizione 19. Descrizione della pedaliera e delle funzionalità attivabili dalla stessa 20. Descrizione della tecnologia utilizzata per l ottenimento della luce fredda del campo operatorio 21. Descrizione del sistema di illuminazione 22. Sistema di illuminazione alternativo e/o di emergenza 23. Tecnologia di illuminazione del riflesso rosso 24. Indicazione dei reset disponibili 25. Tecnologia e risoluzione della videocamera 26. Descrizione del partitore ottico 27. Descrizione e posizionamento del cheratoscopio 28. Descrizione e posizionamento del sistema di illuminazione a fessura 29. Descrizione del sistema di visione panoramica e lenti disponibili 30. Descrizione delle lenti in dotazione e modalità di sostituzione delle stesse 31. Descrizione e posizionamento degli invertitori di immagine con indicazione delle chirurgie eseguibili con gli stessi Capitolato tecnico mop_02.doc 12/13
13 32. Descrizione del sistema di registrazione e risoluzione dello stesso 33. Descrizione del monitor a soffitto 34. Descrizione delle proiezioni e opzioni possibili negli oculari ad ausilio della chirurgia 35. Descrizione del sistema di esportazione e post processing delle immagini e filmati prodotti 36. Integrazioni e interfacciamenti eseguibili dal sistema software offerto 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti. 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente. 3) Le informazioni richieste nel questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine di formulazione dei quesiti. L Azienda utilizzerà questi dati per la definizione del giudizio qualitativo. Capitolato tecnico mop_02.doc 13/13

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 art. 3
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 8
 art. 8