Source: https://issuu.com/reles.srl/docs/hanna_instruments_-_cat__logo_gener
Timestamp: 2017-09-24 01:37:57+00:00

Document:
HANNA INSTRUMENTS - Catálogo General by RELES SRL - issuu
pH - Ión selectivo
Electrodos y soluciones
Temperatura y otros parámetros
Equipos de bolsillo: Testers y Checkers
Servicio de Calibraciones y Certificaciones
Busque los siguientes símbolos de aseguramiento de la calidad y trazabilidad de las medidas:
Fast Tracker TM Sistema de identificación de Tags. Una nueva revolución en la gestión de datos organizados. El sistema iButton de Identificación de Tags de HANNA simplifica el registro de datos. Se pueden instalar iButton-es, con un ID exclusivo para cada uno, en diversos puntos de muestreo. Cuando el lector del medidor contacta con el identificador alfanumérico de posición introducido por el usuario.
CalCheckTM Sistema patentado de auto-calibración CalCheck, para calibración de fotómetros y turbidímetros por el propio cliente con patrones trazables a NIST.
G.L.P. Good Laboratory Practice se utiliza para la trazabilidad de las calibraciones. Todos los equipos con GLP permiten ver cuando se ha realizado la última calibración.
pH pHmetro + mV + temperatura HI 4221 Pantalla gráfica. G.L.P. Registro de datos y salida USB. Calibración en 5 puntos de pH pH
-20,0 a 120ºC / -4 a 248ºF / 253,15 a 393,15 K
de 0,1 a 0,001 pH
0,1ºC/ 0,1ºF/0,1K
de ±0,1 a ±0,002 pH
±0,2ºC/±0,4ºF/±0,2 K
HI 4221 se suministra con electrodo combinado de pH con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 m de cable HI 1131B, sonda de temperatura HI 7662, porta electrodos, soluciones de pH 4.01 y 7.01, solución electrolito, adaptador 12VDC e instrucciones.
pHmetro G.L.P. HI 3220 G.L.P Registro de datos y salida USB. Sistema Calibration Check™: aviso de estado del electrodo. pH
-20,0 a 120ºC
±0,01; ±0,002 pH
HI 3220 se suministra con electrodo combinado de pH con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 m de cable HI 1131B, sonda de temperatura HI 7662, porta electrodos, soluciones de pH 4.01 y 7.01, solución electrolito, adaptador 12VDC e instrucciones.
pHmetro G.L.P. HI 2221
El G.L.P. más competitivo del mercado
G.L.P. Compensación automática o manual de temperatura. Aviso de tampón erróneo. pH
±699,9 mV; ±2000 mV
0,1 mV; 1mV
±0,2 mV; 1mV
±0,2 excluido error sonda
HI 2221 se suministra con electrodo con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 m de cable HI1131B, sonda de temperatura HI7662, porta electrodos, soluciones de pH 4,01 y 7,01, solución de limpieza HI700661, solución electrolito, adaptador de potencia, e instrucciones.
pHmetro de Educación HI 207/208 pH metro “todo en uno”. Muy competitivo para el sector educación. HI 208 incluye agitador. pH
El pHmetro integral para estudiantes, compacto y con todos los complementos.
HI 207 y HI 208 se suministran completos con electrodo de pH con sensor de temperatura HI1291D, vaso de plástico, soporte de electrodo, soluciones de calibración, adaptador 12VDC, pila de 9V e instrucciones.
pH pHmetro portátil con pantalla gráfica HI 98183 G.L.P. y Cal check. Resolución 0,001 Registro de datos y salida USB. Calibración en 5 puntos de pH Batería inductiva. pH
El HI 98183 se suministra con electrodo combinado de pH/temperatura HI72911B, soluciones patrón de pH 4,01 y 7,01, 4 pilas de 1.2V AA, 1300 mAh baterías recargables, cargador de baterías inductiva con adaptador de alimentación HI710042-01, maletín e instrucciones.
pHmetro portátil IP67 HI 9125 Cal check (versión HI 9126)
El pHmetro portátil más vendido del mercado.
Impermeable Compensación automática de la temperatura. pH
-20,0ºC a 120º C
El HI9125 se suministra con electrodo combinado de pH HI1230B, sonda de temperatura de acero inoxidable con 1 m de cable HI7668/2W, soluciones patrón de pH 4,01 y 7,01 (20 ml de cada), vaso de plástico de 100 ml, 4 pilas recargables de 1.2 AAA (dentro del equipo), maletín e instrucciones.
pHmetro portátil básico HI 8424 Económico Calibración automática. Indicador de buffer utilizado en la última calibración.
El HI 8424 se suministra completo con electrodo de pH HI 1230B, sonda de temperatura HI7662, solución de calibración y limpieza, pila, instrucciones y estuche.
Consulta nuestra amplia gama de pHmetros para diferentes aplicaciones: cárnicas, lácteas, papel, agricultura... 4
pH / ISE
pHmetro + mV + ISE HI 4222
Altamente fiable, incorpora importantes innovaciones para optimizar procesos analíticos en laboratorios de referencia y departamentos de I + D + i
2 canales (protección galvánica) G.L.P. Salida USB Medida de Ion Selectivo: por método directo y método de incrementos. pH
-20 a 120ºC / -4 a 248ºF / 253,15 a 393,15 K
1.10-7 a 9,99.1010 concentración ±0,2 mV
0,1ºC / 0,1ºF / 0,1K
De 1 a 0,01 concentración
±0,2ºC / ±0,4ºF / ±0,2 K
±0,5% (iones monovalentes) ±1%(iones divalentes)
HI4222 se suministra con electrodo de pH con cuerpo de vidrio, sonda de temperatura, transformador de potencia, soluciones tampón de pH 4 y 7, solución de relleno de electrodo, porta-electrodo e instrucciones.
pHmetro + ISE HI 3221/22 G.L.P. Salida USB Sistema Calibration Check Alarma "Calibración caducada" HI 3222: dos canales para medidas simultáneas.
-20,0ºC a 120º C (-4,0 a 248,0 º F)
1,00.10-3 a 1,00.10-5 ppm
0,1ºC; 0,1º F; 0,1K
3 dígitos 0,01; 0,1; 1; 10 concentración
±0,2ºC (±0,4ºF)
HI3221 y HI3222 se suministran con electrodo de pH con conector BNC y 1 metro de cable HI1131B, sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662-T, soluciones de pH 4 y 7, solución de limpieza, solución electrolito, adaptador 12 VDC e instrucciones.
pHmetro portátil + ISE HI 98185 Pantalla Gráfica.
G.L.P. Cal Check Resolución 0,001 pH 5 puntos de calibración ISE: Método de incrementos y directo Batería inductiva
Instrumento robusto para uso en industria en condiciones adversas. Precisión de laboratorio.
Salida USB pH
concentración de 1 x 1.10-7 a 9,99 x 1010
Concentración de 0,01 a 10
±0,5%(monovalentes);±0,5%(divalentes)
El HI 98185 se suministra con electrodo combinado de pH/temperatura HI72911B, soluciones de calibración de pH 4.01 y 7.01, pilas, batería recargable, cargador de batería, maletín de transporte e instrucciones.
Valoración La valoración presenta infinidad de aplicaciones en el laboratorio y la industria, y su automatización permite ahorrar tiempo, ganando precisión. Por ello, en HANNA hemos desarrollado toda una gama de valoradores automáticos que proporcionan al mismo tiempo fiabilidad y rapidez.
Sistema de valoración automático serie HI 902
Cuatro modalidades de trabajo: Valoración potenciométrica, medida de pH, ISE y ORP
Titulaciones potenciométricas: Realiza todas las modalidades de valoración: ácido-base, potencial de óxido reducción, de precipitación, complexométricas, no acuosas, con ión selectivo y argentométricas. El modelo HI 902C2-02, con dos buretas permite la posibilidad de realizar valoraciones por retroceso, así como, valoraciones más complejas, con punto de equivalencia múltiple. 100 métodos de titulación, estándar o definidas por el usuario. Cuenta con potentes algoritmos integrados para detección de punto de equivalencia (algoritmos de detección de primera y segunda derivada, opción de derivadas filtradas, rango configurable para detección de punto final de equivalencia) Posibilidad de seguir la curva de valoración en la pantalla, función muy útil para optimizar métodos. Informe completo tras la valoración. Sistema de dosificación de gran precisión (<0,1% del volumen de la bureta) Sistema exclusivo “Click Lock” de cambio de bureta.
HI 902C1-02: Valorador automático con una placa analógica HI 902C2-02: Valorador automático con dos placas analógicas Ambos modelos se suministran con agitador, bureta de 25ml, bomba de dosificación, sensor de temperatura, cable USB, memoria USB de 256MB (métodos básicos), software para PC.
1x10-6 a 9,99 x 1010
El tamaño de la bureta se reconoce automáticamente al
Buenas Prácticas de Laboratorio, un completo sistema de gestión de datos
insertarla en el equipo. Agitador programable
Curva de valoración en tiempo
Curva de valoración mV-volumen o pH-volumen, Curva
real y gráficos almacenados
1ª derivada o 2ª derivada en modos pH, mV o ISE. Valores de pH/mV / Concentración frente a resultados registrados a tiempo real.
Aplicaciones por sector industrial HI 902
Permite registrar cómodamente los datos necesarios para las Buenas Prácticas de Laboratorio: identificación de la muestra, empresa, analista, fecha, hora, identificación del electrodo e información sobre la calibración. Los datos son transferibles a PC mediante la aplicación HI 900PC. El puerto USB permite introducir de forma rápida los métodos e informes. El usuario puede imprimir los informes directamente desde el equipo utilizando su impresora habitual. Puede conectarse a un monitor y teclado externo para más comodidad y versatilidad. Software cómodo e intuitivo para el usuario.
Aguas Índice permanganato (ISO 8467); Dureza total (EPA 130.2); Alcalinidad; Acidez; Fluoruros (EPA 340.2); Cloro residual (EPA 330.1); Sulfuro (ASTM D 4658).
Petroquímica Índice basicidad (ASTM D 4739); Índice acidez (UNE EN 12634:1999); Índice de saponificación (ASTM E 1899); Índice de Bromo (ISO 3839); Índice de hidroxilo (ASTM D 6470); Humedad (Karl Fischer).
Biodiésel Índice de acidez (UNE EN 14104); Índice de yodo (UNE EN 14111); Cloruro inorgánico (UNE EN 15484); Humedad (Karl Fischer).
Valoración Valorador volumétrico Karl Fischer para determinación de humedad HI 903 La determinación de la humedad según Karl Fischer es uno de los métodos analíticos empleados con más frecuencia en los laboratorios por la especificidad de la reacción del método al agua. El HI903 es un valorador volumétrico Karl Fischer para la determinación de humedad que obtiene resultados precisos incluso en muestras con un bajo contenido en humedad. El equipo dispensa el valorador, detecta el punto final de la valoración y lleva a cabo todos los cálculos necesarios automáticamente. Dispone de un sistema de manipulación del disolvente y valorador que reduce el tiempo de acondicionamiento de la celda de medida y puede conectarse directamente con la balanza analítica del laboratorio, así como otros equipos externos. El equipo dispone de métodos desarrollados y presenta la posibilidad de desarrollar métodos personalizados para cualquier aplicación o tipo de muestra. Gracias a un USB o conectando el equipo al PC los métodos pueden ser modificados, guardados o eliminados. El software del HI903 es muy intuitivo y de fácil manejo con una amplia pantalla LCD en color. Rango
%, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL
Sistema de dosificación de alta precisión (40000 pasos, precisión 0.1%) Dosificación mínima 0,125microlitros Punta dosificadora antidifusión, dispensa el valorante en la zona de máxima turbulencia, permitiendo una reacción muy rápida Criterio de punto de equivalencia seleccionable, fijo, absoluto o relativo Sistema clip-lock, para cambio de la bureta. Cambio de bureta con un solo movimiento, de forma rápida y segura
Se suministra con electrodo de doble pin de platino HI 76320 D, bomba dosificadora, bureta ensamblable de 5 ml con tubo, bomba de aire ensamblable con tubo, vaso Karl Fischer ajustable y accesorios, cartuchos desecantes (4) con indicadores, imán agitador, botella de residuo, llave de calibración, cable USB, cable de alimentación, aplicación HI900PC, memoria USB, certificado de calidad, informe de cumplimiento de la bureta de la ISO 8655 y manual de instrucciones.
Memoria para 100 métodos (13 métodos programados incluidos) Gráfico visible en todo momento, durante la determinación y en el informe Software cómodo e intuitivo para el usuario
Aplicaciones por sector industrial HI 903 Alimentación Aceites y grasas (AOAC 984.20); Piensos animales (AOAC 991.02); Granos y forraje (AOAC 2001.12); Chocolate, café, cacao y productos derivados (AOAC 977.10); Azúcares, mieles y dulces; Cereales y sus derivados: pan, pasta, arroz, snacks.
Desodorantes Roll-on; Champús y geles; Pasta de dientes.
Tipo: doble pin de platino.
Diésel; Fuel; Parafinas; Gasolinas.
Productos aceites minerales
Corriente de polarización ajustable.
Aceites de transformadores; Aceites lubricantes.
Rango de voltaje: 2 mV a 1000 mV
Resolución de voltaje: 0,1 mV
Resinas epoxi; Plásticos (ISO 15512:2008); Pinturas acrílicas; Lacas.
Precisión: (@25ºC) ±0,1 mV
Conectividad HI 902 - 903
Conductímetro HI 4321
Alta Gama USP <645>
G.L.P. Conductividad, Resistividad, TDS y Salinidad Reconocimiento de tipo de sonda (de 2 ó 4 anillos + nominal constante de célula)
Nueva generación de conductímetros de alta precisión, incorpora las últimas tecnologías.
Cumple método USP <645> de 3 pasos Salida USB CE
0,000 µS/cm a 1000 mS/cm
De 1,00 Ohmxcm a 100,0 MOhmxcm
De 0,000 a 400,0 ppt
-20-120ºC/-4-248ºF/253,15-393,15 K
De 0,001 µS/cm a 1mS/cm
De 0,01Ohmxcm a 0,1MOhmxcm
De 0,001ppm a 0,1 ppt
HI 4321 se suministra con sonda de CE de 4 anillos HI 76312, porta-electrodo HI 76404N, adaptador de potencia e instrucciones. CE
Conductímetro de laboratorio HI 2315
0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm Resolución
4 rangos de medida sin cambio de sonda
Sonda de 4 anillos
±1% de la lectura. (excluido error de la sonda)
Opción de salida analógica
HI 2315 se suministra con sonda Potenciométrica de CE de platino de 4 anillos HI76303, adaptador y manual de instrucciones
Multirrango, altas prestaciones, económico y muy sencillo de utilizar.
Conductímetro portátil HI 98188
G.L.P. Pantalla gráfica USP <645>, Método 3 etapas
El HI 98188 se suministra con sonda de CE de 4 anillos con sensor de temperatura HI76313, soluciones de calibración, 4 pilas de 1.2V AA, baterías recargables de 1300 mAh, cargador de baterías inductiva con adaptador de alimentación HI710042-01, maletín de transporte e instrucciones.
Autorango desde 0,001 µS/cm a 400 mS/cm 3 escalas de salinidad IP 67 Batería inductiva Salida USB
0.0 to 199.9 µs/cm; 0 to 1999 µs/cm;
0,0 % a 400,0 %; Agua marina:
De 1,00 Ohmxcm a
De 0,00 a 400,0 mS/cm; hasta 1000 mS/cm
De 0,00 a 400,0 g/l
0,00 a 80,00 (PSU); Salinidad
100,0 MOhmxcm
(CE no compensada)
práctica: 0,01 a 42,00 Resolución
0,1%; 0,01
De 0,001 µS/cm a 0,1 mS/cm
De 0,01ppm a 0,1 g/l
Conductímetro multirrango IP67 HI 9033 Impermeable 4 rangos con sonda potenciométrica de 4 anillos. Compensación automática de temperatura.
De 0,0 µS/cm a 199,9 mS/cm
De 0,1 µS/cm a 0,1 mS/cm
El HI 9033 se suministra con sonda de CE con sensor de temperatura y 1 m de cable HI76302W, destornillador de calibración, pila, maletín de transporte e instrucciones.
Medidor de oxígeno disuelto y DBO HI 4421
Avanzada tecnología y altas prestaciones
G.L.P. Hasta 90 ppm o 600% de saturación Compensación de presión atmosférica y salinidad. Cálculo de DBO,OUR y SOUR. Salida USB y RS232 oxígeno disuelto
compensación salina
0,00 a 90,00 ppm; 0,0 a 600,0% saturación
450 a 850 mmHg; 560 a 1133 mBar
0 a 45 ppt (g/l)
Temperatura -20 a 120ºC / -4 a 248ºF / 253,15 a 393,15 K
0,001 ppm; 0,1 % saturación
0,1 º C/ºF/K
± 1,5 % de la lectura ± 1 digito
±0,2ºC/ºF/K
HI 4421 se suministra con sonda de OD HI 76408, solución de oxígeno cero HI 7040L(500ml), solución electrolito HI 7041S (30ml), membranas de repuesto HI 76407A/P (2 u.), porta-electrodo HI76404N, adaptador de potencia y manual de instrucciones.
Medidor portátil de oxígeno disuelto HI 98186 Pantalla gráfica
Disponemos también de oxímetros con sonda galvánica
Rango de hasta 50 mg/L (ppm) y 600% de saturación Compensación de salinidad, presión y temperatura Barómetro incorporado Salida USB Medidas de DBO, OUR y SOUR
0,00 a 50,00 ppm; 0,0 a 600,0% saturación
0 a 70 ppt (g/l)
-20,00 a 120,00ºC
De ± 1,5 % a ± 3 % digito
El HI98186 se suministra con sonda de Oxígeno Disuelto con sensor de temperatura con 4 m de cable HI76407/4F, 2 membranas de recambio, solución electrolítica, 4 baterías recargables, cargador de baterías, maletín e instrucciones.
Medidor básico de oxígeno disuelto HI 9146 Diseñado para medidas en campo Compensación de temperatura, salinidad y altitud Sonda polarográfica
% saturación O2
0,0 a 300,0 %
0,0 a 50,0 º C
± 1,5 % de la lectura
El HI 9146 se suministra con sonda de OD de 4 m de cable HI76407/4F y funda protectora de la membrana, 2 membranas de repuesto, solución electrolítica HI7041S (30 ml), pilas, maletín de transporte e instrucciones.
Multiparamétricos pH, mV, Conductividad, Resistividad, TDS y Salinidad HI 4521 pH, mV, ISE, Conductividad, Resistividad, TDS y Salinidad HI 4522 Serie 45: la gama alta multiparamétrica
G.L.P 2 canales para medidas simultáneas. Auto-reconocimiento de sonda
Hasta 8 parámetros en un solo instrumento. Alta precisión y avanzadas prestaciones.
Salida USB y RS232 USP <645> 3 escalas de salinidad
Se suministran con sonda de CE de 4 anillos HI 76312, electrodo de pH con cuerpo de vidrio HI1131B, sonda de temperatura HI 7662T, transformador de potencia, soluciones tampón de pH 4 y pH 7, solución de relleno de electrodos, porta-electrodo e instrucciones.
Sistema Calibration Check
pH, mV, ISE, Conductividad, Resistividad, TDS y Salinidad HI 3512 G.L.P. 2 canales para medidas simultáneas Registro de datos y salida USB
ºC (canal 1 y 2)
-2,0 a 20,0;
-20,0 a 120,0
1,00 E-7 a
0,001µS/cm a 9,999 µS/
1,0 a 99,9 Ohms;
0,000 a 9,999 ppm;
%NaCl:
-2,00 a 20,00;
9.00 E10
cm; 10,00 a 99,99 µS/cm;
100 a 999 Ohms;
10,00 a 99,99 ppm;
-2,000 a
1,000 a 9,999 mS/cm;
1,00 a 9,99 KOhms;
100,0 a 999,9 ppm;
10,00 a 99,99 mS/cm;
10,0 a 99,9 KOhms;
1,000 a 9,999 g/l;
100,0 a 999,9 mS/cm;
100 a 999KOhms;
10,00 a 99,99 g/l;
1000 mS/cm (autorango)
1,00 a 9,99 MOhms;
100,0 a 400,0 g/l
10,0 a 100,0 MOhms
(autorango) Resolución
0,1 ; 0,01 ;
±0,01; ±0,002
±0,2 excluido
error sonda
3 digitos 0,01,
0,001 µS/cm; 0,01µS/cm;
0,1 Ohms: 1 Ohm;
0,001 ppm; 0,01
0,1, 1, 10
0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm;
0,01 KOhms;
ppm; 0,1 ppm;
0,01mS/cm; 0,1mS/cm;
0,1 KOhms; 0,01
0,001g/l; 0,01 g/l;
MOhms; 0,1 MOhms
1% de la lectura(±0,01
µS/cm o un digito, el que
lectura,(±10 Ohms o
lectura,(±0,05 ppm o
sea mejor) excluido el
un digito, el que sea
mejor) excluido el
0,40 a 1,00
HI 3512 se suministra con sonda de CE/TDS HI 76310, electrodo con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1m de cable HI1131B; sonda de temperatura HI7662; porta electrodos HI76404N, soluciones de pH 4,01 y 7,01, solución de limpieza HI700661, solución electrolito, adaptador de potencia, e instrucciones.
Medidor portátil de pH, CE, TDS y temperatura HI 9811-5 pH /CE/TDS/ºC en una sola sonda. Disponible modelo básico con sólo pH/CE/TDS (HI9811-0). Medida de CE hasta 6000 µS/cm.
De 0 a 3000 mg/L
de 0,0 a 70,0ºC
El HI 9811-5 se suministra con sonda de pH/CE/TDS/ºC con 1 m de cable HI1285-5, soluciones de calibración de pH 7 (1 x 20 ml), 1382 ppm (1 x 20 ml), 1413 uS/cm (1 x 20 ml), solución de limpieza (2 u.), pila, estuche azul e instrucciones.
Multiparamétricos Multiparamétrico HI 9828/HI9829 La serie de equipos multiparamétricos de HANNA son equipos robustos ideales para la medidas en campo. Realizan la medida directa o calculada de los parámetros principales para el control de la calidad de las aguas: Display desde 1 a 12 parámetros con ajuste de dimensión de la fuente. Medidas localizadas mediante GPS y descarga a Google Maps. Protección para equipo (IP67) y las sondas (IP 68). Fast Tracker TMTag, Sistema de identificación de puntos fijos de muestras. La sustitución de los sensores es rápida y sencilla en campo,los conectores a rosca y sensores con código de color. Robusto portasondas con punta de acero inoxidable con un diametro de 2´´ para pozos y tuberias. GLP (Good Laboratory Practice) con memoria para las 5 últimas calibraciones. Calibración rápida o independiente de cada sensor. Salida USB para descarga de datos.Registro de hasta 60000 muestras. Y además el HI 9829 incluye: Instrumento completamente personalizable: portasondas, sondas y especificaciones de la medida. ISE de amonio, cloruros y nitratos. Sonda de Turbidez ISO 7027 reemplazable. Registro de datos en sonda o equipo. Disponible sonda registradora con posibilidad de batería hasta 70 días.
GPS Dispone de antena y receptor GPS de 12 canales, calcula la posición para localizar los puntos de ubicación junto con los datos de medición.
Parámetros HI9828-9
Parámetros sólo HI9829
conductividad resistividad TDS salinidad gravedad específica del agua
Registro de datos hasta 140.000 medidas
presión atmosférica temperatura
HI 9828 se suministra con sonda multisensor HI769828 (pH/ORP, CE, OD, temperatura), solución estándar de calibración rápida HI 9828-25 (500 ml), kit para mantenimiento de la sonda, 4 pilas recargables Ni-MH tipo C, adaptador y cable de alimentación, adaptador de 12V para coche, cable interfaz USB HI 769828, software compatible con Windows HI 929828, manual de instrucciones y un robusto maletín de transporte. Sensores incluidos. El HI 9829 se suministra con el portasondas correspondiente (sensores no incluidos), kit para mantenimiento de la sonda, cargador de batería, manual de instrucciones y un robusto maletín de transporte.
Electrodos de pH por aplicaciones HANNA instruments es fabricante de electrodos tanto de pH como de ISE, las aplicaciones principales son: Aplicación
Electrodo recomendado
HI 1043B/P
HI 1332B/P
Agua de dureza elevada
HI 1053B/P
Análisis en probetas y matraces
HI 1331B/P
Aplicaciones en tubos RMN o viales
Bio-tecnologías <100 µl
HI 1083B/P
FC 200B FC 230B HI 2031B
HI 1131B/P
HI 1332B/P FC 100B
HI 1413B, HI 1413B/50
FC 200B FC 230B
HI 1053B/D/P, HI 1050S
FC 200B FC 230B FC 220B
HI 1131B/P HI 1230B/P HI 5311 HI 3131B/P
Medidas de pH en presencia de
fluoruros Medidas en superficies
HI 1230B/P
HI 2031B FC 200B
Contamos también con electrodos para: aguas minerales, acueductos, piscinas, controles medio ambientales, cremas, descargas industriales, usos generales con valor en torno a pH 7, fluoruros, industria galvánica, instalaciones de refrigeración, soluciones proteicas, terrenos...
FC 200B FC 240B
Tampones TRIS
Titración a Tª constante
Titración con amplios intervalos de Tª
HI 5311 + HI 2110B HI 1131B/P
HI 1330B/P
Vino, mosto
HI 1048B/P
Viveros y horticultura
HI 1053B/P FC 200B
Zumo de fruta, sustancias orgánicas
Mantenimiento de los electrodos problemas habituales Diafragma o punto de unión obstruído. Membrana sucia o seca. Electrolito agotado o contaminado por la muestra. Daños físicos de la membrana o el electrodo. La vida media de un electrodo de pH es de 1 año, siempre dependiendo de la calidad del electrodo, el número de medidas, el uso en pH extremos, la temperatura de las muestras y principalmente el mantenimiento.
mantenimiento de electrodos 1. Mantener siempre el electrodo húmedo, utiliza unas gotas en el capuchón de la solucion HANNA HI 70300. 2. Limpie el electrodo siempre después de su uso. Utilice las soluciones de limpieza de Hanna. Vierta una cantidad de esta solucion en un vaso, introduzca el electrodo en el vaso y déjelo durante 10 minutos. Saque el electrodo y proceda con el paso 1.
cuidado de la membrana No tocar la membrana con ningún elemento que pueda rasgarlo, rajarlo o dañarlo de ninguna manera (manos, recipientes sólidos)
verificación del buen funcionamiento del electrodo Limpie el electrodo. Introducir el electrodo en solución pH 7.01 y agitar. Pulsar tecla “RANGE” del equipo para medir en modo “mV”. La lectura en pantalla debe ser de 0 mV con un margen de ±20 mV. Comprobado en el pH 7.01, saque el electrodo, límpielo con agua destilada e introduzcalo en el pH 4.01 La lectura en el pH 4.01 debe ser de 175 mV con un margen de ±30 mV. Si los valores obtenidos en el proceso anterior no son válidos, limpie el electrodo. Si hace falta, déjelo sumergido en la solución HI 70300 durante varias horas. Sustituya el electrodo en caso de que los valores no se corrijan o el equipo no se deje calibrar.
deben verterse en vasos o r como todas las soluciones Tanto las muestras a analiza ios. recipientes totalmente limp solución o muestra a otra. el electrodo al pasar de una Limpiar con agua destilada rlo en solución de a almacenar el electrodo, deja No utilizar agua destilada par almacenamiento HI 70300. cepillos (sólidos) o con trapos, bayetas, papel, No limpiar o frotar el electrod e antes de la jornada Calibrar el equipo diariament ueña cantidad en un vaso SOLO USO. Tomar una peq LAS SOLUCIONES SON DE UN . limpio, utilizarla y desecharla correcto funcionamiento UCIONES necesarias para el Tener siempre un SET DE SOL E. ENT SOLUCIONES ANUALM del electrodo, CAMBIAR LAS . presentamos en este catálogo Utilizar las soluciones que
Electrodos de pH / ORP medidas de campo BNC
BNC + aguja*
Simple de cerámica
De 20 a 40ºC
medidas de campo BNC
HI1332B
HI1332P
usos generales de laboratorio BNC
KCl 3,5 M + AgCl
-5 a 100ºC
cremas y grasas, muestras de terreno, agua potable, productos semi-sólidos, soluciones con baja conductividad, emulsiones BNC
De -5 a 30ºC
productos caseosos, semi-sólidos BNC
análisis en hidrocarburos, barnices, solventes, agua marina, otros valores de alcalinidad y acidez, alta conductividad, tampón TRIS BNC
De 30 a 85ºC
superficies planas, industria alimentaria, cuero cabelludo BNC
-5 a 50ºC
especifico para viales y probetas BNC
especifico para probetas y matraces BNC
tampon TRIS BNC
muestras con fluoruros (máx.2g/L a pH 2 debajo de los 60ºC) BNC
-5 a 60ºC
bio-tecnologías, micro-muestras, con volumen inferior a 100ml BNC
Tubos NMR BNC HI1093B
* Utilizar con los medidores de pH con sistema Cal Check
Electrodos de pH / ORP leche, yogur, productos caseosos, productos alimentarios semi-sólidos BNC
leche, yogur, cremas BNC
productos caseosos, control de calidad quesos BNC
carne, muestras particularmente duras BNC
FC230B + FC098 y FC099
(cuchillas de penetración)
cremas, zumos de fruta, salsa, jugos BNC
Triple de cerámica
De -5 a 40ºC
vinos, mostos y otras muestras dificiles BNC
Abierta CPS
-5 a 80ºC
Electrodos de Redox aguas potables, control de calidad BNC
Clavija de platino
usos generales de laboratorio, valoraciones ORP BNC
HI3131P
medidas de ORP oxidantes, ozono BNC
Clavija de oro
Electrodos de referencia medidas de ORP oxidantes referencia
HI5312
Teflón con manga
5 a 100ºC
De 20 a 85ºC
usos generales, ISE, valoraciones referencia
Electrodos ión selectivo ISE
ref. (combinado/semicelda)
HI 4101/-
HI4102/4002
HI 4103/4003
HI 4104/4004
HI 4105/-
HI 4002-01
HI 4003-01
17000 a 0.02 mg/L
79910 a 0,08mg/L
11200 a 0,01mg/L
40080 a 0.12 mg/L
440 a 4.4 mg/L
HI 4107/4007
HI 4108/4008
HI 4109/4009
HI 4110/4010
HI 4111/4011
HI 4010-00/-05/-06/-30
HI 4008-01
HI 4010-01
HI 4011-01
HI 4010-02
HI 4010-03
35000 a 1.8 mg/L
6354 a 0,06mg/L
260 a 0,02mg/L
saturación a 0,02mg/L
127000 a 0,01mg/L
Plomo / Sulfato
Plata / Sulfuro
HI 4112/4012
HI 4113/4013
HI 4114/4014
HI 4115/4015
HI 4012-00
HI 40014-00
HI 4000-00/HI 4015-00
HI 4012-01/HI 4012/21
20700 a 0,21mg/L
6200 a 0.62 mg/L
39100 a 0.039 mg/L
107900 a 0,11ppm
32100 a 0,003ppm
Electrodo de referencia: HI 5315 electrolitos internos: HI 7072/7075/7076/7082/7078
Soluciones Soluciones de pH Precision 0,01** pH @ 25º C
Soluciones de pH, Precisión 0,002pH Disponemos de soluciones de precisión 0,002pH con certificado de análisis referenciado a estándares NIST Están disponibles tanto en botellas de 500ml como de 1l así como en sobres individuales (packs de 10 ó 25) Los valores de pH van desde 1,000 hasta 13,000: solicite sus valores.
Soluciones de ORP
Soluciones de Conductividad**
HI 7020 M
Solución control ORP 200/275 mV (20º C)
HI 7020 L
HI 7021 M
Solución control ORP 240 mV (20º C)
HI 7021 L
HI 7022 M
Solución control ORP 470 mV (20º C)
HI 7022 L
HI 7091 M
Solución de pre-tratamiento reductor
HI 7091 L
HI 7092 M
Solución de pre-tratamiento oxidante
HI 7092 L
Soluciones electrolito para relleno** Código
Solución electrolítica 3,5 M KCl+AgCl
HI 7071M
Solución electrolítica 1 M KNO3
HI 7072 M
Solución electrolítica 3,5 M KCl
HI 7034 M
HI 7034 L
111800 µs/cm
HI 7035 M
HI 7035 L
CE @ 25º C
Soluciones de almacenamiento**
1382 ppm
HI 7032 L
HI 7032 M
12,41 ppt
Soluciones de limpieza**
Soluciones de TDS*** TDS @ 25º C
* Disponibles en diferentes valores de pH, desde 1,00 a 13,00. También en esta línea se dispone de soluciones en botellas FDA (herméticas y opacas) para una máxima precisión ** También en esta línea se dispone de soluciones en botellas FDA (herméticas y opacas) para una máxima precisión *** Disponible en 800ppm,1500ppm,6,44ppt y 12,41ppt
Fotometría Fotómetros multiparamétricos Análisis de DQO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Amonio, Nitratos, Cloro Libre, Cloro Total, Fosfátos, Dureza, Hierro, Cobre, Aluminio, etc. Con salida USB y/o RS232 a PC y software de análisis de datos. Para aplicaciones específicas. Versátiles, permiten operar en campo y laboratorio. Alimentación: pila recargable de 9V y adaptador a red de 12 V.
Analizador de aguas HI 83224 DQO + NT + PT + 15 parámetros, viales con código de barras Fotómetro multiparamétrico de sobremesa, para Aguas Residuales y parámetros básicos de Potables. A prueba de errores: Reconocimiento automático de muestras mediante identificación de código de barras en víal, simplificando el procedimiento de medición. Principales parámetros: DQO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Amoniaco, Nitratos, Fosfátos, Cloro.
Analizador de aguas económico HI 83214 DQO + NT + PT
+ 15 parámetros
Principales parámetros: DQO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Amoniaco, Nitratos, Fosfátos, Cloro.
Bloque calentador para 25 viales de ensayo con preciso control de temperatura que permite seleccionar 150ºC o 100ºC conforme a Standar Methods. 6 pre-programas para diferentes métodos de análisis. Temporizador para desconexión automática.
Analizador de aguas versátil HI 83099 DQO + 36 parámetros
Los viales de DQO en 3 rangos de HANNA instruments están fabricados conforme a NIST SRM 930 - son trazables a la misma – y siguen normas EPA para análisis de aguas residuales.
Principales parámetros: DQO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Amoniaco, Nitratos, Fosfátos, Cloro, Nitritos, Potasio, Alcalinidad, pH, Hierro , Manganeso, Níquel, Aluminio, Cobre.
Contamos también con viales de DQO conforme a ISO 15075 para analíticas sin interferencia de cloruros.
Analizador de Aguas, Índice de Langelier HI 83226
Analizador de aguas Laboratorio completo HI 83200
Piscinas, torres de refrigeración
Fotómetro multiparamétrico para la medida del equilibrio del agua. Método predictivo para la valoración de aguas corrosivas o incrustantes y el poder desinfectante del cloro y otros oxidantes, en Piscinas, Torres de Refrigeración (prevención de la Legionella), Calefacción, etc.
Versátil, analiza en campo o laboratorio, los principales nutrientes como Nitrógeno amoniacal, Nitratos, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Sulfatos. El lisímetro HI 83900,junto al preparador de muestras adjunto, permite analizar directamente las soluciones extraídas del suelo.
45 parámetros
Fotómetro multiparametrico de sobremesa, mide hasta 45 parámetros utilizando reactivos específicos líquidos o en polvo. Operativa rápida, sencilla y precisa ,con software para archivo y análisis de datos.
Analizador de aguas HI 83205
Analizador de Nutrientes en Agricultura HI 83225
Termo-reactor de viales de ensayo HI 839800-02
Calderas y Torres de Refrigeración, 24 parámetros
Fotómetro multiparamétrico económico, permite prevenir problemas de corrosión midiendo hierro o la formación de microorganismos midiendo la presencia de cloro y O2, así como contaminantes como el silicio o incrustantes a través del nivel de fosfatos.
Acuicultura, Análisis Medioambientales, Agua Potable, Piscinas y Spas, Industria Química, Educación, Hidropónico, Miel, Plantas de Energía, Papeleras, Residuales, Aguas Municipales...
Fotometría ref.
HI 96710 Cloro Libre y Total pH HI 96104 Cloro Libre y Total
6,5 a 8,5 pH
± 15% de la lectura
HI 96745 Cloro Libre y Total pH
0,00 a 2,70
± 0,11 mg/l
0,00 a 4,70
0,00 a 1,6 mg/l
± 8% de la lectura
HI 96101 Cloro Libre y Total
± 3% de la lectura
0,00 a 10,00 mg/l
HI 96741 Hierro Rango Bajo Dureza Ca
0,0 a 1,6 mg/l
0,00 a 4,70 mg/l
HI 96742 Manganeso; Rango Bajo Hierro; Rango Bajo HI 96743 pH Hierro; Rango Bajo HI 96752 Calcio Magnesio HI 96744 Hierro; Rango Bajo pH
0 a 300 µg/l
± 2 µg/l
0 a 1,6 mg/l
± 3 mg/l
0,1 pH 0,01 mg/l
HI 96736 Dureza
± 0,01 mg/l o ± 5% lectura
HI 96722 Ácido Cianúrico
HI 96712 Aluminio
± 0,02 mg/l
HI 96700 Amoníaco
0,00 a 3,00 mg/l
± 4% de la lectura
HI 96715 Amoníaco (como N-NH3) HI 96733 Amoníaco; Rango Alto
0,00 a 9,99 mg/l
0,0 a 50,0 mg/l
HI 96716 Bromo
HI 96714 Cianuros
0,000 a 0,200 mg/l
± 0,005 mg/l ó ± 3% lectura
HI 96701 Cloro Libre
HI 96762 Cloro Libre; Trazas
0,000 a 0,500mg/l
± 0,020 mg/l
HI 96761 Cloro Total; Trazas
HI 96771 Cloro Rango Ultra Alto
0 a 500 mg/l
HI 96711 Cloro Libre y Total
Cloro Libre Rango Bajo
HI 96734 Cloro Libre y Total
± 0,03 mg/l ó ± 3% lectura
0,01 mg/l; 0,1 mg/l
HI 96753 Cloruros
0,0 a 20,0 mg/l
HI 96702 Cobre; Rango Alto
HI 96747 Cobre; Rango Bajo
0,000 a 1,500 mg/l
± 0,010 mg/l
HI 96727 Color del Agua
0 a 500 CPU
± 10 CPU
HI 96785 Color de Miel
0 a 150mm Pfund
± 2mm Pfund @ 80mm Pfund
1mm Pfund
HI 96723 Cromo Hexavalente
0 a 1000 µg/l
HI 96749 Cromo VI Rango Bajo
± 1 mg/l o ± 5% lectura
HI 96769 Detergentes Aniónicos
0,00 a 3,50 mg/l
± 0,04 mg/l
HI 96738 Dióxido de Cloro
0,00 a 2,00 mg/l
± 0,10 mg/l o ± 5% lectura
HI 96720 Dureza Cálcica
0,00 a 2,70 mg/l
HI 96719 Dureza Magnésica
HI 96735 Dureza Total; Rango Bajo
0 a 250 mg/l
1,0 mg/l (de 1 a 100 mg/l); 5,0 mg/l (de 100 a 750 mg/l)
Dureza Total; Rango Medio
200 a 500 mg/l
Dureza Total; Rango Alto
400 a 750 mg/l
± 2% de la lectura
5,0 mg/l (de 100 a 750 mg/l)
HI 96739 Fluoruros; Rango Alto
± 0,5 mg/l o ± 3% lectura
HI 96729 Fluoruros; Rango Bajo
HI 96713 Fosfatos
HI 96717 Fosfatos; Rango Alto
HI 96706 Fósforo
0,00 a 15,0 mg/l
HI 96704 Hidracina
0 a 400 µg/l
± 3% de fondo de escala
HI 96721 Hierro; Rango Alto
HI 96746 Hierro; Rango Bajo
HI 96709 Manganeso
0,00 a 20,00 mg/l
HI 96748 Manganeso; Rango Bajo
± 10 µg/l
HI 96730 Molibdeno
0,0 a 40,0 mg/l
± 0,3 mg/l o ± 5% lectura
HI 96726 Níquel Rango Alto
0,00 a 7,00 g/l
± 0,07 mg/l o ± 4% lectura
HI 96740 Níquel Rango Bajo
0,000 a 1,000 mg/l
± 0,010 mg/l o ± 7% lectura
0,001 mg/l (ppm)
HI 96786 Nitratos
0,0 a 100 mg/l
± 5 mg/l o ± 5% lectura
HI 96728 Nitratos (como N-NO3-) HI 96708 Nitritos; Rango Alto
0,0 a 30,0 mg/l
HI 96707 Nitritos (como N-NO2-)
0,000 a 0,600 mg/l
HI 96732 Oxígeno disuelto
0,0 a 10,0 mg/l
HI 96737 Plata
± 0,005 mg/l o ± 10% lectura
HI 96750 Potasio
0 a 100 mg/l
± 7% de la lectura
HI 96705 Sílice
HI 96770 Sílice; Rango Alto
0 a 200 mg/l
± 1 mg/l
HI 96751 Sulfatos
HI 96718 Yodo
HI 96731 Zinc
± 0,03 mg/l o ± 10% lectura
Multiparamétrico Monoparamétrico
Fotómetros portátiles autocalibrables CalCheckTM Serie 96
Soluciones Patrón Certificadas trazables a NIST. Maletín antichoque con Soluciones Patrón ( Serie C) y accesorios. Resistentes al agua y derrames. Lámpara de tungsteno/Luz blanca ,con preciso filtro de interferencia. Todos los fotómetros se suministran con 50 determinaciones de cada parámetro sin cargo. Pueden ser reactivos líquidos o en polvo a elección del cliente. Los modelos con el añadido C, incluyen Soluciones Patrón Certificados + Accesorios + Maletin antichoque, sin la C final sólo se suministra el Fotómetro.
Sistema patentado de autocalibración “CalCheck”, para calibración de fotómetros por el propio cliente.
Alcalinidad Aluminio Amoníaco* Bromo Calcio Cianuros Cloro Libre * Cloro total * Cloruros Cobre libre * Cobre total Color Cromo VI * Detergentes aniónicos Dioxido de Cloro DQO ISO * DQO EPA * DQO Sin mercurio * Dureza total Dureza (calcio)* Dureza (magnesio) Hidracina Hierro * Fluoruros * Fosfatos-Ortofosfatos * Fosforo * Fósforo reactivo * Fósforo hidrolizable Fósforo total * Magnesio Manganeso * Molibdeno Níquel * Nitratos * Nitritos * Nitrógeno total * Oxígeno disuelto Ozono pH Plasma sanguíneo animal Plata Potasio * Sílice Sulfato
Yodo Zinc
* disponible en varios rangos
83 22 4 83 09 9 HI 83 21 4 HI 83 20 0N HI 83 20 3a HI cu 83 icu 20 l tu 5N HI ra 83 t orr 20 es 6N HI r ef 83 me 20 dio riger 8N HI a mb ació 83 ag n ien ua 21 5N tal HI po 83 t a a gri bl e 22 cu 6N HI pis ltura 83 22 cin 6N as HI ys 83 pis pa 21 c i na s 1 in HI sy 83 d u s 20 s p t a ria 9e s HI q du 83 cac uím 21 ica 8a HI ión 83 ná l. m 22 5h HI 83 idr edioa 22 o mb 1 m pó n HI ien ico iel 83 tal 21 2p HI 83 lan 21 0 p tas d HI ee 83 ap ele 20 ne rgí 7r r HI a s es a 83 i d 21 u ale 3a s gu as mu nic ipa les
Fotometría Serie 96
96 73 6 96 73 4 HI 96 71 1 HI 96 10 4 HI 96 10 1 HI 96 71 0 HI 96 75 2 HI 96 74 1 HI 96 74 2 HI 96 74 3 HI 96 74 4 HI 96 74 5 se rie 96 xx
pa ram étr ico s
Consulte otros parámetros en Test Kit. * disponible en varios rangos
Acido cianúrico Alcalinidad Aluminio Amoníaco* Bromo Calcio Cianuros Cloro Libre * Cloro total * Cloruros Cobre libre * Cobre total Color Cromo VI * Detergentes aniónicos Dioxido de Cloro DQO ISO * DQO EPA * DQO Sin mercurio * Dureza total Dureza (calcio)* Dureza (magnesio) Hidracina Hierro * Fluoruros * Fosfatos-Ortofosfatos * Fosforo * Fósforo reactivo * Fósforo hidrolizable Fósforo total * Magnesio Manganeso * Molibdeno Níquel * Nitratos * Nitritos * Nitrógeno total * Oxígeno disuelto Ozono pH Plasma sanguíneo animal Plata Potasio * Sílice Sulfato Yodo Zinc
Reactivos: Sistema de nomenclatura HANNA para pedidos Consiste en componer una referencia empezando por la cifra 93, a la que se le añaden los tres últimos dígitos del parámetro en cuestión, seguidas por un guión y los números 01 (para 100 determinaciones) ó 03 (para 300 determinaciones). Recuerde que HANNA suministra los reactivos en packs para 100 determinaciones o para 300 determinaciones, dependiendo del parámetro a medir se suministrarán reactivos en polvo, reactivos en líquido o una combinación de ambos.
Ejemplo Para el equipo HI 96701, la referencia sería HI 93701-01 Reactivo Cloro Libre para 100 determinaciones o HI 93701-03 Reactivo Cloro Libre para 300 determinaciones. El indicador 701 siempre se refiere a Cloro Libre aunque se pida para un fotómetro multiparamétrico.
Excepciones Para el parámetro de Cloro libre y total los reactivos en líquido sólamente se suministran en packs para 300 determinaciones, las referencias a solicitar son:
Consulte el apartado de accesorios del manual de su equipo para saber qué reactivos necesita
HI 93701F (reactivo Cloro Libre) para 300 determinaciones HI 93701T (Reactivo Cloro Total) Para 300 determinaciones Reactivos de Cloro para modelo HI 96771 Cloro Rango Alto: HI 95771-01 Cloro para 100 determinaciones HI 95771-03 Cloro para 300 determinaciones Reactivos líquidos para medida de pH: HI 93710-01 (1 botella) para 100 tests HI 93710-03 (3 botella) para 300 tests
Reactivos DQO y nutrientes Disponemos de reactivos competitivos de DQO en diferentes rangos, Nitrógeno Total, Fósforo… todos los reactivos necesarios para sus medidas en los fotómetros. Los viales de DQO de HANNA cuentan con excelentes resultados en los diferentes interlaboratorios realizados.
Fósforo ácido hidrolizable
0 a 150 mg/l LR 0 a 1500 mg/l MR 0 a 15000 mg/l HR
LR: HI 94754 A MR: HI 94754 B HR: HI 94754 C
Nº de Tests
0,00 a 3,00 mg/l LR
0 a 100 mg/l HR LR: HI 94764 A
HI 94766
HR: HI 94764 B 25 det.
0,0 a 25,0 mg/l LR
0,00 a 1,60 mg/l LR
0,00 a 1,15 mg/l LR
10 a 150 mg/l HR
0 a 32,6 mg/l HR
LR: HI 94767 A
LR: HI 94763 A
LR: HI 94758 C
HR: HI 94767 B
HR: HI 94758 B
HR: HI 94763 B
0,00 a 1,60 mg/l
HI 94758 B
Turbidez Turbidímetros de sobremesa: Serie HI 88xxx/ HI 83414 2,3,4 ó 5 puntos de calibración GLP Conexión a PC para descarga de datos por USB Memoria interna hasta 200 registros Adaptador 12V HI 83414 Analiza también Cloro Libre y Total. Especialmente indicado para aguas potables. Se suministra con reactivo para 100 determinaciones.
Norma ISO 7027: Especialmente indicado para muestras coloreadas HI 88713 Norma EPA: Especialmente indicado para muestras no coloreadas de baja turbidez HI 88703.
Turbidímetro HI 88713 Tipo de fuente: Luz infrarroja
Non ratio NTU
Patrones de calibración: <0,1, 15, 100, 750 FNU y 2000 NTU
Turbidímetro HI 88703 Fuente: Lámpara de tungsteno
Patrones de calibración: <0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU
Medidor de Turbidez y Cloro HI 83414 Fuente: Lámpara de tungsteno
NTU Ratio
Patrones de calibración: <0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU Parámetro cloro libre cloro total
0,00 a 9,99
10,0 a 99,9
± 2% de lectura + 0,1 (luz parásita)
10,0 a 40,0
± 2% de lectura + 0,02 (<1000 NTU); ± 5% de lectura (>1000 NTU)
± 2% de lectura + 0,1 (hasta 1000 NTU), ±5% de lectura (>1000 NTU) ± 10% de lectura
± 2% de lectura + 0,02 (luz parásita)
0,01 mg/l (de 0,00 a 3,50 mg/l); 0,10 (> 3,50 mg/l)
Se suministran con: Cinco Cubetas y Tapas para Muestra; Cubetas de Calibración CAL CHECK; Aceite de silicona; Paño para limpiar cubetas; Cable de alimentación; Manual de Instrucciones; Certificado de Calidad del Instrumento.
Turbidímetros portátiles: Serie HI 98xxx / HI 93414 Sistema Fast Tracker (HI 98XXX/HI 93414) 2,3 ó 4 puntos de calibración GLP Conexión a PC para descarga de datos por USB ó RS 232 Memoria interna hasta 200 registros Batería o Adaptador 12V Norma EPA: Especialmente indicado para muestras no coloreadas de baja turbidez HI 98703. Norma ISO 7027: Especialmente indicado para muestras coloreadas HI 98713.
Turbidímetro portátil HI 98703 Fuente: Lámpara de tungsteno.
Patrones de calibración: <0,1, 15, 100 y 750 NTU
Indicado para muestras no coloreadas de baja turbidez, Norma EPA
Turbidímetro portátil HI 98713 Fuente: Luz infrarroja.
Patrones de calibración: <0,1, 15, 100 y 750 FNU
Especialmente indicado para muestras coloreadas, Norma ISO 7027
Nefelómetro portátil HI 93703 Fuente: Luz infrarroja.
Unidades FTU
Medida a 90º
Precisión ± 0,5 o 5% de lectura
Patrones de calibración: 0, 10 Y 500 FTU
Medidor portátil de Turbidez y Cloro HI 93414
Fuente: Lámpara de tungsteno. Patrones de calibración: <0,1, 15, 100 y 750 NTU
Parámetro Cloro libre Cloro total
Rango 0,00 a 5,00
Especialmente indicado para aguas potables. Se suministran con 5 cubetas, estándares de calibración certificadas, 5 Tags para el sistema Fast Tracker, aceite de silicona, paño, tijeras, pilas (4), cargador, instrucciones y un robusto maletín.
Termómetro portátil HI 93510N Rango
-50,0 a 150,0
Termómetro portátil HI 93530N Rango
Precisión ±0,4 excluido
0,1 (-149,9 a 999,9);
HI93510N se suministra con la sonda de temperatura HI762BL, baterias e instrucciones.
-200,0 a
0,2 (-200,0 a
-150,0), resto de rango 1ºC
±0,5 (-100,0 a 999,9); resto de rango ±1ºC
HI93530N se suministra con baterias e instrucciones.
Termómetro portátil HI 955501 - 955502 Rango
Termómetro portátil HI 98509
Precisión ±0,2 y ±1 digito
0,1 (-199,9 a -199,9 a 199,9;
199,9);
1 (200,0 a 850,0)
(-120,0 a 199,9);
±0,3 (-20 a 90) resto, ±0,5ºC
± 1ºC y ±1 digito (-170 a
Se suministra con baterias e instrucciones.
450) resto y ±1 % lectura
HI955501N se suministra con baterias e instrucciones. HI955502 se suministra con la sonda de temperatura fija HI768P, baterias e instrucciones.
Data Logger de temperatura HI 143 Rango
-30.0 a 70.0ºC
Termómetro de bolsillo Checktemp HI 985015 Rango
HI 143 se suministra con pila de litio, soporte para montaje en pared, candado e instrucciones. HI 143-10 se suministra con soporte de descarga con conexión USB, software de gestión de datos compatible con Windows, batería de litio, soporte de montaje en pared, candado e instrucciones
Mini Data Logger de temperatura HI 141 Resolución
+/- 0.4ºC (0.0 a 70.0ºC) +/- 0.5ºC (-40.0 a 0.0 y 70.0 a 100.0ºC)
Termohigrómetro con punto de rocío HI 9565
Múltiples modelos que depeden del número de canales, sondas externas, rango, display, etc. Consulta las diferentes opciones. Todos los modelos se suministran con pila, instrucciones y llave magnética de activación.
Punto de Rocío: de -20,0 a 60,0 ºC
3 rangos de medida Rango
0.0 a 60.0ºC
-20.0 a 60.0ºC
HI9565 se suministra con sonda HI70602, batería e instrucciones.
Sensor de luz con cable de 1,5 m Rango
0.001 a 1.999
0.001klux;
klux; 0.01 a
19.99 klux; 0.1
a 199.9 klux
HI97500 se suministra con bateria e instrucciones.
Checkers y Testers Checkers monoparámetricos Pequeños en tamaño, Grandes en Precisión Checker digitales sustitutos de los test kits visuales. Revolucionarios equipos de medición digitales y de bolsillo. Sencillos en el uso, aportan medidas rápidas y precisas.
Alcalinidad agua potable
Alcalinidad en agua marina
Fluoruros rango alto
Amonio rango alto
Fluoruros rango bajo
Amonio rango bajo
Amonio rango medio
Fósforo agua marina
Calcio para agua de mar
Fósforo rango alto
Cloro total rango ultra bajo
Níquel rango alto
Cloro total rango ultra alto
Nitritos agua de mar
Nitritos rango alto
Nitritos rango bajo
Cromo rango bajo
Sílice rango alto
Se suministran con batería, reactivo para 6 determinaciones (excepto Checker Color HI 727) e instrucciones.
Testers parámetro
-2,0 a 16,0
-2,00 a 16,00
-5,0 a 60,0
0,0 a 60,0
0,00 a 20,00 mS/cm
0 a 2000 mg/l
0,00 a 10,00 g/l
±2% lectura
Los testers se suministran con su electrodo intercambiable correspondiente, la herramienta para cambio de electrodo, baterias e instrucciones.
HI 98127-HI 98128
HI98311 – HI98312
HI 98120-HI 98121
HI 98129-HI 98130
HANNA INSTRUMENTS - Catálogo General

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución