Source: https://pt.rs-online.com/web/p/termometros-por-infrarrojos/1232217/
Timestamp: 2019-12-13 01:10:09+00:00

Document:
Termómetro por infrarrojos RS PRO, +1350 °C, +1999 °F, precisión ±0.1 %, resolución +0.1 °C, +0.1 °F, Emisividad 0.17 | RS Components
Termómetro por infrarrojos RS PRO, +1350 °C, +1999 °F, precisión ±0.1 %, resolución +0.1 °C, +0.1 °F, Emisividad 0.17
Código RS 123-2217
Order Code 123-2217
Descrição: Termómetro por infrarrojos RS PRO, +1350 °C, +1999 °F, precisión ±0.1 %, resolución +0.1 °C, +0.1 °F, Emisividad 0.17
Descrição Termómetro por infrarrojos RS PRO, +1350 °C, +1999 °F, precisión ±0.1 %, resolución +0.1 °C, +0.1 °F, Emisividad 0.17
Termómetro de infrarrojos/K de medida de temperatura (sin contacto) remota RS Pro
RS Pro 1327K es un termómetro de infrarrojos de empuñadura de pistola fácil de usar y tamaño de bolsillo (a veces llamado termómetros láser o termómetros sin contacto). Permite la medición de temperatura superficial mediante infrarrojos sin contacto o mediante una sonda de termopar tipo K enchufable. El termómetro cuenta con un láser integral para ayudar a apuntar el sensor de infrarrojos en medidas sin contacto de elementos que pueden resultar inaccesibles o peligrosos al tacto (como maquinaria giratoria o barras colectoras de alta tensión).
El modo de infrarrojos no se basa en el contacto físico con el objeto que va a tomar su temperatura, sino que mide la energía infrarroja radiada que emana del objeto. El conector de termopar admite una sonda de termopar de líquido, aire o superficie estándar, según sea necesario para adaptarse a la aplicación específica. La pantalla de cristal líquido tiene una función de retroiluminación que puede ayudar a tomar medidas en lugares oscuros. Otras características incluyen retención automática de lectura, desconexión automática, lecturas máxima y mínima, niveles de alarma y emisividad ajustable. La relación de distancia al punto es de 12:1 y el rango de temperatura de -150 °C a +1350 °C con una precisión de ±0,1 % de la lectura.
Los termómetros de infrarrojos son un dispositivo esencial para las personas que necesitan medir la temperatura de algo sin tocar físicamente el elemento. RS Pro tiene una gama de termómetros de infrarrojos robustos y versátiles que se adaptan a todos sus requisitos. Toda la gama cuenta con la aprobación de RS, lo que significa que son rentables y de alta calidad en la que puede confiar.
Rango de medida de modo IR: -35 °C a +500 °C
Rango de medida tipo K: -150 °C a +1.350 °C"
Pistola de tamaño de bolsillo
Memoria de datos (50 medidas) y función de lectura del display LCD
Display de C° / F° seleccionable
Alimentado por batería PP3 9 V (suministrada)
Duración de la batería aproximada de 100 horas (con indicador y retroiluminación apagada)
Visualización mediante marcador láser< 1mW (clase 2)
Peso: 220 g (aproximadamente) con batería
Sí, hay un servicio de calibración disponible para algunos mercados, haga clic en el enlace para obtener más información.
Sonda no incluida.
Medición de Temperatura Máxima Absoluta +1350 °C, +1999 °F
Medida de temperatura mínima absoluta -150°C
Proporción entre la Distancia de Medición y el Punto de Medición 12:1
Máxima Precisión ±0.1 %
Número de Modelo p RS1327K
Resolución +0.1 °C, +0.1 °F
106 Disponível para entrega em 2 dia(s) útil(eis).
Termómetro por infrarrojos RS PRO, +1350 °C, +1999 °F, precisión ±0,1%, resolución +0,1 °F, +0,1 °C, Emisividad 0.17

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución