Source: http://docplayer.es/1479140-9102-and-9103-handheld-spectrum-analyzers.html
Timestamp: 2017-01-18 02:09:19+00:00

Document:
Elena Bustos Rojo
1 9102 and 9103 Handheld Spectrum Analyzers Características básicas Cobertura de todas las aplicaciones en un rango de frecuencias de hasta 7,5 GHz Medidas de radiación en estaciones base y en transmisores de difusión Ideal para pruebas de cables y de antenas, así como para el servicio y reparación del teléfonos móviles Adecuado para puestas en servicio, instalaciones, mantenimiento y fabricación Entrada de referencia externa para una mayor precisión de frecuencia Los 9102 y 9103 Handheld Spectrum Analyzers ofrecen a los ingenieros de RF y a los técnicos de servicio las excelentes prestaciones de un analizador de sobremesa, en un formato de instrumento portátil y a un precio muy competitivo. Un instrumento para todas sus necesidades Diagnóstico de instalaciones, reparaciones y mantenimiento. Diagnóstico y aceptación de instalaciones de cables y antenas. Validación y verificación de las radiaciones electromagnéticas para comprobar las medidas respecto de las normativas EMI. Pruebas en producción y ajuste de la salida de los módulos de RF. Medidas en campo y verificación de la emisión de estaciones base. Utilizado para detectar y localizar partes y componentes defectuosos en teléfonos móviles. de transmisores, ajustes de moduladores, y medidas en conmutadores avanzados. Mediante opciones adicionales tales como el generador de seguimiento, el 9160 VSWR/DTF Bridge, o la 9130 VSWR/DTF Reflection Measurement Option, se puede expandir la capacidad del 9102 o Este potente analizador es totalmente controlable a través del panel frontal o por control remoto desde un PC. Para los ingenieros de instalaciones o mantenimiento de estaciones base, el 9102 y 9103 poseen todas las características necesarias para poder realizar las medidas de prestaciones habituales en sistemas de antenas BTS: pérdidas de retorno (reflexión), amplificadores montados en torre (transmisión), y medidas de distancia al fallo, con una resolución estándar de 501 puntos en un dispositivo extremadamente ligero. Tanto los resultados de las medidas como los parámetros del instrumento se pueden transferir fácilmente a un PC para su presentación o procesado posterior. Este robusto instrumento portátil es apropiado para su utilización tanto en interiores como en exteriores, y gracias a sus excelentes especificaciones y a su amplio conjunto de características, satisface las necesidades de multitud de aplicaciones diferentes. Serie 9100 instrumentos con un robusto diseño para aplicaciones de campo y de laboratorio Hemos probado el 9102 y 9103 Handheld Spectrum Analyzers conforme a todos los estándares más importantes o aplicables a equipos de medida para banco y portátiles para campo, contra emisiones de RF radiadas y conducidas, así como contra descargas electrostáticas (EN 55022, IEC ) y su resistencia al choque (EN 60068). Entre las medidas típicas que se pueden realizar con el 9102 o 9103 Handheld Spectrum Analyzer se encuentran las pruebas2 Completo conjunto de características al alcance de una tecla Además de su facilidad y claridad de operación, el 9102 y 9103 Handheld Spectrum Analyzers ofrecen todas las funciones necesarias para resolver cualquiera tarea de medida con rapidez y precisión, mientras que su amigable interfaz de usuario realza su operatividad gracias a sus teclas programables. Las frecuencias siguen aumentando... pero no por ello necesita agotar su presupuesto Su amplio margen de frecuencias desde 100 khz hasta 4 GHz (característica estándar) permite comprobar módulos y sistemas de RF, tales como los actuales osciladores locales inalámbricos. Esta cobertura de frecuencias también permite capturar los elevados armónicos de los módulos amplificadores y osciladores, así como cualquier señal espuria que pudiera mezclarse e irrumpir en la banda pasante. Su completa cobertura de portadoras, de etapas de FI, y de frecuencias de audio, proporciona todas las prestaciones necesarias. Con el 9103 Handheld Spectrum Analyzer, el rango de frecuencias resulta suficientemente amplio para cubrir la banda de frecuencia entre 5 y 6 GHz. Esta banda da servicio a las nuevas tecnologías de acceso inalámbrico en banda ancha, tales como WiMAX y LAN inalámbrico, así como a los servicios de radio comerciales y militares de la banda C que también se localizan en estas frecuencias. Este rango de frecuencias de 7,5 GHz también se encuentra disponible en el 9102 equipado con la opción 9151 Frequency Extension de 7,5 GHz. Sencillo control automático o manual Controlar el 9102 o 9103 desde un PC resulta sencillo y adecuado gracias a su interfaz integrada RS-232 y a su puerto Ethernet. Todas las funciones del analizador de espectros se pueden controlar por medio del conjunto de comandos estándar SCPI para control remoto. Apropiado No perderá el tiempo configurando el instrumento o copiando configuraciones desde un instrumento a otro. El 9100 Data Exchange Software que se entrega con los instrumentos de la serie 9100, soporta funciones de transferencia y de gestión mejoradas. Los sistemas de canales, máscaras de límites, configuraciones y tablas de corrección, pueden configurarse y almacenarse en un PC con suma facilidad. El trabajo de diseñar nuevas máscaras de límites y tablas de corrección es un juego de niños cuando se utiliza el ratón de un PC. En cualquier momento se puede descargar desde el instrumento una traza activa utilizando software opcional, y la facilidad de exportar a formatos gráficos, tales como BMP y JPG, satisface la necesidad de documentar rápidamente los datos de medida. Del mismo modo, con el fin de recuperar parámetros antiguos de las medidas, las trazas almacenadas pueden cargarse en el instrumento. La pantalla de gran visibilidad facilita la observación de las señales La gran resolución de la pantalla en color VGA (640 x 480 pixeles) resulta fantástica para localizar espurios infrecuentes o para ajustar moduladores. Los múltiples colores de la presentación facilitan la comparación de las trazas de medida sobre la pantalla TFT de 6.5" de alto brillo, la cual posee un excepcional ángulo de visión de 140º y gracias a su gran intensidad luminosa resulta ideal para aplicaciones en exteriores. Los 501 puntos de medida sobre la traza permiten realizar una completa evaluación de cualquier espectro de frecuencias en tan sólo unos instantes. Los marcadores permiten realizar lecturas precisas sobre las señales Se dispone de seis marcadores para realizar lecturas exactas sobre señales complejas, pudiendo verificarse las características de un transmisor o detectarse señales espurias, así como definir los niveles de las banda laterales, utilizando estos seis marcadores provistos de gran sensibilidad y mostrados con gran claridad sobre la pantalla. Pulsando Delta Marker se pueden comprobar fácilmente los niveles de los armónicos de segundo y de tercer orden. El nivel de potencia y la frecuencia aparecen en pantalla respecto a un punto de referencia. Decisiones "pasa/no pasa" mediante máscaras de límites Las líneas de límites simplifican la validación de señales complejas, permitiendo al usuario decidir si la señal es válida o no. Estas máscaras de límites pueden definirse mediante 30 segmentos y simultáneamente se puede definir si la señal excede un límite superior y/o inferior, o no.3 Medida de las características de un amplificador con la 9150 Tracking Generator Option Medidas de frecuencia de gran precisión El contador de frecuencia integrado eexpande el rango de aplicaciones hasta las medidas de frecuencias de gran precisión que se requieren en múltiples tareas, tales como la reparación de teléfonos móviles y que ahora puede realizarse con el 9102 o Para realizar medidas de frecuencia de gran precisión los usuarios ya no necesitarán utilizar costosos analizadores de espectros o contadores de frecuencia adicionales. La precisión puede aún mejorarse conectando una referencia externa de frecuencia. Satisface las necesidades futuras Equipado con el sistema Multi Port, el 9102 y 9103 han sido diseñados para satisfacer las posibles necesidades futuras. Estos analizadores detectan automáticamente las opciones externas diseñadas para estos analizadores de espectros extremadamente flexibles, y ofrecen acceso a funciones especiales de medida, aplicando además los correspondientes valores de corrección. Obtenga más información de las señales con modulación digital mediante las funciones de medida de potencia de canal Los 9102 y 9103 realizan medidas de potencia de canal, de relación de potencia de canal adyacente (ACPR), y de ancho de banda ocupado (OBW). La medida ACPR determina la cantidad de potencia "escapada" desde un canal de comunicaciones modulado hasta un canal adyacente. La medida de ancho de banda ocupado representa la parte de potencia transmitida que se encuentra dentro de ancho de banda especificado. Comprobación de una frecuencia determinada mediante el contador de frecuencia integrado Esta función de medida aporta información cualitativa muy útil acerca del ancho de banda utilizado, relevando, por ejemplo, la calidad de operación de un transmisor. Esta función que se activa mediante una sola tecla permite realizar las medidas con rapidez y obtener información específica de las características del canal de comunicaciones. Todos los valores significativos se muestra en pantalla conjuntamente. Además, las medidas de potencia de canal, ACPR, y OBW se encuentran implementadas en el modo de análisis espectral. En contraste con esta operación realizada con una sola tecla, los usuarios experimentados podrán definir rangos de medida, resoluciones, y tiempos de barrido, con absoluta libertad conforme a sus necesidades individuales. De este modo, todas las medidas pueden configurarse fácilmente aún cuando no se están utilizando sistemas de comunicaciones predefinidos. Medidas de precisión en diferentes entornos de RF Cuando se realizan medidas de amplitud de precisión con un analizador de espectros, resulta necesario corregir ciertos efectos durante la medida, los cuales alteran la señal de interés entre el dispositivo bajo prueba (DUT) y el analizador. Los dispositivos externos tales como cables, amplificadores, antenas, y atenuadores adicionales, pueden ejercer influencias sobre el nivel de la señal, realizándose una corrección de amplitud cuya función se encuentra integrada en el software del instrumento. Esta función de compensación de dispositivos externos tiene en consideración una lista de pares de valores de frecuencias y amplitudes que, conectados linealmente, desplazan en el valor adecuado la señal de entrada. Utilizando el 9100 Data Exchange Software resulta muy sencillo configurar esta tabla de correcciones.4 Pequeño y portátil Con su reducida base de sustentación, tanto el 9102 como el 9103 resultan apropiados para utilizarlos tanto en campo como en el laboratorio, mientras que su reducido peso los convierte en instrumentos muy portatiles y capaces de soportar aplicaciones móviles en campo que parecían imposibles de ser soportadas con anterioridad. Mediante el 1500 Battery Charger, se pueden recargar módulos de batería adicionales desde el exterior del 9102 o Estas baterías se intercambian con facilidad y permiten al instrumento trabajar de forma independiente en campo durante muchas horas. Tareas típicas de medida: frecuencias de corte en la banda pasante... Facilidad de ajuste con diferentes tipos de impedancia Mientras que una impedancia 50 Ω es la más habitual en la mayoría de los entornos de RF, los sistemas de TV por cable utilizan, sin embargo, 75 Ω. El 9102 o 9103 soporta también este estándar y cuando se conmuta entre las dos impedancias, se carga automáticamente la tabla de correcciones correspondiente para garantizar que las medidas se realizarán correctamente. También se dispone opcionalmente de un adaptador de impedancia para terminar el cable de forma correcta. Demodulación de AM y de FM La presencia de señales de audio puede comprobarse demodulando las señales de AM o de FM, utilizando el modo de Zero Span o la demodulación en la posición de marcador, y escuchando a través del altavoz integrado. Procesado de la señal digital con FI digital recargable Las señales de RF se procesan digitalmente mediante un microprocesador y matrices de puertas programables (FPGAs) para garantizar una elevada repetitividad y precisión en las medidas, así como la flexibilidad necesaria en futuras aplicaciones.... y aislamiento entre las etapas de transmisión y de recepción 7,5 GHz: estandar en el 9103, opcional en el 9102 El 9102 estandar ya posee un ámplio ancho de banda de 4 GHz. Con el 9103, este rango de frecuencia prácticamente se duplica,. Ahora ya es posible analizar señales entre 4 y 7,5 GHz mediante un pequeño y portátil instrumento de mano, cubriendo todos los nuevos estándares inalámbricos de banda ancha dentro de este rango. Esta opción permite realizar pruebas en todos los rangos de frecuencia de canal ascendente y descendente de la banda C para servicios de satélite. Todas las funciones de medida de análisis espectral del instrumento, tales como la Potencia de canal, OBW y EMF, también están disponibles en este rango extendido de frecuencia. El 9103 Handheld Spectrum Analyzer realiza medidas hasta los 7,5 GHz pudiendo también alojar un generador de seguimiento. El 9102 puede ser equipado con la opción 9151 Frequency Extension de 7,5 GHz siempre que no tenga el generador de seguimiento instalado. Todos los instrumentos 9102 existentes pueden actualizarse a este nuevo rango extendido de frecuencias! 9132 RMS Detector Opción El 9132 RMS Detector ayuda a obtener más información de las señales moduladas digitalmente añadiendo una elevada precisión a las medidas de potencia de canal del 9102 y Las señales tanto de banda ancha como de banda estrecha se pueden medir en forma similar con una increíble precisión gracias a que este nuevo detector es capaz de analizar señales de características similares al ruido en la pantalla del analizador de espectros. Estas señales se suavizan y se presentan mediante este medidor de nivel RMS de precisión. Opción de seguimiento El generador de seguimiento con una salida de frecuencia en el rango de 1 MHz a 4 GHz, expande el rango de aplicación del 9102 o 9103 Handheld Spectrum Analyzer hasta aquellas áreas donde se requieren capacidades de generación de seguimiento, así como medidas de reflexión (VSWR) o de distancia al fallo (DTF). El nivel del generador de seguimiento es ajustable desde 10 a 30 dbm, lo que permite adaptar la señal de salida a las demandas de los dispositivos activos y pasivos bajo prueba. (Nota: El generador de seguimiento no está disponible para el 9102 cuando tiene instalada la opción 9151 Frequency Extension de 7,5 GHz.) 9162 Insertion Power Sensor Si se necesita medir niveles elevados de potencia hasta los 50 watios, el 9102 o 9103 equipado con el 9162 Insertion Power Sensor será la solución adecuada. Su excepcional margen de frecuencia permite utilizarlo para muchos propósitos y aplicaciones, pudiéndose monitorizar con facilidad la potencia de salida de las estaciones base, radios y otros transmisores. El menú correspondiente al modo de5 Sensor de Potencia muestra la potencia directa e inversa en una misma pantalla, estando particularmente optimizadas las medidas para las señales portadoras (CW), así como para señales GSM, UMTS, CDMA y DVB-T. Opción 9168 GPS Receiver Para realizar medidas precisas y obtener las coordenadas GPS de un dispositivo en cada momento con tan sólo un comando, la opción 9168 GPS Receiver es la elección correcta para el 9102 o 9103 Handheld Spectrum Analyzer. Esta opción utiliza el sistema Multi Port y la interfaz RS232 del instrumento, pudiendo mostrar en pantalla en diferentes formatos la posición actual, así como la velocidad y la altitud. La opción 9168 GPS Receiver también facilita la verificación de la posición donde se han realizado una medida determinada, lo cual puede ser importante cuando se realizan medidas de reflexión o de EMF en campo. rangos de 1 MHz y 4 GHz en que puedan verse involucrados. Cuando se utiliza el modo de medida de reflexión todos los parámetros funcionales más importantes se encuentran disponibles, y con la capacidad de las líneas de límites, los resultados pueden compararse fácilmente con los límites especificados por el operador de la red. Dependiendo de las preferencias del usuario, el instrumento puede presentar los valores medidos como pérdidas de retorno o en otras unidades definidas por el cliente, tales como la relación de onda estacionaria (VSWR), el coeficiente de reflexión (rho), o la relación de potencia reflejada. Detección y localización precisas de incluso los más mínimos fallos en los cables de la instalación mediante el modo DTF... Utilizando líneas de límites, el sistema de antenas puede ser aceptado con una sola ojeada fijándonos en las pérdidas de retorno en los enlaces ascendente y descendente.... y facilidad y rapidez en los procesos de documentación de la calidad del trabajo del instalador, utilizando en la oficina el 9100 Data Exchange Software. La 9130 VSWR/DTF Reflection Measurement Option, en conjunción Análisis vectorial en las medidas de reflexión con precisión con el 9160 VSWR/DTF Bridge, convierten al 9102 o 9103 en un Los actuales sistemas de antena para aplicaciones profesionales se sistema de pruebas de reflexión de grandes prestaciones. caracterizan por una baja reflexión y una buena adaptación. La Las actuales y complejas instalaciones de antenas incluyen aceptación y mantenimiento en campo de estas elevadas prestaciones amplificadores montados en torre, antenas de polarización cruzada, y se realiza utilizando instrumentos de precisión. La 9130 VSWR/DTF tiradas de grandes longitudes de cable. Medir la adaptación de Reflection Measurement Option proporciona una elevada precisión impedancia de la antena es la clave para poder analizar las puesto que realiza medidas vectoriales sobre la onda reflejada. Este prestaciones de este tipo de sistemas. Mediante el 9102 o 9103 y la tipo de medidas garantiza una elevada precisión y resultados 9130 VSWR/DTF Reflection Measurement Option, los técnicos de altamente fiables incluso con señales reflejadas de niveles por debajo medida están preparados para todos los tipos de pruebas entre los de 20 db de pérdidas de retorno.6 Medidas DTF para pruebas de prestaciones en cables Las instalaciones de antenas nunca estarán completas sin haber realizado alguna medida de distancia al fallo (DTF). La 9130 VSWR/DTF Reflection Measurement Option proporciona este tipo de pruebas basadas en la reflectometría en el dominio de la frecuencia (FDR). Esta opción del sistema permite un análisis detallado del cable de alimentación de la antena en una longitud total de hasta m. Los conectores defectuosos, cables con estrangulamientos, filtraciones de agua, u otros problemas relacionados con los cables, se pueden detectar y localizar con gran facilidad. La elevada resolución de las medidas sobre 501 puntos garantiza la realización de diagnóstico rápidos y eficientes al detectarse incluso pequeñas reflexiones que dan como resultado una presentación de la distancia al fallo. Útil para todo tipo de cables Aeroflex proporciona ficheros de parámetros para cables predefinidos que incluyen la mayoría de los cables coaxiales conocidos y utilizados en las instalaciones. Estos ficheros se pueden cargar fácilmente en el 9100 mientras que los parámetros para otros tipos de cables se pueden determinar paso a paso sobre el propio instrumento. El usuario elegirá si desea definir el rango de medida de forma manual o automática. Medidas de pérdidas en cables con un solo puerto Las medidas de pérdidas en cables resultan fáciles de realizar siempre que ambos extremos del cable se encuentren accesibles. Sin embargo, para las cable que se encuentran sobre la bobina o ya instalados, estas técnicas no se pueden aplicar. El modo de medida de pérdidas en cables con un solo puerto permite realizar la medida desde un solo extremo, mientras que el otro permanece abierto ó cortocircuitado. Después de definir el rango de frecuencia aplicable para la medida, se podrá leer la atenuación en el campo de resultados mientras que la pantalla muestra la respuesta de frecuencia del cable. Puente VSWR/DTF Conéctelo y mida! Para realizar medidas de reflexión se necesita un puente de medida. Aeroflex ofrece dicha herramienta específicamente diseñada para el 9102 o 9103 Handheld Spectrum Analyzer: El 9160 VSWR/DTF Bridge cubre todo el rango de frecuencias hasta los 4 GHz y se adapta perfectamente a los conectores de RF del 9102 o Su elevada directividad es la base de la precisión obtenida en las medidas de pérdidas de retorno. El 9102 o 9103 proporciona los datos de calibración y suministra una tensión de alimentación a través del Multi Port. Tan sólo conecte el puente y tendrá disponible todo un conjunto de nuevas características! Medidas de radiación con la 9131 EMF Measurement Option Medidas de radiación en estaciones base y en transmisores de difusión Las medidas de captación (exposición a la radiación) se realizan sin dificultad mediante una antena isotrópica La radiación proveniente de estaciones base y de estaciones de difusión puede medirse con facilidad haciendo uso del 9102 o 9103 junto con su 9131 EMF Measurement Option. El 9100 toma los datos de medida del campo electromagnético existente dentro de un rango de frecuencias definido por el usuario, y presenta una medida de la intensidad de campo (en V/m) o de la densidad de flujo de potencia (en W/m²). Esta opción también permite seleccionar uno de los dos filtros adicionales (ancho de banda de resolución de 9 y 120 khz) que habitualmente se utilizan en las medidas de radiación. Emisión de radiaciones Para estas medidas los operadores de redes celulares y de estaciones de difusión deberán cumplir con los requerimientos dictados por los organismos reguladores. Muchos países estipulan determinadas pruebas que garanticen que la radiación de los transmisores instalados se encuentra dentro de los límites especificados, debiendo ayudarse de una antena direccional para medir la radiación emitida. Tan sólo se necesitan dos equipos para realizar estas medidas de emisiones conforme al estándar ICNIRP. El 9102 o 9103 Handheld Spectrum Analyzer equipado con la 9131 EMF Measurement Option y la antena direccional, realizarán todas las tareas de medida ofreciendo una solución portátil, fácil de transportar y de visualizar incluso a plena luz del día, y fácil de convertirla en una solución diferente para otras áreas de medida, tales como las medidas en sistemas de antenas. y captación Las oficinas de ingeniería y los organismos reguladores están interesados en las exposiciones a la radiación existentes en determinados lugares. El 9102 o 9103 junto con la 9131 EMF Measurement Option7 y una antena apropiada, captarán las ondas electromagnéticas procedentes de todas las direcciones (isotropía), mientras que la brillante pantalla de la serie 9100 presentará la intensidad de campo global dentro del rango de frecuencias deseado. Este analizador de espectros portátil y ligero facilita las medidas en campo a la par que el usuario agradece la clara presentación mostrada en su brillante pantalla. Las medidas cíclicas de interferencias se realizan con facilidad gracias a la capacidad integrada de soporte para control remoto. Las dos interfaces, con conectores RS-232 y LAN, permiten elegir el tipo de control de estos instrumentos a través de un modem o de una red local. Aeroflex ofrece dos tipos de antenas para realizar medidas de captación o exposición: la 9170 Biconical Antenna y la 9171 Isotropic Antenna. Ambas realizan medidas con capacidad de captación en todas las direcciones, pero utilizan diferentes procedimientos para lograr este objetivo. Medidas con el analizador de espectro portátil y la 9171 Isotropic Antenna Girando manualmente el elemento dipolo de antena de la 9170 Biconical Antenna, este mismo dipolo de antena podrá utilizarse para realizar medidas en diferentes direcciones, lo cual ayudará a mantener las variaciones de los resultados en valores mínimos. El 9102 o 9103 Handheld Spectrum Analyzer permite realizar medidas consecutivas en los tres ejes y calcular posteriormente la intensidad de campo resultante. La 9171 Isotropic Antenna incluye seis elementos de antena. El 9102 o 9103 mide la señal de cada par de elementos de antena de forma consecutiva y controla las señales por medio de un cable adicional conectado al Multi Port del 9102 o Mediante este cable conectado al instrumento, el analizador detecta automáticamente la antena y carga un conjunto de valores de calibración específicos para dicha antena en el 9102 o 9103 para obtener una mayor precisión de los resultados de las medidas. Medidas con la 9170 Biconical Antenna8 ESPECIFICACIONES Todas las especificaciones son válidas después de 30 minutos de tiempo de calentamiento a temperatura ambiente, en las condiciones ambientales especificadas, y dentro de los rangos de medidas típicos, estando el equipo dentro del período de un año desde su última calibración. FRECUENCIA Rango de frecuencia Rango de medida 9102 (instrumento básico) 100 khz a 4 GHz 9103, 9102 con khz a 7,5 GHz Resolución 1 khz FRECUENCIA DE REFERENCIA Estabilidad de temperatura ±2 ppm Envejecimiento ±1,5 ppm Incertidumbre de frecuencia ±1,5 ppm CONTADOR DE FRECUENCIA Resolución 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz Nivel de entrada mínimo requerido 90 dbm MARGEN DE FRECUENCIA Rango de operación 9102 (instrumento básico) 0 Hz, 10 khz a 4 GHz 9103, 9102 con Hz, 10 khz a 7.5 GHz TIEMPO DE BARRIDO Margen > 10 khz 1 ms a 250 s Margen = 0 Hz 1 ms a 250 s ANCHO DE BANDA DE RESOLUCIÓN (RBW) Selección del RBW manual o automático Rango del RBW ( 3 db) 100 Hz a 1 MHz Pasos 1, 3, 10 ANCHO DE BANDA DE VÍDEO (VBW) Selección del VBW manual o automático Rango del VBW ( 3 db) 10 Hz a 1 MHz Pasos 1, 3, 10 RUIDO DE SSB 9102 (instrumento básico) f = 2 GHz, Δf = 100 khz, < 80 dbc/hz RBW = 10 khz, VBW = 1 khz tip. < 83 dbc/hz 9103, 9102 con 9151 f = 5.7 GHz, Δf = 100 khz, < 80 dbc/hz RBW = 10 khz, VBW = 1 khz tip. < 83 dbc/hz AMPLITUD Voltaje de CC de seguridad máximo a la entrada de RF ±50 V Potencia máxima de seguridad a la entrada 30 dbm Unidades de presentación dbm, dbμv, dbmv, dbv, db, V, mv, μv, mw, W RANGO DE MEDIDA en modo automático ruido medio de base a 20 dbm NIVEL DE RUIDO MEDIO EN PANTALLA (DANL) (RBW = 100 Hz, atenuación = 0 db) 9102 (instrumento básico) 10 MHz a 1 GHz < 127 dbm, tip. 130 dbm 1 GHz a 4 GHz < 130 dbm, tip. 135 dbm 9103, 9102 con MHz a 5 GHz < 120 dbm, tip. < 123 dbm 5 a 7,5 GHz < 118 dbm, tip. < 120 dbm9 ATENUACIÓN DE ENTRADA Definible por el usuario mediante entrada directa o por teclas de pasos. 0 db sólo es seleccionable por entrada directa con el fin de proteger al primer mezclador. Rango de atenuación (0) 10 a 50 db Pasos de atenuación 10 db RANGO DINÁMICO Rango >70 db Nivel de entrada máximo medible 20 dbm (atenuación = 40 db) 9102 (instrumento básico) Nivel de entrada mínimo medible 130 dbm 9103, 9102 con 9151 Nivel de entrada min. medible (<4 GHz) 119 dbm Nivel de entrada min. medible (4 GHz a 7 GHz) 120 dbm Nivel de entrada min. medible (7 GHz a 7,5 GHz, atenuación = 0 db) 112 dbm PRECISIÓN DE NIVEL (atenuación de entrada = 10 db, temperatura ambiente desde +20 C a +26 C) 10 MHz a 3,6 GHz ±1 db 3,6 GHz a 7,5 GHz ±1,5 db, tip. ±1 db ADAPTACIÓN DE LA ENTRADA DE RF (Atenuación de entrada = 10 db) VSWR 9102 (instrumento básico), 10 MHz a 4 GHz <1,6 tip. <1, y 9102 con MHz a 4 GHz <1.6, tip. <1,3 4 GHz a 6 GHz <2.0, tip. <1,6 6 GHz a 7,5 GHz <2,3, tip. <2,0 NIVEL DE REFERENCIA Establecimiento del nivel de referencia por entrada de teclado o por teclas de pasos Rango de establecimiento 100 a +30 dbm Resolución 0,1 db RESPUESTAS ESPURIAS DEL 9102 (INSTRUMENTO BÁSICO) Rechazo de imagen (f = 1 GHz) >80 db Nivel de espurios < 90 dbm (atenuación = 0 db) Sensibilidad del LO < 77 dbm (atenuación = 10 db) Rango libre de intermodulación >63 db (nivel de entrada 30 dbm, f1 = 990 MHz, f2 = 992 MHz) RESPUESTA ESPÚRIA DEL 9103 Y 9102 CON 9151 Rechazo de imágen (f = 6,7 GHz) >60 db Nivel de espurios (100 khz a 3 GHz) < 86 dbm Nivel de espurios (3 GHz a 7,5 GHz, atenuación = 0 db) < 80 dbm Fugas del LO (f = 7,7 GHz) < 57 dbm (atenuación = 10 db) FUNCIONES DETECTOR Y BARRIDO Tipos de detector Pos./neg. pico, pos. pico, Neg. pico, muestra (RMS opcional) Procesado del barrido Actual, promediado, retenc. máx., retenc. min. TRAZAS Trazas máximas en pantalla 2 Puntos por traza 2 x Funciones con trazas A + B A, A B A, Copiar a>b, copiar b>a Traza A Selección del color (negro por defecto) Traza B Selección del color (azul por defecto)10 MARCADORES Marcadores máximos 6 Marcadores incrementales 5 Funciones de los marcadores Pico máx., pico próx. Funciones de transferencia M frecuencia central M nivel de ref. M f paso de PRUEBAS DE LÍMITES Máximo nº de máscaras de límites 99 Funciones de límites Superior, inferior, superior e inferior Máximo nº de segmentos de límites 30 MODOS DE MEDIDA SOPORTADOS Análisis espectral Potencia de canal Generador de señal (opción) Transmisión (opción) Reflexión (opción) Distancia al fallo (opción) Pérdida en cables (opción) EMC (opción) MEDIDAS DE POTENCIA Máximo nº de sistemas de canal 99 Funciones de medida Channel Power, ACPR, OBW Default Systems GSM, WCDMA, DECT, WLAN DEMODULACIÓN Nivel de entrada mínimo 50 dbm AM/FM En marcador/permanente/ en marcadores múltiples TECLADO Tipo de teclado Membrana Teclas especiales de parámetros Centro, Margen, Referencia Teclas rápidas Preconfigurar, Retener/Ejecutar, Borrar traza, Recuperar/Almacenar, PARAM, MODE, MKR GENERAL DISPLAY (TFT) Pantalla (TFT) Tamaño 6,5" Resolución 640 x 480 Colores 256 Brillo 300 cd Puntos de resultados de medida 2 x FUENTE DE ALIMENTACIÓN Voltaje de CC externo 11 a 15 V / máx. 28 W Batería interna Li Ion Tiempo de operación máx. 2,0 h (con la batería a plena carga, brillo al máximo, y TG habilitado) MEMORIA Tipo Flash disk Capacidad (configuraciones y trazas) 257 DIMENSIONES (AN X AL X FD) x 190 x 91 [mm] 14,0 x 7,5 x 3,6 [in.] x 190 x 104 [mm] 14,0 x 7,5 x 4,1 [in.] 1 Se dispone de dos trazas independientes (retenc. min. y retenc. máx. al mismo tiempo)11 PESO Con batería ,2 kg (7 lbs) ,6 kg (8 lbs.) Solo fuente de alimentación 0,32 kg (0,7 lbs.) CONDICIONES AMBIENTALES INTERFAZ SERIE Para actualizaciones de software y control remoto DB-9 (macho) Velocidad 57,6 kbit/s Cable necesario cable de modem nulo LAN (TCP/IP) (si no se especifica otra cosa) Para actualizaciones de software y control remoto MIL-PRF28800F clase 2C Temperatura de operación RJ-45 0 a +45 C Velocidad Temperatura de almacenamiento 10 Mbit/s 10 a +50 C Disparo externo Humedad relativa (sin condensación) Entrada de disparo externo 80% LVTTL/LVCMOS 0 to 3 V CONECTORES BNC ENTRADA DE RF REFERENCIA EXTERNA DE TIEMPOS Entrada de frecuencia de referencia tipo N (hembra) 5 MHz, 10 MHz, 13 MHz Impedancia Desplazamiento de frecuencia de referencia 50 Ω <10 ppm MULTIPUERTO Nivel de entrada >0 dbm 7-pin ODU Voltaje de CC BNC 10 V, 300 ma OPCIONES Protección contra cortocircuitos activo TRACKING GENERATOR Bus de control conmutado Gama de frecuencia de salida I 2 C 1 MHz to 4 GHz Output level setting range (1 MHz a 4 GHz) ENTRADA DE CC 1 MHz a 4 GHz 10 a 30 db ajustable en pasos de 1 dbm 2,1 mm dia. conector de clavija Incertidumbre del nivel de salida Corriente máx. (1 MHz a 4 GHz) < ±2 db 3 A Armónicos a 10 dbm AURICULARES 1 MHz a 4 GHz < 20 dbc Salida de auriculares Nivel de espurios, desplazamiento de 10 dbm 3,5 mm miniclavija 1 MHz a 10 MHz < 63 dbc Altavoz SSB ruido de fase Δf = 100 khz < 73 dbc/hz12 Estabilidad de frecuencia conforme a la frecuencia de referencia tipo N, hembra Impedancia de salida 50 Ω 9160 VSWR/DTF BRIDGE Rango de frecuencia 1 MHz a 4 GHz Directividad 10 MHz a 3 GHz, tip. 35 db Pérdida de inserción 10 MHz a 3 GHz RF in a DUT < tip.11 db RF Out a DUT < tip. 9 db Impedancia 50 Ω Peso 410 g es N-type Nivel de entrada máximo +20 dbm 9130 VSWR/DTF REFLECTION MEASUREMENT OPTION Rango de medida de pérdidas de retorno 70 db Unidades de medida de reflexión db, VSWR, mrho Medidas de reflexión vectoriales, escalares Barrido DTF automático o manual Resolución DTF 501 puntos Longitud de cable máx. Longitud de cable máx EMF MEASUREMENT OPCIÓN Rango de frecuencia 100 khz a 7,5 GHz Rango de medida 1 mv/m a 200 V/m Unidades de medida dbv/m, V/m, dbm/m², W/m² Rango de RBW ( 6 db) 9 khz, 120 khz 9162 INSERTION POWER SENSOR Rango de frecuencia 70 MHz a 2,7 GHz Rango de medida 20 mw a 50 W Unidades de medida mw, W, dbm Directividad >25 db Pérdidas de inserción <1 db Tipos de señal CW, GSM, UMTS, CDMA, DVB-T, TETRA ELEMENTOS ESTÁNDAR Fuente de alimentación (90 a 240 V, 50 a 60 Hz) Manual básico de iniciación Manual de instrucciones en CD 9100 Data Exchange Software (1 licencia) Cable cruzado de comunicaciones Ethernet INFORMACIÓN DE PEDIDO Conjuntos 9102 Handheld Spectrum Analyzer Bench Edition AG Handheld Spectrum Analyzer Field Edition AG Handheld Spectrum Analyzer Tracking Edition AG Handheld Spectrum Analyzer VSWR/DTF Edition AG Handheld Spectrum Analyzer Bench Edition AG Handheld Spectrum Analyzer Field Edition AG Handheld Spectrum Analyzer Tracking Edition AG Handheld Spectrum Analyzer VSWR/DTF Edition AG13 Opciones 9130 VSWR/DTF Reflection Measurement Option AG EMF Measurement Option AG RMS Detector Option AG Frequency Extension 7.5 GHz (opción del 9102) AG VSWR/DTF Bridge AG Insertion Power Sensor AG GPS Receiver Option AG Tracking Generator Upgrade AG Frequency Extension 7,5 GHz Upgrade para el 9102 (se necesita recalibración) AG Adaptador N (m) 7/16" (f) AG Adaptador N (m) 7/16" (m) AG Adaptador N (f) 7/16" (f) AG Adaptador de impedancias N 50 Ω a N 75 Ω AG Adaptador de impedancias N 50 Ω a F 75 Ω AG Atenuador 18 GHz, 6 db AG Conjunto de calibración Abierto/Corto/Carga, Tipo DIN 7/16" macho AG Conjunto de calibración Abierto/Corto/Carga, Tipo N macho AG Composite Cable 10 m para 9171 AG Trípode de antena AG Bolso para trípode de antena AG Accesorios 9100 Módulo de baterías, 7,2 Ah AG Mochila de exterior AG Bolsa semirrígida de transporte AG Cargador de baterías AG Fuente de alimentación AG Adaptador para coche a 12 V AG Bloqueo de seguridad AG Data Exchange Software AG Cable de comunicaciones serie AG Ethernet cross-link cable AG RF Probe 20 db Rango de frecuencia de 100 khz a 4 GHz Atenuación de RF (nominal a 50 Ω) 20 db incluyendo adaptador N (macho), BNC (hembra) AG Inductive Probe Rango de frecuencia de 4 MHz a 6 GHz, Amplificador de 30 db AG Biconical Antena AG Isotropic Antena AG Antena banda 400 MHz (TNC) AG Antena banda 900 MHz (TNC) AG Antena banda 1800 MHz (TNC) AG Antena banda 1880 MHz (BNC) AG Antena banda 2400 MHz (TNC) AG Triband Antenna 2,4, 5,3, 5,8 GHz; adaptador N AG Adaptador N TNC AG Adaptador N BNC AG Adaptador N (f) 7/16" (m) AG Productos relacionados 9101 Handheld Spectrum Analyzer Bench Edition AG Handheld Spectrum Analyzer Field Edition AG Mostrar más
Introducción a las medidas en Sistemas Radiantes: Análisis de Cables y Antenas. Por Stefan Pongratz Artículo cedido por Anritsu EMEA Ltd El sistema radiante de una Estación Base, formado por antena/s y Más detalles Serie JD720C Analizadores CellAdvisor de cables y antenas
NETWORK AND SERVICE ENABLEMENT Serie JD720C Analizadores CellAdvisor de cables y antenas Funciones clave Teclas Favorite (Favorito) y Quick Save (Guardado rápido) para realizar pruebas de la forma más Más detalles Trío completo: nuevo receptor compacto de radiovigilancia R&S EB500
Trío completo: nuevo receptor compacto de radiovigilancia R&S EB500 El perfecto equilibrio de las características técnicas, dimensiones, consumo de potencia y gastos de adquisición, sitúa el nuevo receptor Más detalles Analizador de TV compacto R&S ETC Pruebas económicas en transmisores de TV
Analizador de TV compacto R&S ETC Pruebas económicas en transmisores de TV Radiodifusión Folleto del producto 01.00 Analizador de TV compacto R&S ETC Generalidades El analizador de TV compacto R&S ETC Más detalles Lote: 67. Denominación: MEDIDOR DE CAMPO TV. Y SAT. DIGITAL. Código: EC78. Año: 2008 DESTINO:
DESTINO: Destinado a la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APROXIMADAS: CONFIGURACIÓN PARA MEDIDA DE NIVEL Y POTENCIA. SINTONÍA Síntesis digital de frecuencia. Sintonía Más detalles TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS, MODELO 8080
Telecomunicaciones SISTEMA DIDÁCTICO EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS, MODELO 8080 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema didáctico en telecomunicaciones analógicas de Lab-Volt, modelo 8080, es un método educativo Más detalles Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de espectros y al generador de RF
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Teoría Electromagnética II Prof. Ing. Luis Carlos Rosales Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de Más detalles GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS
GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS DG3000 DG2000/DG1000 Tecnología DDS y 14 bits. Frecuencia hasta 120 MHz. Hasta 300 MS y 1 M de memoria. Generador de pulsos y PWM. Modulación AM, FM, FSK y PM Más detalles SISTEMA DE MONITOREO PERSONAL ESTÉREO PSM 300
Sistema de monitoreo personal PSM 300 SISTEMA DE MONITOREO PERSONAL ESTÉREO PSM 300 El Sistema de Monitoreo Personal Estéreo PSM 300 entrega audio digital detallado de 24 bits y una libertad de conexión Más detalles Medidor De Potencia RF ImmersionRC
Medidor De Potencia RF ImmersionRC Manual del usuario Edición de Octubre 2013, Preliminar 1 Visión Del Modelo El medidor de potencia RF de ImmersionRC es portátil y autónomo, con un medidor de potencia Más detalles Manual de Usuario. ADInstruments. Vatímetro RF multi-rango AD81050
Manual de Usuario ADInstruments Vatímetro RF multi-rango AD81050 Contenido 1. Características y datos principales.. 3 2. Descripción general... 4 2.1 Propósito y aplicación 2.2 Descripción 2.3 Teoría de Más detalles INSTRUMENTACIÓN PARA CRIOSTATO DE LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS. Pliego de Prescripciones Técnicas
INSTRUMENTACIÓN PARA CRIOSTATO DE LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Pliego de Prescripciones Técnicas DESCRIPCIÓN 0. Introducción Este pliego de se especifica la instrumentación adicional Más detalles 2201 ProLock. Sistema de pruebas 3G para aplicaciones de servicio. Aeroflex 2201 ProLock Pruebas de servicio para comunicaciones móviles 2G y 3G
2201 ProLock Sistema de pruebas 3G para aplicaciones de servicio Aeroflex 2201 ProLock Pruebas de servicio para comunicaciones móviles 2G y 3G Los centros de servicio de teléfonos móviles realizan reparaciones Más detalles Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33
Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33 Introducción Los transmisores de presión AKS 32 y AKS 33 miden una presión y convierten el valor medido en una señal estándar: 1 5 V c.c. o 10 V c.c. para Más detalles Demodulación de imagen analógica y digital. Todas las medidas simultáneamente. Espectro profesional. Totalmente automático. Autonomía de 4½ h.
Demodulación de imagen analógica y digital Todas las medidas simultáneamente Espectro profesional Totalmente automático Autonomía de 4½ h. Peso menor de 2 kg. el TV Explorer: configurando los nuevos estándares Más detalles VOLTIMETRO VECTORIAL
VOLTIMETRO VECTORIAL El voltímetro vectorial HP 8405 tiene un voltímetro y un fasímetro que permiten medir la amplitud y la relación de fase entre 2 componentes fundamentales de una tensión de RF. El rango Más detalles Stimulus / Response Measurement Suite
Stimulus / Response Measurement Suite El paquete de medición de Estimulo-Respuesta del Analizador de Espectros Agilent N1996a-506 permite hacer una fácil y precisa medición de las características de transmisión Más detalles DRTS 33. Salidas de alta potencia: 3 x 420 VA, 1 x 1000 VA Alta precisión de las salidas: mejor que 0,05%
La nueva generación de equipos de ensayo avanzados para Relés, Convertidores de Medida, Contadores de Energía y Medidores de la Calidad de la Onda Ensayo para todo tipo de tecnologías de relé: electromecánicos, Más detalles Amplificadores de RF sintonizados
Amplificadores de RF sintonizados Amplificador de banda ancha Respuesta en frecuencia plana, muy bajo ruido y muy buena linealidad (muy baja distorsión armónica y por intermodulación) Ejemplo Amplificador Más detalles TRANSMISOR TV VHF 50W MARCA: DITEL - MODELO: TDV50
TRANSMISOR TV VHF 50W: TDV50 1 TRANSMISOR TV VHF 50W MARCA: DITEL - MODELO: TDV50 El TDV50 es un transmisor de televisión destinado al servicio de radiodifusión. Totalmente de estado sólido y de amplificación Más detalles Analizador de espectro para microondas
Medidas Electrónicas 2 Analizador de espectro para microondas Indice: 1- Introducción: 2- Usos del analizador de espectro 3- Principio de funcionamiento. 4- Diagrama en bloques 5- Descripción de las etapas Más detalles 1. Instrumentos de medida. 2. Fundamentos teóricos. 3. El Analizador de Espectro. Asignatura: Comunicaciones
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación ETSIIT Universidad de Cantabria Asignatura: Comunicaciones Curso 2015-2016 Práctica 1: Medida del espectro de señales Objetivo Esta primera práctica Más detalles Los generadores de funciones y formas de onda arbitrarias proporcionan versatilidad de estímulos para las aplicaciones de RF
Los generadores de funciones y formas de onda arbitrarias proporcionan versatilidad de estímulos para las aplicaciones de RF Por J. Mees y J. Ojeda Jonathon Mees, director de desarrollo de mercado de la Más detalles Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos
Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos Conocer los distintos elementos que constituyen una instalación colectiva para la distribución de señales de televisión Más detalles NOTA DE APLICACIÓN 0711
NOTA DE APLICACIÓN 0711 COMBINADORES, SPLITTERS Y ACOPLADORES DIRECCIONALES. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y ESCENARIOS DE USO Área de Ingeniería de Aplicaciones R.F. Página 1 de 15 INDICE 1 ACOPLADORES Más detalles Multímetro 34405A de Agilent
Multímetro 34405A de Agilent Multímetro digital para bancos de trabajo con pantalla doble de 5,5 dígitos Un mayor número de funciones a un precio razonable Hoja de datos Características Resolución de 120.000 Más detalles Práctica de Laboratorio: Introducción al laboratorio de Radiocomunicaciones
Práctica de Laboratorio: Introducción al laboratorio de Radiocomunicaciones Apellidos, nombre Departamento Centro Bachiller Martín, Carmen (mabacmar@dcom.upv.es) Fuster Escuder, José Miguel (jfuster@dcom.upv.es) Más detalles Stimulus / Response Mesuarement Suite
Stimulus / Response Mesuarement Suite Agilent Spectrum Analyzer N1996A 506 El paquete de medición de Estimulo Respuesta permite hacer una fácil y precisa medición de las características de transmisión Más detalles Práctica 1. Calibración, pérdidas y filtros.
Calibración, pérdidas y filtros Laboratorio de medidas e instrumentación i Laboratorio de medidas e instrumentación. Práctica 1. Calibración, pérdidas y filtros. Nombres Calibración, pérdidas y filtros Más detalles ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA. Ensayos de emisiones. Ensayos de emisiones. Introducción. estar por debajo de un límite
ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA Dr. Ferran Silva 14 de octubre de 2004 INTI-CITEI Buenos Aires, Argentina Introducción estar por debajo de un límite Conducidas Perturbaciones discontinuas y Más detalles MADRID BARCELONA ZARA GOZA PORTUGAL
Oper@ Sistema de Monitorización de Ruido Ambiental Permanente Oper@, una red de monitorización de ruido El sistema Oper@ consiste en numerosas estaciones de medida de ruido, de precisión tipo 1 o tipo Más detalles Analizadores de estación base JD745A/JD785A CellAdvisor
Analizadores de estación base JD745A/JD785A CellAdvisor JD745A JD785A Analizador de espectro de 100 khz a 4 GHz 9 khz a 8 GHz Analizador de antena y cable de 5 MHz a 4 GHz 5 MHz a 6 GHz Medidor de potencia Más detalles ANALIZADOR DE SEÑALES DE RADIOFRECUENCIA
ET DEF 225/01 08 MARZO 2010 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ANALIZADOR DE SEÑALES DE RADIOFRECUENCIA Todos los comentarios, sugerencias o preguntas sobre este documento deben dirigirse a la Dirección General Más detalles DRTS 64. El DRTS 64 puede ensayar todos los relés siguientes:
La nueva generación de equipos de ensayo avanzados para Relés, Convertidores de Medida, Contadores de Energía y Medidores de la Calidad de la Onda Ensayo para todo tipo de tecnologías de relé: electromecánicos, Más detalles DMS 700. Sistema inalámbrico digital. Sistema inalámbrico digital. Broadcast Empresas alquiler Salas de conferencia Sonido directo
Hasta 100 canales simultáneos Rápida configuración, analizador de espectro y modo ensayo Construcción totalmente metálica Filtro paso-alto, EQ de 3 bandas, compresor y limitador dbx incluidos Transmisión Más detalles TRANSMISOR TV VHF 200W MARCA: DITEL - MODELO: TDV200
TRANSMISOR TV VHF 200W: TDV200 1 TRANSMISOR TV VHF 200W MARCA: DITEL - MODELO: TDV200 INTRODUCCION El TDV200 es un transmisor de televisión destinado al servicio de radiodifusión. Totalmente de estado Más detalles Sistema de Monitorización Continua de Descargas Parciales en Servicio
Data Sheet Sistema de Monitorización Continua de Descargas Parciales en Servicio BlueBOX Technology es una nueva forma de medir descargas parciales que se ha desarrollado con la última tecnología disponible Más detalles Calibrador multifuncional documentador Modelo CEP6100
Calibración Calibrador multifuncional documentador Modelo CEP6100 Hoja técnica WIKA CT 83.51 Aplicaciones Servicio de calibración y mantenimiento Laboratorios de medición y regulación Industria (laboratorio, Más detalles Especificación para el Sistema de administración de datos y monitoreo en línea de baterías para sistema de UPS
1 Alcance Esta especificación define los requisitos mínimos para un Sistema de administración de datos y monitoreo predictivo en línea de baterías (BMDMS, por sus siglas en inglés Battery Monitor Data Más detalles TFS 2100. Sistema de Localización de Faltas por Onda Viajera
Sistema de Localización de Faltas por Onda Viajera El localizador de faltas de líneas de transporte y distribución más preciso del mercado Precisión típica: ±150 m con independencia de la longitud de línea Más detalles Medidas selectivas e isotrópicas
Medidas selectivas e isotrópicas Nuevo instrumento de bolsillo capaz de medir, registrar y evaluar campos electromagnéticos, desde VHF hasta UMTS La ignorancia es la felicidad. Este planteamiento simplista Más detalles EQUIPAMIENTO DE SITIO
EQUIPAMIENTO DE SITIO DE REPETICIÓN Serie G para Redes de Radio ASTRO 25 Las redes ASTRO 25 de Motorola han sido diseñadas para satisfacer los requisitos de clientes actuales y futuros en lo que respecta Más detalles Análisis de espectro de radiofrecuencia sin precedentes
A i r M a g n e t S p e c t r u m X T AirMagnet Spectrum XT es el primer analizador de espectros profesional que combina análisis exhaustivos de radiofrecuencias con información de WLAN en tiempo real Más detalles TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF
TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF INTRODUCCION TEORICA: El análisis de una señal en el modo temporal con ayuda de un osciloscopio permite conocer parte de la información contenida Más detalles DTR 620. Radio Digital
DTR 620 Radio Digital Radio Digital de Dos Vías DTR 620 para Negocios Entre mejor se pueda comunicar un equipo, mas eficiente serán sus operaciones. Los radios digitales de dos vías de la Serie DTR de Más detalles REGISTRADOR DE DATOS SIN PAPEL MODELO VR06 DE 6 CANALES
CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc 30 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel 902 404 748-937 591 484 Fax 937 591 547 e-mail:crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com BC-130.31 REGISTRADOR DE DATOS SIN PAPEL Más detalles Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia Sistema trifásico completo Relación de Transformación: Tensión de Reabsorción:
SISTEMA ETP Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia El mantenimiento predictivo es la solución más eficiente para asegurar el correcto funcionamiento de elementos críticos como los transformadores Más detalles UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática PRÁCTICA 5: DISEÑO DE MODULADORES (FSK), DEMODULADORES (ASK) Tecnología Básica de las Comunicaciones (Ingeniería Técnica Informática Más detalles Características. Circuito de alimentación. Temperatura de uso 0...+40 C. Humedad de funcionamiento
Descripción Mide todos los principales parámetros eléctricos de una red eléctrica Mide en verdadero valor eficaz Contador de energía incorporado Con 4 canales de tensión y 4 de corriente Autotrigger configurable Más detalles Especificaciones de la fluctuación de fase
Rec. UIT-R BT.1363 1 RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1363 ESPECIFICACIONES DE LA FLUCTUACIÓN DE FASE Y MÉTODOS PARA MEDIR LA FLUCTUACIÓN DE FASE EN SEÑALES DE BITS EN SERIE CONFORMES A LAS RECOMENDACIONES UIT-R Más detalles ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles Ejercicios típicos de Señales
Ejercicios típicos de Señales 1- Calcular el voltaje eficaz de la onda senoidal. 3V 2V V PP = 6V 1V V P = V PP /2 = 6/2 = 3V -1V V ef = V P * 0.707 = 3V* 0.707 = 2.12V -2V -3V 2- Calcular el valor pico Más detalles DOCUMENTACION TECNICA DEL SISTEMA DE 48Vcc de MUY ALTA EFICIENCIA y FIABILIDAD GUARDIANe CENTRAL de 139.200 W
DOCUMENTACION TECNICA DEL SISTEMA DE 48Vcc de MUY ALTA EFICIENCIA y FIABILIDAD GUARDIANe CENTRAL de 139.200 W MODULO DE PROTECCION DE BATERIAS MODULO DE CONTROL ACX MODULO DE DISTRIBUCION -48Vcc HASTA Más detalles Nodo inteligente para redes de fibra óptica
AC9000 Nodo inteligente para redes de fibra óptica Si usted está buscando el mejor nodo óptico del mercado, no busque más, tenemos el AC9000 de Teleste. Este nodo óptico inteligente, altamente escalable, Más detalles Aprobada por Resolución 218/85 SC (Boletín de la Secretaría de Comunicaciones Nº 9946, 25/10/85)
Norma técnica SC-Mm2-20.02 Aprobada por Resolución 218/85 SC (Boletín de la Secretaría de Comunicaciones Nº 9946, 25/10/85) Equipos transmisores, receptores y transceptores radiotelefónicos de ondas métricas, Más detalles Interface Recolectora de Datos 7000-I
Sistema de adquisición de datos que combina una computadora lap-top e interface. Es por esto que no requiere una computadora adicional por que es una computadora laptop completa. Lo que maximiza la utilización Más detalles En la Figura 1 se representa un escenario típico de aplicación del Sistema de Radio sobre Fibra.
Repetidores de radio sobre fibra óptica para comunicaciones móviles celulares El proyecto "Radio sobre Fibra" ha dotado a Telefónica Móviles de una serie de equipos de bajo coste y tecnología avanzada, Más detalles Todo lo que necesita esta completamente integrado PREXISO GPS. Completo sistema de posicionamiento: Receptor Controladora Software
Todo lo que necesita esta completamente integrado PREXISO GPS Completo sistema de posicionamiento: Receptor Controladora Software Completo, GPS integrado El GPS Prexiso es todo lo que necesitará un completo Más detalles PLANEAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS COMUNICACIONES RADIO. Índice
Índice 1. comunicaciones radio... 2 1.1 ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIA, BANDAS Y SERVICIOS... 2 1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE... 4 1.3 ANTENAS. DIAGRAMA DE RADIACIÓN... 7 1.4 VELOCIDADES Más detalles Creación de redes AirPort 2
apple Creación de redes AirPort 2 Contenido 1 Introducción 5 Acerca de AirPort 5 Cómo funciona AirPort 6 Cómo se proporciona acceso inalámbrico a Internet 6 Configuración del acceso a Internet de la estación Más detalles PSM 900 y PSM 1000 Sistemas de Monitoreo Personal DOS SISTEMAS. INFINITAS POSIBILIDADES.
PSM 900 y PSM 1000 Sistemas de Monitoreo Personal DOS SISTEMAS. INFINITAS POSIBILIDADES. PSM 900 Y PSM 1000 SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL. SOLAMENTE CON SHURE. PSM 900 PSM 1000 Los Sistemas de Monitoreo Más detalles PFL20M1500 Sistema localizador de fallas de cables de energía
PFL20M1500 El MTDR de nuevo diseño está instalado en la cubierta para una mejor visualización, con una pantalla grande y luminosa Filtro inductivo de reflexión de arco suministra más energía donde es más Más detalles La serie Portatil OTDR
palmotdr. La serie Portatil OTDR Los OTDRs mas compactos de alto desempeño Enfocado para aplicaciones de fibra óptica, ideal para certificaciones de redes LAN/WAN/FTTX y resolución de problemas en fibras: Más detalles GPS3000 Y EL CANAL 60 DE TV
GPS3000 Y EL CANAL 60 DE TV Durante el despliegue de la Televisión Digital Terrestre en España han surgido episodios de bloqueo del patrón de frecuencia GPS3000 por interferencias. En esta nota de aplicación Más detalles Sistema de Cable Sensor MicroPoint
Sistema de Cable Sensor MicroPoint Sistema de Seguridad Perimetral Especificaciones de Desempeño y Operación Mayo 2003 1 Aviso INTREPID y MicroPoint son marcas registradas de Southwest Microwave Inc. Copyright Más detalles INDICE 2. Generación de Señales 3. Transmisión de Modulación de Amplitud 4. Recepción de Modulación de Amplitud
INDICE Prefacio 1. Introducción a las Comunicaciones Electrónicas 1 Introducción 1 El espacio electromagnetismo 4 Ancho de banda y capacidad de información 7 Modos de transmisión 9 Arreglos de circuitos Más detalles Este manual puede hacer referencias a HP o Hewlett Packard. Las organizaciones de Prueba y Medición (Test and Measurement), Semiconductores
Este manual puede hacer referencias a HP o Hewlett Packard. Las organizaciones de Prueba y Medición (Test and Measurement), Semiconductores (Semiconductor Products) y Análisis Químico (Chemical Analysis) Más detalles Características técnicas A.2 5. Características técnicas F.O. A.2 6. scon 3100-A A.2 7. scon 3100-AA A.2 8. scon 3061-AD A.2 9. scon 3063-AD A.
HARTING sc on Índice Página Introducción y características A.2 4 Características técnicas A.2 5 Características técnicas F.O. A.2 6 scon 3100-A A.2 7 scon 3100-AA A.2 8 scon 3061-AD A.2 9 scon 3063-AD Más detalles AANTENAS ANTENAS 344. Antena Tv Interior Acopladores Divisores Conectores Switch Convertidores Audio / Video Antena Automotriz
AANTENAS ANTENAS 344 Antena Tv Interior Acopladores Divisores Conectores Switch Convertidores Audio / Video Antena Automotriz pag. 346 pag. 355 pag. 355 pag. 356 pag. 356 pag. 356 pag. 358 A 345 ANTENA Más detalles El único equipo combinado para comprobación y diagnóstico de cables
El único equipo combinado para comprobación y diagnóstico de cables DAC 0,1 Hz senoidal 0,1 Hz CR TDS NT Dos formas de tensión acreditadas en un solo dispositivo Permite la comprobación normalizada de Más detalles PicoScope 4000 Osciloscopios de PC para automoción
PicoScope 4000 Osciloscopios de PC para automoción Manual de usuario ps4000a.es-1 I Manual de usuario del osciloscopio de PC PicoScope serie 4000 para automoción Índice 1 Introducción...1...1 1 Presentación Más detalles Este adaptador también es compatible con la transferencia local de ficheros y la captura de vídeos integrados en el software.
Consola KVM con Carcasa Resistente de Ordenador Portátil a Servidor StarTech ID: NOTECONS02X Este resistente adaptador portátil de crash cart USB le permite convertir su ordenador portátil en consola portátil Más detalles Certificación de cableado LAN Comprobadores y certificadores de redes de datos
Comprobadores y certificadores de redes de datos Good to know 192 MI 2016 Multi LAN 350 194 MI 2014 Cable Scanner 196 Guía de selección de los accesorios 197 CATÁLOGO 2012/13 Good to know Comprobadores Más detalles EQUIPOS DE EMISION Y RECEPCION DE RADIO.
EQUIPOS DE EMISION Y RECEPCION DE RADIO. Receptores de radio. Supuesto de estudiado en módulos anteriores los comportamientos de los circuitos sintonizados paralelo y serie, así como su comportamiento, Más detalles Controlador de presión High-End Modelo CPC8000
Calibración Controlador de presión High-End Modelo CPC8000 Hoja técnica WIKA CT 28.01 Aplicaciones Industria (laboratorio, taller y producción) Fabricantes de transmisores y manómetros Servicio de calibración Más detalles Antenna Coupler. For the very latest specifications visit www.aeroflex.com
4916 Antenna Coupler Principales características Solución 3G disponible para todo tipo de teléfonos móviles Amplio rango de frecuencias para soportar futuras tecnologías Resultados precisos mediante una Más detalles ISDB-T. Seminario de TV digital en Cuenca 4 y 5 de Diciembre 2008 DiBEG/ARIB/MIC JAPAN Rafael Perez Cruz
Contenidos técnicos t de sistema ISDB-T Seminario de TV digital en Cuenca 4 y 5 de Diciembre 2008 DiBEG/ARIB/MIC JAPAN Rafael Perez Cruz 2 Cuales son las ventajas del estándar, para movilidad, portabilidad, Más detalles Analizador de redes para redes de baja, media y alta tensión
Datos técnicos nalizador de redes para redes de baja, media y alta tensión Modelo PQ-Box 150 1 Detección de fallos 1 Evaluación de la calidad de la tensión de conformidad con las normas EN 50160 y CEI Más detalles Un producto exclusivo en el mercado Para que su radio sea siempre la mejor. Avance con flecha
Un producto exclusivo en el mercado Para que su radio sea siempre la mejor Avance con flecha El VA 16X sintoniza por aire cualquier estación de FM y analiza su comportamiento mediante procesado digital Más detalles CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO. Conectores que podemos encontrarnos en los dispositivos audiovisuales
CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO Conectores que podemos encontrarnos en los dispositivos audiovisuales CONECTOR MACHO O HEMBRA? Los conectores pueden ser macho o hembra. Por los conectores macho suele salir Más detalles Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 *
Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 * MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA DE LAS EMISIONES DE RADIODIFUSIÓN A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA (Cuestión Más detalles MÓDULOS DE RF PARA RADIOCONTROL (Versión: 10-12-11)
MÓDULOS DE RF PARA RADIOCONTROL (Versión: 10-12-11) Introducción A la hora de pensar en diseñar sistemas radiocontrolados, surgen mas de una opción para llevar a cabo nuestro proyecto en lo que respecta Más detalles Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante
Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante Einbruchmeldetechnik Brandmeldetechnik Zutrittskontrolle Videotechnik La central de detección de incendios Solution F2 Solution F2 con Más detalles Tema 6. Seminario de Electrónica Instalaciones de Telecomunicaciones. Antenas y Líneas L Satélite de RTV. Infraestructuras
Seminario de Electrónica 1º GM Técnico T Instalaciones de Telecomunicaciones Infraestructuras Comunes de Telecomunicación n en Viviendas y Edificios Satélite de RTV Generalidades La emisión y recepción Más detalles PROYECTO CONTROL MONITOREO. Encuéntranos en: UNISOURCE INGENIERIA LTDA. www.unisource.cl
PROYECTO CONTROL MONITOREO Encuéntranos en: UNISOURCE INGENIERIA LTDA. www.unisource.cl INTRODUCCIÓN El agricultor y la empresas agroindustriales conocen lo riesgoso que es el negocio agrícola por el tema Más detalles Prysmian PRY-CAM SOLUCIÓN INNOVADORA PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE DESCARGAS PARCIALES (DP) CON TECNOLOGÍA WIRELESS.
Prysmian PRY-CAM SOLUCIÓN INNOVADORA PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE DESCARGAS PARCIALES (DP) CON TECNOLOGÍA WIRELESS. Comprometidos con el futuro En Prysmian Group, líder mundial en la industria del cable, Más detalles Adquisición y Control de Datos
171 Adquisición de Datos por Radiofrecuencia 172 Adquisición de Datos por Cable 175 Termómetros Portátiles Digitales 176 SPY-RF Sistema de adquisición de datos por radiofrecuencia Adquisición de Datos Más detalles TELEVISION CATV. La televisión por cable o CATV, comúnmente denominada video cable o
TELEVISION CATV La televisión por cable o CATV, comúnmente denominada video cable o simplemente cable, es un servicio de sistema de televisión se ofrece a través de señales de RF que se transmiten a los Más detalles CATÁLOGO VHF EQUIPOS Y SISTEMAS PARA RADIOCOMUNICACIÓN INVESTIGACIONES ELECTRONICAS Y COMUNICACIONES
CATÁLOGO VHF EQUIPOS Y SISTEMAS PARA RADIOCOMUNICACIÓN INVELCO S.A. INVESTIGACIONES ELECTRONICAS Y COMUNICACIONES Ronda de Poniente nº15, 28760 Tres Cantos, Madrid, ( ESPAÑA ) Tel. *918 032 444 Fax. 918 Más detalles GENERADOR DE MICROONDAS DE ESTADO SOLIDO 200 W, 2450 MHz GMS 200W SM 56M FST 1 IR
GENERADOR DE MICROONDAS DE ESTADO SOLIDO 200 W, 2450 MHz GMS 200W SM 56M FST 1 IR Los generadores de estado sólido GMS de SAIREM proporcionan una potencia continua (CW) de salida ajustable de 0 a 200 W Más detalles Monitorización de múltiples señales SD en monitores o televisores Ultra HD
d Blackmagic MultiView Monitorización de múltiples señales SD en monitores o televisores Ultra HD El MultiView 16 de Blackmagic es el primer sistema de monitorización en Ultra HD que permite utilizar un Más detalles Gamatronic. Innovando en la. Tradición
Gamatronic µps-sp Innovando en la Tradición Gamatronic µps-sp La UPS modelo µps-sp es un sistema True Online Doble conversión microcontrolado que emplea modulación por ancho de pulso (PWM). Suministra Más detalles Guía Rápida. Como medir la radiación de las antenas de telefonía móvil con el Spectran HF2025E
Guía Rápida Como medir la radiación de las antenas de telefonía móvil con el Spectran HF2025E - Esta guía contiene información importante - Índice: 1. Precauciones 7. Realizar una Medición 2. Introducción Más detalles Cargadores industriales y sistemas de CC
Cargadores industriales y sistemas de CC SPR Rectificador monofásico TPR - Rectificador trifásico 12V - 250V 5A - 1000A Diseñados para todas las aplicaciones industriales Petroquímicas, petróleo & gas Más detalles TIPOS DE CONEXIÓN A INTERNET
TIPOS DE CONEXIÓN A INTERNET 1. RTC 2. RDSI 3. ADSL 4. Cable 5. Vía satélite 6. Redes Inalámbricas 7. LMDS 1. RTC La Red Telefónica Conmutada (RTC) también llamada Red Telefónica Básica (RTB) es la red Más detalles MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE 3 Contenido 1. NORMAS DE SEGURIDAD... Más detalles Manómetro digital de precisión Modelo CPG1000
Calibración Manómetro digital de precisión Modelo CPG1000 Hoja técnica WIKA CT 10.01 Aplicaciones Industrias de fuel-oil y gas Áreas de reparación y servicio Servicio de calibración y mantenimiento Calibraciones Más detalles Monitor para BEBÉS MANUAL DE USUARIO
Monitor para BEBÉS MANUAL DE USUARIO Nota importante: Este dispositivo es una ayuda para supervisar el estado de los niños de manera remota, de ni ninguna manera reemplaza la supervisión directa de un Más detalles Amplificador y Repetidor de señal gsm 850mhz 3g 70db 2000mt
Amplificador y Repetidor de señal gsm 850mhz 3g 70db 2000mt Esta es una nueva marca de 850 MHz (uplink: 824-849MHz, enlace descendente: 869-894MHz) teléfono celular kit repetidor de la señal, que puede Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución