Source: https://es.scribd.com/doc/178983604/Termografia
Timestamp: 2018-06-24 22:52:40+00:00

Document:
Cargado por Dennis Espinoza Rospigliosi
Guía informativa de utilización de cámaras termográficas para la inspección de edificios, paneles solares y turbinas eólicas.
1. La cámara termográfica y su funcionamiento 2. Ventajas de la termografía 3. Uso de termografía para las aplicaciones de construcción 4.	Física térmica para las aplicaciones de construcción	5.	Cámaras termográficas para la inspección de paneles solares	6	Inspección de turbinas eólicas con cámaras termográficas	8 10 14 26 32 44 48 50 62
7. Elección del proveedor de cámaras termográficas adecuado 8. Encontrar la mejor solución 9. Cómo llevar a cabo inspecciones térmicas
Esta guía se ha creado en estrecha colaboración con el Centro de Formación de Infrarrojos (ITC). Todas las imágenes son únicamente ilustrativas. LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO © Copyright 2011, FLIR Systems AB. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Las cámaras termográficas se han convertido en sistemas compactos con el aspecto de una cámara de vídeo o de fotos digital. De ser una tecnología inusual. las cámaras termográficas han evolucionado hasta convertirse una herramienta de uso generalizado por inspectores de edificios de todo el mundo. FLIR Systems siempre ha sido pionera en termografía comercializando las cámaras termográficas más avanzadas. Son fáciles de usar y producen imágenes nítidas de alta resolución en tiempo real. Las termografías localizan con exactitud dónde se detectan pérdidas de energía. Una cámara termográfica es la única herramienta capaz de representar la pérdida de energía de un edificio. El uso de una cámara termográfica. El sector de la construcción fue uno de los primeros en descubrir rápidamente que la termografía puede proporcionar información valiosa. sin necesidad de efectuar ninguna prueba destructiva. ya sea como herramienta única o combinada con otros métodos como los sistemas de "puerta-ventilador". Las cámaras termográficas han sufrido una gran evolución durante los últimos 50 años. El método es rápido y las termografías que produce la cámara son un argumento preciso y convincente. por quien más tarde se convertiría en FLIR Systems. Desde entonces. 4 .Introducción La primera cámara termográfica comercial se vendió en 1965 para inspecciones de cables de alimentación de alta tensión. la tecnología termográfica ha evolucionado. agiliza el trabajo de forma notable. prácticamente imposible de captar con cualquier otra herramienta.
Las cámaras termográficas modernas son pequeñas. Debido a este enorme potencial. Esto supondrá un gran impacto en muchos profesionales que trabajan en el sector de la construcción. 5 . Los programas de termografía han permitido lograr un ahorro sustancial en costes en todo el mundo. es probable que veamos la aparición de directivas de la UE más estrictas para el ahorro energético en edificios. en la que ya se basan muchas leyes nacionales. la Comisión europea ha elaborado una directiva para la regulación del rendimiento energético de los edificios.Una cámara termográfica es un instrumento fiable capaz de analizar y visualizar a distancia la distribución de temperatura de superficies completas con rapidez y precisión. Esto. orientan la demanda hacia las comprobaciones de hermeticidad del aire y de otros métodos de investigación de la eficiencia energética. Termografía para el sector de la construcción Desde 1970 cada vez somos más conscientes de que los recursos energéticos son valiosos y limitados. ligeras y fáciles de usar. Miles de negocios europeos ya están comprometidos. A más largo plazo. mientras que los certificados de rendimiento energético (EPC) se han convertido en obligatorios en muchos países de la Unión Europea para nuevas construcciones y reacondicionamientos de edificios. El sector de la construcción es el responsable del 40% del consumo energético de la Unión Europea y ofrece el mayor potencial individual de eficiencia energética. junto con los recientes paquetes de estímulo económico en muchos países.
es una gran calidad. Conforme las reservas de combustibles fósiles van escaseando. Solar Los paneles solares pueden convertir la energía solar en electricidad. Pero los paneles solares son vulnerables al desgaste.Energías renovables El hecho de que las fuentes de energía tradicionales como el carbón. ￼ El uso de cámaras termográficas para la evaluación de paneles solares ofrece varias ventajas. Por lo tanto. La placa solar. Sin embargo. las cámaras termográficas se pueden utilizar para escanear paneles solares durante su funcionamiento normal. ha crecido la conciencia de que no podemos seguir contaminando el planeta utilizando dichos combustibles fósiles. Y en dinero. Además. debe ser fiable y capaz de producir electricidad durante años hasta el final de su vida útil. a diferencia de la mayoría de los demás métodos. el gas y el petróleo sean escasas hace que sus precios sean elevados. los precios del carbón y del gas alcanzan su punto más alto y mucha gente mira al sol en busca de una fuente de energía renovable. Las anomalías se pueden ver de forma clara en una termografía nítida y. la parte más importante de un sistema solar. 6 . profesionales de la construcción de todo el mundo utilizan cámaras termográficas para inspeccionar los paneles solares instalados en los tejados o parques solares. Las cámaras termográficas pueden desempeñar un papel importante para garantizar la buena calidad durante el ciclo de vida completo de una placa solar. la clave para conseguir una rentabilidad máxima y obtener un alto rendimiento durante décadas.
es importante conocer la física tras los patrones térmicos de un edificio. Además de conocer cómo funciona la cámara termográfica y cómo tomar imágenes. panel solar o turbina eólica y cómo se construyen. Este documento es una guía exhaustiva para las inspecciones en edificios. específicamente diseñados para aplicaciones de construcción.Eólica Otra fuente de energía renovable es la eólica. FLIR Systems ofrece cursos de formación en colaboración con el Centro de formación en infrarrojos (ITC). resulta imposible tratar todos los principios. conceptos y usos de los sistemas para el análisis de estos tipos de aplicaciones solo en esta guía. Contenidos de esta guía: •	Aplicaciones termográficas •	Funcionamiento de la cámara termográfica y consideraciones a la hora de comprar una cámara •	Consejos exhaustivos sobre cómo realizar inspecciones termográficas 7 . Sin embargo. paneles solares y turbinas eólicas con una cámara termográfica. hay muchos detalles que se deben considerar. interpretar y evaluar las termografías correctamente. Todo ello se debe tener en cuenta para comprender. Una turbina eólica contiene muchos componentes mecánicos y eléctricos que se pueden comprobar fácilmente con una cámara termográfica. La correcta inspección de mantenimiento de todas las piezas de una turbina eólica garantiza que seguirá generando electricidad durante muchos años. Se están instalando parques eólicos tanto en tierra como en mar. Termografía de una turbina eólica tomada desde el suelo. Por ello. Las turbinas eólicas se están haciendo muy populares en todo el mundo para para generar de energía. Al realizar una inspección termográfica.
midió la temperatura de cada color. halló que esa región era la que mostraba la temperatura más alta. Y. Herschel midió la temperatura del punto inmediato más allá de la porción roja del espectro. El astrónomo Sir Frederick William Herschel descubrió la existencia de la radiación infrarroja en 1800. como la infrarroja. Descubrió que dichas temperaturas crecían en progresión desde la parte del violeta hacia la del rojo.1 La cámara termográfica y su funcionamiento Una cámara termográfica registra la intensidad de la radiación en la zona infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen visible. para su sorpresa. Sir William Herschel descubrió la radiación infrarroja en 1800. Cualquier otro tipo de radiación electromagnética. en una región sin luz solar visible. es invisible para el ojo humano. Tras observar este patrón. ¿Qué son los infrarrojos? Nuestros ojos son detectores diseñados para percibir la radiación electromagnética en el espectro de luz visible. a continuación. 8 . Su curiosidad por la diferencia térmica entre los distintos colores de la luz le llevó a dirigir la luz solar a través de un prisma de cristal para crear un espectro y.
una medición de temperatura. los nervios de nuestra piel los perciben como calor. emiten rayos infrarrojos. Cuanto más caliente es un objeto. compatible con el visor y visualizable en un monitor de vídeo estándar o una pantalla LCD. Para ello se incorporan a la cámara termográfica algoritmos complejos. Visible Rayos gamma Microondas Infrarrojo UHF Radio VHF Rayos X Ultra­violeta Visible MW 2 Infrarrojo LW 5 8 14 micrómetros Todos los días estamos expuestos a rayos infrarrojos.15 ºC o 0 Kelvin) emite radiación en la región infrarroja. Por tanto. cada píxel de la imagen radiométrica es. 9 . del fuego o de un radiador son formas de infrarrojos. Y el sensor traduce los datos en una imagen (E). Cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto (-273. El detector envía los datos al sensor electrónico (D) para procesar la imagen. más radiación de infrarrojos emite. La fuente principal de radiación de infrarrojos es el calor o la radiación térmica. como los cubitos de hielo. Hasta los objetos más fríos que podamos imaginar. La cámara termográfica La energía de infrarrojos (A) que irradia un objeto se enfoca con el sistema óptico (B) sobre un detector de infrarrojos (C). E A B C D E La termografía de infrarrojos es el arte de transformar una imagen de infrarrojos en una imagen radiométrica que permita leer los valores de temperatura. El calor de la luz solar.Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. Aunque nuestros ojos no los vean. de hecho.
se puede identificar problemas anticipadamente.2 Ventajas de la termografía Las cámaras termográficas para aplicaciones de construcción son potentes herramientas no invasivas para la supervisión y el diagnóstico de la condición de edificios. paneles solares y turbinas eólicas. Pavimento con calefacción. con sólo una parte en funcionamiento. Con una cámara termográfica. de forma que se pueden documentar y corregir antes de que se agraven y resulte más cara su reparación. FLIR Systems ofrece una amplia gama de cámaras termográficas. Las cámaras termográficas FLIR: •	•	•	•	•	•	•	Son tan fáciles de usar como una videocámara o cámara digital Proporcionan una imagen detallada de la situación Identifican y localizan el problema Miden temperaturas Guardan información Indican exactamente qué se necesita corregir Ayudan a encontrar fallos antes de que se produzcan problemas  reales •	Le permiten ahorrar tiempo y dinero Defectos en celdas fotovoltaicas. Inspección térmica de la instalación de una ventana. FLIR tiene la cámara termográfica adecuada para usted. 10 . Tanto si utiliza la termografía para la inspección de grandes edificios como para residencias particulares.
como fugas de aire. como por ejemplo. 11 . Nunca falla a la hora de detectar una zona con problemas potenciales. al analizar zonas de mayor tamaño. es fácil no percibir problemas cruciales. no importa lo pequeña que sea.Ventajas de las cámaras termográficas ¿Por qué elegir una cámara termográfica FLIR? Hay otras tecnologías disponibles que permiten medir temperaturas a distancia. Termómetro de IR. Una cámara termográfica FLIR puede escanear edificios completos. si no que muestra todo su alcance. Una cámara termográfica FLIR le aportará una visión completa de la situación e información de diagnóstico instantánea.600 puntos Identifique problemas con mayor facilidad y rapidez y con extrema precisión Es fácil no detectar un problema crítico de un edificio si solo utiliza un termómetro de infrarrojos de un solo punto. instalaciones de calefacción y de climatización. No solo localiza un problema de construcción en un edificio. los termómetros de infrarrojos. medición de temperatura en un punto FLIR i3. zonas con aislamiento insuficiente o filtración de agua. sin embargo. temperatura en 3. Termómetros de infrarrojos y cámaras termográficas Los termómetros de infrarrojos (IR) son fiables y muy útiles para lecturas de la temperatura de un solo punto.
200 termómetros de infrarrojos al mismo tiempo. tiene una resolución de imagen de 640 x 480 píxeles. La FLIR i3 tiene una resolución de imagen de 60 x 60 píxeles.200 píxeles o a usar 307 . es posible medir la temperatura de un solo punto. Lo que detecta una cámara termográfica. Lo que detecta una cámara termográfica.Utilice miles de termómetros de infrarrojos a la vez Con un termómetro de infrarrojos. . Lo que detecta un termómetro de IR. lo que equivale a 307 . Esto equivale a usar 3. Lo que detecta un termómetro de IR. 12 Lo que detecta una cámara termográfica. nuestro modelo superior. Lo que detecta un termómetro de IR. La FLIR P660. Las cámaras termográficas FLIR pueden medir temperaturas en toda la imagen.600 termómetros de IR al mismo tiempo.
3 Uso de termografía para las aplicaciones de construcción La inspección de edificios con cámaras termográficas es un medio potente y no invasivo de supervisión y diagnóstico del estado de los edificios. Algunas de las formas en las que se pueden usar las cámaras termográficas en el contexto de las aplicaciones relacionadas con la construcción se explican en esta sección de la guía. 14 . La tecnología termográfica se ha convertido en una de las herramientas de diagnóstico más valiosas para las inspecciones de edificios. Una inspección diagnóstica de edificios con una cámara termográfica puede ayudar a: •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Visualizar las pérdidas de energía Detectar una falta de aislamiento o un aislamiento defectuoso Localizar fugas de aire Encontrar humedad en el aislamiento. en los tejados y muros. los problemas saltan a la vista de inmediato. se puede identificar problemas anticipadamente. Una cámara termográfica es la única herramienta que realmente le permite VERLO todo. Las cámaras termográficas son una herramienta tan valiosa y versátil que resulta imposible enumerar todas sus aplicaciones. de forma que se pueden documentar y corregir antes de que se agraven y resulte mas cara su reparacion. entradas de humedad. la presencia de puentes térmicos y las condiciones de los sistemas de climatización. tanto en la estructura interior como en la exterior Detectar moho y áreas mal aisladas Localizar puentes térmicos Localizar filtraciones de agua en tejados planos Detectar roturas en tuberías de agua caliente Detectar fallos de construcción Supervisar el secado de edificios Encontrar averías en el tendido eléctrico y en la calefacción central Detectar fallos eléctricos Las cámaras termográficas son la herramienta perfecta para localizar e identificar fallos ya que consiguen hacer visible lo invisible. desarrollo del moho. Cada día se desarrollan nuevas e innovadoras formas de emplear la tecnología. fallos eléctricos. En una termografía. Una termografía que incluye datos de temperatura precisos proporciona a los expertos de la construcción información importante sobre condiciones de aislamiento. Con una camara termografica.
El aire caliente se escapa debido a la presión excesiva.hormigón. En muchas de las secciones se aprecia la falta de aislamiento según indican los colores más cálidos. lo que no se puede apreciar visualmente desde el interior o el exterior. 15 . Este edificio está más cálido en su interior. Falta una sección de aislamiento. Es una construcción sándwich: hormigón aislamiento . delaminación de cubiertas y problemas de condensación. La solución es la estanqueidad al aire del techo acristalado. como falta de aislamiento. Estructura de la construcción. Es a prueba de agua. Techo acristalado sobre un atrio.Defectos de aislamiento y fugas de aire La termografía en una herramienta excepcional para localizar defectos en la construcción. Aquí la termografía puede ver lo que el ojo humano no puede. pero no de aire.
En climas fríos. Al utilizar una cámara termográfica para localizar faltas de aislamiento o pérdidas de energía. de al menos 10 ºC. Estas uniones deben ajustarse para evitar la pérdida de energía. Almacén con gran cantidad de aire caliente saliendo entre la pared y el tejado. En climas más cálidos. las termografías indican claramente falta de aislamiento o aislamiento defectuoso. preferiblemente.Los almacenes con muros prefabricados y tejado bien aislado pueden experimentar pérdida de energía en las uniones de estas piezas. los meses de verano suelen ser ideales para este tipo de inspecciones térmicas. Inspección térmica desde el exterior. la inspección de los edificios suele llevarse a cabo en invierno. Falta aislamiento en partes del muro. la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del edificio debe ser. Si se utiliza una cámara termográfica con imágenes de alta resolución y una alta sensibilidad térmica dicha diferencia de temperatura puede ser menor. 16 . en los que es importante ver si el edificio se encuentra bien aislado para mantener el aire frío que generan los sistemas de climatización en su interior.
Las fugas de aire también pueden provocar condensación en la estructura. normalmente. La inspección térmica siempre debería realizarse en el lado de la construcción con presión negativa.La termografía muestra claramente un aislamiento insuficiente en el muro bajo la ventana. La imagen muestra fugas de aire entre el techo y la ventana. se necesita una diferencia de temperatura y de presión. Para detectar fugas de aire con una cámara termográfica. provocan problemas con el sistema de ventilación. Detección de fugas de aire Las fugas de aire conllevan un mayor consumo de energía y. 17 . conocido como prueba de "puerta-ventilador". lo que a su vez puede perjudicar el clima en el interior. Obtendrá más información sobre las pruebas de "puerta-ventilador" más adelante en este documento. Las fugas de aire se detectan normalmente con la ayuda del método de presurización. detectará los patrones característicos que ocurren cuando el aire frío entra por una fuga de la construcción (recorre una superficie y la enfría). Con una cámara termográfica.
En la imagen de la izquierda. El aislamiento húmedo tarda mucho tiempo en secarse y se convierte en la principal ubicación para el desarrollo de mohos y hongos. pero visible con claridad en la termografía. Una inspección térmica determinará la ubicación de las áreas húmedas que pueden provocar graves problemas de salud. . Una exploración con una cámara termográfica puede localizar la humedad que crea entornos propicios al desarrollo de moho. Filtración de humedad en el suelo. lo que hace que la humedad sea claramente visible en la termografía. la temperatura de la habitación ha cambiado rápidamente por la calefacción. Los materiales con humedad serán entonces claramente visibles. Las fugas de aire pueden provocar condensación que se forma dentro de paredes. Se podría oler su presencia. ya que cambian la temperatura con mucha más lentitud que los materiales secos. 18 Imágenes termografías tomadas del mismo techo.Detección de humedad Los daños por humedad constituyen la forma más común de deterioro de un edificio. La humedad puede ser difícil de detectar y el truco consiste en hacer que la construcción cambie de temperatura. Donde otros métodos únicamente miden la temperatura de un punto. imposible de ver a simple vista. las cámaras termográficas pueden escanear rápidamente una zona completa. tejados o techos. pero sin saber dónde se están formando.
Los efectos habituales de los puentes térmicos son los siguientes: •	 Menores temperaturas de la superficie interior. en particular en las esquinas. •	Pérdidas de calor significativamente mayores. Está provocado por limitaciones en la construcción. que identifican puntos en los edificios donde se esté desperdiciando energía. El calor seguirá la ruta más fácil desde el espacio calentado al exterior: la ruta con la menor resistencia. Un puente térmico es una zona en la que el envolvente del edificio tiene una resistencia térmica menor.Puentes térmicos Otras aplicaciones incluyen la localización de puentes térmicos. 19 . La termografía muestra puentes térmicos entre las vigas del techo y las paredes adyacentes. La imagen muestra un puente término en uno de los pisos. en el peor de los casos esto puede dar como resultado problemas de condensación. •	Áreas frías en los edificios.
Los defectos en los sistemas de calefacción central se pueden localizar fácilmente con una cámara termográfica. Una inspección termográfica puede detectar fácilmente cualquier defecto en tuberías y conductos de cualquier sistema de calefacción subterráneo. Una cámara termográfica puede ayudar a identificar la ubicación exacta del problema para poder minimizar las reparaciones. a veces vapor. identifica fugas o fallos de aislamiento en el sistema de calefacción central. Los sistemas de calefacción central distribuyen calor. Una termografía.Líneas de abastecimiento y calefacción central En los climas fríos. el pavimento y las zonas de aparcamiento suelen calentarse. tomada desde el aire. 20 . que se genera en una ubicación centralizada en hogares y comercios.
Localizar filtraciones de agua en tejados planos La termografía también se utiliza para detectar filtraciones de agua en tejados planos. se puede detectar su presencia con una cámara termográfica a última hora de la tarde y por la noche cuando el tejado ya se ha enfriado. Dado que el agua conserva el calor más que otros materiales. Reparar zonas húmedas en lugar de sustituir tejados completos supone un enorme ahorro. 21 . Filtraciones de agua en tejados planos.
incluso cuando las tuberías de agua están en el suelo o debajo de yeso. La termografía muestra una fuga en el sistema de calefacción por suelo radiante. El calor de las tuberías se irradia a través de la superficie y el patrón se puede detectar fácilmente con una cámara termográfica.Localización de fugas en la calefacción de suelo La termografía es una herramienta fácil de utilizar para localizar fugas en tuberías y conductos. Los problemas de calefacción por suelo radiante se pueden detectar fácilmente con una cámara termográfica. 22 .
Durante el secado de la construcción. Las estructuras de la construcción ocultas por yeso pueden verse claramente en una termografía. 23 . La termografía hace claramente visibles las estructuras subyacentes. En este caso se decide si vale la pena sacar a la luz esas estructuras.Control de calidad Las tecnología termográfica también se utiliza para el control de calidad y la inspección de edificios nuevos. que la construcción está completamente seca. las termografías permiten determinar el progreso de los procedimientos de secado para que se puedan tomar las medidas necesarias para acelerar el proceso. el edificio se puede entregar antes al cliente. con la ayuda de una cámara termográfica. Rehabilitación de edificios La termografía proporciona información valiosa durante la rehabilitación de edificios y monumentos. Si este proceso se puede acelerar y es posible demostrar. También se puede ubicar el desprendimiento del yeso de las paredes en una etapa muy temprana para que se puedan llevar a cabo medidas de conservación.
El calor irradia y la zona problemática se verá claramente en una termografía. Instalaciones de climatización Los sistemas de calefacción. La termografía puede ayudar a detectar si los sistemas de climatización funcionan correctamente. Detectar problemas de tuberías con termografías. 24 . Incluso si las tuberías se encuentran bajo el suelo o dentro de una pared. pueden perjudicar la calidad del aire interior. se puede determinar la ubicación exacta del problema haciendo pasar agua caliente por ellas. Si no lo hacen. Tienen que suministrar aire con la humedad y temperatura correctas y filtrar cualquier contaminante del interior.Tuberías Le termografía es la herramienta perfecta para detectar tuberías bloqueadas o rotas y demás problemas relacionados. ventilación y aire acondicionado (HVAC) necesitan un mantenimiento adecuado.
Si uno de los fusibles está sobrecalentado existe un potencial riesgo de incendio. La termografía se puede utilizar para escanear cuadros eléctricos. las chispas que saltan pueden provocar incendios. fusibles. los problemas eléctricos pueden provocar altas temperaturas. conexiones y mucho más. 25 . Si no se realizan comprobaciones. consulte la "Guía de termografía para aplicaciones industriales". La detección de los problemas invisibles a simple vista hace posible la reparación de los mismos. Además.Fallos eléctricos Cada edificio contiene muchas instalaciones eléctricas. Para obtener más información sobre cómo comprobar sistemas eléctricos con una cámara termográfica.
las mediciones de temperatura no serán correctas. En realidad. Es de gran importancia establecer la emisividad correcta en la cámara o.4 Física térmica para las aplicaciones de construcción Para interpretar las termografías correctamente. Conductividad térmica Los distintos materiales tienen propiedades térmicas diferentes. Las cámaras termográficas de FLIR Systems tienen ajustes predefinidos de emisividad para muchos materiales. Esto se denomina conductividad térmica. Depende en gran medida de las propiedades de los materiales del cuerpo. la diferencia en la intensidad de la radiación infrarroja está provocada por una diferencia en la emisividad. 2. Algunos de los factores más importantes que influyen en las lecturas de temperatura son los siguientes: 1. La diferencia en las propiedades térmicas de dos materiales puede provocar importantes diferencias de temperatura en ciertas situaciones. 26 . de lo contrario. hay que tener en cuenta un importante factor conocido como: «la emisividad». mientras que los metales se suelen calentar rápidamente. Si observa la termografía. La emisividad se define como la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos. es posible que piense que la pintura dorada es más fría que la superficie de la taza. tienen exactamente la misma temperatura. El aislamiento se suele calentar lentamente. el operador necesita conocer los distintos materiales y circunstancias que influyen en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica. Emisividad Para leer bien las temperaturas. Si no encuentra alguno puede buscarlo en una tabla de emisividad.
reflejan la radiación térmica del mismo modo que un espejo refleja la luz visible.7 °C). para la cámara termográfica. de forma que.15). Para solucionar este problema. 3. lo que genera una lectura de temperatura falsa (98. Las reflexiones pueden provocar una interpretación incorrecta de la termografía. la ventana actúa como un espejo. Por lo tanto. Si el material de la superficie del objeto tiene una baja emisividad y existe una gran diferencia de temperatura entre el objeto y la temperatura ambiente. el operador debe elegir cuidadosamente el ángulo desde el que la cámara termográfica apunta al objeto. con el fin de evitar dichas reflexiones. la reflexión de radiación accidental influirá en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica. la reflexión de la radiación térmica del propio operador o de una bombilla podría desembocar en una lectura de temperatura errónea.3 °C).La termografía de la izquierda tiene la configuración de emisividad correcta para la piel humana (0. 27 . Reflexión Algunos materiales.97) y la lectura de temperatura muestra la temperatura correcta (36. En la termografía de la derecha se ha especificado una emisividad incorrecta (0. como la mayoría de los metales. La ventana refleja radiación térmica. FLIR ha incluido la opción en sus cámaras termografías de definir la temperatura aparente reflejada.
Otro factor evidente que puede inutilizar la inspección por termografía es la lluvia. pero dicha luz puede tener también efectos más duraderos. La temperatura ambiente puede influir sobre la temperatura de la superficie del objeto. reduciendo las diferencias de temperatura entre las áreas calientes y las frías. ya que reduce la temperatura de la superficie. debe haber una diferencia entre la temperatura del interior y la del exterior. Los flujos de aire refrigeran el material de la superficie. Normalmente. Obviamente esto puede provocar patrones térmicos incorrectos. el ladrillo cambia de temperatura más lentamente que la madera. Las inspecciones se realizan tanto desde el interior como del exterior. se puede trabajar con diferencias de temperatura menores. 28 . Los sistemas de calefacción crean diferencias de temperatura que pueden generar patrones térmicos incorrectos.4. 6. El usuario debería conocer la temperatura interior y exterior y necesita también saber si ha habido grandes cambios de temperatura durante las últimas 24 horas. 5. Las diferencias en la conductividad térmica también pueden provocar diferencias en los patrones térmicos. Tanto la luz solar directa como las sombras pueden influir en el patrón térmico de una superficie incluso varias horas después de que haya terminado la exposición a la luz solar. Como ejemplo. Incluso cuando acaba de llover. El aire frío de los ventiladores o de los sistemas de aire acondicionado puede tener el efecto contrario. Influencias en el exterior de un edificio Probablemente no hará falta decir que la luz solar directa puede influenciar las lecturas térmicas. Sistemas de calefacción y ventilación Las influencias externas en la temperatura de la superficie también se pueden encontrar en el interior. pero es aconsejable que haya una diferencia de temperatura de al menos 10 ºC entre ambos lados de la pared. Para detectar la falta de aislamiento o el aislamiento poco eficaz con una cámara termográfica. Temperaturas de interior y exterior. La falta de aislamiento y el aislamiento defectuoso o dañado aparecerá de forma clara si la diferencia de temperatura es suficiente. la evaporación del agua enfría la superficie del material. El viento también puede influir en los datos térmicos. enfriando la superficie. pero también hay otro factor: el control del clima.
Influencias en el interior de un edificio Las librerías. parece que falta aislamiento en la pared. si no se comprenden. La temperatura exterior es más fría que la interior. el área donde se encontraban aparecerá más fría en la termografía. ￼￼ Estas dos termografías están tomadas de la misma pared. vitrinas y cuadros colgados en la pared también pueden alterar el patrón térmico.7. La temperatura más fría tras el cuadro tiene el mismo tamaño que la zona entre dos de la pared. es recomendable retirar los elementos de la pared al menos 6 horas antes de la inspección. Los reflejos le proporcionarán datos incorrectos en la termografía y. 8. o de alguna otra fuente de calor en el área. La imagen de la derecha muestra lo que ocurre cuando retira un cuadro de la pared. Esto se puede confundir con falta de aislamiento. Si estos objetos se retiran de la pared. El reflejo podría proceder de su calor corporal. una bombilla o un transformador. 29 . Estos ejemplos de muebles y decoración de paredes poseen un efecto aislante. será un error en los datos. ￼ La imagen muestra reflejos en una pared interior (a la derecha) provocada por la ventana a la izquierda. una pieza de maquinaria. asegúrese de cambiar su ángulo para minimizar los reflejos en la imagen. Por ese motivo. Reflejos del entorno Al escanear objetivos reflectantes.
son térmicamente lentos. La estructura es visible y también los tornillos que ajustan el panel que cubre la estructura. pero no hay nada incorrecto.9. Cualquier estructura en la construcción del muro se vuelve más fría vista desde el interior (siempre que esté más cálido en el interior). 30 . Son patrones característicos esperados y no hay nada incorrecto. cambian rápidamente de temperatura. Otros materiales. Para interpretar correctamente los resultados. Tipo de materiales usados en la construcción Algunos materiales. Y lo contrario se observa desde el lado frío. como la mayoría de los metales. Este tipo de construcción no es adecuada para el control desde el exterior. La esquina está claramente más caliente. lo que significa que la temperatura cambia muy despacio. por ejemplo. el hormigón. 10. ya que esto puede afectar a las lecturas de temperatura. Cómo está construido el edificio El muro exterior puede haberse construido con una capa de aire entre la capa exterior y el resto de la construcción. el termógrafo tiene que saber si ha habido algún cambio importante de temperatura en el exterior o interior antes de realizar la inspección. lo que se denomina efecto-esquina. Termografía tomada desde el interior.
Las anomalías se pueden ver de forma clara en una termografía nítida y. Las cámaras termográficas pueden desempeñar un papel importante para garantizar un funcionamiento fiable durante el ciclo de vida completo de una placa solar. Conforme las reservas de combustibles fósiles van disminuyendo.5 Cámaras termográficas para la inspección de paneles solares. Por lo tanto. Con paneles solares en el tejado. las cámaras termográficas se pueden utilizar para escanear paneles solares durante el funcionamiento normal. los precios del carbón y del gas llegan a lo más alto y mucha gente mira al sol en busca de una fuente de energía renovable. 32 . Inspección de paneles solares El uso de cámaras termográficas para la evaluación de paneles solares ofrece varias ventajas. el gas y el petróleo sean escasas. a diferencia de la mayoría de los demás métodos. es fundamental una gran calidad. La energía solar puede ser una inversión lucrativa. Debe ser fiable y continuar produciendo electricidad durante años hasta el final de su vida útil. las cámaras también permiten escanear grandes áreas en poco tiempo. Sin embargo. La placa solar. la pieza más importante de un sistema solar. profesionales de la construcción de todo el mundo utilizan cámaras termográficas para inspeccionar los paneles solares instalados en los tejados. Energías renovables El hecho de que las fuentes de energía tradicionales como el carbón. Pero los paneles solares son vulnerables al desgaste. Además. para recibir una rentabilidad máxima y obtener un alto rendimiento durante décadas. ha nacido la conciencia de que no podemos seguir contaminando el planeta con dichos combustibles fósiles. Para terminar. puede convertir la energía del sol en electricidad y en dinero. conlleva que tengan altos precios.
Para un resultado óptimo se recomienda una irradiancia solar de 700 W/m2. se necesita una irradiancia solar de 500 W/m2 o superior. se pueden detectar y reparar las zonas potencialmente problemáticas antes de que tenga lugar cualquier problema o avería. que se puede medir con un piranómetro (para la irradiancia solar general) o un pirheliómetro (para la irradiancia solar directa).Con una cámara termográfica. Depende en gran parte de la ubicación y clima local. Pero no todas las cámaras termográficas son adecuadas para la inspección de celdas solares. que indica que este panel posee un diodo de derivación defectuoso. Estos puntos calientes dentro de una celda solar indican un daño físico en la celda. Las temperaturas exteriores bajas pueden aumentar el contraste térmico. indicando las de conexiones defectuosas. Esta termografía muestra un ejemplo del "patrón mosaico". La irradiancia solar describe la potencia instantánea que incide en una superficie en unidades de kW/m2. Esta termografía muestra un punto caliente provocado por la rotura de celdas en una placa estándar de 60 celdas. se deben seguir algunas reglas y directrices para realizar inspecciones eficaces y garantizar que se sacan las conclusiones acertadas. Los puntos rojos indican placas que están mucho más calientes que el resto. 33 . Procedimientos para inspeccionar paneles solares con cámaras termográficas Para lograr el contraste térmico suficiente a la hora de inspeccionar celdas solares sobre el terreno.
Para visualizar claramente pequeñas diferencias de temperatura en la termografía. puede que muchas anomalías leves no sean visibles de inmediato. el vidrio no es transparente en esta zona. pero tan solo ve de forma indirecta la distribución del calor de las celdas subyacentes. Para lograr una termografía con mayor contraste. En la práctica esto significa que la cámara termográfica mostrará la temperatura de la estructura por debajo de 0 ºC. la cámara debe contar con un ajuste manual de intervalo y nivel. la cámara termográfica para estas inspecciones necesita contar con una sensibilidad térmica de ≤0.¿Qué tipo de cámara necesita? Las cámaras termográficas para las inspecciones de edificios cuentan normalmente con un detector microbolómetro que cubre la banda de 8 a 14 μm. Las placas fotovoltaicas se montan generalmente en estructuras de aluminio muy reflectante. se necesitaría una continua corrección manual del nivel y del intervalo. 34 . las diferencias de temperatura que se pueden ver y medir en la superficie de vidrio del panel son pequeñas. Cuando se inspeccionan celdas solares desde la parte delantera.08 ºC. Dado que el algoritmo de la cámara termográfica se adapta automáticamente a la temperatura máxima y mínima que se haya medido. Sin embargo. ￼ Termografía con el nivel y el intervalo en modo automático (izquierda) y en modo manual (derecha). Para que dichas diferencias sean visibles. Por lo tanto. en la termografía aparece como una zona fría ya que refleja la radiación térmica emitida por el cielo. una cámara termográfica ve la distribución del calor de la superficie de vidrio.
La DDE optimiza el contraste de la imagen de forma automática en escenas con alto rango dinámico. las mediciones térmicas en las superficies de vidrio no son fáciles. Las reflexiones del vidrio son especulares. lo que significa que en la termografía se apreciarán claramente los objetos de alrededor con distinta temperatura. por lo que no hay que ajustar la termografía de forma manual.La función conocida como DDE (Digital Detail Enhancement) proporciona la solución. esto puede llevar a una mala interpretación (falsos puntos calientes) y a errores de medición.6 0.4 0.90 en la banda de 8 a 14 μm. En el peor de los casos.85-0. 35 .2 0 Reflectancia Emisividad 15 30 45 60 75 90 Ángulo de incidencia (en grados) Dependencia de ángulo de la emisividad del vidrio.8 0. ￼ Termografía sin DDE (izquierda) y con DDE (derecha) Colocación de la cámara: tenga en cuenta los reflejos y la emisividad Aunque el vidrio tenga una emisividad de 0. ￼￼￼￼￼￼￼ 1 0. Una cámara termográfica que cuente con DDE está bien equipada para realizar inspecciones rápidas y precisas de paneles solares.
Observaciones a larga distancia Conseguir un ángulo de visión apropiado durante la preparación de la medición no siempre es fácil. 36 . Sin embargo. la emisividad está en lo más alto cuando la cámara se encuentra en posición perpendicular y disminuye al aumentar el ángulo. En la mayoría de los casos. para grandes distancias. Las celdas solares defectuosas producen un exceso de calor. ésta no se debe colocar perpendicular a la placa que se esté inspeccionando. puede ser ventajosa una mayor distancia del objetivo. lo que hace que sean fáciles de detectar con la tecnología termográfica. utilizar un trípode puede ser la solución. Para evitar la reflexión en el vidrio de la cámara termográfica y del operario. Para garantizar la calidad de la termografía se debe utilizar una cámara termográfica con una resolución de imagen de 320 x 240 píxeles. En condiciones más difíciles puede ser necesario utilizar plataformas de trabajo móviles o incluso sobrevolar las celdas solares con un helicóptero. dado que se puede analizar una zona más grande de una pasada. En estos casos.Ángulo de visión recomendado (verde) y a evitar (rojo) al realizar inspecciones termográficas. preferiblemente de 640 x 480 píxeles. Un ángulo de visión de 5º a 60º es una buena opción (siempre que 0º sea perpendicular).
￼ La inspección de la parte trasera no muestra puntos calientes. ￼ Los puntos calientes de esta termografía tomada de la parte delantera del panel solar parecen indicar que muchas celdas no funcionan de forma eficaz. es recomendable que solo se utilice el teleobjetivo con cámaras termográficas que posean una alta resolución de imagen. No obstante. Además.La cámara también debe tener una lente intercambiable. ya que la celda se mide directamente y no a través de la superficie de vidrio. para que el operario pueda cambiar a un teleobjetivo en las inspecciones a larga distancia. Observación desde una perspectiva diferente En la mayoría de los casos. las placas fotovoltaicas se pueden inspeccionar también desde la parte trasera con una cámara termográfica. Este medio minimiza la interferencia de las reflexiones del sol y las nubes. las temperaturas obtenidas en la parte trasera pueden ser más altas. 37 . los puntos calientes de la imagen anterior estaban provocados por la reflexión de las nubes. las cámaras termográficas de baja resolución no muestran los pequeños detalles térmicos que indican fallos en los paneles solares. como las que se realizan desde un helicóptero. En las mediciones de larga distancia con teleobjetivo.
mayor será el contraste térmico potencial. lo que permite que el calentamiento se produzca únicamente mediante la irradiancia solar. para evitar el flujo de corriente. ya que cualquier flujo de aire en la superficie del placa solar provocará un enfriamiento convectivo y. el cielo debe estar despejado ya que las nubes reducen la irradiancia solar y producen interferencias en forma de reflexiones. Después se conecta la carga y se observan las celdas en la fase de calentamiento. Dos hileras de celdas aparecen calientes en la termografía. obtenerse incluso con un cielo cubierto. Las condiciones de calma son lo más recomendable. reducirá el gradiente térmico. no se percibe si estas anomalías son térmicas o provocadas por ensombrecimientos/reflejos. Las imágenes informativas pueden. concretamente bajo carga. Esta termografía muestra grandes zonas con temperaturas elevadas. ￼ Con una cámara termográfica podrá localizar rápidamente problemas como celdas dañadas y así resolverlos de manera rápida. Mientras más fría sea la temperatura. Dependiendo del tipo de celda y del tipo de fallo o avería. Sin más información. 38 . siempre que la cámara termográfica que se utilice sea lo suficientemente sensible. Otra forma de mejorar el contraste térmico es desconectar las celdas de la carga. sin embargo. Una opción sería realizar las inspecciones termográficas por la mañana temprano. sin embargo.Condiciones ambientales y de medición Al llevar a cabo inspecciones termográficas. las mediciones en condiciones sin carga o en caso de cortocircuito pueden proporcionar información adicional. se debe inspeccionar el sistema bajo condiciones de funcionamiento estándar. En condiciones normales. lo que indica que hay diodos de derivación rotos. por ello.
puede significar que hay problemas con las conexiones. Lo que se pude ver en la termografía Si hay piezas del panel solar más calientes que otras. para una correcta identificación de la avería. Si una placa entera está más caliente de lo habitual. los sistemas de mediciones). ￼ Una prueba en un panel solar muestra que los puntos calientes se pueden ver fácilmente en la termografía. El aumento de temperatura de una celda o parte de ella indica que la celda es defectuosa o que hay un ensombrecimiento. las nubes. Los errores de medición típicos están provocados por: •	un ángulo de visión poco profundo. •	 un cambio en la irradiancia solar con el paso del tiempo (debido a cambios en el cielo. los problemas pueden estar provocados por diodos de derivación defectuosos. cortocircuitos internos o desajustes de las celdas. debido a los edificios u otras estructuras de los alrededores). 39 . •	 reflexiones (por ejemplo. Por supuesto. dichas piezas aparecerán claramente en la termografía. estos puntos y zonas calientes pueden indicar varios fallos diferentes. Una comparación de las termografías de la parte delantera y trasera de la placa también puede proporcionar información valiosa. El ensombrecimiento y las grietas en las celdas aparecen en la termografía como puntos calientes o formas poligonales. los edificios altos de los alrededores. las placas que muestran anomalías también deben probarse de forma eléctrica e inspeccionarse visualmente. Si son las celdas individuales o las hileras de celdas las que aparecen como puntos calientes o como un "patrón mosaico". por ejemplo). Dependiendo de la forma y de la ubicación. •	 ensombrecimiento parcial (por ejemplo.Errores de medición Los errores de medición surgen principalmente debido a una mala colocación de la cámara y a unas condiciones de medición y ambientales por debajo del nivel óptimo. incluso si dicha termografía es de la parte delantera. sin carga o en caso de cortocircuito. Deben compararse las termografías obtenidas en condiciones de carga. del sol.
deben tenerse en cuenta ciertos procedimientos y condiciones de medición: •	se debe utilizar una cámara termográfica con los  accesorios adecuados. La clasificación y evaluación de las anomalías detectadas necesitan un sólido entendimiento de la energía solar. •	se necesita la irradiancia solar suficiente (como mínimo  500 W/m2. Esto ayuda a mantener la funcionalidad de los paneles solares y a ampliar su vida útil. facilitan una supervisión simple y completa del sistema. La documentación adecuada es obligatoria y debe contener todas las condiciones de la inspección. preferiblemente más de 700 W/m2). Las inspecciones con una cámara termográfica. un conocimiento del sistema inspeccionado y mediciones eléctricas adicionales. comenzando con el control de calidad de la fase de instalación y siguiendo con las revisiones regulares. Estas imágenes tomadas desde la parte trasera del mismo panel solar muestran muchos menos reflejos que la parte delantera. 40 .  Las cámaras termográficas se utilizan principalmente para localizar defectos. Utilizar cámaras termográficas para inspeccionar paneles solares mejorará notablemente la rentabilidad de la inversión de la empresa. Para lograr termografías correctas que aporten información. lo que hace que las mediciones de temperatura sean mucho más precisas. las mediciones adicionales y demás información importante. Las inspecciones se llevan a cabo en condiciones de funcionamiento normal y no es necesario apagar el sistema. •	se deben evitar el ensombrecimiento y las reflexiones. •	el ángulo de visión debe estar dentro de los márgenes  de seguridad (entre 5° y 60°). así como la detección de posibles problemas de conexión eléctrica.Conclusiones La inspección termográfica de los sistemas fotovoltaicos permite la rápida localización de defectos potenciales a nivel de celdas y placas.
Para no obtener conclusiones erróneas. a la hora de inspeccionar paneles solares. (Termograma cortesía de Evi Müllers.V.a. IMM) Tipo de error Ejemplo En la termografía aparece como Defecto de fábrica Impurezas y bolsas de gas Grietas en las celdas Grietas Un "punto caliente" o "punto frío" Calentamiento de las celdas. con forma principalmente alargada Calentamiento de las celdas. necesita mantener la cámara termográfica en un ángulo correcto. Tabla 1: Lista de los errores de placa típicos (Fuente: ZAE Bayern e. “Überprüfung der Qualität von Photovoltaik-Modulen mittels Infrarot-Aufnahmen” ["Pruebas de calidad en placas fotovoltaicas utilizando imágenes de infrarrojos”]. con forma principalmente alargada Una parte de la celda aparece más caliente Daño Grietas en las celdas Contaminación Ensombrecimiento temporal Diodo de derivación defectuoso (provoca cortocircuitos y reduce la protección del circuito) Problemas en las conexiones Excrementos de pájaro Humedad Puntos calientes N. Termografía hecha con la cámara FLIR P660 en pleno vuelo sobre una granja solar. Un "patrón mosaico" Placa o hilera de placas sin conectar Una placa o hilera de placas está constantemente más caliente. 2007) 41 .
conectores. cajas de fusibles e invertidores. cables. en otras palabras: el sistema completo. Las cámaras termográficas de FLIR se utilizan para inspeccionar la instalación solar.Pero las cámaras termográficas pueden hacer mucho más que inspeccionar paneles solares. Las cámaras termográficas de FLIR también se pueden utilizar para examinar los demás componentes de la instalación solar. incluyendo los cables. 42 . También son muy útiles para el mantenimiento de un circuito eléctrico completo. inversores. Las cámaras termográficas se pueden utilizar para inspeccionar este equipo. Este invertidor convierte la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna. como este conector defectuoso. Un medidor de tenaza externo Extech puede proporcionar información adicional. incluyendo conectores. etc.
Por ello. 44 . Las cámaras termográficas de FLIR pueden desempeñar un papel importante en los programas de mantenimiento predictivo de las turbinas eólicas. Las cámaras termográficas de FLIR Systems también se utilizan para inspeccionar instalaciones eléctricas y mecánicas en todo el mundo. Todos los componentes críticos de una turbina eólica se pueden supervisar mediante una cámara termográfica de FLIR Systems. Termografía de una turbina eólica tomada desde el suelo. Todas esas turbinas eólicas se tienen que supervisar y mantener. Los datos térmicos reunidos colaboran con la prevención de accidentes peligrosos y costosos tiempos de inactividad. se instalan nuevas turbinas eólicas cada año en Europa y el resto del mundo.6 Inspección de turbinas eólicas con cámaras termográficas La energía cosechada del viento mediante turbinas eólicas es una de las formas más comunes de energía renovable.
Lo que puede provocar accidentes con peligro de muerte. 45 . Esto no sólo puede provocar costosos tiempos de inactividad tiempos. Vista general esquemática de los componentes de una turbina eólica. estos componentes son vulnerables al desgaste y se pueden romper. la turbina puede girar mucho más rápido que a su velocidad normal. los extremos de una pala del rotor podrían ir a cientos de kilómetros por hora. podría poseer una cantidad enorme de energía cinética y una gran velocidad al salir disparada.Accidentes Las turbinas eólicas incorporan muchos componentes mecánicos y eléctricos diferentes. o incluso más lejos. Una causa común de estos accidentes es una avería tanto en el mecanismo de freno como en la caja de engranajes. Si alguno de estos componentes falla. y si una pala o parte de ella se desprendiera de repente del rotor. sino también accidentes peligrosos. de la turbina de la que se desprendieron. Hay muchos ejemplos de grandes secciones de palas rotas que se han encontrado a cientos de kilómetros. Como los de cualquier otro equipo. La caja de engranajes y los frenos evitan que las palas giren demasiado rápido. Eje de baja velocidad Caja de engranajes Generador Dirección del viento Freno Anemómetro Controlador Inclinación Rotor Palas Mecanismo de orientación Motor de orientación Torre Eje de alta ­velocidad Veleta Góndola Peligro de muerte En estos casos. lo que impone cargas más pesadas en las palas de las que están diseñadas para soportar.
ejes. La termografía es la única tecnología que permite inspeccionar todos los componentes mecánicos y eléctricos de las turbinas eólicas y del sistema eléctrico circundante. Todas las cámaras FLIR son lo más compactas Fuente: Paul Anderson (CC SA 2. Los puntos calientes aparecen claramente en la termografía. La regla general tanto para los componentes mecánicos como para los eléctricos es que se calientan antes de fallar. engranajes y frenos. Fiable.Las inspecciones con las cámaras termográficas pueden ayudar a prevenir estos accidentes. controladores. 46 . conectores. Las cámaras termográficas se pueden utilizar para detectar ese aumento de la temperatura antes de que aparezca una avería. Un factor importante para la facilidad de uso sobre terreno es el diseño de la cámara. las cámaras termográficas muestran exactamente qué componente es el que está provocando el problema. La cámara termográfica FLIR: la herramienta perfecta Los equipos de mantenimiento de turbinas eólicas de todo el mundo confían en las cámaras termográficas. rápida y eficaz: la termografía se puede utilizar para detectar puntos de desgaste en cojinetes. lo que permite repararlos o reemplazarlos antes de que derive en una avería. La termografía ayuda a ‘ver’ el problema.0) Este enorme conjunto de caja de engranajes y freno de disco de 12 toneladas se eleva con una grúa a una altura de 60 metros para colocarlo dentro de la góndola de la turbina eólica. motores de orientación y demás. Comprobación del sistema completo Las cámaras termográficas se pueden utilizar para inspeccionar componentes eléctricos como transformadores. Mientras que otras tecnologías revelan si hay un problema en la maquinaria.
incluso cuando se está muy cerca. Desde el modelo de entrada compacto i3. Otro factor importante es el sistema óptico. Este defecto se detectó y pudo repararse antes de que provocara una avería. FLIR Systems ofrece una amplia gama de cámaras termográficas para inspecciones de edificios. el del extremo derecho. El hecho de que no se pueda dar un paso atrás cuando se está arriba inspeccionando una turbina eólica hace que esta característica sea muy importante. Esto permite capturar partes más amplias del equipo de una vez. FLIR Systems ofrece lentes de gran angular opcionales de 45º y 90º. pasando por la práctica serie Ebx y B hasta la avanzada B660.Termográfica para inspección de turbina eólica. Uno de estos conectores de tres fases. con diseño ergonómico y fáciles de usar. Fuente: CZ Energy Solutions Fuente: CZ Energy Solutions Fuente: CZ Energy Solutions 47 . Fuente: CZ Energy Solutions Las cámaras termográficas también se pueden utilizar para examinar el sistema completo que rodea a las turbinas eólicas. lo que es muy importante si se han de subir decenas de metros para alcanzar la turbina eólica que haya que inspeccionar. está mucho más caliente que el resto. FLIR Systems posee el tipo de cámara adecuado para cada aplicación. Esta inspección tuvo lugar a una altura de unos 50 metros. posibles.
Las cámaras termográficas también se deben volver a calibrar cada cierto tiempo. •	Software Independientemente del uso que le dé a las cámaras termográficas. Elija una cámara termográfica que se pueda combinar con el software adecuado para su aplicación. En ambos casos. en lugar de tener que enviar la cámara al otro extremo del mundo. no solo debe seleccionar la cámara termográfica que mejor se ajuste a sus necesidades. etc. es recomendable que se asegure de disponer de un centro de mantenimiento cercano en caso de que algo le ocurra a la cámara. es posible que cambien sus necesidades. es muy importante que el fabricante pueda ofrecer una gama completa de cámaras termográficas. Por eso. pantallas. •	•	•	48 .7 Elección del proveedor de cámaras termográficas adecuado La compra de una cámara termográfica es una inversión a largo plazo. para que pueda elegir el que se ajusta mejor a sus necesidades. sino también un proveedor de confianza que le ofrezca sus servicios durante un prolongado período de tiempo. Seleccione un proveedor que le pueda ofrecer una buena formación y asistencia para aplicaciones cuando se necesite. Asegúrese de que el sistema puede adaptarse a sus necesidades. El fabricante debe poder ofrecer distintos tipos de lentes. Por lo tanto. desde modelos básicos económicos a modelos avanzados de alta gama. Una marca bien consolidada le debe ofrecer lo siguiente: •	Hardware Cada usuario tiene necesidades distintas. Accesorios Cuando empiece a usar una cámara termográfica y descubra todas las ventajas que tiene que ofrecer. Mantenimiento Aunque la mayor parte de las cámaras termográficas que se usan para inspecciones de edificios no necesitan mantenimiento. necesitará software para analizar las termografías y crear informes de sus conclusiones para los clientes o la dirección. Formación El mundo de la termografía no se limita únicamente a saber cómo se maneja la cámara. es preferible contar con un centro de reparación en su zona para volver a disponer de la cámara en el menor tiempo posible.
Software 6. mientras que los modelos avanzados de alta gama tienen una resolución de 640 x 480 píxeles.8 Encontrar la mejor solución Existen básicamente seis requisitos esenciales que se deben evaluar al ponderar una combinación apropiada de la cámara termográfica. cuatro veces más que una cámara con 320 x 240 píxeles y 76. la resolución de 640 x 480 píxeles se está convirtiendo en la referencia para los termógrafos profesionales. Precisión 4. el software y la formación: 1. Funciones de la cámara 5. Demandas de formación 1. Calidad de la imagen La calidad de la imagen o resolución de la cámara es un factor importante. Calidad de la imagen 2. Una alta resolución ayuda a ver. Sensibilidad térmica 3. Los modelos básicos más económicos tienen una resolución de 60 x 60 píxeles. sino que también existe una gran diferencia en la calidad de la imagen. medir e interpretar con mayor precisión. Una cámara con 640 x 480 píxeles tiene 307 .200 puntos de medición en una imagen. Las cámaras termográficas con una resolución de 320 x 240 o 640 x 480 píxeles ofrecen una calidad de imagen superior.800 puntos de medición. Termografía: 640 x 480 píxeles Termografía: 180 x 180 píxeles 50 . No solo mejora la precisión de la medición. Para inspecciones más avanzadas.
Las cámaras de alta resolución muestran pequeños detalles incluso en observaciones a larga distancia. se necesitarían cuatro imágenes a la mitad de distancia. Mediante una cámara de 640 x 480 píxeles equipada con una lente de 45 grados. Esto no solo aumenta la eficiencia sobre el terreno. sino que la menor cantidad de imágenes que se toman ahorra tiempo en la fase de documentación. 51 . es posible inspeccionar un área de alrededor de 4 m x 3 m a 5 metros de distancia con solo una imagen. puede ver una zona mayor sin perder información térmica. Comparada con una cámara de calidad de imagen inferior. Para inspeccionar la misma instalación con una cámara de 320 x 240 píxeles con una lente también de 45 grados. 160 x 120 píxeles 320 x 240 píxeles 640 x 480 píxeles 640 x 480 píxeles Se necesita una imagen IR	320 x 240 píxeles Se necesitan cuatro imágenes IR a la mitad de distancia.
Las cámaras termográficas más avanzadas de FLIR Systems obtienen una puntuación aún mejor: ±1 % / ±1 ºC. Una alta sensibilidad de la cámara es particularmente importante en aplicaciones de construcción. las mediciones de temperatura con termografía no son una excepción.2. Precisión Todas las mediciones pueden presentar errores y. Este es el margen de error en el que operará la cámara. En los documentos técnicos de la cámara termográfica. Aquí es donde la precisión termográfica entra en escena. desafortunadamente. Las cámaras termográficas más avanzadas para aplicaciones en edificios tendrán una sensibilidad térmica de 0. La temperatura medida puede variar desde la temperatura real al porcentaje mencionado o la temperatura absoluta. la sensibilidad térmica se describe en ºC o mK. incluso diferencias de baja temperatura. en las que las diferencias de temperatura suelen ser bajas. Por lo general. 3. la que sea mayor. Cuanto mayor sea la sensibilidad.03°C Sensitivity menor será la diferencia de temperatura mínima que la cámara termográfica puede captar y mostrar. El estándar del sector actual para la precisión es de ±2 % / ±2 ºC.03 °C (30 mK). Se necesita una mayor sensibilidad para capturar imágenes más detalladas y. mejor será la cámara para capturar los detalles de imagen más precisos. ￼ Sensibilidad de 65 mK	Sensibilidad de 45 mK La capacidad de detectar estas diferencias de temperatura en minutos es importante en la mayoría de las aplicaciones termográficas. Mientras mejor sea la sensibilidad térmica. 52 . un mejor diagnóstico para acciones ulteriores. la precisión se expresa en porcentajes y en grados centígrados. Sensibilidad térmica La sensibilidad térmica define la magnitud de una diferencia de temperatura que la cámara puede detectar. 0. por tanto.
La termografía ajustada de forma manual de la derecha muestra claramente una fuga de calor que era prácticamente invisible en la termografía ajustada de forma automática. Sin embargo. Funciones de la cámara Emisividad y temperatura aparente reflejada La emisividad del objeto es un parámetro muy importante que se debe tener en cuenta. La cámara termográfica muestra la termografía. La capacidad de definir la temperatura aparente reflejada y la emisividad marca una gran diferencia. Intervalo y corrección de niveles manual Otra importante función de la cámara es la opción de definir manualmente el intervalo y el nivel de las termografías mostradas. 53 . la temperatura aparecerá cómo una mezcla de la temperatura del panel y de la temperatura aparente reflejada de la nube. en ocasiones. ￼ Esta termografía muestra claramente que la reflexión puede ser un problema. Al adquirir una cámara termográfica es recomendable que se asegure de que estas funciones están incluidas. el operador solo está interesado en una pequeña parte de esa escala de temperaturas. Sin esta función. A la hora de realizar mediciones de la reflexión.4. Todas las cámaras termográficas de FLIR para aplicaciones de construcción permiten al operador definir la emisividad y la temperatura aparente reflejada. incluyendo los reflejos provocados por la nube. ￼ El intervalo de la termografía ajustada automáticamente de la izquierda es demasiado amplio. la cámara mostrará de forma automática todas las temperaturas entre la temperatura máxima y la mínima de la escena.
Alarma de condensación, humedad relativa y aislamiento - Alarma de condensación: El punto de condensación se puede considerar como la temperatura en la que la humedad de cierto volumen de aire se convierte en agua. En este punto, la humedad relativa es del 100%. Estableciendo un número de parámetros en la cámara, la alarma de condensación detectará de forma automática las zonas en las que puede tener lugar debido a deficiencias en la estructura del edificio. - Alarma de humedad relativa: En algunas situaciones puede crecer moho en zonas en las que la humedad relativa sea menos del 100%. Para detectar dichas zonas, no se puede usar la alarma de condensación ya que solo detecta las zonas en las que la humedad relativa es del 100%. Para detectar las zonas en las que la humedad relativa es de menos del 100% se puede utilizar la alarma de humedad relativa. Puede establecer el porcentaje de humedad relativa a partir del cual desea que se active la alarma. - Alarma de aislamiento: La alarma de aislamiento detecta las zonas en las que puede haber una deficiencia de aislamiento en el edificio. Se activa cuando el nivel de aislamiento cae por debajo de un valor preestablecido de fuga de energía a través de la pared.
La alarma de humedad relativa le alerta sobre las áreas en las que existe riesgo de condensación. En la imagen siguiente, se indica el área en riesgo en color azul.
Cámara digital Algunas veces puede ser difícil ver qué componentes son los que aparecen en una termografía. En estos casos, puede resultar muy útil tomar también una imagen con luz visible del objetivo. La mayoría de las cámaras termográficas de FLIR poseen una cámara digital integrada. La mayor parte de los profesionales de la construcción que usan cámaras termográficas afirman que siempre toman una imagen con luz visible, para asegurarse de conocer lo que se muestra en la termografía.
Luces LED Disponer de una luz en la cámara garantiza que la cámara digital integrada de luz visible pueda producir imágenes claras, necesarias para aprovechar al máximo las funciones Imagenen-imagen y Fusión térmica, independientemente de las condiciones de iluminación. Imagen-en-imagen Mediante la función Imagen-en-imagen, el operador puede combinar imágenes de la cámara digital y la cámara termográfica. La imagen combinada muestra un recuadro sobre la foto digital con una sección de la termografía que se puede desplazar y cambiar de tamaño. Esto permite al operador localizar mejor los problemas.
Este caso de daños causados por el agua muestra claramente los beneficios de la función imagen-en-imagen, ya que el cliente puede ver fácilmente dónde se ha tomado la termografía, dato que sería mucho más difícil de conocer únicamente con la termografía.
Fusión térmica Esta función permite al operador combinar sin problemas dos imágenes definiendo parámetros de temperatura dentro de los que se muestran datos térmicos y fuera de los cuales se muestra la foto digital. Esto ayuda a aislar los problemas y a realizar reparaciones más eficientes.
Puntero láser Algunas cámaras termográficas cuentan con un puntero láser integrado. Hay varias razones por las que esta característica es importante. El puntero láser permite ver con precisión hacia donde enfoca la lente de la cámara termográfica. Con solo pulsar un botón, la posición del láser le permitirá ver exactamente hacia donde enfoca la cámara termográfica, lo que le permite identificar fácilmente el objetivo de medición sin tener que hacer conjeturas. Otra razón es la seguridad. El puntero láser elimina la tendencia de apuntar con el dedo a los objetos, lo que puede resultar peligroso en el algunos contextos. Lentes intercambiables Cuando empiece a usar una cámara termográfica y descubra todas sus posibilidades, es posible que cambien sus necesidades. Con las lentes intercambiables, puede adaptar su cámara termográfica a cualquier situación. Para la mayoría de las situaciones, las lentes estándares pueden ser una buena solución, sin embargo, en ocasiones necesita un campo de visión distinto. En algunos casos, no hay espacio suficiente para dar un paso atrás y ver la imagen completa. Una lente de gran angular puede ser la solución perfecta. Con una lente de gran angular el operario puede inspeccionar una casa entera a solo un par de metros de distancia. Estas lentes permiten a los inspectores de los edificios examinar un edificio entero a tan solo unos metros de distancia. Cuando el objetivo se encuentra algo alejado, puede ser útil emplear un teleobjetivo. Son ideales para objetivos pequeños o lejanos.
Formato de la imagen Un factor que afecta a la rapidez con la que se crean informes es el formato de la imagen en el que la cámara termográfica almacena la termografía. los botones físicos y el diseño del menú también deben ser muy intuitivos y sencillos para facilitar un uso eficiente al usuario. FLIR Systems intenta encontrar un equilibrio perfecto entre el peso. Esto quiere decir que toda la información de temperatura se incluye en la imagen y que las imágenes se pueden integrar fácilmente en software estándar. Algunas cámaras termográficas almacenan las imágenes y datos térmicos en un formato propio. Gracias a esta política varios de sus diseños han sido galardonados. Dado que la mayor parte de los inspectores de edificios usarán cámaras termográficas con frecuencia durante prolongados períodos de tiempo.Diseño ergonómico y facilidad de uso Por lo general. Asimismo. compactas y fáciles de usar. la funcionalidad y la facilidad de uso en todas las cámaras termográficas que fabrica. 57 . Una cámara FLIR proporciona una imagen JPEG completamente radiométrica. el diseño ergonómico es muy importante. Todas las cámaras termográficas FLIR almacenan imágenes en formato JPEG. todas las herramientas que se utilizan deben ser ligeras. por lo que se necesita software adicional para convertir las termografías a una imagen JPEG estándar.
Algunas cámaras termográficas incluso permiten grabar comentarios de voz mientras trabaja.Galería de imágenes en miniatura Al registrar termografías in situ. algunas cámaras termográficas permiten escribir comentarios de texto con un teclado en pantalla táctil integrado. lo que puede reducir a cero el tiempo empleado en escribir notas durante las inspecciones térmicas. Esta tecnología GPS le permitirá registrar la información de la ubicación en la que se ha realizado cada termografía. una función muy cómoda y que le permitirá ahorrar mucho tiempo. Por tanto. puede resultar importante buscar y comparar termografías tomadas anteriormente en la memoria de la cámara. Localización por GPS ¿Se ha olvidado alguna vez dónde se realizó una termografía? ¿No pudo encontrar las notas que escribió para recordar la ubicación? Algunos de los modelos más avanzados cuentan con una función de GPS para etiquetar la termografía con su ubicación geográfica. ABC 58 . lo que permite redactar un informe de manera mucho más rápida y sencilla. todas las cámaras termográficas de FLIR cuentan con una galería de imágenes en miniatura de fácil acceso que le permitirá revisar rápidamente las termografías guardadas para encontrar la que desea. Comentarios de voz y texto Para agilizar las inspecciones y la fase de documentación.
el inspector copiará los valores anotados en su informe. Los valores del medidor de humedad se anotan y. Para facilitar inspecciones fiables y eficientes. posteriormente. Este método no es eficiente y es susceptible de presentar errores humanos. Para obtener una imagen completa. La toma de notas se dejará atrás cuando las lecturas de los medidores de humedad multifunción Extech se transfieran de forma automática e inalámbrica a la cámara y se almacenen en la termografía correspondiente.Compatibilidad con herramientas de medición y de prueba externas En ocasiones. 59 . FLIR Systems ofrece cámaras termográficas que pueden guardar automáticamente los valores de un medidor de humedad en la termografía mediante la conectividad Bluetooth MeterLink. la temperatura sola le proporciona muy poca información sobre el equipo. como medidores de humedad. MeterLink permite conectar de forma inalámbrica un medidor de humedad Extech a una cámara termográfica de FLIR. muchos inspectores de edificios utilizan sensores externos.
Conectividad inalámbrica Mediante la tecnología WiFi. WIFI 60 . enviar imágenes directamente desde la cámara a un smartphone o tablet PC (iPhone or iPad). puede comunicarse de forma inalámbrica con la cámara para. por ejemplo.
infraredtraining. visite www.una empresa de formación global que funciona según los estándares mundiales.com o www. Demandas de formación FLIR coopera con el Centro de formación en infrarrojos (ITC). Entre las funciones que se incluyen en este paquete deben estar las siguientes: -	Diseño flexible de página de informes para informes personalizados -	Herramientas potentes para análisis de temperatura: medición de varios puntos.eu. Para obtener más información. escalar) -	Funcionalidad de tendencias -	Creación de fórmulas mediante valores de medición termográficos -	Reproducción de secuencias radiométricas directamente en el informe -	Función de búsqueda para encontrar rápidamente imágenes para su informe -	Herramienta panorámica para combinar varias imágenes en una más grande Gracias a una buena información de análisis y un buen informe térmico. Software Tras realizar la inspección. El análisis de termografías y la creación de informes de inspección completos son tareas importantes. 6.5. el fabricante de la cámara termográfica debe ofrecer un paquete de software más avanzado. Si necesita más opciones de análisis e informes. Se incluirán herramientas para realizar mediciones de la temperatura en un solo punto u otro tipo de mediciones básicas. Es recomendable que se asegure de que su cámara termográfica incluye un paquete de software básico que le permita hacerlo.irtraining. El ITC ofrece desde breves cursos de introducción hasta cursos de certificación. es probable que tenga que presentar los resultados de la misma a sus compañeros o clientes. 61 . cambiar de tamaño. La mayoría del software incluido en cámaras termográficas le permitirá hacer informes y análisis básicos. podrá mostrar con claridad a sus gerentes o clientes dónde se encuentran los posibles problemas y convencerlos de las medidas preventivas que se deben tomar. áreas y diferencias de temperatura -	Fusión triple de Imagen en imagen (se puede mover.
Entre ellas se incluye retirar el mobiliario de las paredes exteriores y quitar las cortinas. ¿por dónde empezar? En esta sección de la guía encontrará varios métodos termográficos que le servirán para empezar. Durante el proceso el inspector debe asegurarse de que toma notas precisas de dónde se tomó cada termografía. quizá marcando la ubicación con flechas en un plano. 2. el requisito para realizar inspecciones termográficas precisas es una gran diferencia de temperatura (mínimo 10 ºC) entre la temperatura interior y la exterior. Pero. Es aconsejable hacerlo como mínimo seis horas antes de la inspección para que las propiedades aislantes de los muebles no influyan en las lecturas térmicas de la cámara termográfica. Desde aquí se pueden localizar rápidamente los puentes de frío o la falta de aislamiento. 3. Para prepararse para la exploración térmica del interior. Por ejemplo: ¿se ha producido un aumento reciente en el consumo de energía? ¿Hace frío dentro? ¿Se percibe una corriente de aire? Después determine la temperatura tanto del interior como del exterior y asegúrese de que la diferencia de temperatura es suficiente para la inspección de edificios (se recomienda una diferencia mínima de 10 °C ).9 Cómo llevar a cabo inspecciones termográficas Una vez recibida la cámara termográfica. puede comenzar la inspección. Esto nos permitirá comparar el resultado con imágenes que muestran fallos para evaluar el grado de los distintos problemas encontrados. 1. 62 . Sin embargo. Como se ha comentado antes. Continuar en el interior El siguiente paso es ver la situación desde el interior. Comenzar desde el exterior Comience la inspección termográfica desde el exterior. También es importante tomar termografías de zonas cuyas condiciones parecen estar bien. para mostrar exactamente desde qué ángulo las tomó. Definir la tarea Comience la tarea entrevistando al cliente sobre las condiciones del edificio. el inspector deberá tomar medidas para asegurar un resultado preciso. Cuando se cumplen estas condiciones el inspector puede comenzar a escanear cada habitación del edificio con la cámara térmica. esto necesita una rigurosa preparación.
Una fuga de aire puede ser la culpable de la mitad de la energía consumida en calefacción. lo que crea una pequeña diferencia de presión entre el interior y el exterior. frecuentemente conocida como prueba de "puerta-ventilador" puede hacer visibles las grietas más pequeñas. 63 . Un sistema de "puerta-ventilador" incluye tres componentes: un ventilador calibrado. si no que además puede provocar grandes pérdidas de energía. No es solo molesto. El ventilador se fija temporalmente a una puerta exterior usando sistema de panel de puerta. Realizar una comprobación de hermeticidad del aire Pequeñas grietas y hendiduras pueden provocar una corriente de aire. Esta prueba exagera las fugas de aire a través de defectos en la estructura exterior del edificio. El equipo de la "Puerta-ventilador" se instala normalmente en la puerta de entrada. El ventilador se utiliza para infiltrar aire dentro y fuera del edificio. un sistema de panel de puerta y un dispositivo para medir el flujo del ventilador y la presión del edificio. Una comprobación de la hermeticidad del aire.4.
normalmente la diferencia es de 50 Pa. Los programas de software patentados por FLIR como QuickReport. permitiendo que el operario la ubique de forma precisa y represente la ruta de la infiltración de aire. Como resultado. 64 . es aire del exterior se dirigirá hacia la habitación a través de las grietas existentes. En situaciones en las que el aire exterior es más frío. Debido a esta diferencia de presión.Un sistema de "puerta-ventilador" utiliza el ventilador tanto para extraer como para introducir aire en una habitación. la presión dentro de la habitación es menor que la del exterior. El aire del exterior enfriará la zona en la que se encuentre la grieta. Análisis y creación de informes Cuando se hayan inspeccionado todas las habitaciones. el método más común es la extracción del aire de la habitación utilizando el sistema "puerta-ventilador". provocando una diferencia de presión. BuildIR y Reporter permiten que el inspector realice informes exhaustivos de la inspección de edificios de forma eficaz para mostrárselos a los compañeros o clientes. QuickPlot. será el momento de volver a la oficina para realizar el análisis de las imágenes y resumir las conclusiones en un informe. Esta diferencia de temperatura aparecerá claramente en la termografía como un punto frío o zona fría. 5.
pdf. puentes térmicos y problemas de humedad en un informe profesional. defectos de aislamiento. 65 . como infiltración de aire. zoom digital. También es compatible FLIR Reporter también incluye numerosas funciones avanzadas. Otras características destacadas son la función de cuantificación de cuadrícula/área. Con sus nuevas y exclusivas funciones. se necesita una formación mínima para comenzar a producir informes profesionales utilizando características familiares de Word incluyendo la corrección automática y la comprobación de gramática. La función panorámica le permite unir varias imágenes para formar una de mayor tamaño. así para recortar y realizar correcciones de perspectiva. también permite cuantificar y calcular el coste de las pérdidas de energía. cambios en la paleta de color. FLIR Reporter El hecho de que esté basado en el conocido software de procesador de textos Microsoft Office Word hace que FLIR Reporter sea intuitivo y fácil de usar. Debido a que la mayoría de la gente sabe utilizar Word. una herramienta panorámica y una herramienta de sensor para realizar gráficos de las condiciones durante la inspección. El software incluye un editor de imágenes para un análisis avanzado de la termografía. datos de ubicación GPS integrados.FLIR BuildIR El software FLIR BuildIR ayuda a analizar las termografías y cuantificar los problemas relacionados con la construcción. fusión térmica. reproducción de comentarios de voz grabados sobre el terreno y conversión automática de informes al formato Adobe . la calculadora de estimación del coste energético y plantillas personalizables para los informes relacionados con la construcción. como: Imagen-en-imagen.
NOTAS 66 .
com 67 .FLIR i3 / i5/ i7 Serie Ebx de FLIR Serie B de FLIR T640bx de FLIR FLIR B620/B660 AÑOS AÑOS GARANTIA DEL PRODUCTO* GARANTIA DEL DETECTOR* * Al registrar su producto FLIR en: www.flir.
15.: +33 (0)1 60 37 01 00 Fax: +33 (0)1 64 11 37 55 e-mail : flir@flir.: +39 (0)2 99 45 10 01 Fax: +39 (0)2 99 69 24 08 e-mail: flir@flir.: +49 (0)69 95 00 900 Fax: +49 (0)69 95 00 9040 e-mail: flir@flir. bld Bidault 77183 Croissy-Beaubourg France Tel.com FLIR Systems Russia 6 bld. Luxemburgstraat 2 2321 Meer Belgium Tel.O.1. : +32 (0) 3665 5100 Fax : +32 (0) 3303 5624 e-mail: flir@flir. Street WB-21 Dubai .com FLIR Systems France 19.: +34 91 662 97 48 e-mail: flir@flir.Kings Hill West Malling Kent ME19 4AQ United Kingdom Tel.com FLIR Systems UK 2 Kings Hill Avenue .3º 28108 Alcobendas (Madrid) Spain Tel.com T820325{ES-es}_A .com FLIR Systems Italy Via Luciano Manara.Para hablar con un experto en cámaras termográficas.com FLIR Systems. Box 54262 Office B-22.United Arab Emirates Tel. póngase en contacto con: FLIR Commercial Systems B.: +44 (0)1732 220 011 Fax: +44 (0)1732 843 707 e-mail: flir@flir. 2 I-20812 Limbiate (MB) Italy Tel. 1st Kozjevnichesky lane 115114 Moscow Russia Tel.com FLIR Systems Germany Berner Strasse 81 D-60437 Frankfurt am Main Germany Tel.com FLIR Systems Sweden Rinkebyvägen 19 PO Box 3 SE-182 11 Danderyd Sweden Tel.flir.V.com FLIR Systems Spain Avenida de Bruselas.: + 7 495 669 70 72 Fax: + 7 495 669 70 72 e-mail: flir@flir.: +971 4 299 6898 Fax: +971 4 299 6895 e-mail: flir@flir. : +34 91 573 48 27 Fax. Middle East FZE Dubai Airport Free Zone P .com www.: +46 (0)8 753 25 00 Fax: +46 (0)8 753 23 64 e-mail: flir@flir.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución