Source: http://docplayer.es/1114951-Determinacion-de-alcoholes-ii-alcohol-sec-butilico-en-aire-metodo-de-adsorcion-en-carbon-cromatografia-de-gases-mta-ma-058-a05.html
Timestamp: 2017-01-23 17:05:44+00:00

Document:
⭐DETERMINACIÓN DE ALCOHOLES II (ALCOHOL SEC-BUTÍLICO) EN AIRE MÉTODO DE ADSORCIÓN EN CARBÓN / CROMATOGRAFÍA DE GASES MTA/MA 058/A05
Download "DETERMINACIÓN DE ALCOHOLES II (ALCOHOL SEC-BUTÍLICO) EN AIRE MÉTODO DE ADSORCIÓN EN CARBÓN / CROMATOGRAFÍA DE GASES MTA/MA 058/A05"
Antonio Castilla Piñeiro
1 DETERMINACIÓN DE ALCOHOLES II (ALCOHOL SEC-BUTÍLICO) EN AIRE MÉTODO DE ADSORCIÓN EN CARBÓN / CROMATOGRAFÍA DE GASES MTA/MA 058/A052 Título: Determinación de alcoholes II (alcohol sec-butílico) en aire Método de adsorción en carbón / Cromatografía de gases Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) Edita: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) C/ Torrelaguna, Madrid Tel , fax Composición: Servicio de Ediciones y Publicaciones del INSHT Edición: Madrid, febrero 2013 NIPO (en línea): Hipervínculos: El INSHT no es responsable ni garantiza la exactitud de la información en los sitios web que no son de su propiedad. Asimismo la inclusión de un hipervínculo no implica aprobación por parte del INSHT del sitio web, del propietario del mismo o de cualquier contenido específico al que aquel redirija Organismos participantes en el Programa Nacional de Normalización de Métodos de Toma de Muestra y Análisis: - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Centro Nacional de Condiciones de Trabajo - Barcelona Centro Nacional de Medios de Protección - Sevilla Centro Nacional de Nuevas Tecnologías - Madrid Centro Nacional de Verificación de Maquinaria - Vizcaya Dirección y Coordinación de la colección: Centro Nacional de Verificación de Maquinaria - Vizcaya Catálogo general de publicaciones oficiales: Catálogo de publicaciones del INSHT:3 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS MTA/MA - 058/A05 DETERMINACIÓN DE ALCOHOLES II (ALCOHOL SEC-BUTÍLICO) EN AIRE MÉTODO DE ADSORCIÓN EN CARBÓN / CROMATOGRAFÍA DE GASES Palabras clave: Alcoholes, alcohol sec-butílico, aire, cromatografía de gases. 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN El método describe el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de concentraciones de vapores en aire de alcohol sec-butílico presentes en los lugares de trabajo, mediante la captación en tubo conteniendo como adsorbente el carbón sintético denominado anasorb 747 y análisis por cromatografía de gases. Siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación del INSHT (10.2) se ha validado el método para el alcohol sec-butílico, en un intervalo de concentración de: 32 mg /m 3 a 650 mg /m 3 de alcohol sec-butílico Los límites inferior y superior de este intervalo corresponden aproximadamente a la décima parte y al doble del valor límite ambiental de exposición diaria (VLA- ED) (10.3) para muestras de 10 litros de aire captadas a 0,2 l/min. Los datos de validación se incluyen en el anexo A. Este método también se podría utilizar en un intervalo de concentraciones más amplio que el indicado anteriormente. En cualquier caso, el límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del anasorb 747 utilizado, que se establece en función del volumen de ruptura (véase apartado 2 y Tabla 1 del anexo). El límite inferior depende de una serie de factores tales como blancos de muestra y reactivos, eficacia de desorción y nivel de ruido del detector. El método podría ser aplicable, igualmente, a otros alcoholes dado el buen comportamiento que presentan en general estos compuestos con el adsorbente utilizado. Se considera interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que el compuesto a analizar, en las condiciones 3 de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas. Este método de toma de muestras y análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de alcohol sec-butílico en aire en muestreos personales y en lugares fijos, y puede ser utilizado para realizar mediciones para comparar con los valores límite y mediciones periódicas. También podría utilizarse para realizar mediciones para la evaluación aproximada de la concentración media ponderada en el tiempo (UNE EN 482) (10.1). 2 DEFINICIONES 2.1 Volumen de ruptura Es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del tubo de muestreo, antes de que la concentración de contaminante en el aire eluyente alcance el 5 % de la concentración de entrada (10.2). 2.2 Sesgo Es la desviación o diferencia de los resultados obtenidos aplicando un procedimiento de medida con respecto al valor aceptado como referencia (10.2). 2.3 Precisión Es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el método repetidas veces bajo condiciones determinadas (10.2). 2.4 Incertidumbre global Es una cantidad que combina el sesgo y la precisión, y que se utiliza para caracterizar, como un todo, la incertidumbre del resultado dado por un procedimiento de medida (10.1).4 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 3 FUNDAMENTO DEL MÉTODO Las muestras de alcohol sec-butílico en aire se obtienen haciendo pasar, con la ayuda de una bomba de muestreo personal, un volumen de 10 litros de aire a través de un tubo relleno de anasorb 747, quedando los vapores adsorbidos sobre el carbón. El alcohol se desorbe con 1 ml de una mezcla binaria de N,N-dimetilformamida y sulfuro de carbono (60 ml + 40 ml) que contiene 1 µl de n-propilbenceno por ml de disolución como patrón interno. La disolución resultante se analiza en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama. A partir de la masa del alcohol en la muestra y del volumen de aire muestreado se obtiene la concentración ambiental. 4 REACTIVOS Y PRODUCTOS 4.1 Gases Hidrógeno purificado Aire sintético puro Helio 4.2 Reactivos Todos los reactivos deben ser de calidad analítica Alcohol sec-butílico (2-butanol) [C 4 H 10 O] N o CAS NOTA: SUSTANCIA INFLAMABLE Y NOCIVA POR INHALA- CIÓN. Frases (R) Frases (S) (2) 16. Real Decreto 363/1995 (10.4) N,N-Dimetilformamida [C 3 H 7 ON] N o CAS NOTA: SUSTANCIA TÓXICA. Frases (R) 61-20/ Frases (S) Real Decreto 363/1995 (10.4) Sulfuro de Carbono [S 2 C] N o CAS debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés. NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE Y TÓXICA. Frases (R) 11-36/38-48/ Frases (S) / Real Decreto 363/1995 (10.4) n-propilbenceno (patrón interno) [C 6 H 5 C 2 H 5 ] N o CAS NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) Real Decreto 363/1995 (10.4). 4.3 Disoluciones Disolución de desorción. Es una mezcla de N,Ndimetilformamida y sulfuro de carbono (60 ml + 40 ml) conteniendo n-propilbenceno como patrón interno en una concentración de 1 µl por ml de disolución Disoluciones patrón Disoluciones para la determinación de la eficacia de desorción Disolución primaria. Se prepara pesando 0,9 ml de N,N-dimetilformamida y 0,1 ml de alcohol secbutílico con la balanza indicada en el apartado La concentración de esta disolución es de 0,081 mg/µl de alcohol sec-butílico Disoluciones para la calibración La misma disolución primaria descrita en el apartado Disoluciones patrón para la calibración. Se preparan disoluciones patrón cuya concentración cubra el intervalo de aplicación del método, de 0,16 mg/ml a 6,6 mg/ml para el alcohol sec-butílico. Para la validación del método se han preparado nueve disoluciones adicionando 2, 4, 6 y 8 µl de la disolución primaria (véase ) y 1, 2, 4, 6 y 8 µl de alcohol sec-butílico a viales que contienen 1 ml de disolución de desorción para cubrir el intervalo de aplicación. El procedimiento de preparación utilizado es el siguiente: se pesa un vial vacío, se le adiciona 1 ml de la disolución de desorción y se vuelve a pesar. A continuación se le adicionan 2 µl de disolución primaria y se pesa de nuevo. La concentración de esta disolución patrón será de 0,16 mg de alcohol sec-butílico por ml de disolución de desorción. NOTA: Todas las disoluciones han sido preparadas llevando a cabo un control gravimétrico (con balanza de precisión) de las mediciones volumétricas. Este control gravimétrico mejora la calibración y por ende la calidad de los resultados analíticos. Alternativamente las disoluciones pueden ser preparadas utilizando únicamente microjeringas y material volumétrico calibrado. 5 APARATOS Y MATERIAL 5.1 Aparatos y material para la toma de muestra Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo G, capaz de mantener un funcionamiento continuado durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba 45 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 debe mantenerse constante dentro de un intervalo ± 5%. La bomba cumplirá los requisitos recogidos en UNE EN 1232 (10.5). Para conectar la bomba y el tubo de carbón se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones Medidor de caudal externo, para la calibración de la bomba de muestreo, calibrado frente a un patrón primario (trazable a patrones nacionales o internacionales). Es recomendable la utilización de un medidor de caudal de burbuja ya que sus lecturas son independientes de la temperatura y la presión atmosférica Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama, de 7 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos secciones de anasorb 747 separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La primera sección contiene 140 mg de anasorb /40 mallas y la segunda 70 mg. Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de vidrio silanizada. Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de las muestras. 5.2 Aparatos y material para el análisis Cromatógrafo de gases HP 6890N equipado con inyector automático HP 7863 y detector de ionización de llama Columna cromatográfica de sílice fundida de 25 m de longitud y 0,2 mm de diámetro interno de FFAP Sistema informático de tratamiento de datos Viales de boca ancha, de 2 ml de capacidad, con tapones de sellado de aluminio y junta de politetrafluoroetileno Pipetas y material volumétrico de precisión para la preparación de disoluciones primarias. Se utiliza una pipeta de 1 ml para dispensar la disolución de desorción Microjeringas de precisión para la preparación de las disoluciones patrón para la calibración Balanza calibrada, para la preparación de los patrones de calibración y capaz de discriminar ± 0,005 mg en el intervalo de 0-10 mg. 6 TOMA DE MUESTRA 6.1 Se calibra la bomba con un medidor de caudal, en condiciones representativas de la toma de muestra real, 5 conectada a un tubo del mismo lote que los utilizados en el muestreo (UNE - EN 1232) (10.5). El caudal no debe exceder de 200 ml/min, recomendándose un volumen de muestreo de 10 litros (véase la Tabla 1 del anexo A). 6.2 Se rompen los dos extremos del tubo de anasorb 747 justo antes de comenzar el muestreo. Se conecta la bomba al tubo de muestreo con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Se debe evitar toda conexión anterior a la entrada del tubo de muestreo, a fin de prevenir posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en las determinaciones. 6.3 Se coloca verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras en puntos fijos (5.2.2 de UNE - EN 689) (10.6) debe elegirse un lugar de muestreo adecuado. 6.4 Se pone en marcha la bomba para comenzar el muestreo y se anotan el caudal, la hora de comienzo y, si fuera necesario, la temperatura y la presión atmósférica del aire. 6.5 Finalizado el muestreo se anota el tiempo transcurrido. Se desconecta la bomba, se retiran los tubos de muestreo y se cierran los extremos con los tapones de polietileno, etiquetando adecuadamente cada tubo. NOTA: Algunas bombas de muestreo llevan incorporado un dispositivo indicador de funcionamiento defectuoso (al final del muestreo indica si el flujo de aire se ha reducido o interrumpido durante el mismo), o bien un sistema de desconexión automático (que detiene el funcionaminto de la bomba si surgen problemas). En ambos se podrá conocer la duración del muestreo y decidir sobre la validez de la muestra captada. 6.6 Por cada lote de muestras debe adjuntarse un tubo de muestra en blanco del mismo lote que los utilizados en el muestreo y sometido a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través. 6.7 Las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio, pudiendo almacenarse a temperatura ambiente. El análisis se llevará a cabo dentro de los 14 días siguientes a la toma de muestra (véase la Tabla 4 del anexo A). 7 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 7.1 Condiciones cromatográficas Las condiciones de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en los apartados y fueron las siguientes: Temperatura del inyector: 200 o C Temperatura del horno: 90 o C6 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 Temperatura del detector: 230 o C Gas portador Helio: (división flujo 1/80) 7.2 Análisis cromatográfico Calibración La concentración de las disoluciones patrón para la calibración deberá ser tal, que la concentración de las muestras a analizar se encuentre siempre dentro del intervalo que abarcan los patrones. Para efectuar la calibración se analiza cada una de las disoluciones patrón preparadas según el apartado , por triplicado, y en las mismas condiciones descritas para las muestras (véase 7.2.3). Para cada concentración se calcula la relación de áreas (RA) como el cociente entre el área media del alcohol sec-butílico (A) y la del patrón interno (A patrón interno ). Estas áreas corresponden a la media aritmética de las tres inyecciones mencionadas. Se establece la ecuación de regresión lineal, representando la concentración frente al cociente de áreas correspondiente RA: donde: RA = m(c) + b RA es el cociente de áreas (A / A ), patrón interno m es la pendiente, c es la concentración de alcohol sec-butílico expresada en mg / ml de disolución de desorción, b es la ordenada en el origen de la recta de calibración. NOTA: Una vez comprobado que la curva de calibración es lineal en todo el intervalo de aplicación del método, podría utilizarse la calibración a un solo nivel de concentración, sin que sea necesario repetir la calibración completa cada vez que se utiliza Preparación de muestras y blancos Se hace una muesca enfrente de la primera sección del tubo de anasorb 747 y se rompe el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Se transfiere la primera sección del tubo de anasorb 747 a un vial y se añade 1 ml de disolución de desorción cerrándolo inmediatamente. Se agita el vial ocasionalmente durante un periodo de 30 minutos para completar la desorción. Se repite el mismo procedimiento para la segunda sección de anasorb utilizando otro vial Análisis de las muestras Se inyecta 1µl de las disoluciones resultantes de la desorción de las dos secciones del tubo de anasorb 747 preparadas según el apartado en el cromatógrafo de gases y se calcula la relación de áreas RA (según 7.2.1) correspondientes a los picos del alcohol sec-butílico. La concentración del alcohol en mg/ml de disolución de desorción se obtiene interpolando los valores de RA en la recta de calibrado establecida en el apartado Determinación de la eficacia de desorción La eficacia de desorción del alcohol puede variar con el lote de anasorb 747 utilizado, siendo necesario por tanto calcularla para cada lote en el intervalo de aplicación del método. Para calcular dicha eficacia se adicionaron 4 µl de la disolución primaria (véase ) y 2,4 y 8 µl de alcohol sec-butílico a: - Seis viales que contienen 1 ml de disolución de desorción. Estos viales se tratan como patrones, y - Seis tubos que contienen 140 mg de anasorb 747. Estas preparaciones se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa adsorción, y se desorben con 1 ml de disolución de desorción de la forma descrita en el apartado Estos tubos se tratan como muestras. Las cantidades adicionadas a cada tubo y vial representan aproximadamente: 0,1; 0,5; 1 y 2 veces el valor límite VLA-ED para un volumen de muestreo de 10 litros. Tanto los tubos tratados como muestras como los viales tratados como patrones, se analizan de la forma descrita en el apartado A partir de los resultados obtenidos se obtiene el valor de la eficacia de desorción (ED) mediante la siguiente expresión: c m ED = Cp donde: C m es la concentración media del alcohol para cada concentración en mg/ml obtenida del análisis de los tubos tratados como muestras, C p es la concentración media del alcohol en mg/ml en los patrones. De acuerdo con los datos de la Tabla 2 del anexo A, la eficacia de desorción puede considerarse constante e igual a 1,00, en todo el intervalo de aplicación del método. Se recomienda calcular dicho valor en cada laboratorio y no utilizar aquellos tubos cuya eficacia de desorción sea inferior a 0,750 (UNE - EN 1076) (10.7). 67 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 8 CÁLCULOS 8.1 Determinación de la cantidad de alcohol presente en la muestra Una vez determinada la concentración de alcohol en la disolución de desorción y teniendo en cuenta el valor de la eficacia de desorción obtenido según 7.3, se calcula la cantidad presente en la muestra, en miligramos, mediante la siguiente expresión: donde: m s c 1 ms = c 1 + c 2 x V ED d es la cantidad de alcohol presente en la muestra en mg, es la concentración de alcohol en mg/ml en la disolución resultante de la desorción de la sección frontal del tubo de muestreo, c 2 es la concentración de alcohol en mg/ml en la disolución resultante de la desorción de la sección posterior del tubo de muestreo, ED es la eficacia de desorción, es el volumen de disolución de desorción en ml. V d 8.2 Determinación de la concentración de alcohol en el aire muestreado Se calcula la concentración de alcohol en el aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación: donde: C m s C = V es la concentración de alcohol en el aire muestreado en mg/m 3, m s es la cantidad de alcohol presente en la muestra en mg obtenida en el apartado 8.1, V es el volumen de aire muestreado en m 3. Si se desea obtener la concentración expresada en mililitros por metro cúbico de aire (ppm), se aplica la siguiente expresión: donde: 24,0 101,3 t + 273,15 C(ppm) = C x x x M P 293,15 C es la concentración en el aire muestreado en mg/m 3, P es la presión del aire muestreado en kpa (103 N/m 2 ), t es la temperatura del aire muestreado en o C, M es el peso molecular del alcohol en g/mol, 24,0 es el volumen molar a 20 o C y 101,3 kpa. 9 PRECISIÓN A partir de los datos del estudio intralaboratorio para la validación del método (véase la Tabla 3 del anexo A), obtenidos con muestras captadas en atmósferas de alcohol sec-butílico de concentraciones conocidas, se calculó la precisión del método en términos de desviación estándar relativa, resultando ser inferior al 3 % en todo el intervalo de aplicación del método. Del mismo estudio se dedujo que el sesgo del método es inferior al 6 %. La incertidumbre global del método, estimada como una combinación de sesgo y precisión según la Norma UNE EN 482 (10.1) resultó ser inferior al 9 % en todo el intervalo ensayado. 10 BIBLIOGRAFÍA 10.1 UNE EN 482. Atmósferas en el lugar de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medición de agentes químicos Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protocolo de validación para la determinación de gases y vapores orgánicos en un adsorbente sólido mediante un sistema activo. MTA/PV - I (2) / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo (BOE de ). Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Modificado el Anexo 1 por la Orden de (BOE de ) UNE EN Atmósferas en el lugar de trabajo. Bombas para muestreos personales de agentes químicos UNE EN 689. Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición UNE EN Atmósferas en el lugar de trabajo. Tubos adsorbentes para la determinación de gases y vapores captados mediante bombeo. Requisitos y métodos de ensayo Occupational Safety and Health Agency. Organics Methods Evaluation. Method8 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 ANEXO A Resultados de la validación del método Los datos obtenidos durante el proceso de validación del método para la determinación de alcohol sec-butílico, siguiendo los criterios indicados en el Protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un sistema activo (10.2), están recogidos en las tablas de este anexo. En el proceso de validación se ha utilizado una instalación de atmósferas controladas de concentraciones conocidas que se encuentra descrita en el citado Protocolo (10.2), y que permite realizar los ensayos a diferentes niveles de concentración y de humedad. La generación de la atmósfera de vapor del disolvente o disolventes de interés en aire se lleva a cabo utilizando un sistema dinámico de inyección del contaminante, por medio de una jeringa a una velocidad controlada, en una corriente de aire. La estabilidad de la atmósfera generada se verifica con la ayuda de un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de gases y una válvula de inyección gaseosa. A.1 Volumen de ruptura (Tabla 1) La determinación del volumen de ruptura (V R ) se llevó a cabo haciendo pasar el aire contaminado, procedente de una atmósfera de ensayo, a través de la primera sección de un tubo de anasorb 747 a 0,2 l/min. La atmósfera de ensayo utilizada en el cálculo del V R ha sido generada inyectando alcohol sec-butílico, a un caudal de inyección de 1,6 µl/min en una corriente de aire que fluye a 2 l/min. A.2 Eficacia de desorción (Tabla 2) La determinación de la eficacia de desorción se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 7.3 A.3 Influencia de la concentración y de la humedad relativa de la atmósfera (Tabla 3) Las muestras utilizadas para el estudio de la influencia de la concentración y de la humedad relativa de la atmósfera se han captado a 0,2 l/min durante 50 minutos, en atmósferas de ensayo generadas a cuatro concentraciones que cubren el intervalo de aplicación del método y humedades relativas de aproximadamente 20 % y 80 %. Estas atmósferas se han generado inyectando el alcohol sec-butílico de forma continuada a diferentes caudales de inyección en el intervalo de 0,08 µl /min a 1,6 µl /min en una corriente de aire que fluye aproximadamente a 2 l/min. A.4 Estudio de estabilidad (Tabla 4) Para establecer las condiciones de conservación y el tiempo que las muestras pueden permanecer almacenadas antes de ser analizadas, se han captado en un atmósfera con las mismas características indicadas en el apartado A.3, un total de 24 muestras para la concentración más alta y a una humedad relativa del 80 %. De estas muestras, seis se han analizado el mismo día de su captación. Las otras 18 muestras se han dividido en tres lotes de seis muestras cada uno, conservándose y analizándose de acuerdo con el esquema presentado en la Tabla 4. 89 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 Tabla 1 Volumen de ruptura V R Compuesto HR C (mg/m 3 ) Q TM (l/min) V R (l) 79,2 632,9 0,05 > 11 Alcohol sec-butílico 81,3 628,9 0,10 > 17 81,7 636,7 0,19 36 C es la concentración generada en la atmósfera de ensayo, H R es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo, Q TM es el caudal de toma de muestra, V R es el volumen de ruptura. Véase definición en el capítulo 2. Tabla 2 Eficacia de desorción (ED) Compuesto C p (mg / ml) C m (mg/ ml) n CV ED 0,331 0, ,18 106,6 Alcohol sec-butílico 1,679 1, ,91 105,1 3,369 3, ,29 106,6 6,743 6, ,18 106,4 C m C p n CV ED es la concentración media en mg/ml obtenida del análisis de los tubos tratados como muestras, es la concentración media en mg/ml en los patrones, es el número de réplicas, es el coeficiente de variación, es la eficacia de desorción media por concentración. 910 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 Tabla 3 Muestreo / análisis - Datos Intralaboratorio Compuesto H R C A (mg/m 3 ) C R (mg/m 3 ) CV SESGO IG 20,8 32,51 31,91 1,44-1,86 4,74 18,9 153,32 158,69 0,61 3,50 4,73 20,2 318,01 323,93 0,51 1,86 2,87 Alcohol sec-butílico 18,6 623,71 650,37 1,04 4,27 6, ,85 34,17 2,16 0,94 5, ,04 166,25 1,89 1,35 5, ,77 682,47 0,38 5,68 6,45 C A C R H R CV es la concentración generada en la atmósfera de ensayo, es la concentración media recuperada de los tubos de anasorb 747 analizados al día siguiente a su captación, es la humedad relativa de la atmósfera de ensayo, es el coeficiente de variación, SESGO es el sesgo relativo expresado como: 100 x C - C R A C A IG es la incertidumbre global (UNE EN 482) (10.1), expresada en porcentaje, por una combinación del sesgo y de la precisión, mediante la expresión: C R - CA + 2s x 100 C A 1011 Alcohol sec-butílico en aire MTA/MA - 058/A05 Tabla 4 Estudio de estabilidad de las muestras Compuesto Días T C RF (t días) (mg/m 3 ) CV Dif 0 682,47 0,38 Alcohol sec-butílico 7 ambiente 675,02 0,13-1,09 14 ambiente 678,53 0,51-0,58 14 refrigeradas 681,30 1,17-0,17 (t días) C es la concentración media recuperada en la 1ª parte del tubo analizado al cabo de t días desde la toma de muestra, RF CV es el coeficiente de variación, Dif es la diferencia, en porcentaje, entre la concentración media recuperada en los tubos analizados al cabo de t días y los analizados al día siguiente de la captación, T es la temperatura de almacenamiento de las muestras. NOTA: La concentración de la atmósfera generada para llevar a cabo este experimento fue de 645,77 mg /m 3 de alcohol sec-butílico y la humedad relativa fue del 81 %. 1112 MTA-MA-058/A05 Documentos relacionados
Año: 2008 808 Exposición laboral a agentes químicos: requisitos de los procedimientos de medición Exposition professionelle aux agents chimiques: exigences des modes opératoires de mesurage Occupational Más detalles MÉTODO DE DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE EN AIRE
MÉTODO DE DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE EN AIRE 11 IT0 1 de 8 1 OBJETO Y ALCANCE El objeto del presente método es describir el equipo y el procedimiento necesarios para la determinación Más detalles RESOLUCIÓN OIV-OENO 521-2013 MÉTODO DE DETECCIÓN DE FTALATOS EN LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
RESOLUCIÓN OIV-OENO 521-2013 MÉTODO DE DETECCIÓN DE FTALATOS EN LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo 2 párrafo 2 iv del acuerdo Más detalles CAPÍTULO III. Buenas Prácticas de Aseguramiento de la Calidad en el Muestreo de Contaminantes (SEGUNDA PARTE)
CAPÍTULO III Buenas Prácticas de Aseguramiento de la Calidad en el Muestreo de Contaminantes (SEGUNDA PARTE) Gases de Combustión Emisiones de Gases de combustión Gases de Combustión Procesos de Combustión Más detalles La Norma UNE-EN 12341: 2015 está adaptada de la Norma UNE-EN 14097: 2006, debido a que se consideró la mejor tecnología disponible.
PRINCIPALES CAMBIOS EN LA NORMA UNE-EN 12341:2015 CON RESPECTO A LAS NORMAS UNE- EN 12341: 1999 y UNE-EN 14907: 2006, RELATIVAS A LOS METODOS DE DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS PM10 y PM2 EN AIRE AMBIENTE Más detalles MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE
CAPÍTULO 8 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE Fuente: National Geographic - Noviembre 2000 INTRODUCCIÓN La medición de los contaminantes sirve para varias funciones tales como: Provee un criterio Más detalles F.: DETERMINACION DE PLOMO EN AIRE - METODO FILTRO DE MEMBRANA/ESPECTROFOTDMETRIAr DE ABSORCION ATOMICA. .- n
DETERMINACION DE PLOMO EN AIRE - METODO FILTRO DE MEMBRANA/ESPECTROFOTDMETRIAr. Ll.- n DE ABSORCION ATOMICA. L L -. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO y.', 2 7 F.: I S B N 84 7325 Más detalles GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada
GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada Tiempo de análisis inferior a 30 minutos Alta sensibilidad, linealidad, exactitud Más detalles CALCULO DE CONCENTRACIONES DE AGENTES QUÍMICOS
1 CALCULO DE CONCENTRACIONES DE AGENTES QUÍMICOS El objetivo prioritario y fundamental de la Higiene Industrial es la prevención de las enfermedades profesionales originadas por los agentes contaminantes Más detalles Directrices Técnicas
Determinación del Contenido del Alcaloide de Cocaína en Hoja de Coca Determinación de la pureza de la cocaína en productos intermedio y final Análisis cualitativo de la hoja de coca y productos de cocaína Más detalles En este capítulo, se darán algunas recomendaciones e información acerca de los
Capítulo VI. Calibración y Validación En este capítulo, se darán algunas recomendaciones e información acerca de los procedimientos para calibración de espirómetros, para poder determinar la calidad y Más detalles EXPERIMENTO 3: ESTUDIO DEL REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO EN REACTORES CONTINUOS IDEALES.
EXPERIMENTO 3: ESTUDIO DEL REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO EN REACTORES CONTINUOS IDEALES. OBJETIVO: El objetivo de la práctica es estudiar el comportamiento de reactores continuos de laboratorio, de mezcla Más detalles NTE INEN 344 Primera revisión 2014-XX
Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 344 Primera revisión 2014-XX BEBIDAS ALCOHÓLICAS DETERMINACIÓN DE FURFURAL DETERMINATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES. FURFURAL DESCRIPTORES: Bebidas Alcohólicas, Más detalles Instrumentos de Medición y Muestreo. Toma de Muestras
Instrumentos de Medición y Muestreo Toma de Muestras 1 Índice Toma de Muestras... 1 Toma de muestras de contaminantes químicos...3 Sistemas de muestreo activos...6 Sistema de muestreo pasivo...16 Instrumentos Más detalles Material de lectura previo a la Práctica 1: "Nociones básicas sobre medidas de masas, medidas de volúmenes, y preparación de mezclas y disoluciones.
Material de lectura previo a la Práctica 1: "Nociones básicas sobre medidas de masas, medidas de volúmenes, y preparación de mezclas y disoluciones. 1. Medida de masas. La operación de pesar es la técnica Más detalles 4027 Síntesis de 11-cloroundec-1-eno a partir de 10-undecen-1- ol
4027 Síntesis de 11-cloroundec-1-eno a partir de 10-undecen-1- ol OH SOCl 2 Cl + HCl + SO 2 C 11 H 22 O C 11 H 21 Cl (170.3) (119.0) (188.7) (36.5) (64.1) Clasificación Tipos de reacción y clases de productos Más detalles CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A UN DETECTOR DE MASAS GC/MS
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A UN DETECTOR DE MASAS GC/MS La cromatografía es una técnica para separar las sustancias químicas que se basa en las diferencias en conductas partitivas de una fase móvil Más detalles Acción Enzimática: Actividad de la Catalasa
Acción Enzimática: Actividad de la Catalasa Experimento 3 Muchos organismos pueden descomponer el peróxido de hidrógeno (H 2 O 2 ) por la acción de las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares responsables Más detalles CONTRATO DE SUMINISTROS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IÓNICO. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CROMATÓGRAFO
UNIVERSIDAD DE JAÉN CONTRATO DE SUMINISTROS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CROMATÓGRAFO IÓNICO. NÚMERO DE EXPEDIENTE 2013/06 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Más detalles Lección 16. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUANTITATIVO.
Lección 16. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUANTITATIVO. Análisis cuantitativo: Conceptos básicos. Propiedades analíticas de interés. Trazabilidad. Materiales de referencia. Calibración instrumental y metodológica. Más detalles Destilación. Producto 1 más volátil que Producto 2 (P 0 1 > P0 2 ) Figura 1
Destilación La destilación es una técnica que nos permite separar mezclas, comúnmente líquidas, de sustancias que tienen distintos puntos de ebullición. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos Más detalles CÁMARA DE ATMOSFERA CONTROLADA PARA MEDIO AMBIENTE, TOXICOLOGÍA E HIGIENE INDUSTRIAL
CÁMARA DE ATMOSFERA CONTROLADA PARA MEDIO AMBIENTE, TOXICOLOGÍA E HIGIENE INDUSTRIAL 1.- INTRODUCCIÓN La Cámara de Atmósfera Controlada Para Higiene Industrial (CACHI) es un sistema múltiple que combina Más detalles CALIBRACIÓN Y CALIDAD
CALIBRACIÓN Y CALIDAD La preocupación por la calidad de los datos que se obtienen con la química analítica es responsabilidad de los científicos y técnicos. Éstos deben mantener en todo momento una actitud Más detalles Hidrógeno, una solución más segura para el laboratorio. tell me more
Hidrógeno, una solución más segura para el laboratorio tell me more Generadores o botellas de H 2? Gráfico 4: Diseño del purificador y de la válvula BIP Los generadores de hidrógeno pueden ser una opción Más detalles Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160
Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160 Los métodos analíticos se pueden clasificar en: Métodos Clásicos Métodos Instrumentales Métodos Clásicos Precipitación Extracción Destilación Medidas gravimétricas Medidas Más detalles Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (IV): selección del elemento de retención
Año: 2008 799 Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (IV): selección del elemento de retención Évaluationdel expositionprofessionnelleàaérosols.sélectiondesélémentsderétention. Occupationalexposureassessmenttoaerosols.Collectionsubstratesselection. Más detalles N 20740-MEIC EL PRESIDENTE D ELA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO
N 20740-MEIC EL PRESIDENTE D ELA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO En uso En uso de las potestades que les confiere el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política Más detalles UOP 603-13: Análisis de Trazas de CO y CO2 en H2 e Hidrocarburos Gaseosos Ligeros por GC
UOP 603-13: Análisis de Trazas de CO y CO2 en H2 e Hidrocarburos Gaseosos Ligeros por GC Análisis Rápido en Más detalles Christian Albornoz V., Juan Alcaíno L., Pedro Quintanilla B., Rolando Vilasau D. Instituto de Salud Pública de Chile.
EVALUACIÓN A TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE EXPUESTOS A COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DEL TIPO BENCENO, TOLUENO Y XILENO Christian Albornoz V., Juan Alcaíno L., Pedro Más detalles 3. Principios de medición de la calidad del aire
3. Principios de medición de la calidad del aire 3.1. Medición. Medir es contar, comparar una unidad con otra, dar una valoración numérica, asignar un valor, asignar números a los objetos. Todo lo que Más detalles INFORME LABORATORIO N 2 MEDICIONES, PRECISION E INCERTIDUMBRE
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS E INFORMATICA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE KINESIOLOGIA INFORME LABORATORIO N 2 MEDICIONES, PRECISION E INCERTIDUMBRE Asignatura Profesor Alumno :Química general Más detalles Noviembre, 2012 Versión 1.0 DOCUMENTO DE REFERENCIA DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL
PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FIBRAS DE ASBESTO EN AIRE, EN AMBIENTES LABORALES, EN BASE AL MÉTODO DE MICROSCOPÍA DE CONTRASTE EN FASE (PCM) Noviembre, 2012 Versión 1.0 Editor Más detalles DD4B. ANEXO B CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS QUE REALIZAN ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 2012 rev02
Introducción DD4B QUE REALIZAN ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS El presente anexo es una guía auxiliar, para los laboratorios y los evaluadores, de requisitos específicos que deben garantizarse al realizar ensayos Más detalles Control de balanza analítica. Medida de masa
Control de balanza analítica Medida de masa Objetivo Identificar aspectos críticos y fundamentales en uso adecuado de las balanzas analíticas. Establecer una metodología practica para desarrollar un cronograma Más detalles Cómo llevar a cabo una reacción química desde el punto de vista experimental
Cómo llevar a cabo una reacción química desde el punto de vista experimental Para obtener un compuesto se pueden utilizar varias técnicas, que incluyen el aislamiento y la purificación del mismo. Pero Más detalles FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 4ª RELACIÓN DE PROBLEMAS.
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 4ª RELACIÓN DE PROBLEMAS. 1.- Para determinar el contenido en plomo en una muestra de leche contaminada, se toma 1.0 ml de la leche y se diluye a un volumen final Más detalles SUBCOMITÉ DE CONSTRUCCIÓN - LISTA DE VERIFICACIÓN DE MEDICIONES (FÍSICAS)
Nombre del laboratorio Nombre del Evaluado: Nivel 1 Técnica: Nivel 2 Método: Nivel 3 Procedimiento: No de referencia: No aplica Norma: NMX-C-416-ONNCCE-2003 Nombre: Método de prueba para determinar el Más detalles FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS EQUIPOS MÁS HABITUALES EN LABORATORIOS
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS EQUIPOS MÁS HABITUALES EN LABORATORIOS 4APARATOS CON LLAMA 4BAÑOS CALIENTES 4BAÑOS FRÍOS 4REFRIGERANTES 4ESTUFAS 4AUTOCLAVES 4CENTRÍFUGAS 4PIPETAS 4INSTRUMENTAL ANALÍTICO: Más detalles PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Página 1 de 5 Contenido de la unidad: 1. Clasificación de los contaminantes químicos 2. Vías de entrada 3. Efectos de los contaminantes químicos 4. Evaluación de la exposición a agentes químicos 5. Control Más detalles ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) GUÍA N 1: DESTILACION DE DISOLUCIONES
I. Presentación de la guía: ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) GUÍA N 1: DESTILACION DE DISOLUCIONES Competencia: El alumno será capaz de ejecutar una técnica de separación y purificación de soluciones Más detalles VISCOSIDAD DEL ASFALTO MEDIANTE VISCOSIMETROS CAPILARES DE VACÍO I.N.V. E 716 07
VISCOSIDAD DEL ASFALTO MEDIANTE VISCOSIMETROS CAPILARES DE VACÍO I.N.V. E 716 07 1. OBJETO 1.1 Este método describe el procedimiento para determinar la viscosidad del asfalto (bitumen), con viscosímetros Más detalles UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA CATEDRA DE QUIMICA GENERAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA CATEDRA DE QUIMICA GENERAL TRABAJO PRACTICO - PUNTO DE FUSION OBJETIVO: Determinar el punto de fusión (o solidificación) Más detalles Determinación del diagrama de fase líquido-vapor
Determinación del diagrama de fase líquido-vapor para el sistema acetona cloroformo. Mezcla azeotrópica. Objetivo Determinar el diagrama temperatura vs composición (líquido y vapor) para un sistema de Más detalles PRÁCTICA 6 Diagrama de fases: Temperatura de ebullición Composición de una mezcla líquida binaria
aboratorio de Química Física 1 Curso 2011-2012 Grado en Química PRÁCTICA 6 Diagrama de fases: Temperatura de ebullición Composición de una mezcla líquida binaria Material Productos 2 viales Metanol 2 matraces Más detalles Int. Cl. 7 : G01N 33/04
k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 k Número de publicación: 2 144 36 21 k Número de solicitud: 009800009 1 k Int. Cl. 7 : G01N 33/04 A23C 11/10 k 12 SOLICITUD DE PATENTE A1 22 kfecha Más detalles DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD AGREGADO / ALCALI (MÉTODO QUÍMICO) MTC E 217 2000
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD AGREGADO / ALCALI (MÉTODO QUÍMICO) MTC E 217 2000 Este Modo Operativo está basado en la Norma ASTM C 289, la misma que se ha adaptado al nivel de implementación y a las Más detalles CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO
CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO Córdoba, Argentina. 11 14 de octubre de 2011 Prof. Dra. MARCELA LONGHI DEPARTAMENTO DE FARMACIA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA ARGENTINA DATOS Más detalles NMX-F-353/1-S-1980. CACAHUATE, OTRAS NUECES, GRANOS Y SUS PRODUCTOS. DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS.
RECOPILADO POR: EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS NMX-F-353/1-S-1980. CACAHUATE, OTRAS NUECES, GRANOS Y SUS PRODUCTOS. DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. Más detalles DISCUSIÓN DE RESULTADOS
DE OZONO TROPOSFÉRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN UN ÁREA COSTERA MEDITERRANEA CAPÍTULO 9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE OZONO TROPOSFÉRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN UN ÁREA COSTERA MEDITERRÁNEA 538 9.1. VALIDACIÓN Más detalles SEPARACIONES POR CROMATOGRAFÍA
SEPARACIONES POR CROMATOGRAFÍA Conceptos generales. Clasificación de los métodos cromatográficos. Separación cromatográfica Esquema básico de un cromatógrafo Cromatografía líquida de alta resolución. HPLC. Más detalles CFS-GSEC-P-10-F-01. Criterios para la Verificación Metrológica de Balanzas
Criterios para la Verificación Metrológica de Balanzas Junio 4 de 2015 Olivia León Becerril Carlos Dehmer Mariel Químico Analista Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura Propósito Describir Más detalles 6.4.5. Esterilización por gas plasma (Sterrad )
6.4.5. Esterilización por gas plasma (Sterrad ) Indicaciones Esterilización de material termosensible (resistente a temperaturas < 60ºC) e instrumental de superficies lisas. No puede esterilizarse instrumental Más detalles SAN FERNANDO S.A. Informe N L0912-148S-P EVALUACION DE POLVO RESPIRABLE. Prevención de Riesgos Laborales
SAN FERNANDO S.A. Informe N L0912-148S-P EVALUACION DE POLVO RESPIRABLE Prevención de Riesgos Laborales INDICE 1. SUMARIO... 2 2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN... 2 3. NORMATIVA VIGENTE... 3 4. METODOLOGÍA Más detalles Anexo 3 Procedimiento General de la Auditoría de flujos de muestreadores de alto volúmen
Anexo 3 Procedimiento General de la Auditoría de flujos de muestreadores de alto volúmen Procedimientos de Auditoría del Muestreador de Partículas suspendidas totales usando un Dispositivo de Flujo de Más detalles PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS (OCP) EN MUESTRAS DE LECHE MATERNA
Hoja 1 de 6 PROCEDIMIENTO PURIFICACIÓN DE PESTICIDAS (OCP) EN MUESTRAS DE 1. Introducción 2. Objetivo 3. Alcance 4. Realización 4.1. Extracción 4.2. Purificación 4.3. Paso a vial 4.3. Adición del patrón Más detalles 6.4.3. Esterilización por óxido de etileno (OE)
6.4.3. Esterilización por óxido de etileno (OE) Indicaciones Restringido a la esterilización de material termosensible (no resiste temperaturas >60º) que no puede esterilizarse por otro procedimiento. Más detalles 1 ESTUDIO SOBRE PERDIDAS DE CARGA
1 ESTUDIO SOBRE PERDIDAS DE CARGA La realización de este estudio fue motivada por la convicción de los fabricantes de que los datos existentes desde hace décadas sobre rugosidad y pérdidas de carga de Más detalles MANEJO DE REACTIVOS Y MEDICIONES DE MASA Y VOLUMEN
Actividad Experimental 1 MANEJO DE REACTIVOS Y MEDICIONES DE MASA Y VOLUMEN Investigación previa 1. Investiga los siguientes aspectos de una balanza granataria y de una balanza digital: a. Características Más detalles Validación de métodos de ensayo
Validación de métodos de ensayo Validación verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso determinado Ejemplo: Un procedimiento de medición ordinariamente usado para la medición Más detalles VICH Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos al Registro de Medicamentos Veterinarios
VICH Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos al Registro de Medicamentos Veterinarios DIRECTRIZ 3R DE LA VICH (CALIDAD) Enero de 2007 Revisión en el Paso 9 Para Más detalles METODOLOGIA. A. Colección de muestras de agua:
CUARTA PARTE BIOMASA FOTOTROFOS: CLOROFILAS LA BIOMASA DE FITOPLANCTON puede ser estimada determinando la concentración de pigmentos fotosintéticos en una muestra de agua. Midiendo la concentración de Más detalles Certificado de Profesionalidad ANÁLISIS QUÍMICO [Nivel 3]
QUÍMICA Certificado de Profesionalidad ANÁLISIS QUÍMICO [Nivel 3] Análisis químico Contenidos I IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DENOMINACIÓN...06 CÓDIGO...06 FAMILIA PROFESIONAL...06 Más detalles DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA DEL HIERRO
DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA DEL HIERRO OBJETIVO Familiarizarse con los principios del análisis colorimétrico. INTRODUCCIÓN La base para lo que los químicos llaman análisis colorimétrico es la variación Más detalles MARIiIA~~;?~ - ERON Fecha: 015- INDICE 1 2 2-3 4 5 5-9 9 10-11 11-12 12 12 12-13 12 13-15 15-16 16
~~y @~ NTN ORGANISMO NACIONAL DE METROLOGIA UNIDAD METROLOGIA LEGAL Reglamento Técnico Metrológico para Máquinas Expendedoras de Combustibles Líquidos o Surtidores de Combustibles Líquidos Cod.: Fecha: Más detalles CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ADSORCIÓN EN COLUMNA (CC) Y CAPA FINA (TLC)
PRÁCTICA 9: CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ADSORCIÓN EN COLUMNA (CC) Y CAPA FINA (TLC) 1. INTRODUCCIÓN La cromatografía es un método físico de separación basado en la diferencia de distribución de los componentes Más detalles MEDICIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DURANTE UN CAMBIO DE FASE
MEDICIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DURANTE UN CAMBIO DE FASE OBJETIVOS: Observar un cambio de fase líquido-vapor del etanol, y un cambio de fase vapor-líquido del etanol. Comprender experimentalmente el Más detalles Debe garantizarse y prevenirse de la imposibilidad de llegar a disponer en el interior del garaje de una atmósfera potencialmente explosiva.
DOSSIER VENTILACION Ante los diferentes criterios suscitados, previos a la aplicación que el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 842/2002 de 2 de agosto, en concreto a la Instrucción Más detalles VALIDACION DE METODOS
VALIDACION DE METODOS El proceso analítico Calidad y objetivos de la Química Analítica Validación del método analítico Etapas Puntos y gráficos de control Materiales de referencia Buenas prácticas de laboratorio Más detalles Conceptos Básicos de Metrología en Presión
Conceptos Básicos de Metrología en Presión Ing. Luis Urbino Badilla Rojas Diciembre, 2014 OBJETIVO GENERAL Introducir los conceptos metrológicos relacionados con la magnitud de presión. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Más detalles ANÁLISIS DE AGUAS: Metodología
FTTM06 Rev-2,21/11/2013 INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA Hospital Central de la Defensa. Glorieta del Ejército s/n. 28047 MADRID. Tel.: 914222625. Fax: 914222624 E- mail : toxicologia@oc.mde.es Web Más detalles Mezclas de gases para aplicaciones específicas
Mezclas de gases para aplicaciones específicas La cantidad de mezclas de gases posibles, considerando sólo las que se pueden fabricar, es casi tan interminable como sus aplicaciones. Los largos años de Más detalles PLAN DE MUESTREO CALIDAD DEL AIRE
PLAN DE MUESTREO CALIDAD DEL AIRE INSTALACIÓN: COMPLEJO AMBIENTAL DE LOS MORENOS (ISLA DE LA PALMA) FECHA: 4 ESTACIONES DEL AÑO TITULAR: CABILDO DE LA PALMA Actividades emisoras: Compactación y recubrimiento Más detalles 3M Mascarillas Autofiltrantes para Partículas
Protección fiable y cómoda para cada situación Calidad de Vida 3M Equipos de Protección Individual Pensar en Protección Respiratoria, es pensar en 3M Durante más de 30 años, 3M ha sido pionera en equipos Más detalles LA MEDIDA Y SUS ERRORES
LA MEDIDA Y SUS ERRORES Magnitud, unidad y medida. Magnitud es todo aquello que se puede medir y que se puede representar por un número. Para obtener el número que representa a la magnitud debemos escoger Más detalles CONTROL DE PRODUCTOS PREMEDIDOS
CONTROL DE PRODUCTOS PREMEDIDOS Premedido: Es todo producto envasado y medido sin la presencia del consumidor y en condiciones de comercializarse REGLAMENTACIONES FUNDAMENTALES Decreto Nº 249/003 Reglamento Más detalles RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO MÉTODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ I.N.V. E 414 07
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO MÉTODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ I.N.V. E 414 07 1. OBJETO 1.1 Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe seguir Más detalles Madrid, 10 de febrero de 1983. SOLCHAGA CATALAN. Ilmo. Sr Subsecretario del Departamento.
198302-001 ORDEN de 10 de febrero de 1983 sobre normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores, de calefacción por medio de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Más detalles SECRETARIA DE COMERCIO FOMENTO INDUSTRIAL NORMA MEXICANA NMX-AA-054-1978
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL NORMA MEXICANA NMX-AA-054-1978 CONTAMINACION ATMOSFERICA - DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LOS GASES QUE FLUYEN POR UN CONDUCTO.- METODO GRAVIMETRICO Más detalles GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS
GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS Definiciones: ESPECIFICIDAD: Habilidad de evaluar inequívocamente el analito en presencia de componentes que se puede esperar que estén presentes. Típicamente éstos Más detalles EQUILIBRIOS VAPOR-LÍQUIDO EN MEZCLAS BINARIAS
OBJETIVO PRÁCTICA 15 EQUILIBRIOS VAPOR-LÍQUIDO EN MEZCLAS BINARIAS Obtención de las curvas "liquidus" y "vapor" del sistema binario etanol-agua. MATERIAL NECESARIO - Aparato de Othmer para destilación, Más detalles Guía de Problemas. Espectrofotometría: Técnicas de Muestreo, Análisis e Interpretación de Datos Ingeniería Ambiental
Guía de Problemas Espectrofotometría: 1- La absortividad molar de una solución del complejo formado por Bi(III) y tiourea es 9,32x10 3 L/mol x cm a 470 nm. Cuál es la absorbancia de una solución 3,79x10-5 Más detalles ANEXO I. BOE núm. 214 Jueves 4 septiembre 2008 35919
ANEXO I I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Denominación: Análisis químico. Código: QUIL0108 Familia Profesional: Química. Nivel de cualificación profesional: 3 Cualificación profesional Más detalles BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD. Diccionario de términos y definiciones de pesada. Una guía práctica de la terminología de pesada.
BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD. LTDA. Diccionario de términos y definiciones de pesada. Una guía práctica de la terminología de pesada. Introducción La implementación de los sistemas de gestión Más detalles Trabajo práctico 3: Medición del volumen de líquidos
Trabajo práctico 3: Medición del volumen de líquidos Objetivo Identificar los materiales volumétricos que se utilizan en el laboratorio. Realizar diferentes mediciones de volúmenes de líquidos. Analizar Más detalles VISCOSIDAD DEL ASFALTO CON EL METODO DEL VISCOSIMETRO CAPILAR DE VACIO MTC E 308-2000
VISCOSIDAD DEL ASFALTO CON EL METODO DEL VISCOSIMETRO CAPILAR DE VACIO MTC E 308-2000 Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM D 2171 y AASHTO T 202, las mismas que se han adaptado al nivel de Más detalles Tema 8: Medidas de contaminación atmosférica II
Tema 8: Medidas de contaminación atmosférica II 8.1 Métodos de referencia 8.2 Medida de dióxido de azufre 8.3 Medida de ozono y oxidantes totales 8.4 Medida de monóxido de carbono 8.5 Medida de óxidos Más detalles Dispositivo de Permeación Integrado en el GC
Dispositivo de Permeación Integrado en el GC Diseño Integrado en el GC Nivel de Calibración desde PPB a PPM No se necesitan Cilindros o Reguladores Opción doble Horno Rentable, Seguro, Limpio, Flexible, Más detalles B Fig. 2. Ley de Lambert
INTRODUCCION TEORICA FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA Introducción : La espectrofotometría es uno de los métodos de análisis más usados, y se basa en la relación que existe entre la absorción de luz por Más detalles PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS
1. PROBLEMA Asegurar que las mediciones de masa, realizadas en una balanza, son confiables, repetibles, reproducibles y comparables. 2. OBJETIVO Establecer un procedimiento que permita al profesor de Metrología Más detalles RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT±
Calibración del termómetro RESUMEN En esta práctica construimos un instrumento el cual fuera capaz de relacionar la temperatura con la distancia, es decir, diseñamos un termómetro de alcohol, agua y gas Más detalles DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE KMnO 4, CuSO 4 y K 2 Cr 2 O 7
DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE KMnO 4, CuSO 4 y K 2 Cr 2 O 7 El objetivo de esta investigación es la determinación cuantitativa de la concentración de KMnO 4 en una muestra problema mediante espectroscopía Más detalles ANEXO 7: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA BIOMASA UTILIZADA
ANEXO 7: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA BIOMASA UTILIZADA 93 1.7. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA BIOMASA UTILIZADA. SARMIENTO DE VID. 1.7.1 Análisis Químico: Ensayos experimentales - Celulosa--------------------- Más detalles ~ÉTODOS DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS
- - - - - I - - - -- ~ÉTODOS DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS - -.. - - - - I 1 L,F ' r DE~ERMINACIÓN DE S~LICELIBRE CRISTALINA EN MATERIA PARTICULADA (FRACCIÓN RESPIRABLE) EN AIRE. METODO DEL FILTRO DE Más detalles PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERADOR, CONGELADOR Y REFRIGERADOR-CONGELADOR. PE N 1/17/2
ENERGÉTICA DE REFRIGERADOR, CONGELADOR Y REFRIGERADOR-CONGELADOR. PE N 1/17/2 Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre: Sergio Barrera Pérez Cristian Baeza Jiménez Ronnie Hernández Osorio Cargo: Más detalles PRÁCTICA 21 CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE LOS GASES: VOLUMEN MOLAR DEL HIDRÓGENO. COMPARACIÓN CON EL MÉTODO HOFFMAN
PRÁCTICA 1 CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE LOS GASES: VOLUMEN MOLAR DEL HIDRÓGENO. COMPARACIÓN CON EL MÉTODO HOFFMAN OBJETIVOS Discernir entre un proceso redox que es espontáneo y otro que no lo es. Obtener, Más detalles TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. OPERACIONES DE PROCESOS
HOJA INFORMATIVA A.5.3.15 TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. OPERACIONES DE PROCESOS "Publicado en el B.O.E. de 13 de febrero de 1.996" OCTUBRE 1997 OPERACIONES DE PROCESOS 1. Métodos de obtención Más detalles DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS. ASTM D-4318, AASHTO T-89, J. E. Bowles ( Experimento Nº 3), MTC E 110-2000
Referencia DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS ASTM D-4318, AASHTO T-89, J. E. Bowles ( Experimento Nº 3), MTC E 110-2000 OBJETIVO El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado Más detalles La selectividad en análisis químico
La selectividad en análisis químico Ricard Boqué Grupo de Quimiometría y Cualimetría Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) El concepto de selectividad en análisis químico ha sido objeto de una redefinición Más detalles RECOPILADO POR: EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS
NMX-EE-014-1984. EMBALAJE. PLÁSTICO. CAJAS PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE BOTELLAS DE VIDRIO PARA REFRESCO (BEBIDAS CARBONATADAS O NO). ESPECIFICACIONES. PACKAGING. PLASTIC. BOXES FOR HANDLING, Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 artículo 140