Source: http://www.taisl.com/pc/Milwaukee/mi180.htm
Timestamp: 2019-08-22 07:29:56+00:00

Document:
Mi180 Medidor de pH / ORP / Conductividad / TDS / NaCl / Temperatura
El Mi180 mide 6 parámetros diferentes - pH, ORP, EC, TDS (Total Sólidos Disueltos), porcentaje de NaCl y temperatura en una variedad de rangos.
La calibración para pH se puede hacer en 3 puntos seleccionables entre 7 buffers memorizados , para ofrecer una curva de calibración muy precisa aún analizando diferentes muestras donde pueden encontrar diferencias muy grandes en pH.
El detalle del auto-rango para mediciones de EC y TDS automáticamente ajusta la resolución adecuada para la muestra siendo analizada. Todas las medidas pueden ser compensadas por temperatura en 20 ó 25°C y la coeficiente de la compensación es seleccionable por el usuario.
Se puede desactivar la compensación automática de temperatura para poder medir el valor actual de la conductividad. El indicador de estabilidad en el LCD asegura precisión en las medidas.
Las lecturas de Conductividad se efectuan con la sonda de 4-anillos suministrada con el medidor. The Detalles GLP permiten a los usuarios la posibilidad de almacenar y recuperar los datos en el sistema. Compatible con el PC vía RS232 o puerto USB.
Sonda 4-RING MA813D/1 para EC / TDS / NaCl y Temperatura
Las lecturas, más precisas, de Conductividad se efectuan con la sonda de 4-anillos suministrada con el medidor.
Compatibilidad fácil con el PC
Comunicación con el PC se hace vía los puertos USB y RS232 opto aislados
Rango pH: -2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH
Rango mv: ±699.9 mV; ±2000 mV
Rango EC: 0.00 a 29.99 µS/cm; 30.0 a 299.9 µS/cm; 300 a 2999 µS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm Conductividad* actual
Rango TDS: 0.00 a 14.99 mg/l (ppm); 15.0 a 149.9 mg/l (ppm); 150 a 1499 mg/l (ppm); 1.5 a 14.99 g/l (ppt); 15.0 a 100.0 g/l (ppt); hasta 400.0 g/l TDS* actual (con factor de 0.80)
Rango NaCl: 0.0 a 400.0%
Rango Temp: -20.0 a 120.0°C
Resolución pH: 0.01 pH; 0.001 pH
Resolución mv: 0.1 mV; 1 mV
Resolución EC: 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1.0 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
Resolución TDS: 0.01 mg/l; 0.1 mg/l; 1.0 mg/l; 0.01 g/l; 0.1 g/l
Resolución NaCl: 0.1%
Precisión pH: ±0.01 pH; ±0.002 pH
Precisión mv: ±0.2 mV; ±1 mV
Precisión EC: ±1% de la lectura ±(0.05 µS/cm ó 1 dígito)
Precisión TDS: ±1% de la lectura ±(0.03 mg/l ó 1 dígito)
Precisión NaCl: ±1% de la lectura
Precisión Temp: ±0.4°C
Desplazamiento Rel mV:	±2000 mV
Calibración pH: Calibración de 1, 2 ó 3 puntos, con 7 buffers memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45)
Calibración EC: Calibración pendiente de 1 punto con 6 soluciones memorizadas (84.0 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)
Calibración NaCl:	1 point, con solución de calibración MA9066
Calibración Temperatura: 2 puntos, 0 a 50°C
Compensación Temperatura: automática o manual, de -20.0 a 120.0°C
Coeficiente Temp: seleccionable de 0.00 a 6.00%/°C (Solo EC y TDS)
Electrodo pH: Electrodo pH y Sonda Temp MA917B/1 y MA831R (incluida)
Sonda: Sonda MA813D/1 de 4-anillos con sensor de temperatura incorporado (incluida)
Interfaz PC: RS232 / USB Opto-aislados
Alimentación: Adaptador 12 VCC (incluido)
Dimensiones: 230 x 160 x 95 mm
MA9001	Solución buffer pH 1.68, frasco de 230 mL
MA9006	Solución buffer pH 6.86, frasco de 230 mL
MA9012	Solución de relleno para electrodo pH, frasco de 230 mL
MA813D/1 Sonda de Conductividad/Temperatura con conector DIN y cable de 1 m
MA9060 Solución calibración 12880 µS/cm, frasco de 230 ml
MA9061 Solución calibración 1413 µS/cm, frasco de 230 ml
MA9063 Solución calibración 84 µS/cm, frasco de 230 ml
MA9065 Solución calibración 111.8 mS/cm, frasco de 230 ml
MA9066 Solución calibración 100% NaCl, frasco de 230 ml
MA9069 Solución calibración 5000 µS/cm, frasco de 230 ml
MA9310 Adaptador de la red para 12 VCC (220V)
MA917B/1 Electrodo pH, de vídrio, rellenable
MA921B/1 Electrodo ORP con relleno de gel
El Mi180 viene completo con:
MA917B/1 Electrodo pH
MA813D/1 Sonda EC/TDS/NaCl/Temperatura
MA831R Sonda de Temperatura
M10004 Solución Buffer pH 4.01, sachet
M10007 Solución Buffer pH 7.01, sachet
M10010 Solución Buffer pH 10.01, sachet
M10016 Solución limpieza Electrodo, sachet
M10030 Solución calibración 12880 µS/cm
M10031 Solución calibración 1413 µS/cm
Mi5200 Programa de Aplicación (sooftware)
MA9350 Conector RS232 concable de 2 metros
Adaptador de 12 VCC
Para más información o precios del Medidor Mi180 de pH / EC / ORP / TDS / NaCl / Temperatura, de Milwaukee Electronics, rogamos comunicar con nosotros, por teléfono al 91 355 58 03 o enviarnos un e-mail a :

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución