Source: http://es.mingyint.com/speed-control-peristaltic-pump/57266823.html
Timestamp: 2019-09-18 08:15:27+00:00

Document:
China Precio barato de acero inoxidable 500ml bomba peristáltica Fabricantes
Zhengzhou mingyi instrument equipment co.,ltd [Henan,China] Tipo de Negocio: Fabricante , Compañía de comercio Main Mark: Américas , Europa del este , Europa , norte de Europa , África , Asia , medio Este , Oceanía , Otros Mercados , Europa occidental Exportador: 71% - 80% certs: ISO9001, CE Descripción: Bomba Peristáltica 500ml,Bomba Peristáltica De Acero Inoxidable 500ml,Precio barato 500ml bomba peristáltica
Inicio > Lista de Productos > Bomba peristáltica > Bomba peristáltica de control de velocidad > Precio barato de acero inoxidable 500ml bomba peristáltica
 Precio barato de acero inoxidable 500ml bomba peristáltica
BT100S-1 es una bomba peristáltica precisa cuyo rango de flujo es De 0,00011 a 1700 mL / min. No solo tiene funciones básicas como dirección reversible, inicio / parada, velocidad máxima (para una limpieza rápida), velocidad ajustable, sino también función de dispensación para repetir fácilmente la dispensación de líquidos por tiempo o volumen. Si desea transferir 500 ml de líquido, puede elegir cabezas de bomba YT25, el mayor volumen es de hasta 720 ml / min.
Especificaciones de la bomba peristáltica BT100S-1
Rango de flujo: 0.00011-1700 mL / min
Resolución de velocidad (rpm): 0.1-100 rpm, resolución de 0.1 rpm; 100-150 rpm, resolución 1 rpm
Fuente de alimentación: CA 220V ± 10% 50Hz / 60Hz (estándar); CA 110V ± 10% 50Hz / 60Hz (opcional)
Control externo: Nivel de entrada 5V, 12V (estándar), 24V (opcional). Control externo analógico 0-5V (estándar); 0-10V, 4-20mA (opcional)
Interfaz de comunicación: interfaz de comunicación RS485, protocolo MODBUS disponible
Dimensiones (L x W x H): 285 x 150 x 195 mm (11.2 x 5.9 x 7.7 pulgadas)
Peso: 6,5 kg (14,3 libras)
Características de la bomba peristáltica BT100S-1
La bomba peristáltica BT100S-1 tiene un indicador LED de cuatro dígitos que muestra la velocidad de trabajo.
La bomba peristáltica de llenado BT100S-1 tiene un indicador LED que muestra el control interno, el control externo, el interruptor de pie y otros modos de funcionamiento.
La bomba peristáltica de la máquina de llenado BT100S-1 tiene operación de teclado de membrana.
La bomba peristáltica del motor BT100S-1 tiene dirección reversible, arranque / parada, velocidad máxima. Ejecución de parámetros almacenados automáticamente.
La máquina de llenado de bomba peristáltica BT100S-1 tiene una función de dispensación fácil, repite la temporización cuantitativa de la dispensación de líquidos.
Acerca de la resolución de la bomba peristáltica médica BT100S-1, cuando 0.1-100 rpm, resolución de velocidad 0.1 rpm; cuando 100-150 rpm, resolución de velocidad 1 rpm.
Carcasa de acero inoxidable, fácil de limpiar, excelente resistencia a la corrosión del ácido, álcali, sodio y disolventes orgánicos.
Puede conducir múltiples canales y varios tipos de cabezales de bomba.
Función antiinterferente, amplio rango de voltaje de entrada para entornos de energía complejos.
El nivel eléctrico externo alto-bajo controla el inicio / parada, la dirección reversible y la función de fácil dispensado, aislador acoplado ópticamente; Analógico externo ajusta la velocidad de rotación.
Interfaz RS485 MODBUS disponible.
Cabezales y tubos de bombeo adecuados BT100S-1, parámetros de flujo
Otros modelos Peristaltic Pump
Además de BT100S-1 bomba peristáltica de varias velocidades , también suministramos otros tipos de bomba peristáltica, el rango de flujo es el siguiente, puede verificar cuál es el mejor para usted.
Bomba Peristáltica 500ml , Bomba Peristáltica De Acero Inoxidable 500ml , Precio barato 500ml bomba peristáltica , Bomba Peristáltica 5v , Bomba Peristáltica 220v , Bomba Peristáltica 24v , Bomba peristáltica , Bomba peristáltica 3v

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución