Source: https://www.finaltest.com.mx/GW-Instek-GSP-9300-p/gsp-9300.htm
Timestamp: 2020-02-22 07:30:35+00:00

Document:
GW Instek GSP-9300, Analizador de Espectro de Alto Desempeño de 9 kHz a 3 GHz con Ruido de Piso de -88 dBm con Preamplificador Encendido.
Precio: $4,818.00 Dólares+IVA
Código del Producto: GSP-9300
Las especificaciones se aplican cuando el GSP-9300 está encendido durante al menos 30 minutos para calentar a una temperatura de 20 ° C a 30 ° C, a menos que se especifique lo contrario.
9 kHz a 3,0 GHz
± [(período desde el último ajuste X tasa de envejecimiento) + estabilidad de estabilidad de la tensión de suministro de temperatura +
Envejecimiento Rate
± 2 ppm max.
1 año después del último ajuste
Estabilidad de frecuencia por encima de la temperatura
± 0,025 ppm
Tensión de alimentación de Estabilidad
± 0,02 ppm
Frecuencia Precisión de lectura
Start, Stop, Centro, Marcador
(Precisión de referencia de frecuencia marcador de frecuencia de indicación X + 10% x RBW + resolución de frecuencia ± 1 )
Los puntos de barrido
Span> = 100 Hz
Contador de frecuencia del marcador
± (marcador de indicación de frecuencia de precisión de referencia de frecuencia X + resolución del contador)
RBW / span> = 0,02;
Nivel MKR a DNL> 30 dB
Frecuencia Span
0 Hz (span cero), 100 Hz a 3 GHz
± resolución de frecuencia 1
Fase de ruido
Desplazamiento desde Carrier
Fc = 1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; media ≥ 40
<-88 DBc / Hz
<-95 DBc / Hz
<-113 DBc / Hz
Resolución de ancho de banda (RBW) Filtro
1 Hz a 1 MHz en 03.01.10 secuencia
Ancho de banda de -6 dB
± 8%, RBW = 1 MHz
± 5%, RBW <1 MHz
<4,5: 1
Relación de ancho de banda normal: -60dB: -3dB
Vídeo de ancho de banda (VBW) Filtro
[1] Resolución Frecuencia = Span / (Los puntos de barrido - 1)
[2] Las especificaciones típicas en esta hoja de datos significan que el rendimiento puede ser exhibida en el 80% de las unidades con un nivel de confianza del 95% en el intervalo de temperatura de 20 a 30 ° C. Ellos no están cubiertos por la garantía del producto.
[3] Los valores nominales indican espera rendimiento. Ellos no están cubiertos por la garantía del producto.
Se muestra Nivel de ruido promedio (DANL) a 18 dBm
DANL a 21 dBm
10 MHz a 3 GHz
DANL a 30 dBm
Rango atenuador de entrada
0 a 50 dB, en el paso 1 dB
Auto o configuración manual
Nivel máximo de entrada de seguridad
Potencia media total
<= 33 dBm
1 dB ganancia de compresión
Energía total en primera Mixer
Típico ; Fc ≥50 MHz;preamplificador. apagado
Energía total en el preamplificador
Típico ; Fc ≥50 MHz;preamplificador. en
Nivel de potencia de sonido (dBm) = potencia de entrada (dBm) -attenuation (dB)
Demostraciones nivel medio de ruido (DANL) 4
0 dB de atenuación; Entrada de RF se termina con una carga de 50 Ohm. RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; lapso de 500 Hz; nivel de referencia = -60dBm; rastrear media ≥ 40
<-93 DBm,
<-90 DBm - 3 x (f / 100 kHz) dB
<-122 DBm
0 dB de atenuación; Entrada de RF se termina con una carga de 50 Ohm. RBW 10 Hz; VBW 10Hz; lapso de 500 Hz; nivel de referencia = -60dBm; rastrear media ≥ 40
<-108 DBm - 3 x (f / 100 kHz) dB
<-142 DBm
<-142 dBm + 3 x (f / 1 GHz) dB
[4] especificaciones DANL excluirá la Respuesta de espurias
Rango de nivel de visualización
Iniciar sesión, Lineal
Marcador Nivel de lectura
0.01% del nivel de referencia
Modos de visualización de nivel
Trace, Topográfico, espectrograma
Soltero / Windows dividida
Número de Huellas
Positivo-pico, pico negativo, muestra, normal, RMS (no vídeo)
Puede ser configurado para cada traza por separado
Claro y escritura, Max / Min Hold, Vistas, En blanco, Normal
Absoluta Amplitud Precisión
Absoluta Point
Centro = 160 MHz; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; lapso de 100 kHz; escala logarítmica; 1 dB / div; detector de pico; 20 a 30 ° C; señal 0 dBm
Ref nivel 0 dBm; Atenuación de 10 dB RF
Ref nivel -30 dBm; Atenuación 0 dB RF
Atenuación: 10 dB; Referencia: 160 MHz; 20 a 30 ° C
100 kHz a 2,0 GHz
2.0GHz a 3,0 GHz
Atenuación: 0 dB; Referencia: 160 MHz; 20 a 30 ° C
1 MHz a 2,0 GHz
± 0,8 dB
Atenuación de conmutación Incertidumbre
0 a 50 dB en 1 paso dB
± 0,15 dB
Referencia: 160 MHz, 10 dB de atenuación
Filtro RBW conmutación Incertidumbre
1 Hz a 1 MHz
Referencia: 10 kHz RBW
Incertidumbre en la medición de nivel
En general Amplitud Precisión
20 a 30 ° C; frecuencia> 1 MHz;Señal de entrada 0 a -50 dBm;Nivel de referencia 0 a -50 dBm;
Atenuación de entrada 10 dB;
RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; después de cal; Preamp Off
Segundo Intercepción Armónica
Preamplificador, fuera; entrada de señal de -30 dBm; 0 dB de atenuación
Típico ; 10 MHz <fc <775 MHz
Típico ; 775 MHz ≤ fc <1,5 GHz
De tercer orden Intercepción
Entrada relacionados espurias
Nivel de la señal de entrada -30 dBm, Att. modo, Att = 0 dB; 20-30 grados C
Respuesta residual (inherente)
Terminado de entrada; 0 dB de atenuación; Preamp off
310 nosotros para 1000 s
50 nos a 1.000 s
Span = 0 Hz; Resolución Min = 10 nosotros
Continua; Solo
Funcionamiento libre; Vídeo; Externo
Flanco positivo o negativo
RF Preamplificador
1 MHz a 3 GHz
(Instalada como estándar)
Input Panel frontal / Salida
50 ohmios, nominal
<1,6: 1
300 kHz a 3 GHz; Atenuador de entrada ≥ 10 dB
Poder para la opción
DC + 7V / 500 mA máx
Soporta Full / alta / baja velocidad
Hasta 32 GB de capacidad
Input Panel posterior / salida
Entrada de referencia de frecuencia
Amplitud de entrada
-5 DBm a 10 dBm
Frecuencia Lock Range
Dentro de ± 5 ppm de la frecuencia de referencia de entrada
BNC hembra; Colector abierto
Entrada de disparador / Entrada Sweep Recinto
Selección automática de la función
LAN TCP / IP de la interfaz
Para el control remoto solamente;apoya TMC USB
Soporta alta velocidad Full /
Atenuación de 10 dB; Entrada de RF: 0 dBm @ 1 GHz;
3.5mm jack estéreo,
cable para la operación mono
DVI-I (analógicos y digitales integrados), Single Link
Compatible con VGA o HDMI estándar a través del adaptador
D-sub de 9 pines hembra
GPIB Interface (Opcional)
Conector de bus IEEE-488
6 células, Li-Ion recargable, 3S2P
Con Certificación UN38.3
DC 10,8 V
El almacenamiento de datos interna
Inc. todas las opciones (Básico + TG + GPIB + batería)
8,3 x 13,8 x 3,9 (en)
Seguimiento Generador 5 (Opcional)
-50 DBm a 0 dBm en pasos de 0,5 dB
@ 160 MHz, -10 dBm, la atenuación Fuente 10 dB, de 20 a 30 ° C
Referenciado a 160 MHz, -10 dBm
100 kHz a 2 GHz
± 2,0 dB
Salida Incertidumbre nivel de conmutación
Con referencia a -10 dBm
, Nivel de salida típica = -10 dBm
30 dBm max.
300 kHz a 3 GHz, la atenuación fuente ≥ 12 dB
[5] El filtro mínima RBW es de 10 kHz cuando la salida TG es ON.
Sensor de corriente USB (Opcional)
Sensor de potencia media
Modelo: PWS-06
Interfaz con Meter
Cable USB para GSP930 panel frontal USB Host
Tipo N macho, 50 ohmios nominal
1-6200 MHz
-32 A 20 dBm
Max. Daños de entrada de energía
<= 27 dBm
Medida Fuentes de Incertidumbre
-30 DBm a 5 dBm:
1 MHz a 3 GHz: ± 0,10 dB típico
3 GHz a 6 GHz: ± 0,15 dB típico
5 dBm a 12 dBm:
1 MHz a 3 GHz: ± 0,15 dB típico
12 dBm a 20 dBm:
1 MHz a 3 GHz: ± 0,20 dB típico
3 GHz a 6 GHz: ± 0,20 dB típico
± 0,30 dB max.
± 0,40 dB max.
Incertidumbre en la medición de potencia
@ 0 a 25 ° C
1 MHz a 3 GHz: ± 0,25 dB típico
3 GHz a 6 GHz: ± 0,25 dB típico
1 MHz a 3 GHz: ± 0,35 dB típico
3 GHz a 6 GHz: ± 0,30 dB típico
Linealidad @ 25 ° C
100 ms para el modo de bajo ruido
30 ms para Modo rápido
GSP-9300 es una luz, C / P analizador de espectro relación 3GHz compacto. El rango de frecuencias GSP-9300 se extiende desde 9 kHz a 3 GHz y cuenta con muchas funciones tales como radiofrecuencia y medición de potencia, análisis de las comunicaciones digitales 2FSK, pretest EMC, y el componente activo de medición punto P1dB, etc. Puede soportar la velocidad de barrido rápido hasta 307us. Es el instrumento ideal para diversos campos de aplicación tales como el funcionamiento básico de la I + D, la investigación y la escuela conferencia, mantenimiento de ingeniería y prueba para la producción en masa. Este ligero y compacto analizador de espectro también es adecuado para sistemas de pruebas automáticas y vehículos montados operación.
GW Instek entiende que la alta calidad es una consideración muy importante para los usuarios que seleccionan analizadores de espectro económico. GSP-9300, con el preamplificador incorporado y la mayor sensibilidad de -152 dBm (1 Hz), es capaz de medir señales muy débiles. Para obtener los resultados exactos, la baja incertidumbre de medición de potencia de GSP-9300 es inferior a 1,5 dB.
- Gama de frecuencias: 9kHz ~ 3GHz
- Alta estabilidad de frecuencia: 0.025ppm
- 3dB RBW: 1 Hz ~ 1MHz
- 6dB EMI Filtro: 200Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz
- Fase de ruido: -88dBc / Hz @ 1GHz, 10kHz offset
- Función de Funciones de medición: Análisis 2FSK, AM / FM / ASK / FSK demodulación y análisis, previas a la prueba EMC, punto P1dB, armónicas, potencia del canal, ancho de banda N-dB, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO, Ruido Marker, contador de frecuencia, el dominio del tiempo de alimentación, Barrido Recinto
- Construida en el espectrograma y topográficas de modos de visualización
- 886MHz Si la salida para aplicaciones extendidas del usuario
- Interfaz de control remoto: LAN, USB, RS-232, GPIB (opcional)
- Función de preamplificador , 50 dB Atenuador y Función Secuencia
- Opcional 6 GHz sensor de potencia, generador de seguimiento, batería de respaldo
Precio: $7,529.00 Dólares+IVA
Fabricantes > GW Instek > Analizadores de espectro GW INSTEK

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución