Source: http://www.adatec.co.cr/route.php?url=setsdeensayosdeplatosde300mmdia
Timestamp: 2020-08-04 11:19:20+00:00

Document:
Conjunto de ensayo de placa – 300 mm de diámetro
BS 1377:9 CNR 146
Estos métodos se utilizan para calcular la capacidad soportante de un suelo bajo condiciones de carga en los componentes de pavimentos flexibles en sitio.
Estos nuevos modelos se han diseñado teniendo en cuenta, en primer lugar, los requerimientos del operador para equipos usados en sitio, que se pueden resumir en los siguientes puntos:
Ligero y fácil de manejar. El aparato está contenido en dos cajas de transporte que se pueden cargar en el carro: una caja tipo carrito que contiene la Placa, el cilindro, la bomba, el manómetro de presión (medidor digital), los comparadores y accesorios (50 kg de peso total), muy práctico para ir al lugar de los ensayos y una caja de madera que contiene el puente de medición de una aleación ligera y accesorios relacionados (10 kg de peso total).
Muy práctico y fácil de usar. Estos nuevos modelos vienen con un cilindro de 200 mm de recorrido (en lugar del usual de 100 mm de recorrido), lo que hace mucho más fácil el acercamiento del sistema de carga de reacción y de esta forma evitar la aplicación de muchas piezas de separación. Por otra parte, una bomba de dos velocidades, una de alto volumen y baja presión para un acercamiento rápido del pistón y de presión de bajo volumen para carga alta para la realización del ensayo.
Opción: manómetro digital.
• Los modelos 35-T1170 y T1171-35 incluyen un indicador de precisión de 200 mm de diámetro,
escala de 0-50 kN, resolución 0,25 kN, correspondiente a las cargas específicas de hasta 0,7 N/mm2,
lo cual es ideal para las capas de suelo compactado como base estándar y sub-base. Estos modelos,
sin embargo, incluyen un cilindro de 100 kN de capacidad y en el caso de ensayos en pavimentos
más rígidos, es más conveniente seleccionar los modelos 35-T1170/D y 35-T1171/D que son
tecnológicamente más avanzados y vienen con un indicador digital de muy alta resolución (10 N) que
funcionan con batería, ideal para ambas aplicaciones: para capas de base estándar y sub-base y capas
compactadas de alta rigidez.
• El modelo 35-T1172/D está disponible con la opción digital solamente para evitar el uso de un segundo
manómetro en el caso de bajas cargas específicas. La resolución de 10 N, de hecho, completamente
satisface el requisito de exactitud también para cargas bajas.
Métodos de ensayo: CNR N ° 146 A y B, BS 1377:9.
• CNR N ° 146 método A, requiere de un alojamiento especial en la parte superior del plato para un
solo dial indicador central (ver modelos 35-T1170 y 35-T1170/D).
• CNR N ° 146 método B y BS 1377:9 requiere de tres relojes indicadores para leer las deformaciones
en tres puntos espaciados 120 ° sobre la placa de carga (ver modelos 35-T1171, 35-T1171/D y
35-T1172/D).
Otros modelos disponibles conforme a la norma ASTM D1194, D1195 y ASTM D1196.
“Conjunto de ensayo de placa – 300 a 760 mm de diámetro” y conforme a SNV 70312 Método Suizo. Ver “Conjunto de ensayo de placa método suizo – 300 mm de diámetro”
▪ Platos de 300 mm de diámetro, de 100 y 200 kN de capacidad.
▪ Recorrido de pistón de 200 mm, para satisfacer fácilmente el sistema de carga de reacción (camiones
o similares)
▪ Bomba de dos velocidades para acelerar la carrera del émbolo
▪ Ligeros y fáciles de transportar: sólo 60 kg, incluyendo cajas de transporte
▪ Caja de transporte tipo carrito para un fácil manejo por un solo operador
▪ Placa de carga de 300 mm de diámetro.
▪ Cilindro de carga de 100 ó 200 kN de capacidad con bomba manual de dos velocidades con manguera y acoplamientos
▪ Indicadores de 30 mm de recorrido de 0,01 mm (un indicador para los modelos 35-T1170 y T1170/D,
tres indicadores para los modelos 35-T1171, T1171/D y 35-T1172/D).
▪ Manómetro de 200 mm de diámetro, escala de 0-50 kN, divisiones de 250 N (modelos 35-T1170 y 35-T1171).
▪ Manómetro digital de 0 a 100.00 o de 0 a 200.00 kN, resolución de 10 N (modelos 35-T1170/D, 35-T1171/D y 35-T1172/D)
▪ Barra de referencia de aluminio de 2,5 m de longitud
▪ Maletín tipo carrito para ensamble de placa de carga.
▪ Diámetro de placa: 300 mm.
▪ Carga máxima:
100 kN ( modelos 35-T1171 y 35-T1171/D)
200 kN ( modelo 35-T1172/D)
Caja de madera de 1370x150x120 mm, peso: 10 kg.
▪ Peso total (inclutye cajas de transporte): 60 kg aproximadamente
Equipo de ensayo Placa de carga de 100 kN de capacidad, diámetro del plato de 300 mm; indicador de presión de 0 a 50 kN, resolución 250 N. Conforme al método "A" de CNR 146, un dial indicador.
Equipo de ensayo Placa de carga de 100 kN de capacidad, diámetro del plato de 300 mm; indicador de presión de 0 a 100 kN, resolución 10 N. Conforme al método "A" de CNR 146, un dial indicador.
Equipo de ensayo Placa de carga de 100 kN de capacidad, diámetro del plato de 300 mm; indicador de presión de 0 a 50 kN, resolución 250 N. Conforme a la norma BS 1377:9 y al método "B" de CNR 146, tres diales indicadores.
Equipo de ensayo Placa de carga de 100 kN de capacidad, diámetro del plato de 300 mm; indicador de presión de 0 a 100 kN, resolución 10 N. Conforme a la norma BS 1377:9 y al método "B" de CNR 146, tres diales indicadores.
Equipo de ensayo Placa de carga de 200 kN de capacidad, diámetro del plato de 300 mm; indicador de presión de 0 a 200,00 kN, resolución 10 N. Conforme a la norma BS 1377:9 y al método "B" de CNR 146, tres diales indicadores.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución