Source: https://lawebdeauditoria.com/normas-iso/incertidumbre-en-la-resolucion-de-uut-para-diferentes-tipos-de-equipos-de-prueba/
Timestamp: 2020-08-07 01:31:47+00:00

Document:
Home » Normas ISO » Incertidumbre en la resolución de UUT para diferentes tipos de equipos de prueba
Cuantificar la incertidumbre de la resolución UUT puede variar significativamente dependiendo del diseño, funcionalidad y funcionamiento del dispositivo. La resolución de un dispositivo digital puede no ser evaluada de la misma manera que la de un dispositivo o artefacto analógico. Además, la resolución de dispositivos similares puede variar dependiendo de cómo se utilice. Esto hace que la evaluación de la incertidumbre de la resolución sea única. En este artículo, revisaremos varios tipos de dispositivos y cómo se cuantifica y evalúa su resolución antes de combinar su incertidumbre con otras influencias.
La resolución es finita. Es el valor incrementado más pequeño o la división más pequeña físicamente indicada que un instrumento muestra o está marcado. Además, es una limitación de nuestra capacidad y calidad de medición. Cuando se realizan mediciones comparativas (es decir, calibración) entre un estándar de referencia y una unidad bajo prueba, los resultados están limitados por el equipo con la menor resolución. Por lo tanto, es importante que cuantifiquemos adecuadamente la incertidumbre de la resolución y la incluyamos en nuestras estimaciones y expresiones comunicadas.
Dispositivos Digitales que Redondean
Dispositivos que redondean (por ejemplo, multímetros), muestrean una señal de entrada continua y utilizan registros que cuentan, promedian y redondean el dígito menos significativo que se muestra. En la mayoría de los dispositivos, el dígito menos significativo se redondea hacia arriba o hacia abajo utilizando el redondeo convencional. Por lo tanto, el valor se redondea hacia arriba para los semidígitos que son iguales o superiores a cinco, y hacia abajo para los valores de medio dígito que son cuatro o inferiores. Cuando los dispositivos de medición funcionan de esta manera, es aceptable considerar la incertidumbre de la resolución como la mitad del dígito menos significativo.
Ures = incertidumbre de resolución
ures = incertidumbre de resolución estándar o reducida
Dispositivos digitales que cuentan
Los dispositivos que cuentan (por ejemplo, los cronómetros) no giran. En cambio, incrementan el dígito menos significativo contando en serie; típicamente, en una sola dirección. Para este tipo de dispositivos, debemos determinar la incertidumbre de resolución el valor de incremento más pequeño del dígito menos significativo.
Dispositivos analógicos y de escala
Los dispositivos analógicos y de escala carecen de una pantalla digital. En su lugar, utilizan una escala para proporcionar una indicación o representación del resultado de la medición. La resolución de la medición depende de la legibilidad y el espaciado incremental de las divisiones de la escala. Se considera que la mayoría de los dispositivos analógicos tienen una incertidumbre de resolución de la mitad de la división de escala más pequeña. Sin embargo, las estimaciones de la incertidumbre de la resolución pueden mejorarse con herramientas, como una lupa o una cámara, y la habilidad de un operador experimentado.
Los artefactos (por ejemplo, los bloques medidores) son dispositivos que se fabrican para dar un valor aproximado. Estos dispositivos no tienen una escala o pantalla. En cambio, su valor está limitado por la capacidad del instrumento que lo mide. Por lo tanto, el resultado de nuestra medición está limitado por el valor certificado del artefacto o el dispositivo utilizado para medirlo.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución