Source: https://www.lode.nl/es/product/calibration/750
Timestamp: 2020-02-27 14:47:25+00:00

Document:
Lode - Portable Calibrator Versa
Número de parte: 919940
Portable Calibrator Versa
Calibración sencilla y eficaz de los ergómetros
El Calibrator Ultra es una estación de calibración portátil fácil de configurar y muy precisa. La estación de calibración se controla mediante un PC u ordenador portátil. Con esta estación es posible controlar o calibrar todos los ergómetros existentes de forma precisa. El Calibrator de Lode se monta en el eje del ergómetro. El sistema está aprobado por un instituto independiente y se usa en los institutos de calibración de todo el mundo desde 1993. Se pueden hacer calibraciones hasta los 750 vatios. Debido a las posibilidades que usted crea cuando usa un PC normal para calibrar el calibrador, puede imprimir un informe de calibración para su cliente o crear su propia base de datos de datos de calibración. El Calibrator Ultra es la herramienta clave para los ergómetros de servicio profesional y eficiente.
El Calibrator Versa es lo último en equipamiento de calibración portátil profesional, y procede de una alta gama de 2 décadas de dispositivos de calibración que apoyan una ergometría precisa.
Tenga en cuenta que las especificaciones para 110 V son distintas de para 230 V.
Calibración extremadamente precisa de los ergómetr
Con este producto, es posible una calibración muy precisa de los ergómetros
Herramienta profesio
Herramienta de mantenimiento profesional
Lode ofrece herramientas a los ingenieros de mantenimiento de los distribuidores que se dedican en exclusiva a sus productos y propósitos. Algunas se pueden usar incluso en actividades de calibración de otros fabricantes
Calibración universal
Esta herramienta se puede usar para la calibración de los productos de Lode, así como para productos de otros fabricantes
Se dispone de conectores de eje para varios ergóme
Se dispone de varios accesorios para conectar el calibrador a los ergómetros más disponibles
Velocidad rotacional mínima 25 rpm rotaciones mínimas del calibrador
Velocidad rotacional máxima 180 rpm rotaciones máximas del calibrador
Dirección de rotación en sentido horario
mirando hacia los ejes salientes
Dirección de rotación en sentido contrario a las a
Par máximo del motor 55 Nm el par máximo que puede emitir el motor
Par máximo del sensor 100 Nm el par máximo que puede medir el sensor
Tiempo de calentamiento 5 min el tiempo para hacer que el producto llegue a la temperatura operativa
Rango de potencia aprobado (máximo) 750 W rango de potencia para el cual se ha aprobado el uso
Rango de potencia aprobado (mínimo) 0 W rango de potencia para el cual se ha aprobado el uso
Rango de potencia al máximo de rpm (máximo) 750 W rango de potencia operativa
Rango de potencia al máximo de rpm (mínimo) 0 W rango de potencia operativa
Incluye adaptador para biela
para conectar la biela al calibrador
Exactitud de la velocidad 0.8 % exactitud de la velocidad
Error de precisión de la potencia > 100 W 1 % precisión de la aplicación de la potencia
Error de precisión de la potencia hasta 100 W 1 W precisión de la aplicación de la potencia
Resolución del par 0.05 Nm resolución del ajuste del par
Tiempo de resolución 10 ms tiempo de resolución del calibrador
Precisión del ajuste de las rpm 1.0 rpm la precisión del ajuste de la velocidad rotacional
Resolución de las rpm 1 rpm resolución de la velocidad rotacional
Software disponible en inglés
Software disponible en alemán
Software disponible en holandés
Software disponible en japonés
Longitud del cable 3000 mm 118.1 inch longitud del cable
Longitud del producto (cm) 52 cm 20.5 inch longitud del producto en cm
Anchura del producto (cm) 32 cm 12.6 inch anchura del producto en cm
Altura del producto 52 cm 20.5 inch altura del producto
Peso del producto 29 kg 63.9 lbs el peso del producto
Temperatura mínima segura 5 °C Temperatura ambiente mínima a la que se puede utilizar el dispositivo de forma segura.
Temperatura máxima segura 40 °C Temperatura ambiente máxima a la que se puede utilizar el dispositivo de forma segura.
Número de puertos USB libres 2 para conexiones
Válido para ergómetros de gran potencia
El Calibrator se puede usar para ergómetros con una carga de trabajo máx. de > 1000 W
El Calibrator se puede usar para los ergómetros de todas las marcas
incluye software necesario para el funcionamiento
Adaptador universal para bielas sin ...
Calibrar varios ergómetros
Número de parte: 919028
Adaptador universal para bielas de rosca ...
Número de parte: 919805
Adaptador para biela con enganche
Número de parte: 919051
Adaptador para biela Dynavit
Número de parte: 919803
Pasadores de seguridad, juego de 15
Más pasadores de seguridad de repuesto
Número de parte: 919121
Adaptador Isis m8x1
Número de parte: 919095
Maletín para el Calibrator Ultra / Versa
Número de parte: 919810
Q - ¿Qué diferencia hay entre calibración estática (manual) y dinámica?
Se usa la calibración estática para que algunos ergómetros comprueben la relación lineal supuesta entre 2 puntos de carga de trabajo mediante los pesos. Este tipo de calibración no es precisa, porque no se tiene en cuenta la rueda motriz y la relación no es completamente lineal en cargas de trabajo más altas o más bajas. Antiguamente, en los ergómetros mecánicos que se calibraban con este método la precisión variaba mucho entre las pruebas, debido a que la longitud del tapiz (parte de frenada mecánica) se veía influenciada por el recalentamiento. La calibración estática no cumple ninguna norma pertinente. La calibración dinámica se lleva a cabo mediante un ingeniero de mantenimiento con un calibrador. El ergómetro se calibra en el eje en la carga de trabajo total y el rango de rpm (en vez de 2 puntos sin movimiento de la rueda motriz). Los datos se pueden comparar con el informe de calibración inicial de la fábrica para comprobar las desviaciones con el tiempo. El ingeniero de mantenimiento imprime y guarda un informe de calibración para el cliente. La calibración dinámica realizada con un calibrador de Lode es precisa y cumple todas las normas y certificaciones pertinentes.
Manual del Calibrator Versa en alemán
Manual del Calibrator Versa en inglés
Manual del Calibrator Versa en holandés
Folleto Portable Calibrator Versa English
Folleto Calibration English
Folleto Portable Calibrator Versa German
Folleto Calibration German
Folleto Portable Calibrator Versa Spanish
Folleto Calibration Spanish
Poster Portable Calibrator Versa English
Poster Portable Calibrator Versa German
Poster Portable Calibrator Versa Spanish

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución