Source: https://www.fluke.com/es-co/producto/comprobacion-electrica/multimetros-digitales/fluke-88v
Timestamp: 2020-08-04 00:04:19+00:00

Document:
Multímetro Para Automoción Fluke 88V Deluxe | Fluke
Precisión de CC de 0.1 %
Medida de corrientes de hasta 10 A; 20 A hasta 30 segundos
Medidas del ancho de pulso en milisegundos para los inyectores de combustible
Correa magnética opcional para fijar el medidor al vehículo y dejar así las manos libres para realizar otras tareas
Registro de valores mínimos, máximos y promedio con captura automática de variaciones
Pico mín./máx. para registrar transitorios de hasta 250 µs
Modo relativo para eliminar la resistencia de los cables de prueba a la hora de realizar medidas de baja resistencia
Autohold™ para capturar lecturas estables con solo un toque de los cables
Barra gráfica analógica para realizar un seguimiento de los cambios en la medida o medidas inestables
Tapa de acceso al compartimento de las baterías que permite cambiarlas sin necesidad de abrir la carcasa
Diseño "clásico" que se ajusta a la mano con una nueva funda extraíble, cables de prueba integrados y compartimento para portar puntas
Impedancia de entrada de 10 megaohmios que no daña los circuitos de la computadora
Descripción general del producto: Multímetro para automoción Fluke 88V Deluxe
El Fluke 88V ha mejorado las funciones de medida, reparación y precisión que permiten afrontar con éxito los problemas típicos en los nuevos vehículos híbridos y en los convencionales. El 88V es elmultímetro de automoción más potente producido por Fluke. Además de presentar todas las funciones de multímetro estándares, como la capacidad de medir voltaje, corriente, continuidad y resistencia, el 88V puede realizar pruebas de diodos y mediciones de ancho de pulso.
Este medidor puede realizar mediciones de corriente de hasta 20 A durante 30 segundos y 10 A de forma continua. La correa magnética opcional le permite conectar el medidor a la mayoría de las superficies de acero, lo que posibilita una configuración y visualización sencillas. El 88V está diseñado para usarse en entornos de alta energía como los que se encuentran en los vehículos híbridos.
Medición de corriente de hasta 10 A; 20 A durante un máximo de 30 segundos
4 ½ dígitos para mediciones precisas
Mediciones de RPM con captador inductivo opcional
Mediciones de temperatura con sonda de temperatura opcional
Especificaciones: Multímetro para automoción Fluke 88V Deluxe
VCC Voltaje máxima 1000 V
Máxima resolución 0.01 mV
VCA Voltaje máxima 1000 V
Ancho de banda de CA 5 kHz
Corriente de CC Corriente máxima 10 A
Máxima resolución 0.001 mA
Corriente de CA Corriente máxima 10 A
Máxima resolución 0.1 Ω
Máxima resolución 0.01 nF
Máxima resolución 0.01 Hz
Precisión dentro del 2 % por kHz + 0.1 %
Máxima resolución 0.1 %
Medición de la temperatura -200,0 °C - 1090 °C
-328.0 °F a 1994.0 °F, 1.0% excluida la sonda
Sonda de temperatura 80 BK -40 °C a 260 °C
Rango de funcionamiento Temperatura de trabajo -20 °C a 55 °C
Físicas 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 pulg.)
Modelos: Multímetro para automoción Fluke 88V Deluxe
Estuche rígido para multímetro y accesorios
Recursos: Multímetro para automoción Fluke 88V Deluxe
88 V | Manual del usuario
88 V | Suplemento del Manual del usuario
Accesorios: Multímetro para automoción Fluke 88V Deluxe

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución