Source: http://docplayer.pl/1870488-Specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-publicznego.html
Timestamp: 2016-12-07 23:47:06+00:00

Document:
1 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) Fax. (48-22) REGON: P , NIP: DZPIE/022/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Zadanie I Projekt układu chłodzenia wodnego. Zadanie II Układ chłodzenia wodnego. Zadanie III Zakup i instalacja agregatu układu chłodzenia wodnego w systemie wytwarzającym kwantowe struktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Zadanie IV Zakup i instalacja skraplacza freonowego do układu chłodzenia wodnego. Kod CPV: Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia: zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Inwestor/Kupujący: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: ; Regon: P Zadanie II jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych nr POIG /08 pt.: Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych. Zakup Zadania III jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; nr POIG /08 pt.: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe.2 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań. Zadanie I Projekt układu chłodzenia wodnego Opracowanie szczegółowego projektu układu chłodzenia wodnego w Laboratorium MBE obejmującego wszystkie urządzenia i elementy wchodzące w jego skład, konsultując z Zamawiającym proponowane rozwiązania. Wymagane parametry układu chłodzenia zostały podane poniżej przy opisie wymagań dotyczących zadań II, III i IV. Zamawiającemu należy dostarczyć: pełny schemat układu chłodzenia wodnego objaśnienie symboli użytych na schemacie wykaz zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta opis działania układu chłodzenia wodnego łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń i elementów schemat połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia W/w dokumentacja musi odpowiadać rzeczywistemu schematowi poprawnie działającego układu chłodzenia wodnego oraz wykazowi urządzeń i elementów rzeczywiście zastosowanych w tym układzie. Zadanie II Układ chłodzenia wodnego Wykonanie układu chłodzenia wodnego w Laboratorium MBE zapewniającego właściwe chłodzenie następujących urządzeń: MBE model EPI 620, MBE firmy Prevac, MBE, które zostanie kupione w latach następnych, kompresor He model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks), kompresor He model Coolpak firmy Leybold oraz kompresor He, który zostanie kupiony w latach następnych. Szczegółowe wymagania podano poniżej w rozdziałach Parametry układu chłodzenia i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV. Obecnie istnieje układ chłodzenia urządzenia MBE model EPI 620 złożony z następujących elementów: i. obiegu wodnego, nazywanego dalej obiegem EPIA, obejmującego: obwody wodne urządzenia MBE model EPI 620, obwody wodne kompresora He model Coolpak firmy Leybold, pompę typu MOVICHROM N CN 3/42K o mocy zasilania ok. 550W pobieranej z sieci napięcia trójfazowego 400 Vac/50 Hz, urządzenia umożliwiające uzupełnianie ubytków wody, urządzenia umożliwiające odpowietrzanie, rury, mierniki ciśnienia i temperatury ii. obiegu wodnego, nazywanego dalej obiegiem EPIB, obejmującego: agregat chłodniczy, zbiornik wody lodowej, rury, pompy, zbiornik wyrównawczy, filtry, mierniki ciśnienia i temperatury itp. urządzenia iii. wymiennika ciepła typu SWEP SSP 2000 typu 3A G25 (GX-6)Hx25 umożliwiającego odbieranie ciepła z obiegu EPIA przez wodę płynącą w obiegu EPIB oraz zapewniającego separację między obydwoma obiegami. Wymagane jest wykonanie następujących prac:3 a) zakup niezbędnych urządzeń i materiałów b) demontaż obiegu wodnego EPIB c) wykonanie głównego obiegu wody chłodzącej, nazywanego dalej obiegiem CHILL, o mocy chłodniczej co najmniej 30kW umożliwiającego chłodzenie wszystkich w/w urządzeń d) wykonanie instalacji nazywanej dalej obiegiem TAP, chłodzącej obieg CHILL wodą z sieci wodociągowej (szczegółowy opis wymagań znajduje się w rozdziałach Parametry układu chłodzenia i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV ) e) zregenerowanie w/w wymiennika ciepła SWEP SSP 2000 typu 3A G25 (GX-6)Hx25 f) usunięcie w/w kompresora He model Coolpak z obiegu EPIA i wykonanie w miejscu, gdzie znajdował się dotychczas, układu umożliwiającego symulację obecności w obiegu EPIA obwodów wodnych kompresora He (szczegółowy opis wymagań znajduje się w rozdziałach Parametry układu chłodzenia ) i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV ) g) wprowadzenie modyfikacji obiegu EPIA tak, aby zostały spełnione wymagania opisane poniżej w rozdziale Parametry układu chłodzenia i Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV ) h) wykonanie obiegu wodnego, nazywanego dalej MBEPREV, przeznaczonego do chłodzenia MBE Prevac i odseparowanie go (np. przy pomocy wymiennika ciepła) od obiegu CHILL i od obwodów wodnych służących do chłodzenia pozostałych urządzeń i) wykonanie przyłącza umożliwiającego dołączenie urządzenia MBE, które zostanie kupione w latach następnych j) wykonanie obiegu wodnego umożliwiającego chłodzenie trzech kompresorów He: w/w kompresora model Coolpak , kompresora model 9600 firmy CTI (Brooks, Helix) oraz kompresora, który zostanie kupiony w latach następnych k) przeprowadzenie testów poprawności działania wykonanego układu chłodzenia l) przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów (w języku polskim lub angielskim): pełnego schematu i opisu wykonanego układu chłodzenia (łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń oraz z objaśnieniem symboli użytych na schemacie) wykazu zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta instrukcji obsługi układu chłodzenia, w której oprócz opisu obsługi układu należy m.in. również podać ustawione wartości parametrów programowanych (np. ustawione granice temperatury i ciśnienia, wartości P, I, D), zakres, w którym można je zmieniać oraz opisać sposób w jaki należy je zmieniać schematu połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia instrukcji obsługi i specyfikacji parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i elementów innych dokumentów dostarczanych przez producentów urządzeń i elementów (np. instrukcji serwisowych, schematów hydraulicznych, schematów elektrycznych itp.). Wymagane jest konsultowanie z Zamawiającym szczegółów technicznych podczas realizacji układu chłodzenia.4 Parametry układu chłodzenia 1) Wymagania dotyczące obiegu EPIA: a) przepływ wody: od 0 do 13 l/min ( zależy od trybu pracy urządzenia MBE, ciśnienia wody na wejściu i używanych komórek efuzyjnych); istniejąca instalacja umożliwia uzyskanie wymaganego przepływu; w istniejącej instalacji ciśnienie wody na wejściu do urządzenia MBE wynosi zwykle ok. 3,8 bar b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 3 kw (zależy od trybu pracy, realizowanego procesu epitaksjalnego wzrostu i używanych komórek efuzyjnych); istniejąca instalacja umożliwia odbieranie tej mocy c) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar d) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar e) temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE: ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±1 C (w stanie ustalonym, przy ustalonym przepływie) w zakresie od 13 C do 25 C niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń; dopuszczalne jest, aby temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE nie osiągała zadanej wartości, gdy moc wydzielana w urządzeniu MBE będzie niewystarczająca do jej podgrzania f) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do urządzenia MBE i na wyjściu wody wypływającej z urządzenia MBE po jednym platynowym czujniku temperatury; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu g) wyposażenie instalacji w czujnik przepływu; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego. 2) Wymagania dotyczące układu umożliwiającego symulację obecności kompresora He w obiegu EPIA: a) dopuszczalne parametry: przepływ wody, ciśnienie, temperatura wody - jak dla kompresorów He: model Coolpak firmy Leybold oraz model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks) b) nie jest wymagane, aby układ symulujący wydzielał ciepło odbierane przez wodę chłodzącą c) należy zapewnić możliwość regulacji przez użytkownika przepływu i oporów przepływu tak, aby można było uzyskać warunki w obiegu wodnym zbliżone do występujących z dołączonym kompresorem He d) układ symulujący należy wyposażyć w czujnik przepływu; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego e) na wejściu wody chłodzącej do układu symulującego należy umieścić miernik ciśnienia mierzący ciśnienie z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar5 f) na wyjściu wody chłodzącej z układu symulującego należy umieścić miernik ciśnienia mierzący ciśnienie z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar g) układ symulujący należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody. 3) Wymagania dotyczące parametrów instalacji chłodzącej kompresor He model Coolpak firmy Leybold: a) wymagany przepływ wody: od 6 l/min do 10 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: nie większa niż 5 kw c) dopuszczalne ciśnienie wody na wejściu do kompresora: od 2 bar do 8 bar d) dopuszczalne minimalne ciśnienie wody na wyjściu z kompresora: ciśnienie atmosferyczne e) spadek ciśnienia w obwodach wodnych kompresora: od 0,2 bar do 0,6 bar w zależności od przepływu f) należy zapewnić jakość wody chłodzącej zgodną z załączonym rozdziałem 2.4 instrukcji do kompresora model Coolpak lub zgodną z wymaganiami dotyczącymi jakości wody dla kompresora He model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks) opisanymi w załączonej instrukcji do tego kompresora g) sposób podłączenia obwodów wodnych kompresora: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model Coolpak (rozdział 2.4) h) pozostałe wymagania dotyczące parametrów wody chłodzącej kompresor: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model Coolpak (rozdział 2.4) i) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do kompresora j) temperatura wody wpływającej do kompresora ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±2,5 C ( w stanie ustalonym) w zakresie od 12 C do 25 C; temperatura wody wpływającej do kompresora Coolpak i pozostałych kompresorów He może być taka sama; temperatura wody wpływającej do kompresorów He musi być ustawiana i automatycznie utrzymywana niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń k) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do kompresora i na wyjściu wody wypływającej z kompresora po jednym platynowym czujniku temperatury; czujniki te zostaną dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego); jeżeli Wykonawca zastosuje równoległe łączenie obwodów wodnych kompresorów He, tylko jedna para czujników zostanie zainstalowana do pomiaru temperatury wody kompresorów He l) obwód wody chłodzącej kompresor należy wyposażyć w czujnik przepływu dostarczony przez Zamawiającego (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego) m) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się, aby miernik ten był jednocześnie wykorzystywany do pomiaru ciśnienia wody wpływającej do obwodów wodnych innych kompresorów He6 n) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się, aby miernik ten był jednocześnie wykorzystywany do pomiaru ciśnienia wody wypływającej z obwodów wodnych innych kompresorów He o) instalację doprowadzającą wodę do kompresora należy wyposażyć w urządzenie ( np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzenia utrzymującego ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym; obok rozwiązań, w których obwód wodny każdego z kompresorów będzie wyposażony w oddzielne urządzenie tego typu, dopuszcza się również rozwiązania wykorzystujące jedno urządzenie tego typu do zabezpieczenia obwodów wodnych dwóch lub trzech kompresorów He. 4) Wymagania dotyczące parametrów instalacji chłodzącej kompresor He model 9600 firmy CTI (Helix, Brooks): a) wymagany przepływ wody: od 6,5 l/min do 14,5 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 3,5 kw c) dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody na wejściu do kompresora: 6,5 bar d) spadek ciśnienia w obwodach wodnych kompresora: zgodnie z rys. 1-3 znajdującym się w załączonej instrukcji do kompresora model 9600 e) dopuszczalny zakres temperatury wody wpływającej do kompresora: od 10 C 32 C f) należy zapewnić jakość wody zgodną z załączoną instrukcją do kompresora model 9600 g) sposób podłączenia obwodów wodnych kompresora: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model 9600 h) pozostałe wymagania dotyczące parametrów wody chłodzącej kompresor: zgodnie z załączoną instrukcją do kompresora model 9600 i) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do kompresora j) temperatura wody wpływającej do kompresora ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±2,5 C (w stanie ustalonym) w zakresie od 12 C do 25 C; temperatura wody wpływającej do kompresora model 9600 i pozostałych kompresorów He może być taka sama; temperatura wody wpływającej do kompresorów He musi być ustawiana i automatycznie utrzymywana niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń k) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do kompresora i na wyjściu wody wypływającej z kompresora po jednym platynowym czujniku temperatury; czujniki te zostaną dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego); jeżeli Wykonawca zastosuje równoległe łączenie obwodów wodnych kompresorów He, tylko jedna para czujników zostanie zainstalowana do pomiaru temperatury wody kompresorów He l) obwód wody chłodzącej kompresor należy wyposażyć w czujnik przepływu dostarczony przez Zamawiającego (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego)7 m) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wpływającej do kilku kompresorów He n) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wypływającej z kilku kompresorów He o) instalację doprowadzającą wodę do kompresora należy wyposażyć w urządzenie ( np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzenia utrzymującego ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym; obok rozwiązań, w których obwód wodny każdego z kompresorów będzie wyposażony w oddzielne urządzenie tego typu, dopuszcza się również rozwiązania wykorzystujące jedno urządzenie tego typu do zabezpieczenia obwodów wodnych dwóch lub trzech kompresorów He. 5) Wymagania dotyczące parametrów obiegu wodnego MBEPREV: a) wymagany przepływ wody: od 0 do 16 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 6 kw c) dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody na wejściu do MBE: 4,5 bar d) ciśnienie wody wpływającej do urządzenia MBE: ustawiane i automatycznie utrzymywane z dokładnością nie gorszą niż ±0,5 bar w zakresie od 2,5 bar do 4,5 bar niezależnie od ciśnienia wody w pozostałych urządzeniach e) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar f) wyposażenie instalacji w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z urządzenia MBE z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar g) temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE: ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±1 C (w stanie ustalonym, przy ustalonym przepływie) w zakresie od 13 C do 25 C niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń; dopuszczalne jest, aby temperatura wody wpływającej do urządzenia MBE nie osiągała zadanej wartości, gdy moc wydzielana w urządzeniu MBE będzie niewystarczająca do jej podgrzania h) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do urządzenia MBE i na wyjściu wody wypływającej z urządzenia MBE po jednym platynowym czujniku temperatury; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu i) wyposażenie instalacji w czujnik przepływu; ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego j) instalację doprowadzającą wodę do MBE należy wyposażyć w urządzenie (np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzeń utrzymujących ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c) i pkt. d), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym k) jakość wody chłodzącej: woda destylowana o neutralnym ph8 l) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do urządzenia MBE. 6) Wymagania dotyczące przyłącza umożliwiającego dołączenie urządzenia MBE, które zostanie kupione w latach następnych: a) wymagany przepływ wody: od 0 do 20 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 8 kw c) instalacja wyposażona w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do urządzenia MBE. 7) Wymagania dotyczące przyłącza umożliwiającego dołączenie kompresora He, który zostanie kupiony w latach następnych: a) wymagany przepływ wody: od 6,5 l/min do 14,5 l/min b) moc odbierana przez układ chłodzenia: od 0 do 4 kw c) dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody na wejściu do kompresora: 6,5 bar d) spadek ciśnienia w obwodach wodnych kompresora: zgodnie z rys. 1-3 znajdującym się w załączonej instrukcji do kompresora model 9600 i rys. 2-6 w załączonej instrukcji do kompresora model 8600 e) dopuszczalny zakres temperatury wody wpływającej do kompresora: od 10 C 32 C f) należy zapewnić jakość wody zgodną z załączonymi instrukcjami do kompresorów He model 9600 i model 8600 g) sposób podłączenia obwodów wodnych kompresora: zgodnie z załączonymi instrukcjami do kompresorów model 9600 i model 8600 h) pozostałe wymagania dotyczące parametrów wody chłodzącej kompresor: zgodnie z załączonymi instrukcjami do kompresorów model 9600 i 8600 i) instalację należy wyposażyć w zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do kompresora j) temperatura wody wpływającej do kompresora ustawiana i automatycznie utrzymywana z dokładnością nie gorszą niż ±2,5 C (w stanie ustalonym) w zakresie od 12 C do 25 C; temperatura wody wpływającej do tego kompresora i pozostałych kompresorów He może być taka sama; temperatura wody wpływającej do kompresorów He musi być ustawiana i automatycznie utrzymywana niezależnie od regulacji temperatury wody pozostałych urządzeń k) umieszczenie na wejściu wody wpływającej do kompresora i na wyjściu wody wypływającej z kompresora po jednym platynowym czujniku temperatury; czujniki te zostaną dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą głębokości zanurzenia i wymiaru gwintu (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tych czujników i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostaną one dostarczone przez Zamawiającego); jeżeli Wykonawca zastosuje równoległe łączenie obwodów wodnych kompresorów He, tylko jedna para tych czujników zostanie zainstalowana do pomiaru temperatury wody kompresorów He l) obwód wody chłodzącej kompresor należy wyposażyć w czujnik przepływu dostarczony przez Zamawiającego (ze względu na specyficzne wymagania dotyczące tego czujnika i konieczność zachowania kompatybilności z elektroniką istniejącą w laboratorium MBE zostanie on dostarczony przez Zamawiającego) m) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wpływającej do kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wpływającej do kilku kompresorów He9 n) instalację należy wyposażyć w miernik mierzący ciśnienie wody chłodzącej wypływającej z kompresora z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3 bar; dopuszcza się rozwiązania wykorzystujące jeden wspólny miernik mierzący ciśnienie wody wypływającej z kilku kompresorów He o) instalację doprowadzającą wodę do kompresora należy wyposażyć w urządzenie ( np. zawór bezpieczeństwa) działające niezależne od urządzenia utrzymującego ciśnienie wody w granicach określonych w pkt. c), które uniemożliwi wzrost ciśnienia powyżej wartości granicznej uzgodnionej z Zamawiającym; obok rozwiązań, w których obwód wodny każdego z kompresorów będzie wyposażony w oddzielne urządzenie tego typu, dopuszcza się również rozwiązania wykorzystujące jedno urządzenie tego typu do zabezpieczenia obwodów wodnych dwóch lub trzech kompresorów He. 8) Wymagania dotyczące obiegu TAP: a) dostosowany do odebrania z obiegu CHILL mocy o wartości co najmniej 30kW b) całkowicie izolowany od obiegu CHILL i pozostałych obiegów (np. przy pomocy wymiennika ciepła o odpowiedniej mocy) c) dopływ wody z sieci wodociągowej włączany automatycznie po stwierdzeniu nadmiernego wzrostu temperatury wody w obiegu CHILL; należy zapewnić możliwość ustawiania przez użytkownika granicznej wartości temperatury, powyżej której nastąpi włączenie dopływu wody wodociągowej; zakres, w ktorym będzie możliwe ustawianie w/w granicznej wartości temperatury, zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym podczas opracowywania projektu układu chłodzenia d) umożliwia wyłączenie automatycznego włączania dopływu wody wodociągowej e) wyposażony w zawór (zawory) umożliwiający ręczne włączenie i wyłączenie dopływu wody wodociągowej f) wyposażony w miernik objętości wody pobieranej z sieci wodociągowej g) wyposażony w urządzenia umożliwiające dostosowanie poboru wody z sieci wodociągowej do mocy odbieranej z obiegu CHILL (niewielki pobór wody, gdy moc odbierana jest mała, większy pobór wody, gdy moc odbierana jest duża); jeżeli będą to urządzenia działające automatycznie, obieg TAP należy dodatkowo wyposażyć w urządzenie umożliwiające ręczne ograniczanie przez użytkownika poboru wody z sieci wodociągowej. 9) Układ chłodzenia wodnego należy wyposażyć w urządzenia zapewniające jakość wody chłodzącej zgodną z podanymi powyżej wymaganiami. 10) Układ chłodzenia wodnego należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające odłączenie poszczególnych odbiorników (tj. urządzeń chłodzonych) bez wyłączania przepływu wody w pozostałej części instalacji. Urządzenie MBE model EPI 620 posiada na wejściu odpowiedni zawór. 11) Parametry wody chłodzącej, tj. ciśnienie, temperatura, przepływ i parametry określające jakość wody powinny być zachowane niezależnie od liczby odbiorników (tj. urządzeń chłodzonych) dołączonych do instalacji. Zadanie III Zakup i instalacja agregatu układu chłodzenia wodnego w systemie wytwarzającym kwantowe struktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie.10 Wymagana moc chłodnicza agregatu wynosi co najmniej 30 kw. Po zainstalowaniu agregatu zgodnie z wymaganiami producenta wytwarzaną przez niego wodę lodową należy doprowadzić do obiegu CHILL układu chłodzenia, o którym mowa w zadaniu II. Wymagana jest poprawna praca agregatu zapewniająca odbieranie z układu chłodzenia mocy o w/w wartości przy wyłączonym obiegu TAP układu chłodzenia (tzn. przy odłączonym dopływie wody do obiegu TAP). Elementy agregatu wydzielające łącznie ponad 3 kw ciepła należy umieścić na zewnątrz budynku. Elementy te muszą być dostosowane do pracy na zewnątrz budynku przez cały rok (mróz, wysoka temperatura, deszcz, wiatr itp. czynniki występujące w Polsce) bez dodatkowej osłony. Wymagane jest przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów (w języku polskim lub angielskim): pełnego schematu i opisu wykonanego układu chłodzenia (łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń oraz z objaśnieniem symboli użytych na schemacie) wykazu zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta instrukcji obsługi układu chłodzenia, w której oprócz opisu obsługi układu należy m.in. również podać ustawione wartości parametrów programowanych (np. ustawione granice temperatury i ciśnienia, wartości P, I, D), zakres, w którym można je zmieniać oraz opisać sposób w jaki należy je zmieniać schematu połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia instrukcji obsługi i specyfikacji parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i elementów innych dokumentów dostarczanych przez producentów urządzeń i elementów (np. instrukcji serwisowych, schematów hydraulicznych, schematów elektrycznych itp.). Wymagane jest konsultowanie z Zamawiającym szczegółów technicznych podczas realizacji zadania III. Zadanie IV Zakup i instalacja skraplacza freonowego do układu chłodzenia wodnego. Wymagany jest skraplacz freonowy dostosowany do współpracy z agregatem chłodniczym, o którym mowa w zadaniu III. Skraplacz ten należy zainstalować na zewnątrz budynku i połączyć zgodnie z wymaganiami producenta z agregatem, o którym mowa w zadaniu III. Skraplacz musi być dostosowany do pracy na zewnątrz budynku przez cały rok (mróz, wysoka temperatura, deszcz, wiatr itp. czynniki występujące w Polsce) bez dodatkowej osłony. Wymagane jest przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów (w języku polskim lub angielskim): pełnego schematu i opisu wykonanego układu chłodzenia (łącznie z objaśnieniem przeznaczenia poszczególnych urządzeń oraz z objaśnieniem symboli użytych na schemacie) wykazu zastosowanych urządzeń i elementów łącznie z pełnym oznaczeniem ich typu i producenta instrukcji obsługi układu chłodzenia, w której oprócz opisu obsługi układu należy m.in. również podać ustawione wartości parametrów programowanych (np.11 ustawione granice temperatury i ciśnienia, wartości P, I, D), zakres, w którym można je zmieniać oraz opisać sposób w jaki należy je zmieniać schematu połączeń elektrycznych wykonanych w układzie chłodzenia instrukcji obsługi i specyfikacji parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i elementów innych dokumentów dostarczanych przez producentów urządzeń i elementów (np. instrukcji serwisowych, schematów hydraulicznych, schematów elektrycznych itp.). Wymagane jest konsultowanie z Zamawiającym szczegółów technicznych podczas realizacji zadania IV. Wymagane warunki techniczne wspólne dla zadań I, II, III i IV 1) Urządzenia wymuszające ciśnienie w obwodach wodnych (np. pompy) należy tak dobrać, aby maksymalne ciśnienie, które można uzyskać przy ich zastosowaniu nie przekraczało wartości maksymalnych ciśnienia podanych powyżej dla poszczególnych urządzeń lub co najwyżej przekraczało je w niewielkim stopniu (np. o 0,5 bar lub 1 bar), tak aby w przypadku awarii urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (np. zaworu bezpieczeństwa, regulatora ciśnienia) nie mogło dojść do znacznego przekroczenia wartości granicznych. 2) Pompy należy zasilać napięciem jednofazowym 230Vac/50Hz. W przypadku zastosowania pomp zasilanych innym napięciem (np. trójfazowym 400 Vac) należy zastosować odpowiednie urządzenia zasilające między siecią 230Vac/50Hz a pompą. 3) Urządzenia uniemożliwiające wzrost ciśnienia powyżej ustawionej wartości granicznej ( np. zawory bezpieczeństwa), z których może wypływać woda, należy wyposażyć w odpływ uniemożliwiający spływanie wody na podłogę. 4) Wszystkie elementy mające kontakt z wodą powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję (np.: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, Cu). 5) Poszczególne obiegi wodne należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające uzupełnienie ubytków wody. Obieg EPIA układu chłodzenia jest wyposażony w odpowiednie urządzenia. 6) Poszczególne obiegi wodne należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające odpowietrzanie. 7) Poszczególne obiegi wodne należy wyposażyć w filtry, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 8) Zastosowanie do pomiarów temperatury termometrów rtęciowych dopuszcza się jedynie pod warunkiem wyposażenia ich w osłony uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie termometru, wykonane w sposób umożliwiający odczyt temperatury bez zdejmowania osłony. 9) Przepływomierze posiadające rurki szklane należy wyposażyć w osłony uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie, wykonane tak, aby odczyt wyniku pomiaru był możliwy bez zdejmowania osłony. 10) Wymagane jest, aby Wykonawca podczas realizacji zadań I, II, III i IV: a) konsultował z Zamawiającym szczegóły techniczne b) przedstawił Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim lub angielskim dokumentację urządzeń, elementów i materiałów dostarczoną przez producenta (np. specyfikację parametrów technicznych), z której w sposób jednoznaczny wynika spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ.12 11) Niedopuszczalne jest zastosowanie w układzie chłodzenia urządzeń, elementów i materiałów pozbawionych dostarczonej przez producenta dokumentacji (np. specyfikacji parametrów technicznych), z której w sposób jednoznaczny wynika spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Wymaga się, aby była to dokumentacja sporządzona w języku polskim lub angielskim. Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 1. Wymagany okres objęty bezpłatnym serwisem gwarancyjnym: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. 2. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej: nie dłuższy niż 5 dni od daty zgłoszenia przez zamawiajacego telefonicznie lub na piśmie (np. pocztą elektroniczną, faksem itp.) nieprawidłowego działania urządzenia. 3. Czas przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia: nie dłuższy niż 2 tygodnie od daty zgłoszenia przez zamawiajacego nieprawidłowego działania urządzenia. 4. Bezpłatna aktualizacja przez wykonawcę oprogramowania przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru oraz bezpłatna likwidacja wad i błędów w dostarczonym oprogramowaniu przez cały okres użytkowania dostarczonych urządzeń i instalacji. 5. Dostarczone urządzenia muszą odpowiadać wszystkim wymogom technicznym i jakościowym określonym przez zamawiającego w specyfikacji technicznej. Powinna zostać do nich załączona dokumentacja techniczna obejmująca m.in. (w przypadku urządzeń kupionych przez Wykonawcę - w zakresie ustalonym przez ich producentów) oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. Wykonawca zagwarantuje jakość dostarczonych produktów zgodnie ze specyfikacją techniczną - odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 6. Urządzenia muszą być przystosowane i dopuszczone do pracy na terytorium RP, tzn. posiadać wszelkie wymagane certyfikaty (np. CE, jeśli ma zastosowanie) oraz muszą być dostarczone wraz z oprogramowaniem, licencjami, materiałami i akcesoriami (np. przewodami zasilającymi i przyłączeniowymi itp. elementami) niezbędnymi do uruchomienia i poprawnej pracy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). 7. Okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, a po wystąpieniu trzykrotnej awarii tego samego podzespołu lub elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej części na nową. 8. Wykonawca w złożonej ofercie zagwarantuje gotowość do świadczenia serwisu pogwarancyjnego. 9. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne będą wykonywane u Zamawiającego, a jeżeli będzie to niemożliwe, uszkodzone elementy, podzespoły lub urządzenia zostaną dostarczone do właściwego punktu serwisowego przez Wykonawcę lub ewentualnie przesłane przez Zamawiającego pod wskazany przez Wykonawcę adres znajdujący się na terenie Polski. 10. Wymagany okres dostępności części zamiennych: co najmniej 12 lat od daty podpisania protokółu odbioru. 11. Wykonawca zamontuje i uruchomi dostarczone urządzenia oraz przeszkoli minimum dwóch pracowników Zamawiającego (w laboratorium Zamawiającego) w zakresie obsługi całego systemu i poszczególnych urządzeń w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty uruchomienia. Zostanie to potwierdzone obustronnie podpisanym13 protokółem odbioru. Koszty związane z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi całego systemu i poszczególnych urządzeń wchodzących w jego skład, w tym szkolenie aplikacyjne, zostaną wliczone w cenę całkowitą. 12. W przypadku urządzeń i podzespołów kupionych Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych na zasadach określonych przez ich producentów, jednakże na warunkach nie gorszych niż określone powyżej w punktach 1 11 oraz w pozostałej części niniejszej SIWZ. 2. Termin wykonania zamówienia: Zadanie I: Projekt układu chłodzenia wodnego wykonanie zadania w terminie do 28 października 2010r. Zadanie II: Układ chłodzenia wodnego wykonanie zadania w terminie do 28 września 2010r. Zadanie III: Zakup i instalacja agregatu układu chłodzenia wodnego w systemie wytwarzającym kwantowe struktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - wykonanie zadania w terminie do 28 października 2010r. Zadanie IV Zakup i instalacja skraplacza freonowego do układu chłodzenia wodnego - wykonanie zadania w terminie do 28 października 2010r. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z trybie Art. 24 ust O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem co najmniej trzech układów chłodzenia wodnego wyposażonych w agregaty chłodnicze o mocy chłodniczej co najmniej 20kW. 3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min ,00 PLN 4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia w trybie Art. 24 ust. 1 pkt. 2.14 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 3 Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. 4 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w 4.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami drogą faksu lub na piśmie. 2 Osoby przewidziane do kontaktu z wykonawcami: Maciej Zajączkowski fax: (+48 22) Termin związania ofertą: 1 Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert.15 7. Opis sposobu przygotowania oferty: 1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą, czytelną techniką. 2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłożył więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. 3 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4 Oferta powinna zawierać: specyfikację techniczną instalacji i urządzeń; termin dostawy; warunki dostawy; cenę za towar. 5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, podpisane i zszyte. 6 Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie z adresem i nazwą Zamawiającego oraz Oferenta, a także napisem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego DZPIE/022/2010" 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek I pok. Nr. 101 (kancelaria ogólna) w godzinach w dni robocze, do dnia 2 sierpnia 2010 r., do godz. 12:00. 2 W przypadku wysłania oferty pocztą (lub pocztą kurierską) za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego (nadania). 3 Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, budynek I sala 203 o godzinie 14: Opis sposobu obliczenia ceny: 1 Cena wyrażona w walucie polskiej PLN. 2 Cena powinna uwzględniać: koszt towaru, oprogramowania, koszty instalacji, koszty opakowania, koszty transportu i ubezpieczenie towaru do IF PAN, koszty uruchomienia w IF PAN, koszty szkoleń w IF PAN, podatki, cła, ubezpieczenia. 3 Obliczając cenę, należy podać sumaryczną cenę brutto z rozbiciem na poszczególne zadania (Zadanie I + Zadanie II + Zadanie III + Zadanie IV = zaoferowana kwota)16 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Cena 100 pkt. 2 Przy przeliczaniu punktów za cenę Zamawiający posłuży się wzorem: (C min /C bad ) x 100 gdzie: C min cena najtańszej oferty; C bad cena oferty badanej 3 Oferta z najwyższym bilansem punktowym, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wykonawca, który wygra postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powinien podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. 12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Warunki płatności. Zadanie I: 100% po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji wymienionej w opisie wymagań dotyczących zadania I, po protokolarnym odbiorze zadań II, III i IV (poprawne działanie układu chłodzenia wodnego wykonanego w ramach tych zadań stanowi potwierdzenie poprawności projektu) oraz po protokolarnym stwierdzeniu przez wyznaczonych pracowników IF PAN zgodności między przekazaną dokumentacją a rzeczywistym rozwiązaniem układu chłodzenia wodnego odebranego w ramach zadań I, II, III i IV, na podstawie faktury z 21 dniowym terminem płatności Zadanie II: 100% po dostawie i po odbiorze protokolarnym przez wyznaczonych pracowników IF PAN, na podstawie faktury z 21 dniowym terminem płatności. Zadanie III: 100% po dostawie i po odbiorze protokolarnym przez wyznaczonych pracowników IF PAN, na podstawie faktury z 21 dniowym terminem płatności. Zadanie IV: 100% po dostawie i po odbiorze protokolarnym przez wyznaczonych pracowników IF PAN, na podstawie faktury z 21 dniowym terminem płatności. 2 W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,25% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie wykonania. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10%. W przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 40 dni, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zwrotu otrzymanych płatności. 3 Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim oraz kartę(y) gwarancyjną(e) z zasadami świadczenia usług przez autoryzowany(e) serwis(y) w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.17 4 Gwarancja obejmuje: koszty serwisu, niezbędnych części zamiennych (bez materiałów eksploatacyjnych), dojazdy pracownika serwisu oraz transport niesprawnego sprzętu. 5 Wykonawca usunie na swój koszt wszystkie wady ukryte sprzętu w ciągu 2 miesięcy od daty ich ujawnienia w okresie trwania gwarancji (koszty pokrywa Wykonawca). 13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej, przysługujące wszystkim wykonawcom, opisane są w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami).18 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.. podpis i pieczęć imienna Oferenta19 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne20 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. podpis i pieczęć imienna Oferenta Pokazać jeszcze
DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia: Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8. Bardziej szczegółowo Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......
Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna Bardziej szczegółowo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
DZPIE/010/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Szybkoobrotowa wirówka chłodzona z wyposażeniem Kod CPV: 42.93.11.00-2 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone Bardziej szczegółowo Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...
Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa Bardziej szczegółowo ... pieczęć Wykonawcy
Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. Bardziej szczegółowo Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424
Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973 Bardziej szczegółowo Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych
Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki Bardziej szczegółowo REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU
Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Bardziej szczegółowo Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )
Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9
Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2 Bardziej szczegółowo G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...
Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres Bardziej szczegółowo Nazwa wykonawcy :...
Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...
FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli Bardziej szczegółowo OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA
Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając Bardziej szczegółowo II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.
Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego Bardziej szczegółowo Człowiek najlepsza inwestycja
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego Bardziej szczegółowo / wzór / (miejscowość, data)
... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg
Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując Bardziej szczegółowo zamówienie sektorowe DNZ/64/2015
Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP Bardziej szczegółowo o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.
ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r. Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
Wojnicz, 12.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup malarni proszkowej w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego przez Unię Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne
ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna Bardziej szczegółowo Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer Bardziej szczegółowo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/012/2012 Specyfikacja istotnych Bardziej szczegółowo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
DZPIE/014/NZU/1294/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Kod CPV: 09.30.00.00-2 Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
Wojnicz, 10.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup zgrzewarki specjalistycznej do zgrzewania poszycia skrzydeł bram uchylnych w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata Bardziej szczegółowo ... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...
FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej.... Bardziej szczegółowo OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:
OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot Bardziej szczegółowo Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE
Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia Bardziej szczegółowo Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia Bardziej szczegółowo FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY
FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej.... Bardziej szczegółowo a>s. QłA.~ ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE
Ośrodek a>s. QłA.~ Pomocy Społecznej 62-240 Trzemeszno ul. Kościuszki 35 Tel. 61-415-41-65 ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Bardziej szczegółowo WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016) Bardziej szczegółowo Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin
OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej Bardziej szczegółowo Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,
Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie Bardziej szczegółowo 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU
Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE Bardziej szczegółowo OFERTA. 1... 2... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:...
OFERTA wzór nr 1 1.......................... 2.......................... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:........................................................................ Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg Bardziej szczegółowo SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI
Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu Bardziej szczegółowo PRZETARG NIEOGRANICZONY
Data zamieszczenia ogłoszenia: 03 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26.
Warszawa, 27-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00 Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax: Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony Bardziej szczegółowo POIS.02.01.00-00-006/10
Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji Bardziej szczegółowo Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Bardziej szczegółowo Standardowe formularze
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Standardowe formularze L.p. NAZWA FORMULARZA NUMER FORMULARZA 1. Formularz oferty 2.1. 2. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie o ubieganie się o zamówienie publiczne. 2.2. Wykaz wykonanych Bardziej szczegółowo ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Rakszawa, 15/12/2014 r. prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr ZUK-12/ZP/2014 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach Bardziej szczegółowo BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy
BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza Bardziej szczegółowo Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Wzór oferty WZÓR: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ..., dnia... roku Miejscowość Data Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza Bardziej szczegółowo WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST
Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Bardziej szczegółowo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/026/2009 Specyfikacja istotnych Bardziej szczegółowo Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.
Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,
Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Puławy: Wykonanie artykułów promocyjnych - tablice informacyjne dla potrzeb projektu Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Bardziej szczegółowo Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr 5/2012 z dnia 10.04.2012 r.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr 5/2012 z dnia 10.04.2012 r. Centrum Kultury w Gnojniku Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej: przeprowadzenia szkolenia Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl
Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej Numer ogłoszenia: 341316-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15.
Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00 Bardziej szczegółowo Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego
Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony Numer ogłoszenia: 133926-2014; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: Art. 22
 Art. 24
 Art. 24
 Art. 22
 Art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 22
 Art. 24
 art.11
 art. 24
 art.11
 art. 3