Source: http://docplayer.es/2686811-Software-pksim-manual-de-usuario.html
Timestamp: 2017-11-24 21:04:38+00:00

Document:
SOFTWARE PKSIM MANUAL DE USUARIO - PDF
Download "SOFTWARE PKSIM MANUAL DE USUARIO"
Benito Alvarado Mendoza
1 SOFTWARE PKSIM MANUAL DE USUARIO Controles S.A. Tel Av. Rivera 3314 Fax Montevideo URUGUAY
2 Versión Software PkSim: 1.2.x Revisión manual: 24 de julio de 2013 Página 2 de 31
3 INDICE INTRODUCCION... 5 Información general... 5 PRECAUCIONES Y NOTAS... 7 Precauciones... 7 Notas... 7 INSTALACION... 8 Lista de comprobación... 8 Instalación del software... 8 Requerimientos... 8 Instalación... 9 Instalación del archivo de licencia... 9 Inicio y terminación del software... 9 Configuración de las dimensiones de la pantalla USO DEL SOFTWARE Inicio de la simulación La pantalla de simulación La ventana de resultados La ventana de dosis La barra de herramientas El menú La pantalla Configuración La pantalla Edición de BD La pantalla Selección de modelo farmacocinético La pantalla Parámetros farmacocinéticos La pantalla Agregar a base de datos La pantalla Datos del paciente La velocidad de simulación Teclas de acceso rápido Terminando la simulación FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE Estimación de la concentración en sangre de Propofol y Remifentanil Página 3 de 31
4 Modelo farmacocinético de Propofol Modelo farmacocinético del Remifentanil TCI Parámetros definidos por el usuario Determinación de las dosis de Propofol y Remifentanil Resolución del cálculo de las dosis de Propofol y Remifentanil Escritura de datos a disco Datos de la simulación Base de datos Configuración Administración del espacio de disco ACTUALIZACION DEL SOFTWARE Página 4 de 31
5 INTRODUCCION Información general El software PkSim determina continuamente una estimación de la concentración en sangre de Propofol y de Remifentanil. Además, determina la dosis de Propofol y Remifentanil para alcanzar la concentración en sangre estimada deseada. El software PkSim ejecuta sobre sistemas operativos Windows XP SP2, Windows XP SP3, Windows Vista o Windows 7. La interfaz gráfica del software PkSim es simple y amigable. Consiste en: Valor actual de la concentración en sangre estimada de Propofol Valor actual de la concentración en sangre estimada de Remifentanil Proyección de la concentración en sangre estimada de Propofol Proyección de la concentración en sangre estimada de Remifentanil Gráfico de la concentración en sangre estimada de Propofol y de Remifentanil en función del tiempo Gráfico del valor actual y del valor deseado de la concentración en sangre estimada de Propofol y de Remifentanil Dosis de Propofol y Remifentanil para alcanzar la concentración en sangre estimada deseada. Un botón permite iniciar y finalizar la simulación, y otro botón permite navegar un menú desplegable. El menú desplegable permite seleccionar el modelo farmacocinético, configurar la visibilidad de gráficos en pantalla, definir el flujo máximo de la bomba de infusión, registrar estados a una base de datos y visualizar los estados de la base de datos. Página 5 de 31
6 Una barra de botones permite ingresar la dosis suministrada de Propofol y de Remifentanil. El software salva los datos de la simulación a disco. Página 6 de 31
7 PRECAUCIONES Y NOTAS Este manual asigna significado específico a los términos precaución y nota: Una PRECAUCION refiere a situaciones o acciones que pueden producir datos erróneos Una NOTA brinda información útil sobre una función o un procedimiento. Precauciones El funcionamiento correcto del software requiere la existencia del directorio c:\pkdata. La eliminación accidental de este directorio provocará la pérdida de los datos de las simulaciones. El software no realiza ningún control del tamaño de la carpeta en la que se almacenan los datos de las simulaciones. Para que los datos calculados por el software resulten coherentes, se debe ingresar correctamente las dosis suministradas de las drogas. Notas La simulación requiere el peso, la altura, la edad y el sexo del paciente. Página 7 de 31
8 INSTALACION Precaución: Antes de instalar el software leer esta sección cuidadosamente. Esta sección contiene instrucciones para la instalación del software PkSim. Incluye: Lista de comprobación Instalación del software Inicio y terminación del software Configuración de las dimensiones de la pantalla. Lista de comprobación Una licencia del software PkSim se compone de: El software instalador InsPkSim-X.Y.Z.exe Un archivo de licencia pksim.lic Llave hardware Rockey4ND. Instalación del software Requerimientos Se recomiendan los siguientes requerimientos para el sistema: Windows XP SP2, Windows XP SP3, Windows Vista o Windows 7 Pantalla mayor a 8 15:9, resolución 1024 x 768 o mayor Puerto USB para la conexión de la llave hardware Espacio libre en disco: mínimo 100 MB para instalar el software y 150 MB para el almacenamiento de registros Página 8 de 31
9 Memoria principal: 1 GB o mayor Procesador: Intel Pentium con velocidad de reloj 1.6 GHz o mayor. Instalación Para instalar el software PkSim, bajo sesión de administrador local, hacer doble clic sobre el software instalador InsPkSim-X.Y.Z.exe y seguir las instrucciones de instalación. Como resultado de la ejecución del software instalador se generan los siguientes elementos: Un directorio c:\pkdata usado por el software PkSim para salvar datos de monitorizaciones y configuración Precaución: El funcionamiento correcto del software requiere la existencia del directorio c:\pkdata. La eliminación accidental de este directorio provocará la pérdida de los datos de las simulaciones. Un directorio con el archivo ejecutable del software PkSim y los archivos con las DLLs necesarias Un icono PkSim en el escritorio Un grupo PkSim en la lista Programas de la barra de Inicio de Windows. Instalación del archivo de licencia El software PkSim requiere del archivo de licencia pksim.lic suministrado por el fabricante. Después de instalar el software PkSim, copiar el archivo pksim.lic al directorio c:\pkdata. Inicio y terminación del software Para iniciar el software PkSim seguir estos pasos: 1. Insertar la llave hardware en un conector USB Página 9 de 31
10 2. Hacer doble clic sobre el icono PkSim en el Escritorio. Para terminar el software PkSim seguir estos pasos: 1. Hacer clic en el botón [Menú] 2. Hacer clic en Cerrar programa y luego hacer clic en Aceptar. Configuración de las dimensiones de la pantalla La primera vez que se inicia el software PkSim tras la instalación, se muestra en pantalla el diálogo Dimensiones de la pantalla (ver Figura 1). Ingresar las dimensiones de la pantalla (en mm) y hacer clic en Aceptar. Figura 1 Página 10 de 31
11 USO DEL SOFTWARE Precaución: Leer esta sección previo a utilizar el software. Esta sección contiene instrucciones para usar el software PkSim. Incluye: Inicio de la simulación La pantalla de simulación El menú La velocidad de simulación Teclas de acceso rápido Terminando la simulación Inicio de la simulación Para iniciar la simulación seguir los siguientes pasos: 1. Hacer clic en el botón [Inicio/fin simulación] 2. En la ventana Datos del paciente (Figura 2) completar los datos del paciente y luego hacer clic en Aceptar. Nota: La simulación requiere el peso, la altura, la edad y el sexo del paciente. Página 11 de 31
12 Figura 2 La pantalla de simulación La pantalla de simulación (Figura 3) incluye tres ventanas: La ventana de resultados La ventana de dosis La barra de herramientas. Figura 3 Página 12 de 31
13 Cada ventana se puede desplazar independientemente de las otras. Para desplazar una ventana seguir los siguientes pasos: 1. Situar el ratón encima de la ventana y hacer clic con el botón izquierdo del ratón 2. Desplazar la ventana manteniendo el botón izquierdo del ratón oprimido 3. Cuando la ventana alcanza su posición final, liberar el botón izquierdo del ratón. La ventana de resultados La ventana de resultados se muestra en la Figura 4. Figura 4. La ventana de resultados tiene tamaño aproximado 14 cm x 4 cm. Se divide en cuatro zonas: la zona de valores instantáneos de las concentraciones estimadas, la zona de datos identificatorios de la simulación, la zona de gráficos y la zona de botones. Página 13 de 31
14 La zona de valores instantáneos de las concentraciones estimadas se encuentra arriba a la izquierda. Incluye los rectángulos titulados Propofol (ug/ml) y Remi (ng/ml). Se actualiza cada 5 s. El rectángulo Propofol (ug/ml) muestra la concentración en sangre estimada de Propofol en ug/ml, a la izquierda, y la proyección de esta concentración después de 12 min a la derecha. El rectángulo Remi (ng/ml) muestra la concentración en sangre estimada de Remifentanil en ng/ml, a la izquierda, y la proyección de esta concentración después de 12 min a la derecha. La zona de datos de la simulación se encuentra arriba a la derecha. Incluye los rectángulos titulados Paciente y Objetivo. El rectángulo titulado Paciente muestra el par de números que identifican la simulación: un número de serie de 4 dígitos único por cada llave hardware PkSim, y un número de simulación de 5 dígitos. El rectángulo Objetivo muestra el valor deseado de concentración de Remifentanil y el valor deseado de concentración de Propofol. La zona de gráficos incluye el gráfico de histórico, abajo a la izquierda, y el gráfico de valor actual y valor deseado de concentraciones, al centro. El gráfico de histórico muestra la evolución de la concentración en sangre estimada de Propofol y de Remifentanil en función del tiempo. Se actualiza cada 5 s. El valor actual de la concentración de Propofol se indica con un cursor gris. El eje vertical indica la concentración de Propofol y Remifentanil en unidades de ug/ml y ng/ml, respectivamente. La resolución vertical se configura por menú a uno de los siguientes valores: 2, 3, 6 o 12 unidades por división. La resolución horizontal es 10 min por división. El gráfico de valor actual (Figura 5) y valor deseado de concentraciones muestra: El par formado por el valor actual de concentración de Remifentanil y el valor actual de concentración de Propofol, con un cuadrado verde Página 14 de 31
15 El par formado por el valor deseado de concentración de Remifentanil y el valor deseado de concentración de Propofol en mantenimiento, con una cruz doble blanca La máxima concentración plasmática de Propofol tras el bolo inicial, con una cruz doble amarilla La curva de trayectoria del par formado por la concentración de Remifentanil y la concentración de Propofol si se suministra la secuencia de dosis indicadas por el programa, en trazo punteado verde. El eje vertical indica la concentración de Propofol en ug/ml, y el eje horizontal indica la concentración de Remifentanil en ng/ml. La resolución vertical se configura por menú a uno de los siguientes: 2, 3, 6 o 12 ug/ml por división. La resolución horizontal es 1 ng/ml por división. Figura 5 El valor deseado de concentraciones en mantenimiento se puede modificar haciendo clic izquierdo con el cursor sobre la cruz doble blanca, y luego moviendo el ratón manteniendo el botón izquierdo activo. Página 15 de 31
16 La máxima concentración plasmática de Propofol tras el bolo inicial se puede modificar haciendo clic izquierdo con el cursor sobre la cruz doble amarilla, y luego moviendo el ratón manteniendo el botón izquierdo activo. El gráfico de valor actual y valor deseado de concentraciones muestra también tres curvas tentativas que definen las concentraciones estimadas de Propofol y Remifentanil a las que respectivamente el 90%, 50% y 25% de los pacientes no reaccionan frente a estímulos dolorosos (Figura 5). Estas curvas son tentativas y pueden ser editadas (ver sección El menú ). La zona de botones se encuentra abajo a la derecha. Incluye el botón [Menú], el botón [Inicio/fin simulación] y el botón [Minimizar]. La ventana de dosis La ventana de dosis (Figura 6) incluye los rectángulos titulados Bolo Propofol (arriba) Infusión Propofol (al centro) e Infusión de Remi (abajo). Cada rectángulo tiene un botón de actualización asociado (Figura 6). Figura 6 El rectángulo titulado Bolo Propofol muestra la dosis sugerida de Propofol por bolo según la configuración TCI. El valor se muestra en rojo desde el inicio de la simulación hasta que se ingresa el primer valor de bolo de Propofol o hasta que se hace clic en el botón de actualización asociado. Página 16 de 31
17 El rectángulo titulado Infusión Propofol muestra la dosis de infusión de Propofol sugerida para alcanzar la concentración en sangre estimada deseada de Propofol, según la configuración TCI. La dosis sugerida se muestra en color rojo si es distinta de la dosis de infusión de Propofol suministrada, o en color amarillo si es igual. Para actualizar la dosis suministrada a la dosis sugerida, hacer clic en el botón de actualización asociado cuando la dosis sugerida se muestra en color rojo. El rectángulo titulado Infusión Remi muestra la dosis de infusión de Remifentanil sugerida para alcanzar la concentración en sangre estimada deseada de Remifentanil, según la configuración TCI. La dosis sugerida se muestra en color rojo si es distinta de la dosis de infusión de Remifentanil suministrada, o en color amarillo si es igual. Para actualizar la dosis suministrada a la dosis sugerida, hacer clic en el botón de actualización asociado cuando la dosis sugerida se muestra en color rojo. La barra de herramientas La barra de herramientas (Figura 7) incluye botones que permiten ejecutar distintas funciones: Figura 7 P : activa la pantalla Ingrese dosis de Propofol (Figura 8), que permite ingresar la dosis de Propofol suministrada por bolo (en mg/kg o mg) y/o por infusión (en mg/kg/h o mg/h). Página 17 de 31
18 Figura 8 R : activa la pantalla Ingrese dosis de Remifentanil (Figura 9), que permite ingresar la dosis de Remifentanil suministrada por infusión (en ug/kg/min o ug/min). Figura 9 El menú Para activar el menú desplegable hacer clic en el botón [Menú]. Los ítems del menú permiten ejecutar distintas funciones. Fuera de tiempo de simulación, las funciones de menú son las siguientes (Figura 10): Página 18 de 31
19 Figura 10 Configuración: activa la pantalla Configuración Editar BD: activa la pantalla Edición de BD Acerca de...: muestra el número de versión del software y datos del fabricante Cancelar: cierra el menú Cerrar programa: termina la ejecución del software. En tiempo de simulación, las funciones de menú son las siguientes (Figura 11): Figura 11 Farmacocinética: incluye el ítem Cambiar modelo... que activa la pantalla Selección de modelo farmacocinético, y el ítem Detalles que activa la pantalla Parámetros farmacocinéticos Configuración: activa la pantalla Configuración Página 19 de 31
20 Registrar a BD: activa la pantalla Agregar a base de datos Datos del paciente... : activa la pantalla Datos del paciente Acerca de...: muestra el número de versión del software y datos del fabricante Cancelar: cierra el menú Cerrar programa: termina la ejecución del software. La pantalla Configuración Figura 12 La pantalla Configuración (Figura 12) incluye las siguientes opciones: Amplitud Tendencia Farmacocinética: la resolución vertical del gráfico de histórico. Puede ser x1 (12 unidades por división), x2 (6 unidades por división), x4 (3 unidades por división), x6 (2 unidades por división) Flujo Máximo de infusión de la bomba, en (ml/h): determina la velocidad de infusión en caso de suministro de dosis por bolo. Si se define 0, el programa considera un valor por defecto predeterminado. Página 20 de 31
21 La pantalla Edición de BD Figura 13 La pantalla Edición de BD permite: Visualizar los estados registrados en la base de datos como puntos en un gráfico de concentración de Propofol (en ug/ml) en función de concentración de Remifentanil (en ng/ml). Un punto rojo indica un estado registrado como Inconsciente y un punto verde indica un estado registrado como Reactivo. Para ver los parámetros registrados en un estado determinado (ver La pantalla Agregar a base de datos ), hacer doble clic sobre el punto correspondiente; el color del punto seleccionado cambia a blanco y los parámetros registrados se muestran en el cuadro Selección Editar las curvas tentativas que definen las concentraciones estimadas de Propofol y Remifentanil a las que respectivamente el 90%, 50% y 25% de los pacientes no reaccionan frente a estímulos dolorosos. Hacer clic en el ítem de menú Edición y luego seleccionar respectivamente Editar Página 21 de 31
22 Frontera Anestesia Profunda, Editar Frontera Anestesia Media o Editar Frontera Anestesia Liviana. La curva editada puede ser modificada haciendo clic izquierdo sobre cualquier punto de la curva y luego arrastrando el ratón a la posición deseada. Una vez terminada la edición de la curva, para guardar los cambios hacer clic en el ítem de Menú Edición, luego hacer clic en Salir de modo edición de frontera y luego hacer clic en Aceptar. La pantalla Selección de modelo farmacocinético Figura 14 La pantalla Selección de modelo farmacocinético (Figura 14) permite seleccionar los modelos farmacocinéticos usados para la simulación. Selecciones posibles para el Propofol: Kataria Marsh Schnider. Selecciones posibles para el Remifentanil: Minto. El programa guarda el histórico de dosis suministradas desde el inicio de la simulación. La modificación de un modelo farmacocinético causa el recálculo Página 22 de 31
23 completo del gráfico de histórico de las concentraciones estimadas desde el inicio de la simulación. La pantalla Parámetros farmacocinéticos La pantalla Parámetros farmacocinéticos (Figura 15) contiene dos pestañas denominadas Propofol y Remifentanil. Figura 15 La pestaña Propofol muestra los parámetros del modelo farmacocinético de Propofol. La pestaña Remifentanil muestra los parámetros del modelo farmacocinético de Remifentanil. Página 23 de 31
24 La pantalla Agregar a base de datos La pantalla Registrar a base de datos (Figura 16) permite registrar un estado a la base de datos. Figura 16 La pantalla permite registrar los siguientes parámetros asociados al estado: Valor instantáneo NINDEX: índice de profundidad anestésica Reactividad: paciente inconsciente o reactivo Parámetros hemodinámicos: frecuencia cardíaca (en ppm), presión arterial mínima (en mmhg) y presión arterial máxima (en mmhg). Cada estado registrado a la base de datos se compone de los siguientes parámetros: Identificación de la simulación (ver sección La pantalla de simulación ) Datos del paciente: sexo, peso, altura y edad Minuto (desde el inicio de la simulación) en que se realiza el registro Valor instantáneo NINDEX Reactividad del paciente: inconsciente o reactivo Página 24 de 31
25 Parámetros hemodinámicos: frecuencia cardíaca, presión arterial mínima y presión arterial máxima Concentración estimada de Propofol en el instante que se realiza el registro Concentración estimada de Remifentanil en el instante que se realiza el registro. La pantalla Datos del paciente Figura 17 La pantalla Datos del paciente muestra los datos del paciente ingresados al inicio de la simulación. La velocidad de simulación Cada vez que se inicia la simulación, la misma se realiza a tiempo real y el control de velocidad de simulación está bloqueado. La pulsación simultánea de las teclas CTRL y V causa el desbloqueo del control de la velocidad de simulación. Una vez realizado el desbloqueo de la velocidad de simulación, la pulsación de la tecla duplica la velocidad de simulación, mientras que la pulsación de la tecla devuelve la velocidad de simulación a tiempo real. Página 25 de 31
26 Teclas de acceso rápido El software PkSim permite acceso a funciones pulsando teclas del teclado. Se dispone de las siguientes funciones: Tecla P : activa la pantalla Ingrese dosis de Propofol (ver la sección La pantalla de simulación ) Tecla R : activa la pantalla Ingrese dosis de Remifentanil (ver la sección La pantalla de simulación ) Tecla B : activa la pantalla Agregar a base de datos (ver la sección El menú ) Teclas CTRL y V simultáneamente: desbloquea el control de velocidad de simulación (ver La velocidad de simulación ) Tecla : si el control de velocidad está desbloqueado, duplica la velocidad de simulación (ver La velocidad de simulación ) Tecla : si el control de velocidad está desbloqueado, devuelve la velocidad de simulación a tiempo real (ver La velocidad de simulación ). Terminando la simulación Para terminar la simulación accionar el botón [Inicio/fin simulación] luego hacer clic en Aceptar. y Página 26 de 31
27 FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE Precaución: Leer esta sección previo a utilizar el software. Esta sección describe los conceptos básicos de funcionamiento del software PkSim. Incluye: Estimación de la concentración en sangre de Propofol y Remifentanil TCI Escritura de datos a disco Estimación de la concentración en sangre de Propofol y Remifentanil El software PkSim determina continuamente los siguientes valores: Valor actual de la estimación de la concentración en sangre de Propofol Proyección de la estimación de la concentración en sangre de Propofol después de 12 minutos Valor actual de la estimación de la concentración en sangre de Remifentanil Proyección de la estimación de la concentración en sangre de Remifentanil después de 12 minutos. Estos cálculos dependen del modelo farmacocinético seleccionado y de los datos del paciente. Modelo farmacocinético de Propofol El software selecciona automáticamente el modelo farmacocinético de Propofol al inicio de la simulación, por el siguiente criterio: Si el peso del paciente es mayor o igual a 35 kg, selecciona el modelo Marsh Página 27 de 31
28 Si el peso del paciente es menor que 35 kg, selecciona el modelo Kataria. El modelo farmacocinético de Propofol se puede modificar por el Menú en cualquier instante de la simulación. Si el modelo farmacocinético de Propofol seleccionado es el Kataria y los datos del paciente son tales que el coeficiente V2 es menor que 0, el software recalcula los coeficientes sobre la base de un paciente un año mayor y peso tal que V2 resulta mayor que 0. Modelo farmacocinético del Remifentanil Para el cálculo de la estimación de la concentración en sangre de Remifentanil, el software usa el modelo farmacocinético de Minto. TCI El software PkSim calcula continuamente las dosis de Propofol y Remifentanil necesarias para alcanzar la concentración en sangre estimada deseada. Las dosis calculadas se muestran en la ventana de dosis (ver sección La pantalla de simulación del capítulo USO DEL SOFTWARE ). Parámetros definidos por el usuario El usuario define los siguientes parámetros en el el gráfico de valor actual y valor deseado de concentraciones (ver sección La ventana de resultados ): Máxima concentración plasmática de Propofol tras bolo inicial [ug/ml] Concentración plasmática de Propofol [ug/ml] y concentración plasmática de Remifentanil [ng/ml] deseada en mantenimiento. Determinación de las dosis de Propofol y Remifentanil El software determina las dosis de Propofol y Remifentanil según la siguiente secuencia: Página 28 de 31
29 1. Inducción inicial: el software determina la máxima dosis por bolo de Propofol tal que la estimación de la concentración en sangre de Propofol no supera el valor Máxima concentración plasmática tras bolo inicial 2. Etapa de mantenimiento: el software calcula continuamente la dosis de infusión de Propofol y Remifentanil tal que las estimación de la concentración en sangre alcanza y se mantiene en el valor deseado. La dosis de infusión se actualiza cada 5 minutos o cada vez que se modifica la concentración plasmática deseada. Resolución del cálculo de las dosis de Propofol y Remifentanil La dosis de Propofol por bolo se calcula con resolución 0,5 mg/kg La dosis de infusión de Propofol se calcula con resolución 1 mg/kg/h La dosis de infusión de Remifentanil se calcula con resolución 0,25 ug/kg/min. Escritura de datos a disco Datos de la simulación Los datos de la simulación XXXX-YYYYY (ver sección La pantalla de simulación del capítulo USO DEL SOFTWARE ) se almacenan en el directorio c:\pkdata\pacientexxxx-yyyyy. Características de la escritura de datos de la simulación a disco: Datos salvados: dosis por bolo de Propofol, infusión de Propofol, infusión de Remifentanil, valor actual de la estimación de la concentración en sangre de Propofol, valor actual de la estimación de la concentración en sangre de Remifentanil, hora y fecha de inicio de la simulación, datos del paciente, cambios de los valores en el protocolo de TCI Período de almacenamiento a disco: 5 s. Página 29 de 31
30 Base de datos La base de datos del software PkSim se guarda en el archivo c:\pkdata\pkdatadb.txt. Configuración Los datos de configuración del software PkSim se guardan en el registro de Windows, en la clave HKEY_CURRENT_USER\Software\Controles\PkSim. Administración del espacio de disco Precaución: El software no realiza ningún control del tamaño de la carpeta en la que se almacenan los datos de las simulaciones. Página 30 de 31
31 ACTUALIZACION DEL SOFTWARE Para actualizar el software PkSim seguir estos pasos: 1. Contactar al fabricante para obtener el instalador de la actualización (por información de contacto ver el pié de la primer página de este manual 2. Ejecutar el instalador de la actualización y seguir instrucciones. Página 31 de 31

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución