Source: http://docplayer.es/1819691-Catalogo-de-instrumentos-para-procesos-2009.html
Timestamp: 2016-10-20 21:42:16+00:00

Document:
⭐Catálogo de instrumentos para procesos 2009
Catálogo de instrumentos para procesos 2009
Download "Catálogo de instrumentos para procesos 2009"
Ana María Ponce Ríos
1 COMUNÍQUESE HOY PARA OBTENER UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA! La fórmula para análisis de agua. Catálogo de instrumentos para procesos 2009 Oxígeno disuelto (OD): Sonda de oxígeno disuelto luminiscente (LDO ) Página 10 Nutrientes: Sensor de amonio NH4D sc Página 8 Nivel de lodo: Sonda SONATAX sc Página 15 Sodio: Analizador de un solo canal 9245 Página 16 Control de agua de origen: Panel Página 16 Turbiedad: Sensor UltraTurb plus sc y turbidímetro Surface Scatter 7 sc Páginas 17-182 La fórmula para análisis de agua. Productos. Asistencia. Conocimiento especializado. Hach ofrece la solución adecuada para su aplicación específica, ya sea que se trate de agua potable o residual, control de procesos o análisis de campo. Con más de 60 años de experiencia en el suministro de las soluciones adecuadas y la mayor cantidad de métodos aprobados, Hach es su socio confiable en materia de análisis de agua. Instrumentos innovadores para procesos Soluciones de laboratorio integradas Productos químicos completos Asistencia de expertos Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local. Para encontrar a su distribuidor más cercano, llame al o visite No deje de visitar nuestro NUEVO sitio Web para Latinoamérica:3 Conocimiento especializado en aguas residuales municipales Obtenga la solución adecuada para su aplicación específica, ya sea que se trate de ahorro energético, manejo de sólidos o control de su efluente. Herramientas Hach de análisis de agua para aguas residuales municipales Parámetros Sistema de captación Influente Clarificador principal Aireación Clarificador secundario Alcalinidad Amoníaco DBO Cloro DQO Conductividad Oxígeno disuelto (OD) E. Coli Coliformes fecales Flujo Dureza Metales Nitrato Nitrito Nitrógeno Materia orgánica ORP Ozono ph Fosfato Fósforo Sólidos suspendidos Turbiedad Tratamiento terciario Desinfección Eliminación de nutrientes Digestor Lodo Efluente Sensores e instrumentos en línea Instrumentos de campo y de laboratorio Kits de prueba El diferencial de Hach EATMENT AND ADVANCED TREATMEN GRIT PRIMARY CLARIFIER BIOLOGICAL & CHEMICAL TREATMENT SECO CLAR RAS Para obtener más información acerca de los productos de Hach para cada etapa de su proceso, visite: ANAEROBIC DIGESTER BIOSOLIDS PROCESSING THICKENIN 34 Conocimiento especializado en agua potable El diferencial de Hach Asóciese a Hach para mantenerse en conformidad con la regulación cambiante. Herramientas Hach de análisis de agua para agua potable Parámetros Influente/ agua de origen Eliminación de sólidos Influente de filtro Efluente de membrana/ filtro Alcalinidad, P y T Aluminio Amoníaco Cloro Conductividad Cobre Oxígeno disuelto (OD) Fluoruro Dureza, T y Ca Hierro Manganeso Monocloramina Nitrato Materia orgánica (UV254) ORP Ozono Conteo de partículas ph Fosfato Lodo Sulfato Sólidos suspendidos TOC Turbiedad Cuenca de reserva Agua terminada Sistema de distribución Instrumentos en línea Instrumentos de laboratorio y de campo Kits de prueba Para obtener más información acerca de los productos de Hach para cada etapa de su proceso, visite: 45 Conocimiento especializado en aguas residuales industriales Reduzca sus costos en energía y productos químicos con los componentes esenciales para su aplicación de aguas residuales específica. Herramientas Hach de análisis de agua para aplicaciones industriales Parámetros Alcalinidad Amoníaco DBO DQO Cloruro Cloro Dióxido de cloro Conductividad Cobre Oxígeno disuelto (OD) Medidores de flujo y muestreadores automáticos Sensores y analizadores en línea Instrumentos de laboratorio y de campo Kits de prueba o tiras reactivas Productos químicos, reactivos y medios Dureza Hierro Plomo Materiales para análisis microbiológico Molibdato Herramientas Hach de análisis de agua para aplicaciones industriales Parámetros Monocloramina Nitrato Nitrito Nitrógeno Materia orgánica (UV-254) Ozono ph/orp Depuradores de oxígeno Fósforo Sílice Sodio Sulfatos TOC Turbiedad y sólidos suspendidos Y muchos más Sensores y analizadores en línea Instrumentos de laboratorio y de campo Kits de prueba o tiras reactivas Productos químicos, reactivos y medios El diferencial de Hach Para obtener más información acerca de los productos de Hach para cada etapa de su proceso, visite: 56 Conocimiento especializado en agua de calderas y agua para enfriamiento El diferencial de Hach Combine un control confiable con el conocimiento especializado de Hach en aplicaciones, servicio y capacitación, y podrá confiar totalmente en el hecho de tener las herramientas y los recursos adecuados para proteger su equipo de la incrustación y la corrosión. Herramientas de análisis de agua de Hach para generación de energía Parámetros Tratamiento de agua Agua de alimentación Agua de calderas Condensación de vapor Depuración de condensación Agua para enfriamiento Tratamiento de aguas residuales Sensores y analizadores en línea Instrumentos de campo y de laboratorio Kits de prueba Alcalinidad Amoníaco Cloruro (Cl) Cloro (Cl 2 ) Conductividad/ Sólidos disueltos totales Oxígeno disuelto (OD) Dureza, calcio (Ca 2+ / Mg 2+ ) Hidrazina (N 2 H 4 ), depuradores de oxígeno, agentes reductores Hierro (Fe) Molibdato ph y ORP Fosfato (PO 4 ) Sílice (SiO 2 ) Sodio (Na + ) Carbón orgánico total (TOC) Turbiedad, sólidos suspendidos CONDENSER TURBINE TU Para obtener más información acerca de los productos de Hach para cada etapa de su proceso, visite: COOLING TOWER 67 Familia de sensores digitales de Hach La familia de sensores/analizadores digitales de Hach, combinados con los controladores digitales sc100 y sc1000 de Hach, le brindan una medición confiable y precisa para una amplia variedad de parámetros. Los controladores digitales sc100 y sc1000 son compatibles con los sensores/analizadores digitales para la medición de los siguientes parámetros: Amonio Oxígeno disuelto (OD) Ozono Sólidos suspendidos Cloro, libre Dióxido de cloro Conductividad Oxígeno disuelto luminiscente (LDO) Nitrato ph /ORP Fosfato Nivel de lodo Turbiedad Absorbencia UV El controlador sc1000 acepta hasta 8 sensores. El controlador sc100 acepta hasta 2 sensores. Transmisor analógico si792 de 2 hilos ph/orp, conductividad por contacto y conductividad inductiva disponibles para aplicaciones peligrosas (EX). 78 Amoníaco: Analizador AMTAX sc Amplio rango de medición para una variedad de aplicaciones de aguas residuales. El Analizador de amoníaco AMTAX sc de Hach mide concentraciones de NH 4 -N de tan sólo 0.05 mg/l y de hasta 1,000 mg/l. Con un tiempo de respuesta rápido de sólo 5 minutos, mejora el control del proceso de remoción de nutrientes. Éste no es un sistema de caja cerrada : usted obtiene mediciones transparentes, de alta calidad, para lograr valores confiables. Tiempo de respuesta de 5 minutos, incluye la preparación de muestras Fácil instalación en el punto de medición Controlador sc1000 listo para conectar y usar Bajo mantenimiento Sonda de filtro Filterprobe sc opcional disponible para filtro de membrana in situ Analizador de amoníaco AMTAX sc 0.05 a 20 mg/l, 115 vca; incluye sonda de filtro con manguera calentada de 5 m Analizador de amoníaco AMTAX sc 1 a 100 mg/l, 115 vca; incluye sonda de filtro con manguera calentada de 5 m Analizador de amoníaco AMTAX sc 10 a 1,000 mg/l, 115 vca; incluye sonda de filtro con manguera calentada de 5 m Para la versión de dos canales del Analizador de amoníaco AMTAX sc, comuníquese con su representante de Hach o llame al Para obtener más información, solicite la Publicación n Método de medición GSE (electrodo sensible al gas) con tapa de membrana roscada Rango bajo Rango medio Rango alto Rango de medición 0.05 a 20 mg/l 1 a 100 mg/l 10 a 1,000 mg/l (NH 4 -N) Límite de detección mínimo 0.05 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 3%, ±0.05 mg/l 3%, ±1.0 mg/l 4.5%, ±10 mg/l Reproducibilidad 2%, ±0.05 mg/l 2%, ±1.0 mg/l 2%, ±10 mg/l Amonio: Sensor NH4D sc Un sensor in situ, económico, para el análisis continuo de tendencias de los niveles de amonio. Diseñado para su uso en cuencas de aireación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con menos de 30% de residuo industrial In situ: no es necesario preparar muestras El cartucho compacto simplifica el mantenimiento Sistema de limpieza automática opcional La tecnología CARTRICAL, exclusiva de Hach, calibra cada electrodo individualmente y calibra los tres electrodos unos con otros. Esto da lugar a una reducción de las interferencias y a una mayor precisión. Método de medición Electrodos selectivos de iones para amonio y potasio con sensor de temperatura y electrodo de referencia phd Rango De 0.02 a 1,000 mg/l NH 4 -N 5% de valor medido ±0.2 mg/l (con solución estándar) Tiempo de respuesta Menos de 2 minutos (T90) Temperatura de muestra 0 a 40 C (32 a 104 F) Rango de ph de muestra: 5 a 9 Este sensor requiere un Controlador digital sc100 o sc1000 de Hach. No. de prod. Descripción LXV Sensor de amonio NH4D sc incluye cable integral de 10 m (32.8 pies) y un cartucho de sensor calibrado Kit de montaje en rieles LZY331 Unidad de limpieza Limpieza por chorro de aire de alta potencia Compresor, 115 vca Cartucho de sensor calibrado Cartucho de prueba Para obtener más información, solicite la Publicación n9 Cloro, libre y total: Analizador CL17 Análisis de cloro total y libre DPD colorimétrico, confiable Análisis de cloro independiente de ph, temperatura y flujo de muestra Funcionamiento autónomo hasta 30 días Químico DPD colorimétrico: rápido, confiable, económico Los analizadores incluyen un suministro de reactivos para un mes, kits de instalación y mantenimiento y un manual de instrucciones. El cable de alimentación debe pedirse por separado Analizador de cloro residual libre CL Analizador de cloro residual total CL Analizador de cloro residual libre CL17 con capacidad para red AquaTrend Analizador de cloro residual total CL17 con capacidad para red AquaTrend Kit de verificación de calibración Juego de reactivos, cloro, libre Juego de reactivos, cloro, total Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango de medición a 5 mg/l cloro libre o residual ±5% o ±0.035 mg/l, lo que sea mayor Tiempo de ciclo 2.5 minutos APROBADOS POR LA EPA Oxígeno disuelto (OD): Analizador G1100 Control de trazas de oxígeno en agua ultra pura. Primer sensor luminiscente para control de oxígeno a nivel de ppb de proceso Sin productos químicos, membranas ni electrolitos (servicio anual <5 minutos) Calibración in-situ totalmente automática Se adecua perfectamente a tratamiento oxigenado (OT) y tratamiento volátil (AVT), incluyendo plantas con trabajo en turnos: los niveles de oxígeno no afectan los intervalos de servicio 41G1-W400 Analizador de oxígeno luminiscente Orbisphere de Hach-montaje en pared Entrada de muestra de 1/4 pulgada (6.4 mm), vca, salida analógica de 3 x 0/4-20 ma, RS485 41G1-P400 Analizador de oxígeno luminiscente Orbisphere de Hach-montaje en panel Entrada de muestra de 1/4 pulgada (6.4 mm), vca, salida analógica de 3 x 0/4-20 ma, RS485 Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango de medición 0 a 20,000 ppb Repetibilidad ± 1 ppb + 2% en el rango 0 a 600 ppb Reproducibilidad ± 2 ppb + 2.5% en el rango 0 a 600 ppb Límite de detección 0 ppb ± 2 ppb Resolución de pantalla 1 ppb Temperatura ambiente -5 a 50 C (23 a 122 F) Temperatura de muestra 5 a 45 C (41 a 113 F) Tasa de flujo/presión de muestra 1 a 4 bar abs (14.5 a 58 psig) 50 a 500 ml/min 910 Oxígeno disuelto (OD): sonda LDO de Hach Novedosa tecnología luminiscente. Celda de flujo LDO No es necesario reemplazar membranas No requiere calibración durante un año Frecuencia de limpieza reducida y mantenimiento sencillo del 99% Controladores digitales sc100 y sc1000 listos para conectar y usar Sin tiempo de polarización (sin electrodos) Sin contaminación por H2S, metales pesados y otras sustancias químicas del agua residual Garantía de sonda de tres años Garantía de sensor de un año La EPA ha recomendado el Método LDO de Hach para control de conformidad. La novedosa tecnología para LDO de Hach ha sido aprobada en numerosos estados en todo EE. UU. para la medición y el informe de oxígeno disuelto. Visite para ver más información. Cómo funciona el oxígeno disuelto luminiscente? El sensor LDO de HACH está cubierto con un material luminiscente. Se transmite una luz azul de un LED a la superficie del sensor. La luz azul estimula el material luminscente. A medida que el material se relaja, emite una luz roja. Se mide el tiempo transcurrido entre el momento en que se envió la luz azul y el momento en que se emitió la luz roja. Cuanto más oxígeno presente hay, menor es el tiempo que tarda en emitirse la luz roja. El tiempo se mide y se correlaciona con la concentración de oxígeno. Entre las emisiones de luz azul se emite una luz roja de un LED sobre el sensor y se usa como referencia interna Sonda de oxígeno disuelto LDO de Hach Sonda LDO Clase I, Div 2 de HACH Kit de cabezal de chorro de aire LDO Sistema de limpieza por chorro de aire, 115 V Sistema de limpieza por chorro de aire, 230 V Sistema de limpieza por chorro de aire de alta potencia, 115 V Sistema de limpieza por chorro de aire de alta potencia, 230 V Celda de flujo LDO Para obtener más información, solicite la Publicación n CUMPLE CON LAS NORMAS DE LA EPA Cabezal de chorro de aire nuevo mejorado Rango de medición 0 a 20.0 ppm, 0 a 20.0 mg/l, 0 a 200% de saturación Medición Debajo de 1 ppm: ± 0.1 ppm; Más de 1 ppm: ±0.2 ppm Temperatura ±0.2 C Tiempo de respuesta a 20ºC Hasta 90% en menos de 40 segundos Hasta 95% en menos de 60 segundos 1011 Control de distribución: Panel de agua WDMPsc Conozca la aptitud de su sistema de distribución de agua. La herramienta correcta para establecer la línea de base de calidad de agua de su sistema de distribución Instrumentos comprobados en el campo con los que puede contar El panel en línea para parámetros múltiples incluye ph, conductividad, cloro (libre o total) y turbiedad; parámetro adicional opcional El sistema flexible se puede optimizar con Sistema activador de control de eventos, analizador TOC en línea, muestreador automático y sonda ORP Acoples de entrada y salida de muestra y electricidad para una instalación inmediata y cómoda WDMP sc Incluye: sc1000 con módulo de sonda Modbus; módulo de pantalla sc1000; reguladores de calibración de ph; solución de referencia de conductividad 1,000 µs/cm, 100 ml, cantidad 3; StablCAL 20 NTU, 1L para turbiedad; juego de reactivos para cloro libre; juego de reactivos para cloro total; ácido sulfúrico,19.2 N, 100 ml MDB (para limpieza de CL17); kit de puesta en marcha de CL17 y tuberías de entrada y drenaje de 10 pies cada una, sujetador de manguera, vaso de precipitados y manuales WDMP sc Igual que producto número arriba, dentro de un gabinete NEMA 4X Kit de puesta en marcha WDMP sc Incluido con el producto número Se puede pedir por separado si se requieren kits adicionales. Incluye: reactivos, calibraciones, estándares y accesorios para CL17 Para obtener más información, solicite la Publicación n Maximice su tiempo de ciclo de suavizante y minimice el costo de regeneración Bajo mantenimiento: funciona de manera autónoma durante dos meses Bajo consumo de reactivos Reforzado, liviano y autónomo Funciona de manera autónoma durante dos meses Señala inmediatamente aparición de dureza para activar la regeneración Torna más eficiente y menos costoso su sistema de suavizado de agua Confiable, simple y preciso: con calibración automática Monitoreo continuo en tiempo real No. de prod. Punto de disparo de alarma mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango Niveles de dureza: seleccionar modelo para punto de referencia 0.3, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ppm (expresado en mg/l CaCO 3 ) ± 25% del valor de punto de referencia Dureza: Monitor SP 510 Repetibilidad ± 10% del valor de punto de referencia en rangos de mg/l ± 4% del valor de punto de referencia en rangos de mg/l Tiempo de ciclo 2.0 minutos (60 Hz) o 2.3 minutos (50 Hz), seleccionable 1112 Molibdato: Analizador MO42 Análisis de molibdato confiable y económico. Utiliza análisis químicos de catecol rápidos, confiables y económicos No necesita mucho mantenimiento y requiere un uso mínimo de reactivos, lo que redunda en bajos costos operativos Control de bomba de alimentación manual o automático El instrumento realiza autodiagnósticos en cada ciclo y emitirá advertencias o alarmas cuando detecte una anomalía, lo que simplifica la solución de problemas Alternativa efectiva en costo para tomar muestras y hacer análisis de laboratorio Los Analizadores de molibdato MO42 de Hach incluyen un suministro de reactivos para un mes, kit de mantenimiento, kit de instalación y manual para el usuario Analizador de molibdato MO42 de Hach Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango 0 a 5 mg/l como Mo 6+ ±5% o ±0.05 mg/l como Mo 6+, lo que sea mayor ±3% o 0.03 mg/l como Mo 6+, lo que sea mayor Límite de detección mínimo 0.03 mg/l Tiempo de ciclo 2.5 minutos Temperatura de funcionamiento 5 a 40 C (41 a 104 F) Nitrato: Sensores UV NITRATAX sc Análisis UV: la alternativa libre de reactivos Método de absorción UV: demostrado, continuo y preciso Elimina reactivos, muestreos y acondicionamiento de muestras Sensor de autolimpieza utilizando un limpiador incorporado Calibración de fábrica para toda la vida Controladores digitales con todas las funciones sc100 o sc1000 listos para conectar y usar No. de prod. Descripción SISTEMAS DE ANALIZADOR DE NITRATO UV NITRATAX sc El Sistema NITRATAX plus sc incluye un sensor con un camino optico de 2 mm, piezas de montaje y controlador sc El Sistema NITRATAX plus sc incluye un sensor de recipiente de flujo con un camino optico de 2 mm, piezas de montaje y controlador sc El Sistema NITRATAX eco sc incluye un sensor con un camino optico de 1 mm, pieza de montaje y controlador sc El Sistema NITRATAX clear sc incluye un sensor con un camino optico de 5 mm, piezas de montaje y controlador sc El Sistema NITRATAX clear sc incluye un sensor de recipiente de flujo con un camino optico de 5 mm, piezas de montaje y controlador sc100. SENSORES DE NITRATO UV INDIVIDUALES NITRATAX sc Todos los sensores vienen equipados con un cable de 10 m. LXV Sensor NITRATAX plus sc, camino optico de 1 mm LXV Sensor NITRATAX plus sc, camino optico de 2 mm LXV Sensor NITRATAX plus sc, camino optico de 5 mm LXV Sensor NITRATAX clear sc, camino optico de 5 mm LXV Sensor NITRATAX eco sc, camino optico de 1 mm Para obtener más información, solicite la Publicación n NITRATAX plus sc NITRATAX eco sc NITRATAX clear sc Principio de medición Absorción UV libre de reactivos con técnica patentada de 2 haces (se aplica a todos) Camino optico/intervalo de medición 1, 2 y 5 mm 1 mm 5 mm Rango de medición NO 2+3 -N 0 a mg/l (1 mm) 0 a 20.0 mg/l (1 mm) 0.5 a 20.0 mg/l (5 mm) 0.1 a 50.0 mg/l (2 mm) 0.1 a 25.0 mg/l (5 mm) Límites de detección NO 3 -N 0.1 a 100 mg/l 1.0 a 20 mg/l 0.5 a 20 mg/l ± 3% de la media ± 0.5 ± 5% de la media ± 1.0 ± 5% de la media ± 0.5 Resolución 0.1 mg/l 0.5 mg/l 0.1 mg/l 1213 ph /ORP: Sensores diferenciales, 1-1/2 pulgada Sensores de ph y ORP diferenciales de LCP o Ryton encapsulados regenerables: ideales para aplicaciones difíciles. y confiabilidad sin precedentes con técnica de medición diferencial: tres electrodos en lugar de los dos normales en sensores de ph convencionales Mayor confiabilidad que da lugar a menos tiempo de inactividad y mantenimiento Transmisor de dos hilos o preamplificador incorporados Estilos de montaje versátiles Distancia de transmisión de 3,000 pies (914 m) También disponible con electrodos de vidrio plano No. de prod. Tipo Material del cuerpo Estilo del cuerpo Material del electrodo 6028P0 5 hilos LCP Convertible Vidrio de uso general 6028P1 5 hilos LCP Convertible Antimonio 6058P0 5 hilos LCP Montaje de unión Vidrio de uso general 6022P0 5 hilos Ryton Convertible Vidrio de uso general 6422P0 2 hilos Ryton Convertible Vidrio de uso general 6458P0 2 hilos LCP Montaje de unión Vidrio de uso general 6428P0 2 hilos LCP Convertible Vidrio de uso general 2028R0 5 hilos Ryton Convertible ORP platino 2028R1 5 hilos Ryton Convertible ORP oro 2058R0 5 hilos LCP Montaje de unión ORP platino Sensores adicionales disponibles: comuníquese con Hach para analizar cuál es el mejor sensor para su aplicación. Para obtener más información, visite: Rango de medición ph: 0 a 14 ph ORP: -2,000 a +2,000 mv Rango de temperatura -5 a 95 C (23 a 203 F) Presión máxima 100 psig Sensibilidad ph: < ph ORP: < 0.5 mv ph /ORP: Sistema de agua ultra pura 8362 sc Lo máximo en medición de ph/orp estable y precisa. Sistema completo para un funcionamiento simple y rápido. Electrodos de auto presurización Medición precisa de temperatura Construcción de acero inoxidable No. de prod. Descripción SISTEMAS DE SONDAS 8362 sc PARA PH/U ORP EN AGUAS ULTRA PURAS El sistema ph 8362 sc incluye sensor y cable de longitud de 7.6 m El sistema ORP 8362 sc incluye sensor y cable de longitud de 7.6 m Versión sin montaje disponible. Llame a Hach para obtener información sobre pedidos. Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango de ph -2 a 12 ph Rango de temperatura de funcionamiento 0 a 80 C (32 a 176 F) Rango de presión 0 a 4 bares (58 psi) Rango de ORP a mv Rango de presión 0 a 4 bares (58 psi) 1314 Fosfato: Analizador PHOSPHAX sc Mediciones precisas en un amplio rango de mediciones. Método de medición Método fotométrico que utiliza vanado-molidan Rango bajo Rango alto Rango de medición (PO 4 -P) 0.05 a 15 mg/l 1 a 50 mg/l Límite de detección mínimo 0.05 mg/l 1 mg/l 2%, ±0.05 mg/l 2%, ±1 mg/l Reproducibilidad 2%, ±0.05 mg/l 2%, ±1 mg/l Amplio límite de detección de 0.05 mg/l a 50 mg/l Costo de funcionamiento bajo con método de análisis comprobado Controlador sc1000 listo para conectar y usar Tiempo de respuesta rápido de 5 minutos, incluye preparación de muestras Instalación fácil en el punto de medición Sonda de filtro Filterprobe sc opcional disponible para filtro de membrana in situ Bajo mantenimiento No. de prod. Descripción Fosfato: Analizador Serie 5000 ANALIZADOR DE FOSFATO PHOSPHAX sc con Filterprobe sc Analizador de fosfato PHOSPHAX sc 0.05 a 15 mg/l, 115 vca; incluye sonda de filtro con manguera calentada de 5 m Analizador de fosfato PHOSPHAX sc 0.05 a 15 mg/l, 115 vca; incluye sonda de filtro con manguera calentada de 10 m Analizador de fosfato PHOSPHAX sc 1 a 50 mg/l, 115 vca; incluye sonda de filtro con manguera calentada de 5 m Analizador de fosfato PHOSPHAX sc 1 a 50 mg/l, 115 vca; incluye sonda de filtro con manguera calentada de 10 m Para la versión de dos canales del Analizador de fostato PHOSPHAX sc, comuníquese con su representante de Hach o llame al Para obtener más información, solicite la Publicación n Análisis de fosfato cómodo, confiable y económico. Mantenimiento bajo: el analizador incluye un funcionamiento autónomo confiable y autocalibración Disponible en modelos para fosfato de rango alto y bajo La alarma de falla de muestra apaga y reinicia automáticamente el analizador cuando se interrumpe el flujo de muestra Continuo auto-cero en cada análisis de muestra previene interferencias El autodiagnóstico alerta al operador con respecto a cualquier condición anormal en el instrumento Toma de muestras sin interrumpir el flujo normal de muestra Sistema de bajo consumo de reactivos y de suministro de reactivos presurizados que reducen los requisitos de mantenimiento Analizador de fosfato de bajo rango 120/240 vca Analizador de fosfato de alto rango 120/240 vca Juego de reactivos para fosfato de bajo rango Juego de reactivos para fosfato de alto rango Para obtener más información, solicite la Publicación n Analizador de fosfato de bajo rango Serie 5000 Analizador de fosfato de alto rango Serie 5000 Rango 0 a 5,000 µg/l como PO 4 0 a 50.0 mg/l como PO 4 ±4 µg/l ó ±4% de lectura, lo que sea mayor ±0.5 mg/l ó ±5% de lectura, lo que sea mayor Límite de detección mínimo Menos de 4 µg/l Menos de 0.2 mg/l ±1% de lectura ±0.5 mg/l ó ±5% de lectura (lo que sea mayor) Tiempo de respuesta de etapa 15 minutos 11 minutos Condiciones de funcionamiento 10 a 50 C, 5 a 95% de humedad sin condensado, adecuado para uso general, 5 a 50 C, 5 a 95% de humedad sin condensado, adecuado para uso general, ambientes limpios, de interior. (No adecuado para uso en exteriores) ambientes limpios, de interior. (No adecuado para uso en exteriores.) Requisitos de muestras Regulado a 5 ± 3 psig (34.5 ± 20.7 kpa). Regulado a 5 ± 3 psig (34.5 ± 20.7 kpa). Tasa de flujo entre 100 y 300 ml/minuto. Tasa de flujo entre 100 y 300 ml/minuto. Temperatura de muestra entre 10 y 50 C. Temperatura de muestra entre 5 y 50 C. 1415 Sílice: Analizador Serie 5000 El estándar de la industria en análisis de sílice. Sistema de bajo consumo de reactivos y de suministro de reactivos presurizados que reducen los requisitos de mantenimiento La alarma de falla de muestra apaga y reinicia automáticamente el analizador cuando se interrumpe el flujo de muestra Continuo auto-cero en cada análisis de muestra previene interferencias El autodiagnóstico alerta al operador con respecto a cualquier condición anormal en el instrumento Toma de muestras sin interrumpir el flujo normal de muestra Tres opciones de calibración, incluyendo autocalibración programable Analizador de sílice 120/240 vca Analizador de sílice con calentador de muestras de 120 vca Analizador de sílice con calentador de muestras de 240 vca Juego de reactivos para sílice Enfriador de muestras, acero inoxidable Fuente de alimentación, 12 vcd, 220 vca, 50Hz Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango 0.00 a 5,000 µg/l como SiO a 500 µg/l; ±1 µg/l o ±5% de la lectura, lo que sea mayor. 500 a 5,000 µg/l ±7% de la lectura Límite de detección mínimo 0.5 µg/l Tiempo de respuesta de etapa (depende de la temperatura de la muestra) 8.8 minutos para 30 a 50 C 15 minutos para 5 a 40 C Monitor de nivel de lodo de bajo mantenimiento ofrece una precisión superior. Para medición ultrasónica continua de nivel de capa de lodo Mantenimiento reducido con innovador diseño de limpiador superior con ajuste de frecuencia automático Sonda digitalizada, compensación de temperatura y sensor de posición que aseguran la confiabilidad Indicador de desempeño visual que mejora la resolución de problemas No. de prod. Descripción Nivel de lodo: Sonda SONATAX sc El sistema SONATAX sc incluye una sonda SONATAX sc, piezas de montaje pivotante y controlador estándar sc100 LZX Montaje de punto fijo para sonda (para montar la sonda en un lugar fijo) LZX Montaje pivotante para sonda (para montar la sonda en un armado pivotante para clarificadores con desescoriadores) LZX328 Paleta de limpiador para sonda, sólo de reemplazo, paq. de 5 Para obtener más información, solicite la Publicación n Principio de medición Medición ultrasónica Rango 0.2 a 12 m Resolución 0.03 m ±0.1 m (±0.33 pies) Temperatura de funcionamiento >0 a 50 C (>32 a 122 F) Las sondas SONATAX sc se pueden conectar a un controlador sc1000 o sc100. Exhibición gráfica del perfil de lodo disponible solamente con el controlador sc16 Sodio: Analizador de un solo canal 9245 Medición de sodio de bajo nivel en agua de alta pureza. Límite de detección de 0.01 ppb (0 a 10,000 ppb) 100 días entre cambios de reactivo La reactivación automática asegura un desempeño y un tiempo de respuesta óptimos; no se necesita decapante ácido. Operación y mantenimiento sencillos con calibración automática Analizador de sodio 9245 de Hach, incluye reactivos, conexiones con medidas estadounidenses y manual para el usuario Analizador de sodio 9245 con gabinete Analizador de sodio 9245, montaje en panel Analizador de sodio 9245 con opción de kit catiónico, montaje en panel Analizador de sodio 9245, con opción de kit catiónico, con gabinete Sólo disponible en EE.UU. y Canadá. Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango de medición 0 a 10,000 ppb, programable libremente 0 a 200 ppm con opción de kit catiónico ±0.1 ppb o ±5% de lectura, lo que sea mayor Aplicación catiónica: ±2 ppb o 5% de lectura, lo que sea mayor Repetibilidad < 0.02 ppb o 1.5% de lectura, lo que sea mayor, dentro de una variación de 10 C Límite de detección 0.01 ppb Tiempo de respuesta 180 segundos (t = 90%) Monitoreo de agua de entrada: Panel Controle continuamente la calidad de su agua de origen entrante. Anticípese a los cambios en el proceso de tratamiento que sean necesarios para reaccionar ante tormentas, florecimiento de algas, descargas industriales, derrames químicos, estratificación/desestratificación de cuerpos de agua, actividad de construcción, derrames de aguas residuales y otros eventos naturales o provocados por el hombre Mejore el control de procesos: haga los cambios necesarios en la cantidad de productos químicos antes de que el agua ingrese a la planta Mejore su tiempo de respuesta a los cambios en el agua entrante Mejore el sabor, el olor y otros problemas Pruebe hasta seis parámetros diferentes en un canal común, ahorrando espacio y esfuerzo Un controlador para todos los sensores Se puede actualizar el sistema con analizador de TOC o muestreo automático Comuníquese con su representante de ventas local de Hach para configurar un Panel de control de agua de origen para su aplicación. Para obtener más información, solicite la Publicación n Dimensiones 31" x 29" Dimensión de entrada 3/8 FNPT suministrado con conector de empalme rápido de tubería de 1/2 OD Dimensión de drenaje (salida) 3/4 FNPT suministrado con conector dentado de 3/4 Flujo requerido Hasta 4,000 ml/minuto Flujo mínimo requerido 900 ml/minuto Presión de muestra 20 80psig Energía vca para uso internacional Certificaciones Conformidad con UL/CSA/CE Montaje Pared o soporte Peso 29.4 kg Registro de datos aproximadamente 28 días; primero en entrar, primero en salir Las sondas tienen especificaciones de precisión. 1617 Turbiedad: ULTRATURB plus sc Adecuado para aplicaciones de turbiedad baja a mediana. Rango de medición amplio: 0 a 1,000 NTU Opción de cámara de muestra autolimpiante Fuente de luz de larga duración/estable con tecnología de relación IR Módulos de verificación seca con rangos de 0.6 a 25 NTU Prod. No. LPV LPV LPV LPV Description ULTRATURB sc cable de sensor de.35 M ULTRATURB sc cable de de 5 M ULTRATURB plus sc cable de.35 M y autolimpiante ULTRATURB plus sc cable de 5 M y autolimpiante Método de medición Luz dispersa 90 en conformidad con luz infrarroja DIN EN ISO nm Rango de medición ,000 NTU (TE/F, NTU, FNU) se puede programar según sea necesario ( EBC = 2,500 ppm SiO2) Resolución / / / 100-1,000 FNU ±0.008 FNU o ±1 % (0-10 FNU)) Reproducibilidad ±0.003 FNU o ±0.5 % (0-2 FNU) APROBACIÓN ISO 7027 Turbiedad: Nefelómetro FilterTrak 660 sc Método aprobado por EPA, medición de turbiedad de rango ultra bajo La más alta sensibilidad disponible con los niveles más bajos de turbiedad Optimice su proceso de filtrado Método aprobado por EPA para control de conformidad de agua potable Conjunto de sensor con controlador sc Conjunto de sensor solamente Conjunto de sensor con controlador sc100 con salida RS Conjunto de sensor con controlador sc100 con salida RS Conjunto de sensor con controlador sc100 con salida LonWorks Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango 0.0 a 5,000 mntu (0.0 a 5.0 NTU) 1,000 mntu = NTU ±3% de lectura o ±5 mntu, lo que sea mayor Resolución mntu hasta mntu Turbiedad: Turbidímetro de rango bajo 1720E El turbidímetro de rango bajo. : sistema de eliminación de burbujas que elimina la interferencia más significativa en mediciones de turbiedad a bajo nivel Simplicidad: se hacen las conexiones y está listo para usar Experiencia: 50 años de liderazgo de Hach Turbidímetro 1720E con controlador sc Turbidímetro 1720E, sensor solamente Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango unidades de turbiedad nefelométrica (NTU) (Definido según ISO ) ±2% de la lectura o ±0.015 NTU (lo que sea mayor) de 0 a 40 NTU; ±5% de la lectura de 40 a 100 NTU APROBADOS POR LA EPA APROBADOS POR LA EPA 1718 Turbiedad y sólidos suspendidos: SOLITAX sc No. de prod. Descripción ANALIZADOR DE TURBIEDAD Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS SOLITAX sc (configuraciones de sensor y controlador comunes) Aplicaciones para inmersión en tanques abiertos El Analizador de turbiedad incluye un controlador sc100 y un sensor PVC t-line sc (0.001 a 4,000 NTU) con limpiador El Analizador de turbiedad y sólidos suspendidos incluye un controlador sc100 y un sensor ts-line sc de acero inoxidable (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 50 g/l) con limpiador El Analizador de turbiedad y sólidos suspendidos de alto rango incluye un controlador sc100 y un sensor hs-line sc de acero inoxidable (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 500 g/l) con limpiador Aplicaciones para inserción en conductos Analizador de turbidez y sólidos suspendidos incluye controlador sc100, sensor inline sc de acero inoxidable (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 50 g/l) con limpiador y kit de montaje para inserción El Analizador de turbiedad y sólidos suspendidos de alto rango incluye un controlador sc100, un sensor highline sc de acero inoxidable (0.001 to 4,000 NTU, mg/l a 500 g/l) con limpiador y un kit de montaje para inserción Mediciones precisas de turbiedad y sólidos suspendidos independientemente del color. El dispositivo de autolimpieza evita valores erróneos Excelente correlación con análisis de laboratorio Sensores que permiten todo tipo de mantenimiento, lo que extiende la vida útil del sensor Sencilla calibración de un punto Cualquier par de sensores SOLITAX sc se puede instalar utilizando un controlador sc100 de Hach Rango Sensor t-line sc Turbiedad sólo a 4,000 NTU Sensor ts-line sc Turbiedad a 4,000 NTU Sólidos suspendidos mg/l a 500 g/l Sensor hs-line sc Turbiedad a 4000 NTU No. de prod. Sólidos suspendidos mg/l a 500 g/l Sensores inline sc Turbiedad a 4,000 NTU Sólidos suspendidos mg/l a 50 g/l Sensores highline sc Turbiedad y a 4,000 NTU Sólidos suspendidos mg/l a 500 g/l Descripción Turbiedad: menos de 1% de lectura o ±0.001 NTU, lo que sea mayor Sólidos suspendidos: menos de 5% de la lectura (depende la homogeneidad del lodo activado municipal) Sensores para inmersión en tanques abiertos Sensores para inserción en conductos SENSORES INDIVIDUALES SOLITAX sc Sensores para inmersión LXV Turbiedad, t-line sc, PVC con limpiador (0.001 a 4,000 NTU) LXV Turbidez y sólidos suspendidos, ts-line sc, PVC con limpiador (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 50 g/l) LXV Turbiedad y sólidos suspendidos, ts-line sc, acero inoxidable, con limpiador (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 50 g/l) LXV Turbiedad y sólidos suspendidos, hs-line sc, PVC con limpiador (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 500 g/l) LXV Turbiedad y sólidos suspendidos, hs-line sc, acero inoxidable con limpiador (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 500 g/l) Sensores para inserción LXV Turbidez y sólidos suspendidos, inline sc, acero inoxidable con limpiador (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 50 g/l) LXV Turbidez y sólidos suspendidos, highline sc, acero inoxidable con limpiador (0.001 a 4,000 NTU, mg/l a 500 g/l) Para obtener más información, solicite la Publicación n Turbiedad: Turbidímetro Surface Scatter 7 sc Mide niveles de turbiedad de rango alto. Los componentes ópticos nunca tocan la muestra: menos suciedad para un mantenimiento fácil Rango de medición amplio: mide turbiedad de 0 a 9,999 NTU Durable: fabricado con materiales resistentes al calor y la corrosión para una vida útil extendida No. de prod. Descripción Turbidímetro Surface Scatter 7 sc, con controlador sc100 de Hach Turbidímetro Surface Scatter 7 sc para alta temperatura de muestra (HST); con controlador sc100 de Hach Para obtener más información, solicite la Publicación n Rango 0 a 9,999 unidades de turbiedad nefelométrica (NTU) ±5% de 0 a 2,000 NTU; ±10% de 2,000 a 9,999 NTU 1819 Guía para servicio a clientes internacionales Cómo comunicarse con el Departamento Internacional de Hach Para pedidos, cotizaciones, productos y procedimientos, reclamaciones y devoluciones, publicaciones técnicas gratuitas, servicio para instrumentos (excepto Canadá*) comuníquese con la oficina que se indica a continuación. Exportadores de EE.UU. y clientes de EE. UU., Canadá, América Latina, África, Asia y Australia/Nueva Zelanda, comunicarse con: HACH COMPANY WORLD HEADQUARTERS P.O. Box 389 Loveland, Colorado EE. UU. Teléfono: (dentro de EE. UU.) Fax: Correo electrónico: Visite el NUEVO sitio Web para Latinoamérica de Hach: *Por servicio para instrumentos en Canadá, comuníquese con: HACH SALES & SERVICE CANADA LTD Border Street, Unit 34 Winnipeg, Manitoba R3H 0X4 Teléfono: , Fax: Su envío irá fuera de los EE.UU.? Si su producto de Hach será utilizado fuera de los Estados Unidos (ya sea que usted sea una compañía comercializadora radicada en EE.UU., una corporación multinacional con puntos de envío en todo el mundo o una persona que desea exportar un producto de Hach) lo consideramos un cliente internacional. Como tal, usted califica para una amplia gama de servicios, todos los cuales han sido diseñados para acelerar su envío de la manera más confiable y eficiente posible. Para un procesamiento adecuado, no olvide señalar en su Orden de compra el país en el cual los productos serán utilizados finalmente. Red internacional de venta y servicio Hay distribuidores en todo el mundo dedicados a la venta, el servicio y el reabastecimiento de productos Hach. Comuníquese con el Departamento de Operaciones Internacionales de Hach Company, o consulte nuestro sitio Web en o para encontrar una oficina o un distribuidor autorizado de Hach cerca de usted. Servicio de cotización rápida Cuando el Departamento Internacional de Hach recibe una solicitud directa de cotización, respondemos rápidamente, a menudo en el transcurso de las 24 horas posteriores a la solicitud. Simplemente díganos el número de producto y la cantidad del producto que necesita, y le enviaremos por correo, correo electrónico o fax una factura Pro Forma, que incluye el precio, los términos y las condiciones de la venta y, si así se solicita, una estimación del flete sobre la base de las necesidades de documentación y las preferencias de envío. Puede comunicarse con nosotros en relación con la cotización utilizando la dirección electrónica: O bien por fax al: Para un servicio local conveniente en los Estados Unidos, comuníquese con una oficina o un distribuidor autorizado de Hach que atienda en su zona. Visite nuestro sitio Web o para encontrar el distribuidor más cercano. Consultas sobre productos y realización de pedidos Si llama dentro de los Estados Unidos, use nuestra línea telefónica gratuita para comunicarse con el Departamento Internacional: Si llama desde fuera de los Estados Unidos, llame a las Oficinas Centrales de Hach y un operador lo comunicará con Operaciones Internacionales: Condiciones de pago Hach ofrece muchos métodos de pago para los clientes internacionales, entre ellos: 1. Cuenta abierta. Si usted prevé que tendrá una relación de largo plazo con Hach Company, lo invitamos a suministrarnos las referencias y las declaraciones financieras necesarias para establecer una cuenta abierta. 2. Tarjeta de crédito. Para su comodidad, aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y American Express emitidas por bancos estadounidenses. 3. Pago por adelantado. Su pedido será autorizado de inmediato para envío, si paga mediante un cheque de caja o una transferencia de dinero a nuestro banco. 4. Giros documentarios. Si usted suministra a Hach la información apropiada, le enviamos los documentos necesarios para el cobro a su banco en el momento del envío. 5. Cartas de crédito. Hach tiene un sistema simplificado de pautas para acelerar el procesamiento de las cartas de crédito internacionales. No olvide solicitar las Instrucciones para carta de crédito antes de comunicarse con su banco. Pida ayuda a su representante de Hach para establecer el mejor método de pago de acuerdo a sus circunstancias. Libre de impuestos Evite pagar impuestos y recargos innecesarios. A los pedidos destinados a exportación habitualmente no se les cobran impuestos locales, estatales o del gobierno federal cuando se los encamina a través de nuestro Departamento Internacional. Es posible que se requieran certificados de reventa o evidencia de exportación y destino. Envío y transporte Entre los servicios que Hach puede suministrar a los clientes que requieren la entrega en un lugar internacional se encuentran: Documentos de embalaje y conformidad Es posible que los envíos contengan materiales que habitualmente son regulados como peligrosos. Hach puede suministrar servicios de embalaje, marcado, rotulado y documentación para un transporte seguro y legal por agua o aire. Hay embalajes de madera disponibles a cambio de un cargo adicional. Selección de expedidor y transportista Las regulaciones internacionales y de EE.UU. ordenan el uso exclusivo de aquellos expedidores, transportistas y corredores que hayan demostrado o certificado ante Hach tener la capacitación necesaria para manipular los envíos de Hach en total conformidad con las reglamentaciones correspondientes. Los clientes que estén planeando utilizar los servicios de un expedidor, transportista o corredor deben verificar primero con Hach para asegurarse de que el expedidor, transportista o corredor seleccionado esté calificado para manipular los productos de Hach. Hach se reserva el derecho a rehusarse a entregar envíos a expedidores, transportistas o corredores que no estén certificados para manipular envíos de materiales peligrosos. Seguimiento y reclamaciones Tenemos extremo cuidado al completar y embalar sus pedidos apropiadamente. Si se producen errores o daños, presente un informe ante su transportista de inmediato y comuníquese con el Departamento Internacional de Hach.20 Hach es su socio confiable en análisis de aguas. El muestreo manual y la recolección de muestras tomaban entre dos y cuatro horas y requerían unas 200 millas en camión por día. Ahora usamos la salida 4-20 ma para un control proporcional de las bombas de alimentación en tiempo real. Obtenemos las lecturas de cloro de nuestro sistema de distribución automáticamente cada tres minutos, y los operadores pueden prestar atención a las tareas de operación y mantenimiento. Dan McIntosh Gerente Rural Water Association Ahora estamos incorporando el panel 8362sc de Hach, y pretendemos usarlo para todas nuestras nuevas mediciones de ph de procesos. Recomendaría a otros que tengan dificultades con las mediciones de ph en aplicaciones de aguas de extrema pureza que prueben el 8362sc ellos mismos. David Dooley Químico supervisor MidAmerican Energy Company Los ahorros y el control que hemos logrado como consecuencia [de la instalación de instrumentos Hach en los procesos] han sido enormes... el sistema es muchísimo más eficaz y efectivo que nuestro enfoque anterior. Dean Merrit Supervisor de planta de tratamiento de aguas residuales Covanta Energy Corporation Hach ha sido un buen socio para nosotros durante muchos años ya. Sus instrumentos han demostrado ser muy confiables, y hemos tenido productos de Hach en uso aquí durante 15 a 20 años, en algunos casos, para ayudarnos en los esfuerzos de aseguramiento de calidad. Es por esa confiabilidad que volvemos de nuevo a Hach. Barrie Nolte Científico de Calidad Ocean Spray Cranberries LLAME HOY PARA RECIBIR UNA DEMOSTRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE HACH Para obtener más información sobre los productos y servicios de Hach, comuníquese con su distribuidor local. Si está fuera de EE. UU., llame al , envíe un fax al o visite el sitio para encontrar al distribuidor más cercano. No. lit J84.5 Impreso en E.U.A. Hach Company, Reservados todos los derechos. Mostrar más
Product Name Optional Generic Descriptor 2013 Thermo Scientific Catálogo de Productos para bullets Aguas 12/15 de Procesos bullets 12/15 bullets Sensores 12/15 bullets Sistemas 12/15de Medición Analizadores Más detalles 56% 1,5 mill. VLT HVAC Drive Para HVAC, tiene que ser VLT. www.danfoss.com/spain. Reducción del consumo energético
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive Para HVAC, tiene que ser VLT 1,5 mill. De convertidores de frecuencia VLT HVAC realizan tareas en sistemas HVAC con máxima fiabilidad. Confíe en la tecnología Más detalles USER MANUAL JEROME 431-X ANALIZADOR DE VAPOR DE MERCURIO MANUAL OPERATIVO. Junio 2004
USER MANUAL JEROME 431-X ANALIZADOR DE VAPOR DE MERCURIO MANUAL OPERATIVO Junio 2004 ARIZONA INSTRUMENT LLC 3375 N Delaware Street Chandler, AZ 85225 USA 800.528.7411 602.470.1414 f 602.281.1745 www.azic.com Más detalles Sistemas de ventilación Vela. Manual del operador
Sistemas de ventilación Vela Manual del operador Manual del operador Sistemas de ventilación Vela Este documento está protegido por la legislación de derechos de autor de Estados Unidos e internacional. Más detalles Todo para el taller de
waeco AirCon Service Todo para el taller de climatización 2013 / 2014 Low Emission N. 1 en Europa en mantenimiento de aire acondicionado Equipos de mantenimiento de aire acondicionado para y R 1234yf Mantenimiento Más detalles Sistema Advantage Elix El nuevo patrón de calidad en agua purificada
Sistema Advantage Elix El nuevo patrón de calidad en agua purificada ADVANCING LIFE SCIENCE TOGETHER Research. Development. Production. El sistema Elix Advantage PRESENTAMOS EL NUEVO PATRÓN DE CALIDAD Más detalles www.swstechnology.com copyright of SLB Noviembre 2014
Manual de Diver Noviembre 2014 www.swstechnology.com Diver de Schlumberger Water Services Versión Noviembre 2014 Todos los derechos reservados. Se encuentra prohibida la duplicación, el almacenamiento Más detalles 12. Análisis medioambiental, suelos, aguas, alimentos Preparación de muestras/preparación de muestras según métodos estándar
GENERAL CATALOGUE EDITION 7. Análisis medioambiental, suelos, aguas, alimentos Preparación de muestras/preparación de muestras según métodos estándar Homogeneizadores behrotest Con recipiente de muestras Más detalles Sea Recovery - Una fuente segura de agua fresca
Sea Recovery - Una fuente segura de agua fresca Sea Recovery ha diseñado y fabricado los desalinizadores más innovadores y fiables durante los últimos 30 años. Nuestros diseños se han basado en la filosofía Más detalles Gestión Ambiental para una Producción más limpia en la Región Centro de Argentina.
Gestión Ambiental para una Producción más limpia en la Región Centro de Argentina. Herramientas para la aplicación de Producción más Limpia Alternativas de mejora en actividades de servicios Manual para Más detalles Edición 18. Catálogo Laboratorio
Edición 8 Catálogo Laboratorio GENERAL CATALOGUE EDITION 8. Análisis medioambiental, suelos, aguas, alimentos Familias de productos Preparación de muestras 64 Muestreo de aire y análisis 64 para análisis Más detalles Manual de referencia técnica
Manual de referencia técnica GM-16 Modelos de interruptor de nivel GM-16 y GM-16R ID del documento: 31437 Nuclear Historial de revisiones Versión Descripción Fecha 1.0 Publicación inicial. Número de pieza Más detalles Medición de nivel y caudal
Medición de nivel y caudal Pulsar Process Measurement Ltd. Cardinal Building Enigma Commercial Centre Sandy's Road Malvern Worcestershire WR14 1JJ Inglaterra Tel: +44 (0) 1684 891 371 Fax: +44 (0) 1684 Más detalles 02 CATÁLOGO 2014 QUIÉNES
02 CATÁLOGO 2014 03 QUIÉNES Kabla Comercial, S.A. de C.V. Somos una empresa líder en la distribución de productos para diagnóstico rápido en México. Proveemos dispositivos de excelente calidad manteniendo Más detalles MODELO 440 Y 450 INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN ELECTRÓNICO Manual de Instalación 90018-031
MODELO 440 Y 450 INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN ELECTRÓNICO Manual de Instalación 90018-031 8824 Fallbrook Dr. Houston, TX 77064, USA Tel: 1-281-940-1802 Servicio Técnico fuera de horario : 1-713-702-8809 Fax: Más detalles Acerca de QUALITROL. La marca QUALITROL define confiabilidad. Soporte y servicio técnico de QUALITROL
Acerca de QUALITROL QUALITROL fabrica dispositivos de protección y monitoreo de subestaciones y transformadores empleados por compañías de electricidad y fabricantes de equipos originales (OEM). Es el Más detalles I Q S e n s o r N e t. Flexibilidad con tecnología digital El I Q S e n s o r N e t de WTW. Un sistema de medición para todos los parámetros
I Q S e n s o r N e t Flexibilidad con tecnología digital El I Q S e n s o r N e t de WTW I Q S e n s o r N e t Un sistema de medición para todos los parámetros Configuración aleatoria de los parámetros Más detalles MANUAL DE USUARIO PLANTAS DE FUERZA
INST-A MANUAL DE USUARIO PLANTAS DE FUERZA PLANTA CD -48V + CONV + DIST LOC. N.ESP. C0906(A, B, C, D, E, F) PLANTA CD -48V + CONV + DIST REM. N.ESP.C0907(A, B, C) N.ESP.C0906/C0907 Página 1 de 31 ÍNDICE Más detalles MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUCCIONES IPS Beacon Monitoreo de Estado y Sistema de Alerta de Vibración y Temperatura Instalación Operación Mantenimiento PCN = 26999954. 03-13 (S). Manual original. Estas instrucciones Más detalles AVEA. Sistemas de ventilación. Manual del operador
AVEA Sistemas de ventilación Manual del operador ii Manual del Operador Este documento está protegido por la legislación de derechos de autor de Estados Unidos e internacional. No se lo debe copiar, reproducir, Más detalles GUIA PARA APLICAR LA NORMA TIA/EIA 568 PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
GUIA PARA APLICAR LA NORMA TIA/EIA 568 PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Estándares TIA EIA La Asociación de Industrias Electrónicas (EIA, Electronic Industries Alliance) y la Asociación de la Industria de las Más detalles T E S I S QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO QUIMICO INDUSTRIAL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS ANÁLISIS DE METALES EN ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES USADOS POR ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA T E Más detalles Instrucciones 95-5656
Instrucciones 95-5656 Unidad de pantalla universal FlexVu Emulador modelo UD10 DCU 3.1 Rev. 7/11 95-5656 Contenido aplicación.................................... 1 DESCRIPCIÓN................................... Más detalles Detección de metales. Protección total para usted y sus clientes
Detección de metales PowerPhasePRO PowerPhasePRO LS Aumento de la productividad Reducción de costos Mejora de la competitividad Cumplimiento normativo Protección total para usted y sus clientes 2 La más Más detalles MDS100. Manual del Usuario del Sistema de Detección Molecular
MDS100 ES Manual del Usuario del Sistema de Detección Molecular 3 Fecha Manual del Usuario del Sistema de Detección Molecular de emisión: 2011-11 MDS100 Tabla de contenidos Tabla de contenidos...1 Cómo Más detalles Soluciones y servicios STULZ
Climatización exterior Climatización interior Readaptación y acondicionamiento Contenedor modular Acondicionador de aire De techo En fila Perimetral Humidificación Readaptación de ventilador de conmutación Más detalles Seguridad Industrial Instrumentación, protección personal y servicio técnico. Dräger. Tecnología para la vida.
D-5211-2009 ST-9701-2008 Seguridad Industrial Instrumentación, protección personal y servicio técnico. Dräger. Tecnología para la vida. Desde 1889 Dräger lidera el reto de ofrecer soluciones en detección Más detalles SISTEMAS HIDRÁULICOS DOMÉSTICOS
MANUAL II SISTEMAS HIDRÁULICOS DOMÉSTICOS Técnicas para instalaciones de agua fría, agua caliente y sistemas solares térmicos domésticos 1 ÍNDICE 1. EL AGUA 1.1 Información general 1.2 De dónde viene el Más detalles Detector multigases ALTAIR 5
Manual de funcionamiento Detector multigases ALTAIR 5 Fabricado por MSA P.O. Box 427, Pittsburgh, Pennsylvania 15230, EE.UU. Nº de pedido: 10094176/00 Y-HLS ADVERTENCIA Lea este manual detenidamente antes Más detalles Tecnología de medición de caudal Para líquidos, gases y vapor Productos y servicios
Products Solutions Services Para líquidos, gases y vapor Productos y servicios 2 Endress+Hauser, su partner Endress+Hauser es líder mundial en instrumentación de medición, servicios y soluciones para la Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución