Source: http://www.visioneng.com/es/productos/medicion-sin-contacto/microscopio-de-medicion-hawk-elite
Timestamp: 2017-06-28 14:02:05+00:00

Document:
Microscopio de medición óptica sin contacto - Hawk Elite
Productos>Medicion sin Contacto>Hawk Elite
Microscopio de medición óptica de alta precisión Hawk Elite Para precisión en la medición e inspección precisas sin contacto de piezas en 3D. Utilizando la tecnología óptica patentada Dynascope™, Hawk Elite ofrece una medición de alta precisión de componentes de precisión, para que pueda tener total confianza en sus resultados.
Rango de medición hasta 400 mm x 300 mm La tecnología del microscopio óptico Dynascope™ ofrece una claridad de imagen sin rival, facilitando las mediciones precisas.
El sistema de medición óptica sin contacto Hawk Elite ha sido diseñado para empresas que exigen los más altos niveles de calidad de fabricación.Hawk Elite ofrece una medición de repetición de alta precisión de componentes complejos y se supera en la medición de muestras de difícil visualización, como plásticos negros o transparentes.Desde una medición manual simple hasta modelos con múltiplas características con funcionalidades avanzadas como importación, exportación y análisis de datos, Hawk Elite ofrece una solución poderosa y flexible para dar respuesta a los requisitos de medición más exigentes.Destaques Mediciones sin contacto en 3 ejes con alta precisión y repetitividad La imagen óptica con resolución microscópica ofrece una medición de alta precisión La cabeza de visualización óptica patentada define las bordas con claridad, ofreciendo una resolución y contraste excelentes Opciones de platina de medición de alta precisión Software basado en PC poderoso e intuitivo o procesador de datos de fácil operación Amplio conjunto de configuraciones y opciones del sistema, incluyendo control CNC totalmente automatizadoLa tecnología Dynascope™ explicadaLa tecnología Dynascope™ elimina la necesidad de oculares de microscopios convencionales, ofreciendo al usuario una imagen superior del objeto. Hawk Elite es un verdadero microscopio óptico. Imágenes ópticas con colores reales, de alta resolución, no procesadas, son visualizadas a través de la cabeza de visualización sin oculares ergonómica.La luz pasa a través de la óptica patentada Dynascope™, saliendo de la lente de visualización única como dos caminos de luz (mono) iguales. El largo diámetro de estos dos rayos de luz significa que los usuarios no necesitan de alinear con precisión sus ojos para conseguir ver el objeto. Más...¿Tiene una duda sobre su aplicación?Las aplicaciones de medición son muy variables. Al escoger un sistema de medición, es esencial considerar los beneficios de las diferentes tecnologías de medición.¿Por qué no entrar en contacto con nosotros y discutir su aplicación con nuestros especialistas en metrología?Pida que devolvamos la llamadaFamilia Hawk de Vision EngineeringLa familia Hawk de sistemas de medición sin contacto es constituida por un amplio conjunto de sistemas de visualización, individualmente adecuados a aplicaciones de medición específicas.Todos los sistemas Hawk incluyen la cabeza de visualización patentada de Vision Engineering Dynascope™, ofreciendo una claridad de imagen sin rival, facilitando las mediciones precisas.
Hawk Elite ofrece imágenes verdaderamente ópticas para una precisión y repetitividad crítica sin paralelo.La medición precisa de componentes complejos es alcanzada utilizando la imagen óptica de alto contraste y resolución, permitiendo una definición mejorada de la superficie para una medición rápida y simple.La diferencia HawkVision Engineering detiene patentes mundiales para un conjunto de tecnologías que optimizan el desempeño óptico y ergonómico.La tecnología Dynascope™ patentada de Hawk le permite visualizar objetos intrincados y de bajo contraste con confianza, aumentando la precisión de medición y la productividad mientras reduce los costes.¿Negro sobre negro? ¿Blanco sobre blanco? ¿Objetos transparentes? Todas las características de difícil visualización pueden ser visualizadas con detalles intrincados – algo no siempre posible con otros dispositivos de medición, como proyectores de perfil o sistemas basados en vídeo – facilitando la realización de mediciones precisas.Ópticas superioresLa medición sin contacto precisa de componentes de precisión requiere una alta resolución, imágenes de alto contraste, en combinación con una platina de medición de precisión.Hawk Elite utiliza la tecnología patentada Dynascope™ para ofrecer una definición de superficie mejorada para una medición rápida y simple. La excelente claridad óptica también permite que sea efectuada en simultáneo una inspección visual detallada.Al contrario de sistemas que que digitalizan la información óptica, Hawk Elite utiliza una imagen óptica pura, en conjunto con el mejor sistema de reconocimiento de imagen conocido por el hombre – el cerebro humano. Por lo que puede tener total confianza en sus mediciones, aún en componentes de difícil visualización.Calibración de platina de medición, con NLECHawk Elite está disponible con opciones de platina de medición de alta especificación y alto desempeño, ofreciendo un rango de medición de hasta 400 mm x 300 mm (16" x 12").Cada platina de medición posee una calibración de Corrección de error no linear (NLEC) predeterminada de fábrica para garantizar una óptima precisión, que está relacionada con las normas NPL/NAMAS/NIST para los objetivos de ISO9000.En combinación con codificadores de medición con una resolución de 0,5 µm, ofrece una repetitividad de sistema de hasta 2 µm * para una total confianza en sus resultados.* utilizando una platina de medición de 200 mm x 150 mm (aumento del sistema de 200x, utilizando condiciones controladas). Opciones de platina 150 x 150 mm 200 x 150 mm 300 x 225 mm 400 x 300 mm 200 x 150 mm CNC Construcción modular para futura actualización¡Hawk Elite ahora es Hawk Duo!¡Dos sistemas de medición en uno! Hawk Duo combina las tecnologías de medición óptica y en vídeo en un único sistema, por lo que independientemente del componente que esté midiendo, tiene la seguridad de tener las las mejores herramientas a mano para el trabajo.Tanto si necesita de efectuar mediciones de rutina o mediciones difíciles, Hawk Duo tiene la potencia y la flexibilidad para medir todos sus componentes, no apenas los más fáciles.La medición óptica es ideal para: Piezas críticas, como dispositivos médicos, militares, aeroespaciales o componentes de satélites. Componentes de bajo volumen y alto valor, incluyendo piezas en general diseñadas con precisión, componentes para industria automóvil y de componentes de deportes motorizados, piezas de prototipos, etc. Componentes de bajo contraste, por ejemplo, plásticos de colores. Características de difícil visualización, como bordas con radios. Cuando son necesarias mediciones rápidas y únicas. Cuando una inspección en simultáneo es benéfica. Además de muchas otras aplicaciones en las cuales es necesario un alto grado de confianzaOpciones del sistemaLa modularidad de los sistemas de medición sin contacto Hawk Elite permite un amplio conjunto de sistemas de visualización, individualmente adecuados a aplicaciones de medición específicas.
El aro luminoso LED blanco brillante de múltiplos puntos ofrece una iluminación de la superficie del objeto uniforme y libre de sombras.
La iluminación episcópica o “a través de las lentes” (TTL) proyecta la luz a través de la lente objetiva, siguiendo el mismo camino óptico de la imagen.
Utilizada particularmente para aumentos mayores en que el objeto es plano y reflexivo o para iluminar orificios ciegos o características profundas de la superficie. Las micro objetivas requieren apenas iluminación episcópica
La iluminación de la subplatina ofrece un perfil de borda nítido, además puede ser utilizada para visualizar a través de orificios en los componentes o para destacar características en piezas translucientes. Una iris rotativa ajuste la iluminación de la subplatina para ofrecer bordas claramente definidas.
Hawk Elite ofrece la selección entre las siguientes opciones de software de metrología. Microprocesador ND 1200 (anteriormente QC-200) Los sistemas Hawk Elite con el robusto e intuitivo microprocesador ND 1200 pueden ser utilizados por trabajadores por turnos o por usuarios avanzados y ofrecen un procesamiento de datos y un informe de medición de rutina simples pero poderosos. ND 1200 es ideal para la medición de características comunes de los componentes, como círculos, ángulos, líneas, arcos y distancias. Diseñado con la facilidad de funcionamiento en mente, ideal para trabajadores por turnos o para procesamiento de datos e informes de mediciones de rutina simples.Más sobre el microprocesador ND 1200 Software de metrología M3Los sistemas Hawk pueden ser utilizados con el software de medición de "próxima generación", lo que hace de Hawk excepcionalmente intuitivo, fácil de operar y fácil de aprender. Medición de características poderosa pero simple Sin múltiples opciones de menús del software para distraer al operador Marcado de visualización de piezas similar a CAD para fácil inspección de los datos medidos. Opción de comparación directa para permitir importación CAD simple de dibujos de superposición para verificar piezas geométricas complejas para una decisión simple.Más sobre el software de metrología M3Software de metrología avanzado IK 5300 (anteriormente QC-5000)El software de metrología IK 5300 es la mejor interfaz de control de la familia Hawk de sistemas de medición sin contacto, ofreciendo una solución de comando para aportar capacidades a los operadores a lo largo de cada paso del proceso de medición. La opción de software poderoso software ofrece características avanzadas, como fórmulas personalizadas, programación condicional, Control de proceso estadístico (SPC) o ejecuciones de bases de datos (para rastreo a largo plazo del desempeño de los componentes). Modelos con múltiplas características con funcionalidades avanzadas como importación, exportación y análisis de datosMás sobre el software de metrología avanzado IK 5300
Para discutir sus requisitos particulares con más detalle, por favor contacte su representante local de local Vision Engineering.ÓpticasPatentado sistema óptico monoscópico de corrección infinita y doble pupila Dynascope™, con retículo de línea cruzada pré-centrado para ambos ojos.Opciones de aumento (Total del sistema)Opción entre objetivas macro y micro. Las objetivas macro simples incluyen una iris para ajustar el campo de visualización para promover la claridad de las bordas. Objetivas micro alojadas en un conjunto de 4 torres.
Software Microprocesador robusto ND 1200 Software de metrología M3 Software de metrología IK 5300Accesorios Filtro de colores de subplatina (para mejorar la definición de piezas perfiladas o volcadas)Detalles del sistema Platina de medición Rango de medición (X,Y) 150 mm x 150 mm Rango de medición (Z) 202 mm (244 mm máx.)* Precisión de medición U952D = 4+(5,5 L/1.000)µm Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm** Resolución del codificador (X) (Y) (Z) 0,001 mm 0,001 mm 0,0005 mm Automatización Movimiento de la platina Manual Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante, controlable y con cuadrante programable. Iluminación episcópica Iluminación episcópica LED controlable y programable. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina LED controlable y programable. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 540 mm x 700 mm x 780 mm Platina de medición Rango de medición (X,Y) 200 mm x 150 mm 200 mm x 150 mm CNC Rango de medición (Z) 202 mm (244 mm máx.)* 202 mm (244 mm máx.)* Precisión de medición U952D = 2+(4,5 L/1.000)µm• U952D = 2+(4,5 L/1.000)µm Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,002 mm 0,002 mm 0,004 mm** 0,002 mm 0,002 mm 0,004 mm** Resolución del codificador (X) (Y) (Z) 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm Automatización Movimiento de la platina Manual Motorizado Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante, controlable y con cuadrante programable. Iluminación episcópica Iluminación episcópica LED controlable y programable. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina LED controlable y programable. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 750 mm x 700 mm x 780 mm Platina de medición Rango de medición (X,Y) 300 mm x 225 mm Rango de medición (Z) 89 mm max.* Precisión de medición U9515D = 15+(6,5 L/1.000)µm Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,010 mm 0,010 mm 0,010 mm** Resolución del codificador (X) (Y) (Z) 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm Automatización Movimiento de la platina Manual Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante. Iluminación episcópica Iluminación episcópica. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 1.100 mm x 980 mm x 700 mm Platina de medición Rango de medición (X,Y) 400 mm x 300 mm Rango de medición (Z) 89 mm max.* Precisión de medición U9515D = 15+(8,5 L/1.000)µm Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,010 mm 0,010 mm 0,010 mm** Resolución del codificador (X) (Y) (Z) 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm Automatización Movimiento de la platina Manual Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante. Iluminación episcópica Iluminación episcópica. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 1.200 mm x 1.020 mm x 700 mm * Dependiente de la configuración.** Con base en la utilización de lentes macro de 10x (aumento del sistema de 100x). En que L = longitud medida en mm (aumento del sistema de 200x, utilizando condiciones controladas).Calibración de la platina de mediciónTodas las platinas de medición completas con calibración de Corrección de error no linear (NLEC) predeterminada de fábrica como estándar.Documentación (Descargas) Folleto de la familia Hawk Manual del usuario Hawk MkI v2.1 Inglés LIT1719.pdf Usuarios registrados Manual del usuario Hawk MkII v1.0 Inglés LIT4788.pdf Usuarios registrados Manual del usuario Hawk Platina de formato largo v1.0 Inglés LIT4190.pdf Usuarios registrados

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución