Source: http://labcocomunicaciones.com/PRODUCTO-DETALLE&PRODUCT-INDEX=47
Timestamp: 2019-01-22 05:52:55+00:00

Document:
6250 Vantage Vue inalámbrica
Estación Meterológica Climática Inalambrica compacta completa
Paquete completo de Estación Meterológica Inalambrica Vantage Vue que incluye Consola receptora de datos en tiempo real, sensores de Dirección y Velocidad del Viento, Lluvia, Temperatura, Humedad y Presión Barométrica y Fuente de poder 110VAC. Opera 100% con Energia Solar y Bateria de respaldo. La distancia máxima que se puede separar la consola de la estación son 300 metros. La consola opera con Fuente de poder de 110 VAC que se incluye en el paquete o con 3 baterías.Las opciones disponibles para registrar, visualizar y analizar los datos en una PC incluyen:Registrador 6510USB (6510USB) para leer los datos en un Computador.Registrador IP (6555 IP) para distribuir los datos en red propia del cliente.Módulo Vantage Connect GPRS para alojar los datos en la nube y bajarlos directamente a computador con Internet disponible para desplegarlos en Software WeatherLink.
Categorías: Meteorología e Hidrología, Estaciones y Sistemas, Davis Instruments - Weather
Frecuencias de Transmisión hacia las estaciones ISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868.0 - 868.6 MHz FHSS (Frequency Hopping)
Códigos de operación inalámbrica disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Potencia de Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mW (Certificado CE en banda no licenciada)
Línea de Vista (LOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1,000 pies (300 mts)
A traves de obstáculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 a 400 pies (60 a 120 mts)
Temperatura de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40°to+150°F;-40°to+65°C
Consumo de corriente Promedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 mA Promedio, 30 mA pico a 3.3V
Material de Costrucción (Chassis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plástico ABS & ASA Resistente al UV
Dimesiones (Largo-Ancho-Alto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.25" x 7.25" x 15.25" (46.4 cm x 18.4 cm x 18.7 cm)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8 lbs.
Potencia Nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Vatios
Voc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.6 Vdc
Isc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300mA
Vmp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18V
Imp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 mA
# de Parte del reemplazo original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8415
Modelo y tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR123
Voltaje de la Batería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Voltios DC
Capacidad de la Batería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 mAh
Duración de la Batería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 meses no Sol. Mas de 2 años depende del Sol
​Resolución y Unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01pulgadas Hg, 0.1 mm Hg, 0.1 hPa/mb (seleccionable por el usuario)
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 pulgadas a 32.50 pulgadas Hg, 410 a 820 mm Hg, 540 a 1100.0 hPa/mb
Rango de Elevación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 999 pies a + 15,000 pies (- 600 metros a + 4570 metros)
Exactitud de lectura incorrecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0.03 pulgadas Hg (± 0.8 mmHg, ± 1.0 hPa/mb) (a temperatura ambiente)
Exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0.03 pulgadas Hg (± 0.8 mm Hg, ± 1.0 hPa/mb)
Intervalo de actualización de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 minuto
Alarmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De tendencia a la alta y de tendencia a la alta
Tipo de Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calzonetas con sensor magnético de proximidad
Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 2 mph, 2 nudos, 3 km/h, 1 m/s ó ±5%, lo que sea mayor
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 a 156 nudos, 1 a 80 m/s, 3 a 290 km/h
Exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 2 °F ( ± 1 °C ) (Típico)
Intervalo de actualización de datos . . . . . . . . . . . En lectura Inmediata: 2.5 a 3 seg, En lectura de promedio de 10 minutos: 1 minuto
Alarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbral alto para lecturas inmediatas y alarma para el promedio de 10 minutos
Tipo de Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veleta con sensor tipo encodificador magnético
Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .En rosa o compás de los vientos 16 puntos cardinales (22.5°), 1° en display numérico
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 a 360°
Exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 3°
Intervalo de actualización de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 a 3 segundos
Por medio de Cálculo Matemático
Resolución y Unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 °F ó 1 °C (Seleccionable por el usuario)
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 110 °C a + 135 °F ( -79°C a + 57 °C )
Exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 2 °F (± 1 °C) (típico)
Intervalo de Actualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 a 12 segundos
Tipo de Equación utilizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osczevski (1995) (adopted by US NWS in 2001) Proviene de NWS, NOAA
Variables utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura del viento Externa y el promedio de velocidad del ciento de cada 10 minutos
Alarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbral bajo para cálculo instantáneo del Punto de Rocío
Humedad (2 Sensores)
Hudemad Relativa de interiores para el sensor localizado dentro de la consola
Tipo de sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elemento Capacitivo de filamento
Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 %
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% hasta 100% RH (Humedad Relativa)
Exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±3% (0 to 90% RH), ±4% (90 to 100% RH)
Intervalo de actualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 minuto
Alarmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbral Alto y Bajo en lectura instantanea
Hudemad Relativa de interiores para el sensor localizado en el módulo ISS de la estación
Desviación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0.5 % por año
Intervalo de actualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Segundos a 1 minuto
Temperatura (2 Sensores)
Temperatura de interiores con sensor localizado dentro de la consola
Tipo de sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . juntura PN diodo Silicón
​Resolución y unidades . . Para datos acutales 0.1 ó 1 °F / 0.1 ó 1 °C (seleccionable), para datos históricos 1 °F / 1°C
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 32°F a +140 °F (0 °C a + 60°C)
Exactitud del sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1 °F ( ± 0.5 °C )
Intervalo de Actualización de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 minuto
​Temperatura de interiores con sensor localizado en el módulo ISS de la estación
Resolución y unidades . . Para datos acutales 0.1 ó 1 °F / 0.1 ó 1 °C (seleccionable), para datos históricos 1 °F / 1°C
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40°F a +150 °F ( - 40 °C a + 65 °C)
Intervalo de Actualización de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 a 12 segundos
Exactitud del sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1 °F ( ± 0.5 °C ) arriba de + 20°F ( - 7°C); ± 2°F ( ± 1°C ) y abajo de + 20°F ( - 7°C )
Error inducido pasivamente por radiación . . . . . . . . . . . . . . .+ 4°F (2 °C) al medio día solar (Cuando la radiación solar = 1040 W/m2 promedio. Velocidad del viento ⋝ 2 mph (1 m/s)(rRefereciae: RM Young Model 43408 Fan-Aspirated Radiation Shield)
Tipo de Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuchara basculante, 0.01 pulgadas por tip (0.2 mm)
Superficie receptora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.0 in2 (116 cm2) collection area (Cumple con norma OMM)
Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01" or 0.2 mm (Seleccionable) (1 mm en total ⋝ 2000 mm)
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 a 199.99 pulgadas (0 a 6,553 mm)
Rango de Lluvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 a 40 pulgadas por hora (0 a 1,016 mm por hora)
Exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mejor que 4% ó 1 tip
Intervalo de actualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 24 Segundos
Rando de alarmas de lluvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 a 99.99 pulgadas (0 a 999.7 mm)
Rango de Lluvia
Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01" or 0.1 mm a rangos típicos (Seleccionable)
Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 0.04pulgadas/hr (1 mm/hr) a 40pulgadas/hr (0 to 1,016 mm/hr)
Exactitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 5% cuando el rango esta bajo 5pulgadas/hr (127mm/hr)
Intervalo de actualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 24 Segundos
Alarmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbral alto desde lecturas instantaneas

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución