Source: http://docplayer.pl/2980597-Wyjasnienie-do-specyfikacji-istotnych-warunkow-zamowienia.html
Timestamp: 2017-01-20 05:49:10+00:00

Document:
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) fax. (062) Nr KRS NIP: REGON: internet: Misja zakładu: Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów Krotoszyn, dnia r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę oprogramowania oraz wyposażenia sprzętowego do centralnej sterylizatorni w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Nr sprawy RZP-VI/1/04/15 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia: Pytanie nr 1 Załącznik nr 6, p. 1 Obserwacja stanu myjni i sterylizatorów przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym bez użycia portów drukarkowych. Czy Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuści rozwiązanie, w którym połączenie z urządzeniem zostanie jednak wykonane przy wykorzystaniu portu drukarkowego? Nie wszystkie urządzenia wyposażone są w interfejs do komputera lub też nie dla wszystkich urządzeń taki interfejs jest wystarczająco dokładnie opisany. Z kolei unormowania prawne dla myjni-dezynfektorów oraz sterylizatorów są takie, że raporty wysyłane na drukarkę mają być i są absolutnie wystarczającą dokumentacją z przeprowadzanego cyklu mycia i dezynfekcji lub sterylizacji. Elektroniczna wersja takich raportów zachowuje takie same cechy. Oczywiście takie połączenie powinno być zrealizowane przy użyciu specjalizowanych rozdzielaczy sygnałów (splitterów) i takiego rozdzielenia Zamawiający powinien jak najbardziej wymagać. Zgodnie z SIWZ Pytanie nr 2. Załącznik nr 6, p.2 Monitorowanie pracy sterylizatorów sposób ciągły wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy. Czy Zamawiający wymaga monitorowania tylko sterylizatorów, czy także myjnidezynfektora? Zamawiający wymaga monitorowania sterylizatorów oraz myjni- dezynfektorów.2 Pytanie nr 3. Załącznik nr 6, p.8 Oprogramowanie do zbierania danych oraz ich przechowywania bez ograniczeń ilości danych ani wielkości produkcji rocznej lub docelowej. Czy na pewno Zamawiający dopuszcza dowolne oferowane rozwiązanie bez żadnych dodatkowych wymagań poza brakiem ograniczeń wielkościowych? W opisanym wymaganiu nie ma nawet wzmianki, że dane mają być gromadzone w relacyjnej bazie danych- czy zatem dane mogą być przechowywane w postaci systemu plików? W zakresie systemu ogólnoszpitalnego Zamawiający eksploatuje system informatyczny dostarczony przez firmę Medinet, oparty o silnik bazy danych MS SQL firmy Microsoft. Najbardziej celowe byłoby preferowanie rozwiązań opartych o analogiczny silnik bazy danych. Zamawiający wymaga oprogramowanie do zbierania danych oraz ich przechowywania bez ograniczeń ilości danych ani wielkości produkcji rocznej lub docelowej oparte na relacyjnej bazie danych MS SQL. Pytanie nr 4 Załącznik nr 6, p.20 Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu Sandwich trójdzielnych umożliwiających wydanie po myciu i dezynfekcji oraz identyfikację zawartości opakowania, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym etykiety Sandwicz są dwudzielne, a nie trójdzielne? Jedna część takiej etykiety jest wklejana po zużyciu materiału do protokołu okołooperacyjnego (dokumentacji zabiegu), a druga część wraca razem z opakowaniem do sterylizatorni. Etykieta dwudzielna jest zdecydowanie mniejsza, łatwiej się mieści na rękawach lub torebkach, jest kilkukrotnie tańsza oraz ma wymiary specjalnie dostosowane do tego aby można ją było włożyć w uchwyt na oznaczniki w kontenerze sterylizacyjnym. Pytanie nr 5 Załącznik nr 6, p.21 Dokumentowanie testowania myjni i sterylizatorów testami technologicznymi i ich rejestracja. Prosimy o wyjaśnienie, gdyż wymaganie jest niejasne i niewystarczające. Czy Zamawiający wymaga tylko udokumentowania faktu przeprowadzania specjalnych programów testowych dla myjni i sterylizatorów? Czy wymaga także monitorowania i weryfikacji testowania poszczególnych wsadów testami technologicznymi? Chodzi o to, czy Zamawiający wymaga aby przy załadunku myjni (lub sterylizatora) potwierdzać przydzielenie do wsadu konkretnych testów i następnie przy zwalnianiu wsadu po myciu (lub sterylizacji) potwierdzać prawidłowość (lub nie) stanu tych testów? Czy ma być możliwość skanowania takich testów i dołączania tych skanów do dokumentacji wsadu? Zamawiający wymaga aby przy załadunku myjni (lub sterylizatora) potwierdzać przydzielenie do wsadu określonego typu testów i następnie przy zwalnianiu wsadu po myciu (lub sterylizacji) potwierdzać prawidłowość (lub nie) stanu tych testów. Ma być możliwość rejestrowania/skanowania takich testów i dołączania tych skanów do dokumentacji wsadu. Pytanie nr 6 Załącznik nr 6, p.32 oraz p.33 p.32 Instalacja programu do CS na serwerze Zamawiającego. p.33 Komputer procesowy do zbierania informacji z maszyn technologicznych - 1 kpl3 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym informacje z maszyn technologicznych zbierane będą bezpośrednio na serwerze, zamiast na wydzielonym do tego celu komputerze? Dopuszczając, aby wymóg na komputer z wyposażeniem opisany w p.33 był opcjonalny, pozostawiony do decyzji oferenta, zależnie od stosowanej przez niego technologii? Dopuszczając, aby wyposażenie opisane w punkcie 33 nie musiało być bezwzględnie oferowane oraz dostarczane przez oferenta? W p.32 Zamawiający informuje, że oczekuje instalacji programu do CS na serwerze Zamawiającego. Jednocześnie wymagając specjalnego komputera, który będzie zlokalizowany w centralnej sterylizatorni do zbierania informacji z maszyn technologicznych. W oferowanym przez nas rozwiązaniu taki komputer jest zupełnie niepotrzebny. Po pierwsze serwery to komputery przeznaczone do pracy bezprzerwowej. Z konstrukcją zoptymalizowaną pod kątem bezpieczeństwa zbieranych i przechowywanych danych. Zlokalizowane w serwerowni, czyli w miejscu zabezpieczonym przed przypadkową ingerencją. Po drugie nie zajmujemy zupełnie niepotrzebnie miejsca w centralnej sterylizatorni stawiając tam szafę rack z komputerem. Po trzecie optymalizujemy w ten sposób koszty oferty. Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym informacje z maszyn technologicznych zbierane będą bezpośrednio na serwerze, zamiast na wydzielonym do tego celu komputerze pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie nie spowoduje opóźnień w przesyle danych. Pytanie nr 7 Załącznik nr 6, p.41 Zapewnienie kompatybilności oferowanego systemu komputerowego ze sterownikami i oprogramowaniem sterylizatorów i myjni narzędziowych, które zostały zakupione przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia kompatybilności, do oferty należy załączyć potwierdzenie producenta urządzeń, o kompatybilności oferowanego systemu komputerowego ze sterownikami i oprogramowaniem sterylizatorów i myjni narzędziowych zakupionych przez Zamawiającego. Dotyczy urządzeń: - myjnia dezynfektor ATOS AWD 655 (załączyć potwierdzenie producenta urządzeń) - Sterylizator Plazmowy RENOSEM S-130 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia) - Sterylizator parowy BELIMED MST-V (załączyć potwierdzenie producenta urządzeń) Zamawiający posiada i eksploatuje także sterylizator SMS serii AS66. Sterylizator według naszej wiedzy pochodzi z roku 2007, jest sprawny i nie jest przewidziany w najbliższym czasie do kasacji. Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej nie uwzględniając tego sterylizatora w zestawieniu urządzeń, które mają być objęte rejestracją i nadzorem systemu komputerowego? I nie wymagając przedmiotowego oświadczenia lub jego ekwiwalentu (o którym poniżej) od producenta sterylizatora, czyli firmy SMS? Pytanie nr 8. Załącznik nr 6, p.41 Zapewnienie kompatybilności oferowanego systemu komputerowego ze sterownikami i oprogramowaniem sterylizatorów i myjni narzędziowych, które zostały zakupione przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia kompatybilności, do oferty należy załączyć potwierdzenie producenta urządzeń, o kompatybilności oferowanego systemu komputerowego ze sterownikami i oprogramowaniem sterylizatorów i myjni narzędziowych zakupionych przez Zamawiającego. Dotyczy urządzeń: - myjnia dezynfektor ATOS AWD 655 (załączyć potwierdzenie producenta urządzeń) - Sterylizator Plazmowy RENOSEM S-130 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia) - Sterylizator parowy BELIMED MST-V (załączyć potwierdzenie producenta urządzeń)4 Czy Zamawiający dopuści alternatywnie oświadczenie producenta oferowanego systemu komputerowego, że gwarantuje, że urządzenia zostaną podłączone do systemu komputerowego w sposób bezpieczny (spełniając wymagania kompatybilnościowe), że zapewni pobieranie i rejestrację danych z zakupionych przez Zamawiającego urządzeń w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w ramach swojej oferty i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego? Z racji krótkiego czasu trwania postępowania do momentu złożenia ofert nie jest możliwe, aby uzyskać potwierdzenie kompatybilności oferowanego systemu od wszystkich producentów urządzeń. Wystąpiliśmy o takie potwierdzenie już w styczniu 2015, do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi od wszystkich producentów. Żaden z producentów nie ma swojej siedziby w Polsce. W przypadku firmy Renosem jej siedziba jest poza obszarem UE i Europy w ogóle (Korea Południowa), co powoduje, że nie jest objęta prawodawstwem i wymogami unijnymi a jej oświadczenia nie są wiążące na terenie UE. Wymagany przez Zamawiającego zakres integracji wymienionych urządzeń z systemem komputerowym nie obejmuje żadnych elementów sterowania urządzeniami. Wymagane jest tylko pasywne pobieranie danych z tych urządzeń. Nie ma w tym wypadku mowy o ingerencji w przebieg pracy urządzenia. Zatem wymagane oświadczenia są stanowczo nadmiarowe- nie ma potrzeby kompatybilności tam, gdzie komunikacja jest w zasadzie jednokierunkowa. Pytanie nr 9. Załącznik nr 6, p.41 Zapewnienie kompatybilności oferowanego systemu komputerowego ze sterownikami i oprogramowaniem sterylizatorów i myjni narzędziowych, które zostały zakupione przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia kompatybilności, do oferty należy załączyć potwierdzenie producenta urządzeń, o kompatybilności oferowanego systemu komputerowego ze sterownikami i oprogramowaniem sterylizatorów i myjni narzędziowych zakupionych przez Zamawiającego. Dotyczy urządzeń: - myjnia dezynfektor ATOS AWD 655 (załączyć potwierdzenie producenta urządzeń) - Sterylizator Plazmowy RENOSEM S-130 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia) - Sterylizator parowy BELIMED MST-V (załączyć potwierdzenie producenta urządzeń) Czy Zamawiający dopuści dla poszczególnych urządzeń oświadczenie producenta systemu komputerowego, że do monitoringu i pobierania danych z urządzenia będzie używał oprogramowania dostarczanego przez producenta urządzenia? Firma Belimed oferuje do rejestracji cykli pracy swoich urządzeń oprogramowanie Belimed ICS a z kolei w przypadku firmy Renosem Reno Monitoring System. Nasza firma ma zamiar skorzystać z przytoczonego oprogramowania oferowanego przez producentów poszczególnych urządzeń do rejestracji cykli ich pracy. Oprogramowanie producenta sterylizatora do rejestracji cykli pracy tego sterylizatora jest dedykowane do współpracy z tymże urządzeniem. Trudno tu mówić o braku kompatybilności bądź występować do producenta o potwierdzenie, że jego własne produkty są względem siebie kompatybilne. W tym przypadku nie ma także pojęcia i potrzeby kompatybilności pomiędzy naszym systemem komputerowym a sterownikami urządzeń, gdyż nie będzie tutaj bezpośredniego połączenia naszego systemu do urządzenia.5 Pytanie nr 10. Dotyczy : Zad. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ergonomicznego podajnika taśmy wskaźnikowej wykonanego z tworzywa sztucznego przystosowanego do dozowania do dwóch rolek taśmy. Oferowane rozwiązanie zapewnia tę samą funkcjonalność co opisane w SIWZ. Pytanie nr 11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maty ażurowej wykonanej z PCV. Oferowane rozwiązanie zapewnia tę samą funkcjonalność co opisane w SIWZ. Pytanie nr 12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maty ażurowej wykonanej z Winylu. Oferowane rozwiązanie zapewnia tę samą funkcjonalność co opisane w SIWZ. Pytanie nr 13 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maty ażurowej wykonanej z modułów o innych rozmiarach, zapewniających uzyskanie żądanego rozmiaru maty. Oferowane rozwiązanie zapewnia tę samą funkcjonalność co opisane w SIWZ. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania matę ażurową wykonaną z modułów o innych rozmiarach, zapewniających uzyskanie żądanego rozmiaru maty. Pytanie nr 14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania maty ażurowej, której konstrukcja nie wymaga zastosowania profilu krawędziowego. Oferowane rozwiązanie zapewnia tę samą funkcjonalność co opisane w SIWZ. Zamawiający dopuści do zaoferowania matę ażurową, której konstrukcja nie wymaga zastosowania profilu krawędziowego pod warunkiem, że zaoferowane rozwiązanie zapewni swobodny i bezproblemowy przejazd wózków przez krawędź końcową maty. Pytanie nr 15. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 4 urządzenie do czyszczenia parą wodną Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do czyszczenia parą wodną narzędzi medycznych o wymiarach 296 x 338 x 260 mm, temperaturze 173 stopnie, ciśnienie 8 bar, pojemność 3 l, moc 1700 W? Parametry te są lepsze od wymaganych. Pytanie nr 16 Dotyczy pakiet nr 2 poz. 4,5 myjnia ultradźwiękowa Czy Zamawiajcy dopuści do zaoferowania myjnię ultradźwiękową bez pochyłego dna?6 Pytanie nr 17. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 31 zgrzewarka Czy Zamawiaajcy dopuści do zaoferowania zgrzewarke o wadze 23 kg? Producent opisanej zgrzewarki, w swoim materiałach firmowych podaje taką wagę urządzenia. Pytanie nr 18 Dotyczy pakiet nr 2 poz. 35 krzesło poliuretanowe Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło z poliuretanu, na stopkach, z podłokietnikami, o ponizszych wymiarach? Nie, nie dopuści. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło z poliuretanu, na kółkach, z podłokietnikami, o poniższych wymiarach?7 Pytanie nr 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło z poliuretanu, na kółkach, z podnośnikiem 200 mm, z podłokietnikami o poniższych wymiarach? Nie, nie dopuści. Pytanie nr 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło z poliuretanu, na stopkach, bez podłokietników, o ponizszych wymiarach? Nie, nie dopuści. Pytanie nr 22. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 61,66 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania matę ażurową modułową 300 x 300 mm wykonaną z winylu odpornego na promieniowanie UV, odbarwienia o poniższej odporności na substancje chemiczne?8 Pytanie nr 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania matę ażurową modułową 900 x 900 mm? Pytanie nr 24. Dotyczy pakiet nr 2 pistolet do mycia i przedmuchiwania Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pistolet do mycia i przedmuchiwania z przewodem 1 m? Nie, nie dopuści. Pytanie nr 25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania matę ażurową modułową wykonaną z winylu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert na : 1. Składanie ofert do dnia r. do godz Otwarcie ofert w dniu r. o godz w Sali konferencyjnej SP ZOZ w Krotoszynie ul. Młyńska 2. Z poważaniem Podobne dokumenty
Załącznik nr 6 Opis parametrów technicznych oprogramowania oraz wyposażenia sprzętowego do rejestracji obiegu narzędzi Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 13 do SIWZ
Załącznik nr 13 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE SYSTEM KOMPUTEROWY REJESTRACJI OBIEGU NARZĘDZI Nazwa i typ: Producent: Wersja: Rok:........ L.p. Opis parametru Parametr Bardziej szczegółowo FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr a do SIWZ Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) i Siedziba (adres) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni, postępowanie Bardziej szczegółowo Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa systemu nadzorującego obieg materiału sterylnego na terenie Szpitala w Słupsku - nr sprawy 73/PN/2012
Słupsk, dnia 08.11.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa systemu nadzorującego obieg materiału sterylnego na terenie Szpitala w Słupsku - nr sprawy 73/PN/2012 Zgodnie z art. 38 ust. Bardziej szczegółowo Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2 Bardziej szczegółowo Nr postępowania 18/2013 Chełmno, dnia 08.05.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr postępowania 18/2013 Chełmno, dnia 08.05.2013 r. Bardziej szczegółowo Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015
Biuro Zakupów, Logistyki i Usług Wspólnych Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa wzs@p-r.com.pl PZP-0241-334/2015 Warszawa, dnia 01 grudnia 2015 r. Uczestnicy postępowania nr Bardziej szczegółowo Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone
Strona znajduje się w archiwum. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone 210322-2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ Bardziej szczegółowo Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18
SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. Bardziej szczegółowo Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych i medycznych (nr sprawy: 22/13/ZP/PN)
WSS/KG/ 1107 /DOPKiZP/MW/ 404 /13 Tychy, dn. 16.07.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Krotoszyn: Dostawa oprogramowania oraz wyposażenia sprzętowego do centralnej Bardziej szczegółowo MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania
DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6
Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.: Bardziej szczegółowo Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.
OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Krotoszyn, dnia 21.10.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sterylizatora plazmowego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Bardziej szczegółowo PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY
Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH - SPRAWA PN/2/D/2013 Bardziej szczegółowo dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.
Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32
DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl DOKUMENTOWANIE WYMOGI PRAWNE Szpital ma obowiązek prawny wykazać skuteczność całego procesu dekontaminacji, któremu poddawane Bardziej szczegółowo Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo w w w. sms. c o m. p l
Spółdzielnia Mechaników SMS powstała w 1946 roku. Głównym przedmiotem działalności SMS jest produkcja sterylizatorów parowych. Ponadto w zakres działalności wchodzą kompleksowe rozwiązania i dostawy wyposażenia Bardziej szczegółowo Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych.
Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl
1 z 6 2013-11-26 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji Bardziej szczegółowo Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016
Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów, Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: Bardziej szczegółowo Ogłasza przetarg nieograniczony na:
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22) Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS Bardziej szczegółowo Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.
Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca
tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Polkowice 21.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca Bardziej szczegółowo ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl Bardziej szczegółowo DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 95 82 tel./fax (0-87) 562 95 94 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 24.08.2006 r. Wszyscy Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.
Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu Bardziej szczegółowo Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki
Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego Bardziej szczegółowo handlowa VAT % Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 50 mm x 200 m Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 75 mm x 200 m
Kod CPV 33198000-4 PAKIET I dostawa opakowań sterylizacyjnych Lp Nazwa asortymentu j.m. Cena Średnie Wartość netto Stawka Wartość brutto Nazwa Producent jednostkowa zużycie VAT % handlowa netto za 1 rok Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28
SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia
Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania Bardziej szczegółowo Grupa 1. Wartość netto w zł. Wartość podatku VAT
Grupa 1 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Nr katalogowy Ilość Cena jedn. VAT Producent netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto 1 Papier krepowany biały 400 mm x 400 mm 2 Papier krepowany Bardziej szczegółowo Braniewo, 25.02.2013 r.
Braniewo, 25.02.2013 r. W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, Bardziej szczegółowo PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł
Załącznika Nr 2/1 PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji netto Nr katalogowy / 1. Chemiczny test wieloparametrowy szt. 30 000 do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu temperatury Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4. Bardziej szczegółowo Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego
Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający Bardziej szczegółowo FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto
FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Numer pisma: NJ/220/2013 Warszawa, dn. 10.06.2013 Wykonawcy Strona internetowa Odpowiedzi na pytania Wykonawców I W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego jako Bardziej szczegółowo Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny
SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE Bardziej szczegółowo Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
Odpowiedzi udzielone w dniu 31.10.2014 r. na pytania z dnia 30.10.2014 r. do Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.10.2014r. Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70 1 i art.70 3 70 5 Kodeksu Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA
WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ Bardziej szczegółowo Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:
Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIE. Przewodniczący:
Sygn. akt: KIO 2195/14 POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udział stron w dniu Bardziej szczegółowo INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Gdańsk, 29.07.2015r. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym wraz z baterią akumulatorów do Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk Konwersja energii Bardziej szczegółowo TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU
Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 13.06.2016 r. DZP-361-177-31/2016 tel.: 22-55-22-508 fax. 22-55-22-507. Do wszystkich zainteresowanych
DZP-361-177-31/2016 tel.: 22-55-22-508 fax. 22-55-22-507 Warszawa, dnia 13.06.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr Bardziej szczegółowo Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy : zapytań Wykonawców w przetargu nieograniczonym na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku nr sprawy: ZP 14/2012 Treść zapytania Bardziej szczegółowo Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni
Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni Przezroczyste torebki & rękawy S Torebki płaskie Do pakowania pojedynczych narzędzi, małych zestawów i innych wyrobów. Size (mm) S Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P/42/FIZELINA2/2014 na dostawę artykułów z fizeliny Numer ogłoszenia: 417218-2014; Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ
Radomsko, 28.08.2013 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.21.05.2013 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wraz z montaŝem sprzętu i wyposaŝenia medycznego Bardziej szczegółowo im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77 Bardziej szczegółowo OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:
OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr Bardziej szczegółowo ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT
Legnica, dnia 17.06.2013 r. Zapytanie ofertowe A.T.S. Electro Lube Polska spółka cywilna z siedzibą przy,, Tel. (76) 723 37 73, Faks (76) 722 53 62 NIP 691-100-62-69, REGON 390342110 realizuje projekt Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE treści SIWZ
Włocławek, dnia 18.11.2008r. DIZ/ 34/2008 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacjo ogłoszonego w BZP z dnia 05.11.2008r pod numerem 301223-2008 Bardziej szczegółowo Toszek, 25.10.2012 r.
Toszek, 25.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 24/PN/DEG/AS/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, dezynfektora, sprzętu komputerowego, sprzętów AGD i RTV, mebli, testów psychologicznych, Bardziej szczegółowo Do wszystkich uczestników postępowania
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo 3.Test kontroli zgrzewu. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii. 3 opakowania x 250szt.
Zał.3 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I 1.Papier krepowany Papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2. Karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie przez dystrybutora, zgodność z Bardziej szczegółowo DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy Bardziej szczegółowo Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13
1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo Lp. Strona 1 z 7 ... ...
Lp. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: Dostawa fabrycznie nowej drukarki termosublimacyjnej / termotransferowej kart plastikowych wraz z usługą instruktażu na potrzeby inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora Bardziej szczegółowo dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych
Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I
Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 07-5 Boguty-Pianki tel. (86) 77 50 0, fax tel. (86) 77 50 0, e-mail ugbogut@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zmiana I w postępowaniu Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=256019&rok=2014-12-10
1 z 8 2014-12-10 15:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/131/2014 Dostawa ochron radiologicznych dla pacjentów Bardziej szczegółowo Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie
Znak sprawy: SZP/380/16/08 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut, dnia 08-05-2008r. Do: WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (poniŝej Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 20.04.2011 r.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460 Bardziej szczegółowo Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.
Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę metalowych mebli, sprzętu ze stali Bardziej szczegółowo Pytania z dnia 09.11.2012 r.
Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji Bardziej szczegółowo 1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert
Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych Bardziej szczegółowo li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika
Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa, Bardziej szczegółowo O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ
Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/05/2015/1 Korfantów dnia: 2015-03-31 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, Bardziej szczegółowo SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl, Bardziej szczegółowo Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania
Ustroń, dnia 5 lipca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 768 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum Rehabilitacji Bardziej szczegółowo ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84 Bardziej szczegółowo Odpowiedź na zapytanie nr 1
Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/033/15/203 Rzeszów, 2015.05.29 ODPOWIEDZI CZĘŚĆ I
SzWNr2 ZP/250/033/15/203 Rzeszów, 2015.05.29 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. ODPOWIEDZI CZĘŚĆ I Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art.70
 art.70
 art. 38
 art. 38
 art.38
 art. 38