Source: http://www.slideshare.net/gdlcr/vernier-v2
Timestamp: 2016-08-30 17:22:21+00:00

Document:
488179 views
by Gaby Perez
by Susana Nathalie V...
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍAINCERTIDUMBRE EN LA CALIBRACIÓN DE CALIBRADORES TIPO VERNIER Héctor González MuñozNota: El presente ejercicio ha sido desarrollado bajo aspectos didácticos y lleva por esto algunas simplificaciones. Para aplicarlo a un caso específico, deben tomarse en cuenta los resultados particulares de esa medición o calibración, informes y certificados de calibración, características de los equipos, métodos, condiciones ambientales, habilidades del personal y todos los elementos relevantes particulares de ese sistema de medición. El Marqués, Qro., México, mayo de 2001. Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 4 2.
Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 5 3.
INCERTIDUMBRE EN LA CALIBRACIÓN DE CALIBRADORES TIPO VERNIER Héctor González Muñoz Junio, 2001 Resumen. Se presenta la estimación de incertidumbre para un calibrador tipo vernier evaluando las diferentes fuentes de incertidumbre de acuerdo al método de la Guía para la Expresión de Incertidumbres en la Medición del BIPM/ISO.1. IntroducciónEl calibrador tipo vernier, también conocido como vernier ó pie de rey, es un instrumento muydifundido en la industria, con él se miden características de longitud: exteriores, interiores o deprofundidad. Esto lo hace un instrumento muy empleado para mediciones preliminares y, si lastolerancias lo permiten, para el control de ciertas longitudes.Para calibrar el calibrador tipo vernier, se emplean bloques patrón (BP), individuales o enconjunto adheridos, con longitudes nominales tales que calibren tanto la escala principal como laescala vernier (puntos 7.1.2. de NMX-CH-2-1993-SCFI [1] y, A.1 de ISO 3599-1976 [2]).2.- Descripción del sistema de mediciónEl calibrador tipo vernier consta de: una estructura soporte en forma de L, que cuenta en su ladomayor con superficies guía donde desliza un cursor, este cuenta con puntas para medicionesexternas e internas, y en él esta, además, el sistema de lectura, éste puede ser una escala vernier,un indicador de carátula o una pantalla digital. Existen gran número de variaciones a este diseño,ofrecidas por los distintos fabricantes de instrumentos. Puntas para Barra de medición interna Cursor Superficie guía profundidades Puntas para medición Escala Vernier Escala principal externa Fig. 1. Calibrador con vernier. Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 6 4.
3.- Definición del mensurandoLa calibración se realizará sobre un calibrador con alcance de 0 a 150 mm, con división mínimade 0,05 mm, calibrado con condiciones ambientales de temperatura de 20ºC ±1ºC.Lo primero es definir el mensurando, analizando la forma de calibración de un calibrador, sepropone como mensurando la corrección de la lectura del calibrador (ε), definido como ladiferencia entre la longitud del bloque patrón (lbp) y la lectura del calibrador (lv) t t ε =l1 −l 2 (1) bp vÉste es el modelo físico y matemático, añadiendo las correcciones a esta ecuación por los efectosde temperatura, se obtiene: ε = l0 − l 0 (2) bp v ε = l 0  1 + α ∆T  − l 0 1 + α ∆T bp   bp bp   v v v ( ) (3) ε = l 0 + l 0 α ∆ T − l 0 − l 0 α ∆T + ... (4) bp bp bp bp v v v vEntonces la medición del mensurando (ε) está afectada por las diferencias de temperatura y lasdiferencias de material entre el calibrador y el mensurando.Para simplificar el manejo de la ecuación y de las diferencias de temperatura entre objetos, sedefinirán dos diferencias auxiliares: δα = α − α (5) v bp δT = ∆T − ∆T (6) v bpsustituyendo estas diferencias en la ecuación original y suponiendo l 0 ≈ l 0 se tiene: bp v ε = l0 − l0 − l0 α δ T − l0 ∆T δα (7) bp v bp bp v vAhora, de esta ecuación se encuentran los coeficientes de sensibilidad de cada componente: ∂ε =1−α δT bp ∂l 0 ∂ε bp = − l0 α ∂δ T bp bp ∂ε = − 1 − ∆ T δα ∂ε (8) 0 v = − l 0 δα ∂l ∂ ∆T v v v ∂ε ∂ε = − l 0 ∆T = − l0 δ T ∂α bp ∂ δα v v bp Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 7 5.
Con lo cual el cuadrado de la incertidumbre queda finalmente: ( ) ⋅ u  l0  2 u 2 (ε ) =  1− α δ T  ⋅ u 2  l  + − 1 − ∆T δα 2 2    bp   bp    v v 2 2 +  − l 0 δ T  ⋅ u 2 α  +  − l 0 α  ⋅ u 2 (δ T )    bp   bp bp  (9)  bp      ( ) 2 2 +  − l 0 δ α  ⋅ u 2 ∆T +  − l 0 ∆T  ⋅ u 2 (δα )    v  v  v v 4.- Cuantificación4.1.- Incertidumbre de los patrones u(lbp)La contribución a la incertidumbre, en este caso, se considerará como la tolerancia de longitud,especificada en la norma ISO 3650 [3], según el grado de exactitud de los bloques patrónempleados, porque no se corrigió al valor calibrado de los bloques, por ser grado 1.La tolerancia para bloques grado 1 es de ± 0,8 µm para un bloque de 150 mm de longitudnominal, al cual se asigna un tipo de distribución de probabilidad rectangular, se tiene: u l  = 0,8  bp  = 0,461µm (10)   34.2.- Incertidumbre de la lectura del vernier u(lv)Esta incertidumbre se considerará el resultado de cinco contribuciones: el error de Abbe, el efectode paralaje, la falta de paralelismo, la resolución y la repetibilidad.4.2.1.- El error de AbbeSe considera que entre el cursor y las superficies guías existe un huelgo que permitedeslizamiento y además un error, se supone un ajuste H7/g6 [4] con un juego máximo de 36,3 µm[5, 6], tal que conociendo la dimensión del cursor que apoya en la superficie guía (W) se puedeestimar el error (E) sobre la línea de medición. W Huelgo D B A E Fig. 2. Error de Abbe. Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 8 6.
huelgo E=A⋅ W (11) 36,3 ⋅ 10 − 3 mm = 40 mm ⋅ = 0,0274 mm 53 mmAsignando un tipo de distribución de probabilidad rectangular a este intervalo la incertidumbreestándar resulta: 27,4µm u = = 7,9µm ≈ 8µm (12) Abbe 124.2.2.- El efecto de paralajeLa escala con vernier (ver la figura 3), está graduada con un número de divisiones iguales en n-1o n+1 divisiones de la escala principal. Las diferentes formas de dividir la escala vernier hacendiferentes divisiones mínimas [7,8]. 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 0,05 mm 0 2 4 6 8 10 0,1 mm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fig. 3. Sistema de lectura analógica con escala vernier, con división mínima de 0,05 mm dividiendo 39 mm en 20 intervalos.El error de paralaje es un error que puede presentarse en la lectura de la escala vernier, debido aque la escala vernier normalmente esta separada de la escala principal, ello ocasiona al operadorla posibilidad de tomar una lectura errónea, (ver figura 4) por no estar apropiadamente ubicadorespecto a la superficie de la escala principal.Para considerar este error, es necesario evaluar el posible error en la lectura de la escala vernierpor falta de perpendicularidad, este error tendrá efecto sobre la escala vernier, la cual, hay querecordar, es un instrumento que permite amplificar los pequeños desplazamientos de lasmordazas, y por tanto el error encontrado habrá que transformarlo, de acuerdo a la resolución yseparación de las líneas del vernier, en un error en la distancia entre las mordazas.El error de perpendicularidad en la lectura (P) en el caso del calibrador tipo vernier se debe a quela forma de construcción del calibrador separa la escala vernier del plano de la escala principaluna distancia (a), ver figura 4, el operador posee una desviación óptica (DO), determinada pordiversas causas, entre ellas la falta de perpendicularidad al plano xz sobre el plano xy. Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 9 7.
DO y P z x DF a Fig. 4. Error de paralaje en calibrador con vernier.De lo anterior se deduce por triángulos semejantes que: DO ⋅ a P = (vernier ) DF (13) 32,5mm ⋅ 0,3mm = = 0,0325mm 300mmEste error P(vernier) es en la lectura de la escala vernier y para considerar su efecto en la mediciónhabrá que transformarlo, de acuerdo a la resolución y separación de las líneas del vernier, en unerror en la distancia entre las mordazas, entonces se realiza una equivalencia con eldesplazamiento del cursor: P ⋅ DM x= ev (14) 0,033mm ⋅ 0,05mm = = 0,85µm 1,95mmdonde: x es el error en la medición debido al error de paralaje, P es el error de perpendicularidad, DM es la división mínima de la escala vernier, ev es el espacio entre marcas de la escala vernier sobre el cursor.La incertidumbre estándar debida a este error, que no se corrige; se estima a partir del máximoposible, considerándolo con distribución rectangular, por lo que se obtiene: x 0,85µm u = = = 0,48µm (15) paralaje 3 3 Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 10 8.
4.2.3.- Falta de paralelismo entre mordazasSe toma el valor que establece la norma ISO 6906 como máximo admisible: ±10µm, el cual seconsidera con una distribución de probabilidad rectangular: 10 µm u = = 5,77 µm ≈ 6 µm (16) paralelism o 34.2.4.- Resolución del vernierSe toma la resolución como distribución rectangular: 0,05 u = = 14 µm (17) resolución 124.2.5.- Repetibilidad.Se considera la desviación estándar de la media de una serie de n mediciones repetidas sobre unbloque patrón de 150 mm de longitud nominal: i=n ∑ (x − x) 2 i u = i =i = 3,51µm (18) repetibili dad n(n − 1)4.2.6.- Combinación de las contribuciones a u(lv) u 2 (l ) = u 2 Abbe + u 2 Paralaje + u 2 Paralelism o + u 2 Resolución + u 2 Repetibili dad v u (l ) = 8 2 µm + 0,48 2 µm + 6 2 µm + 14 2 µm + 3,512 µm 2 (19) v u (l ) = 17,57 µm vEn la sección 7 se discutirá ésta como la mayor fuente de incertidumbre, y de la ec. (19) seobserva que sus contribuyentes mayores son la resolución, el error de Abbe y el paralelismo. α4.3.- Incertidumbre del coeficiente de expansión térmica u(αbp)El material de los bloques es acero, se supone un ±10 % de variación de ese coeficiente, con unadistribución de probabilidad rectangular resultando: 10% ⋅11,5 ⋅10 − 6 1 u (α bp ) = ºC 3 (20) = 0,66 ⋅ 10 − 6 º C −1 Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 11 9.
4.4.- Incertidumbre de las diferencias de temperatura entre los bloques patrón y el δcalibrador u(δt)Se supone una supervisión y control de las condiciones ambientales de temperatura de 20ºC±1ºC, asignando un tipo de distribución de probabilidad rectangular a este intervalo resulta: u (δt ) = 1º C = 0,577 º C (21) 34.5.- Incertidumbre de las diferencias de temperatura entre el ambiente y el calibrador ∆u(∆tv)Se supone una supervisión y control de las condiciones ambientales de temperatura de 20ºC±1ºC, asignando un tipo de distribución de probabilidad rectangular a este intervalo resulta: ( v ) = 1º C = 0,577º C u ∆t 3 (22)4.6.- Incertidumbre de las diferencias de los coeficientes de expansión térmica delcalibrador y de los bloques patrón. u(δα) δIgual a u(δα) punto 4.2. u (δα ) = 0,66 ⋅10 −6 1 (23) ºC5.- Combinación de las incertidumbresSustituyendo las incertidumbres evaluadas en la ecuación (9) se tiene:u2 (ε)= ( 1 )2 (0,461µm)2+(-1) 2 (17,57µm) 2 +(-150mm⋅ 2ºC) 2(0,66⋅10-6 ºC -1)2+(-150 mm⋅ 11,5⋅ 10-6 ºC -1) 2 (0,577 ºC ) 2 (24) +(-150mm⋅1,15⋅10-6 ºC -1) 2 (0,577 ºC ) 2+(-150 mm⋅ 1ºC ) 2 (0,66⋅ 10-6 ºC -1) 2 = ( 1 )2 (0,461µm)2+(-1) 2 (17,57µm) 2 +(-300 mm ºC) 2(0,66⋅10-6 ºC -1)2+(-1,725⋅10 –3 mmºC -1) 2 (0,577 ºC ) 2 +(-1,725⋅10 –4 mmºC -1) 2 (0,577 ºC ) 2+(-150 mmºC ) 2 (0,66⋅ 10-6 ºC -1) 2 = 0,125µm2+308,7µm 2+3,9204⋅10-8 mm2+9,9067⋅10 –7 mm 2+9,9067⋅10 –9 mm 2 +9,801⋅10 –9 mm 2 = 0,125µm2+308,7µm 2+ 0,0392µm 2+ 0,9907 µm 2+ 0,0099µm 2+ 0,0098µm 2 = 309,97µm2 Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 12 10.
6.- Incertidumbre expandidaDe la ecuación (23) se obtiene:u(ε) = 17,606 µm expresada con k=1. El número efectivo de grados de libertad es 124 (ver Anexo), por lo que se asume un valor dek=2 al expresar la incertidumbre expandida con un nivel de confianza aproximado de 95%, demodo que U(ε)= 36 µm ε (25)7.- DiscusiónDe acuerdo con los resultados obtenidos en éste ejemplo, la contribución debida a la resolución,Abbe, paralelismo y repetibilidad, es de aproximadamente 99,9 %; y de ellas la contribucióndebida a la resolución es de 63,4%, al error de Abbe es del 20,7% y a la de paralelismo es de11,6% conjuntando el 95,7%. µm % 16.0 100 90 14.0 80 12.0 70 10.0 60 8.0 50 40 6.0 30 4.0 20 2.0 10 0.0 0 Abbe Repetibilidad u u (δt) u(abp) (lbp) u (l ) u(DTv) u (α u(da) u(dt) bp bp) u (∆t v) u (δα) Resolución Paralelismo Paralaje Fig. 5. Diagrama de Pareto comparando la contribución de las distintas fuentes de incertidumbre.El modelo se probó para una longitud de 150 mm y una variación de temperatura no mayor a2ºC, con divisiones mínimas distintas y con resolución digital, en estos casos la contribución delas tres principales fuentes continuó siendo dominante, por ello, es razonable suponer queconsiderando únicamente estas tres contribuciones, es posible obtener una aproximación Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 13 11.
adecuada del valor de incertidumbre, por supuesto, cumpliéndose las condiciones ambientalesdadas en el punto 3; para condiciones diferentes y para longitudes mayores será necesarioevaluar el mismo modelo propuesto en (9) para las condiciones deseadas.Entonces, se propone un modelo empírico simplificado para los calibradores de 0 a 150 mm concondiciones ambientales controladas (ver punto 3): u2 (ε) = u2 resolución + u2 Abbe + u2 paralelismo (26)8. Referencias[1] NMX-CH-2-1993-SCFI Instrumentos de medición – Calibradores con vernier.[2] ISO 3599:1976 (E) Verniers callipers reading to 0,1 and 0,05 mm[3] ISO 3650:1978 (E) Gauge blocks.[4] ISO 286-1:1988 (E) ISO System of limits and fits.[5] González, H., Tesis de licenciatura Tolerancias en la proyectación mecánica, Instituto Tecnológico de Celaya.[6] Niemman, G., Machinenelemente Band I, Springer Verlag, 1981.[7] Galicia , R., et al, Metrología Geométrica Dimensional, AGT Editor S.A., 1989.[8] Carro, J., Curso de Metrología Dimensional, E.T.S.I.I.Autor Héctor González Muñoz, Metrólogo de la División de Metrología Dimensional, CENAM, hgonzale@cenam.mx, Tel +52 (4) 2 11 05 00 al 03, ext. 3291; Fax +52 (4) 2 11 05 77 Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 14 12.
ANEXO: PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRENº Magnitud de entrada Xi Valor Fuente de Incertidumbre Tipo, Incertidumbre Coeficiente de Contribución Grados de Fuente de incertidumbre estimado información original Distribución estandar sensibilidad libertad xi u(xi) ci ui(y)1 Bloques patrón lbp 150 mm Norma ISO ± 0,8 µm B, rectangular 0,461 µ m 1 0,461 µ m 200 3599-19762 Lectura del calibrador lv 150,01 mm --- --- --- 17,57 µ m 1 17,57 µ m2ª Abbe --- ISO 286-2 27,4 µm B, rectangular 8 µm --- 8 µm 122b Paralaje --- JIS B7507 ± 0,85 µm B, rectangular 0,48 µm --- 0,48 µm 122c Paralelismo --- ISO 3599 ± 10 µm B, rectangular 6 µm --- 6 µm 502d Resolución --- Escala 0,05 mm B, rectangular 14 µm --- 14 µm 1002e Repetibilidad --- Mediciones 3,51 µm A 3,51 µm --- 3,51 µm 7 repetidas normal, k=13 Coeficiente de expansión --- Catálogo ±1,15x10-6 B, rectangular 0,66x10-6 ºC-1 300 mmºC 0,19799 µ m 50 térmica de los bloques patrón α bp4 Diferencia de --- Condiciones ± 1ºC B, rectangular 0,577 ºC 1,725x10-3 0,9953 µ m 12 temperatura entre ambientales mm ºC-1 bloques patrón y calibrador δT5 Diferencia de --- Condiciones ± 1ºC B, rectangular 0,577 ºC 1,725x10-4 0,099 µ m 12 temperatura entre ambientales mm ºC-1 calibrador y 20 ºC ∆ Tv6 Diferencias en los --- Catálogo ±1,15x10-6 B, rectangular 0,66x10-6 ºC-1 150 mmºC 0,098 µ m 50 coeficiente de expansión térmica αbp Error de lectura ε 0,01 mm --- --- --- --- --- 17,606 µ m 124 Calibración de calibradores tipo vernier. Rev 1 / CENAM / Mayo 2001 15 Recommended
Susana Nathalie Vasquez

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución