Source: https://www.fluke.com/es-cl/producto/comprobacion-electrica/registradores-de-potencia-y-energia/registradores-trifasicos-de-consumo-electrico-y-energia/fluke-1735
Timestamp: 2019-03-18 22:24:42+00:00

Document:
Registrador Trifásico De Calidad Eléctrica Fluke 1735 | Fluke
Registre la potencia y los parámetros asociados de hasta 45 días
Monitorice la demanda de potencia máxima en periodos promedio definidos por el usuario
Confirme las ventajas de las mejoras de eficacia con las pruebas de consumo de energía
Mida la distorsión de los armónicos causada por las cargas de los equipos electrónicos
Mejore la confiabilidad capturando las caídas y aumentos de voltaje de los cambios de carga
Confirme fácilmente la configuración del instrumento con la pantalla a color de formas de onda y tendencias
Mida las tres fases y el neutro con las cuatro sondas flexibles que se incluyen
Vea gráficos y genere informes con el software de Power Log que se incluye
Diseño robusto y compacto, con estuche IP65, categoría CAT III 600 V y garantía de dos años
Descripción general del producto: Registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1735
Registros de calidad eléctrica, estudios de carga eléctrica y comprobaciones del consumo de energía simplificados
El registrador trifásico de datos eléctricos Fluke 1735 es la herramienta de análisis de energía y calidad eléctrica más versátil y polivalente del mercado por su precio y es ideal para realizar estudios de energía y registros básicos de la calidad de la energía. Configure el registrador en segundos gracias a su pantalla en color y a sus sondas de corriente flexibles. Además, el analizador de calidad eléctrica es capaz de medir la inmensa mayoría de los parámetros de energía eléctrica y armónicos, y de capturar eventos de voltaje.
Estudios de carga: verifique la capacidad del sistema eléctrico antes de agregar cargas
Evaluaciones de energía: calcule el consumo antes y después de las mejoras para justificar los dispositivos de ahorro de energía.
Medidas de los armónicos: identifique problemas causados por armónicos que puedan dañar o afectar a equipos críticos.
Captura de eventos de voltaje: supervise las fluctuaciones que provocan falsos reinicios o disparos inesperados del interruptor automático
Especificaciones: Registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1735
General Pantalla Pantalla VGA transmisiva en color de 320 x 240 pixeles, retroiluminación adicional y contraste ajustable; texto y gráficos en color
Calidad Desarrollado, diseñado y fabricado según la norma DIN ISO 9001
Memoria Memoria Flash de 4 MB, 3.5 MB para medir datos
Interfaz Conector RS-232 SUB-D; 115.200 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada, actualizaciones de firmware posibles a través de la interfaz RS-232 (cable de extensión de 9 patillas)
Velocidad de muestreo 10.24 kHz
Frecuencia de la línea 50 Hz o 60 Hz, seleccionable por el usuario, con sincronización automática
Alimentación eléctrica Batería de NiMH externa, con adaptador de CA (15 a 20 V / 0.8 A)
Tiempo de funcionamiento con la batería Normalmente > 12 horas sin usar la retroiluminación y > 6 horas con uso elevado de la retroiluminación
Dimensiones 240 x 180 x 110 mm
Peso 1.7 kg, baterías incluidas
Condiciones ambientales Rango de temperaturas de trabajo -10 °C a +50 °C
Rango de temperaturas de almacenamiento -20 °C a +60 °C
Rango de temperaturas de funcionamiento 0 °C a +40 °C
Rango de temperatura de referencia 23 °C ±2 °C
Los términos anteriores se definen de acuerdo a las normas europeas. Para calcular la especificación en cualquier punto del rango de temperaturas de trabajo, use el coeficiente de temperaturas indicado a continuación.
Coeficiente de temperatura ±0.1 % de valor medido por °C a partir de la referencia
Error intrínseco Se refiere a la temperatura de referencia, se garantiza una desviación máxima durante dos años
Error de operación Se refiere al rango de temperatura de trabajo, se garantiza una desviación máxima durante dos años
Clase climática C1 (IEC 654-1) -5 °C a +45 °C, 5 % a 95 % HR, sin condensación
Carcasa Termoplástico Cycoloy a prueba de golpes y rayas, de tipo V0 (no inflamable) con funda de protección de caucho
EMC Emisión IEC/EN 61326-1:1997 clase B
Inmunidad IEC/EN 61326-1:1997
Seguridad Seguridad IEC 61010-1 600 V CAT III, aislamiento doble o reforzado, grado de contaminación 2
Protección IP65; EN60529 (se refiere solo al alojamiento principal sin el compartimento para la batería)
Los valores de verdadero valor eficaz se miden con una resolución de 20 ms.
Medición en estrella de verdadero valor eficaz de V Rango de medida 57 V/66 V/110 V/120 V/127 V/220 V/230 V/240 V/260 V/277 V/347 V/380 V/400 V/417 V/480 V CA
Error intrínseco ±(0.2 % de valor medido + 5 dígitos)
Error de operación ±(0.5 % de valor medido + 10 dígitos)
Medición en triángulo de verdadero valor eficaz de V Rango de medida 100 V/115 V/190 V/208 V/220 V/380 V/400 V/415 V/450 V/480 V/600 V/660 V/690 V/720 V/830 V CA
Medición de verdadero valor eficaz de amperios Rangos de intensidad Flexi Set 15 A/150 A/3000 A de verdadero valor eficaz (en el seno)
Rangos de pinza amperimétrica 1 A/10 A
Resolución 0.01 A
Rangos 150 A/3000 A y 1 A/10 A
Error intrínseco ±(0.5 % de valor medido + 10 dígitos)
Error de operación ±(1 % de valor medido + 10 dígitos)
Rangos 15 A
Error intrínseco ±(0.5 % de valor medido + 20 dígitos)
Error de operación ±(1 % de valor medido + 20 dígitos)
No se consideran los errores de las sondas de corriente.
Con FlexiSet Error de medición de Flexi Set ±(2 % de valor medido + 10 dígitos)
Influencia de la posición ±(3 % de valor medido + 10 dígitos)
CF (típico) 2.83
Si usa FlexiSet, asegúrese de colocar el conductor en dirección opuesta al bloqueo de FlexiSet
Medida de potencia (P - activa, S - aparente, Q - reactiva, D - distorsionada) Rango de medida consulte la medición de verdadero valor eficaz de V y A
Los errores de alimentación se calculan añadiendo los errores de voltaje y corriente
Error adicional debido a factor de potencia (PF)
Error especificado x (1-[PF])
El rango máximo con una conexión en triángulo de rango de voltaje de 830 V y un rango de corriente de 3000 A es de 2.490 MW, es posible que aparezcan valores superiores si se usan PT y CT con función de relación
Error intrínseco ±(0.7 % de valor medido + 15 dígitos)
Resolución 1 kW
Error de operación ±(1.5 % de valor medido + 20 dígitos)
Rango habitual con conexión en estrella de 230 V de rango de voltaje y rango de corriente de 34.50 KW.
Resolución 1 W a 10 W
No se han considerado los errores de los sensores de corriente propiamente dichos.
Medida de energía (kWh, KVAh, kVARh) Error intrínseco ±(0.7 % de valor medido + error de variación F* + 15 dígitos)
Error de operación ±(1.5 % de valor medido + error de variación F¹ + 20 dígitos)
1. Error de variación de frecuencia
PF (factor de potencia) Rango 0.000 a 1.000
Resolución 0.001
Precisión ±1 % de valor máximo de la escala
Medición de frecuencia Rango de medida 46 Hz a 54 Hz y 56 Hz a 64 Hz
Resolución 0.01 Hz
Armónicos Rango de medida Hasta el armónico 50º (< 50 % del voltaje nominal)
Precisión Vm, Im, THDV, THDI IEC 61000-4-7:2002, Clase II
Vm ≥ 3 % Vn ±5 % Vm
Vm < 3 % Vnom ±0.15 % Vnom
Im ≥ 10 % Inom ±5 % Im
Im < 10 % Inom ±0 5 % Inom
THDV para THD < 3 % ±0.15 % en Vnom
para THD ≥ 3 % ±5 % en Vnom
THDI para THD < 10 % ±0.5 % en Inom
para THD ≥ 10 % ±5 % en Inom
Voltaje nominal (Vnom) Rango de voltaje nominal
Inom Rango de corriente nominal
Vm e Im son valores medidos de armónicos m
Eventos Detección de huecos de voltaje, sobretensiones e interrupciones de voltaje con una resolución de 10 ms y un error de medición de onda sinusoidal de medio periodo del verdadero valor eficaz.
Error intrínseco ±(1 % de valor medido + 10 dígitos)
Error de operación ±(2 % del valor medio + 10 dígitos)
Modelos: Registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1735
Registrador Trifásico
4 flexible current probes (15 A/150 A/3000 A)
Voltage leads and clips
International ac adapter (115/230 V, 50/60 Hz)
Recursos: Registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1735
1735 | Manual del usuario
1735 | Suplemento del Manual del usuario
1735 | Declaración de volatilidad de la memoria
1735 | Funcionamiento básico
1735 | Suplemento de procedimientos iniciales
1A/10A | Hoja de instrucciones
20A/200A | Hoja de instrucciones
3000A/6000A | Hoja de instrucciones
5A/50A | Hoja de instrucciones
FS17XX/FS17XX IP65 | Hoja de instrucciones
FS17XX/FS17XX IP65 | Complemento de la Hoja de instrucciones
Datos técnicos por 1735 Power Logger
Firmware y software del registrador de tensión trifásica Fluke 1735
Calidad de la conexión de la potencia
Accesorios: Registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1735
Sondas de corriente (9)
I20A/200A Clamp PQ3
I20A/200A Clamp PQ4
I5A/50A Clamp PQ3
combina las funciones de un analizador de calidad, un registrador de calidad eléctrica, osciloscopio, registrador de datos y una pinza amperimétrica para monitorear y solucionar problemas de cargas eléctricas

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución