Source: http://lma.unizar.es/es/servicios-tarifas/area-de-microscopia-electronica-de-transmision-tem/titan-high-base-for-high-resolution-imaging-fei-titan3/
Timestamp: 2019-01-16 08:44:51+00:00

Document:
TITAN Imagen de alta resolución (High-Base): FEI TITAN3 | LMA
Los microscopios Titan (FEI Company) son equipos de nueva generación que incorporan un corrector de aberración esférica (CEOS Company). En concreto, el Titan high-base incorpora el corrector en la lente objetivo, la que forma la imagen, por lo que es el microscopio más apropiado para obtener imágenes de ultra-alta resolución (HRTEM). También incorpora un biprisma y una lente de Lorentz para hacer holografía magnética y microscopía Lorentz de alta resolución.
Al poder trabajar a bajo voltaje (60 kV, 80 kV) el corrector permite obtener alta resolución incluso en materiales muy sensibles al haz de electrones tales como grafeno, nanotubos de carbono o de hetero-átomos, zeolitas y materiales mesoporosos, etc.
Los voltajes de trabajo para este microscopio son de 60, 80, 120, 200 and 300 kV.
Los investigadores de centros públicos o privados así como los profesionales del mundo industrial que requieran el uso de este equipo tendrán también a su disposición el apoyo científico y técnico de nuestro personal altamente cualificado y experimentado.
Imagen (resolución 0.09 nm)
Información sobre la morfología y tamaño del material (TEM).
Estructura cristalina (difracción de electrones y TEM de ultra-alta resolución: HRTEM).
Información sobre la composición de la muestra: imagen en modo barrido-transmisión con detector anular de alto ángulo: STEM-HAADF. Imagen filtrada en energía (EFTEM) que proporciona información sobre un elemento concreto.
Combinado con el modo barrido-transmisión (STEM) composición química con resolución espacial: mapas y perfiles de composición.
El Titan High-base incorpora un corrector de imagen y trabaja a voltajes entre 60 y 300 kV. Se encuentra dentro de una “caja” o “cubo” que actúa a modo de filtro de perturbaciones térmicas y mecánicas. Está equipado con un cañón de emisión de campo Schottky-FEG y una cámara CCD Gatan de 2k x 2k para adquisición de imágenes de alta resolución (HRTEM). Las principales técnicas de trabajo son:
HREM: para la obtención de imágenes de alta resolución (HRTEM) el microscopio Titan High-base está equipado con una lente objetivo SuperTwin® y un corrector de aberración esférica de la lente objetivo CETCOR (CEOS Company) que permite una resolución en imagen de 0,09 nm.
STEM: El microscopio consta de un módulo de barrido para trabajar en modo STEM (barrido-transmisión) y detectores de campo claro (BF), campo oscuro (DF) y anular de alto ángulo (HAADF).
EELS: El filtro de energía Gatan Tridiem 863 permite a este microscopio registrar imágenes con filtro de energía (EFTEM) y espectroscopia de pérdida de energía de electrón (EELS) con una resolución de ̴ 0,7 eV.
Microscopía Lorentz y Holografía: El microscopio también está equipado con una lente Lorentz y un biprisma electrostático para hacer análisis de materiales magnéticos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución