Source: http://neocitec.com.mx/contenido_yamato.htm
Timestamp: 2017-09-20 00:08:52+00:00

Document:
Neocitec PRESENTA LA LINEA de equipo para laboratorio
LIDER MUNDIAL EN EQUIPO PARA LABORATORIO
AHORA CON UNA VISION MAS AMPLIA
La calidad , el diseño y la funcionalidad son solamente algunos de los atributos que los distinguen en todo el mundo. La línea incluye Incubadoras y Hornos de convección natural y de convección mecánica (circulación de aire forzado ) , Hornos de vacío, Hornos de hasta 300°C con filtro HEPA , Hornos con control de velocidad en el flujo de aire y con propiedades para ahorro de Energía , además incluye parrillas con agitador magnético , agitadores para embudos de separación , Rotavapor con condensador vertical , horizontal y con trampa de hielo seco,para matraz de evaporación desde 50 ml hasta 2 litros y hasta de 10 litros (modelo RE71), Autoclaves automáticas para Esterilizar y para Secado . todos tienen control digital programable y otras características como sistemas de seguridad , alarmas , auto-diagnostico, auto-arranque y paro automático.
SA300/320/400
Agitador de embudos de separacion, matraces y tubos
Agitacion horizontal
Agitacion Vertical
Agitacion Orbital Horizontal
Agitacion Orbital Vertical
/ Orbital &
Longitud de agitación
El modelo SA300 puede agitar de forma horizontal o vertical, mientras que el SA320 permite un efecto mayor en la agitacion mediante la agitación orbital ya sea vertical u horizontal. El modelo SA400 es un agitador vertical que agita por ambos lados.
La unidad principal de por si agita verticalmente pero se puede voltear para que agite horizontalmente. Existen varios accesorios sujetadores que pueden colocarse y quitarse fácilmente y son extremadamente durables. El modelo SA400 puede agitar 6 matraces de 1 litro simultáneamente. Puede ser de operación continua o mediante temporizador de 0 a 60 minutos. Opera con 115 volts.
Sujetador de tubos para centrifuga.
(de 16 a 35 mm dia ø × 110 a 130 mm de longitud × 18 pzs.)
Sujetador para tubos de ensayo
(de 16.5 a 18mm dia ø × 160 a 190 mm de longitud × 18 pzs.)
Sujetador para matraces Erlenmeyer
(para matraces de 100 a 1,000 ml)
Sujetador de Embudos de Separación
(desde 100 a 1,000 ml)
T400 AGITADOR PARA LABORATORIO
Potente agitador, mezclador eléctrico vertical, de Laboratorio, con soporte, varilla y propela. Display digital de la velocidad en rpm, para trabajo pesado y contínuo.
Para agitar soluciones de alta viscosidad, resinas, almidones, shampoo etc hasta de 20 litros de volumen.
Con los agitadores Yamato, no hay ninguna pérdida de velocidad debido a la viscosidad, a diferencia de los agitadores convencionales, el potente motor de CD sin escobillas y libre de ruido es controlado por un circuito PID, estos agitadores de laboratorio mantienen la velocidad constante desde sin carga hasta el torque máximo. Tienen protector térmico para evitar que se queme el motor.
LT400D
LT500A
LT500B
Revolving speed range
10 to 300rpm
15 to 600rpm
25 to 1200rpm
60 to 3000rpm
Max. torque (N•m / kg-cm)
0.9/9.0
1.0/10.0
Motor (DC brushless motor)
ø8 mm drill chuck
Digital speed display, Overload display, Torque indicator (20% gradation)
Current-restraining circuitry, Thermal overload cut-off, Drill chuck protector
146×154×165
AC 100 to 125V 50/60Hz, single phase
F20500010
Parrilla con agitador magnético, placa de cerámica de 20x20 cm, potente imán que permite agitar hasta 15 lts de gua, control de temperatura digitaldesde 5°C arriba del ambiente hasta 540°C,control de velocidad desde 50 hasta 1300 rpm, gabinete de aluminio fundido con dimensiones de 205 mm de ancho,335 mm de largo y 96 mm de altura, pesa 3.9 Kg. Se incluye una barra magnética recubierta de Teflón, opera con 120 volts y consume 800Watts. YAMATO SCIENTIFIC
Una nueva serie de autoclaves SK estará disponible en breve
50°C to 126°C 50°C to 126°C
Maxima Presión Operacional
0.165 MPa 0.165 MPa
Las series SK de Yamato proporcionan un esterilizador con cámara de 18 ,24 y 30 litros para los procesos de investigación y las muestras que no requieren mucho espacio. Este equipo cuenta con vapor de alta precisión, este es el método ampliamente utilizado para la esterilización debido a su velocidad, fiabilidad y eficacia. El nuevo diseño de Yamato en autoclaves de pequeña capacidad proporciona una máquina de vapor segura, este equipo se ha caracterizado en tan poco tiempo gracias a un simple sistema fácil de usar. Esta serie de autoclaves es ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Laboratorios de Quimica y Biologia
Oficians Dentales y Ortodoncias
SQ500C Autoclave automática digital, para esterilizar, temperatura máxima de 135 °C, de baja altura y carga superior para facilitar la introducción y extracción de muestras, con tapa levadiza con sistema de seguridad de bloqueo.
Autoclave modelo SQ510, de perfil bajo, con control digital automático, válvula de seguridad, de operación simple, para esterilización normal y para esterilizar medios de cultivo semisólidos y líquidos, reloj de 99 horas 59 minutos con intervalos de 1 minuto, además de los programas de esterilización se pueden guardar en la memoria programas de usuario para pruebas repetitivas, con sistema de enfriamiento para disminuir el tiempo entre prueba y prueba, preparada para inspecciones GLP y GMP, la temperatura para esterilizar es entre 105 y 135 °C, con alarmas por falta de agua, puerta abierta y corto circuito. Presión máxima de trabajo 0.255MPa, la cámara es de acero inoxidable y mide 37 cm de diámetro y 47 cm de fondo (Capacidad 50 litros).12 Meses de Garantía. Opera con 120 volts, Marca YAMATO SCIENTIFIC, Hecho en Japón. Certificado ISO9001-2008, es una empresa CE mark.
SN500C Autoclave automática digital, para esterilizar, temperatura máxima de 135 °C, de baja altura y carga superior para facilitar la introducción y extracción de muestras, con tapa levadiza con sistema de seguridad de bloqueo.
1. Alto desempeño y de fácil operación
Programado para tocar el botón una vez para un proceso de esterilización general;
Manual, fundir -> Caliente, esterilizante -> Caliente, esterilizar/Liquido Esterilizante/Normal.
* Adjunto un programa de faltas de esterilización, programas personalizados que pueden ser guardados Para diferentes usos.
2. Ventilador de enfriamiento en todos los equipos estándar
* Para minimizar el tiempo de enfriamiento, un ventilador de enfriamiento es proporcionado para todos los modelos como equip
3. Preparado para inspecciones GLP/GMP
Dos puertos de sensores que proveen como estándar en el compartimiento.
4. Carga de la botella de drenaje al frente
Las botellas de drenaje son colocadas al frente para fácil acceso, para drenar el agua, los niveles pueden ser monitoreados sin necesidad de abrir la tapa.
5. Características de seguridad
*Taza de vapor
*tapadera con dispositivo de seguridad
*Autodiagnóstico
*Alarma de precaución por la ausencia de botella de drenaje
*Interruptor de circuito
*Durante cualquier mal funcionamiento, el autoclave se apagará automáticamente cuando el sonido de la alarma de la bocina este sonando se desplegara un mensaje
6. Fácil de drenar agua esterilizada
Un tubo de drenaje de gran diámetro es proporcionado para su fácil manejo
7. Unidad de poder de voltaje sensitivo.
Con una unidad de poder de voltaje -sensitivo montada en el equipo estándar equipo estándar, el autoclave puede ser seleccionada desde cualquier fuente de poder de 100-120V AC o 200-240V AC (fase simple). No debe preocuparse acerca de las configuraciones del voltaje.
8.Guardado automático del historial de errores. Hasta 20 errores pueden ser guardados en la memoria.
(ver más detalles en el cuadro abajo)
12 Meses de Garantía. Opera con 120 volts, Marca YAMATO SCIENTIFIC, Hecho en Japón. Certificado ISO9001-2008, es una empresa CE mark.
AUTOCLAVE VERTICAL PARA ESTERILIZACION Y SECADO
DE MATERIAL Y ROPA SM 200/300/510
Rápida, con control digital, confiable y segura, tapa de desplazamiento lateral, puede ser abierta y cerrada con facilidad mediante un giro del volante superior. Modelo automatico con control directo de temperatura con alta presicion de 100 a 130ºC por un control digital mediante microprocesador, sensor Pt 100. Pantalla led. Con memoria no volatil programable y con capacidad de almacenar 4 programas de esterilizacion. Presion max 1.9 kg/cm2. Consumo 120 volts z 16 amperes, la camara y 2 canastillas estan construida de acero inoxidable, temporalizador de hasta 99 horas, temperatura hasta 130°c. Elementos calefactores tipo inmersion blindados. Doble sistema de seguridad. Puerta de facil operacion. Manometro. Dimensiones 41x47x96 cm de altura , con ruedas para su desplazamiento comodo. Peso aprox. 65 kg, capacidad 22 litros.
Temperatura De esterilzacion
105-123°C
105°C a 128°c
150 a 180°C
1 minuto hasta 99 hs 59 minutos
24 cms diámetro x 44.5 cms de fondo
30 cms diámetro x 44.5 cms de fondo
30 cms diámetro x 66.5 cms de fondo
410x470x957 mm
440x530x968 mm
440x530x1088 mm
Voltaje/amperes
115/13A
115/18A
220/11A
DX 302/402/602
Hornos de convección por gravedad, control de temperatura digital y temperatura máxima de 280 C con interfase RS485
Horno de temperatura constante con control digital controlado por microprocesador, de conveccion natural. Rango de temperatura desde ambiente mas 5 grados hasta 280 C. Interior de acero inoxidable y exterior de acero con acabado epoxy y resina de melanina horneada. Con funciones de auto-inicio, auto-apagado y apagado rápido, con funciones de seguridad de autodiagnostico, sobrecalentamiento y ruptura de resistencias o sensor, dispositivo auxiliar hidraulico que evita sobrecalentamiento.
Incluye 2 entrepaños de acero inoxidable. Opera con 120 vols
DX302
Método de Circulación Convección Natural
Rango de temperatura de funcionamiento Temp. Ambiente +5 a 300°C (sin carga a temperatura ambiente de 23°C) Temp. Ambiente. +5 a 280°C (sin carga a temperatura ambiente de 23°C)
Tiempo de alcance de Max. temp. Aprox. 45 min. Aprox. 60 min. Aprox. 80 min.
Material Interior Acero Inoxidable tipo 304
Material Exterior Lamina de acero rolada en frio con resina de melamina
Material aislador de calor Lana Mineral
Calentador Calentador de hierro de cromo con cable, 0.9kW Calentador de hierro de cromo con cable, 1.5kW
Puertos de salida de aire 30 mm I.D. x 2 pzs. (encima)
Regulador de Temp. Por microprocesador, control PlD
Método para ajustar Temp. Ajuste digital usando las teclas
Método para indicar la Temp Medida de temperatura: Despliegue Digital por LED verde, Ajustes de Temp. Despliegue Digital por LED rojo
Modo de programación para la función de Operación Operación bajo temperatura fija, Programar operación, Inicio automático, paro automático, paro rápido automático
Funciones adicionales Memoria de temperatura
Control del circuito del calentador Control Triac de cruce de cero
Sensor Bulbo resistente de Platino
Medidas de seguridad Error del sensor de Temperatura, error del circuito de entrada de la Temperatura, prevención automátca para sobrecalentamiento, error de temperatura medida, triturador de circuito, dispositivo de prevención de calentamiento
Dimensiones Internas (W×D×Hmm) 300×310×300 450×410×400 600×510×500
Dimensiones Externas (W×D×Hmm) 400×440×630 550×540×730 700×640×830
Capacidad Interna 28 L 74 L 153 L
Estante con carga estándar Aprox. 15 kg/pieza
Pasos del resto de los estantes 6 pasos 9 pasos 12 pasos
Resto del estante 35 mm
Fuente de Poder 50/60Hz 115V, fase única, 8.5A 115V, fase única, 13.5A 115V, fase única, 13.5A
Peso Aprox. 23 kg Aprox. 38 kg Aprox. 56 kg
Placa del estante Acero Inoxidable, 2 pzs.
Soporte del estante 4 pzs.
Terminal externa de comunicación (RS422A) / Adaptador (RS422A a RS232C)/ Terminal para salida de Temp. / Terminal de salida para dispositivo de alarma /Prevención independiente por sobrecalentamiento / Freno eléctrico de fuga / Parado / Estante adicional / Agujero para cable
Hornos de temperatura constante de convección forzada con funciones básicas y simples de usar
MODELOS DKM
Funciones y rendimiento Temperatura fija, apagado y encendido automático, funciones de control fáciles de usar, los ajustes se pueden hacer digitalmente utilizando las teclas de operacion de menú dedicados o las teclas de arriba y abajo Recuperación automática después de cortes de energía, opción de calibración y clave de bloqueo son posibles a través de funciones auxiliares Caracteristicas de seguridad Funciones de autodiagnóstico, prevención automática de sobrecalentamiento
Modelo DKM300C DKM310C DKM400C DKM410C DKM600C DKM610C Rango de temperatura Temperatura ambiente +10~260o C Precisión de control de temperatura ±1o C (a 210ºC) Uniformidad de temperatura ±2.5o C (a 210ºC) Tiempo para aclzar la temp. máxima ~90 min. (a temp. ambiente +10°C~260°C) Control de Temperaura Control de PID Dimension interna (WxDxH mm) 300x300x300, 450x450x450, 600x500x500 ,Capacidad interna 27L 90L 150L Fuente de alimentación 50/60Hz 115V, 8A(15A) 220V, 4.25A 115V, 12A(15A) 220V, 6.25A 115V, 13A(20A) 220V, 7A Peso ~35kg ~50kg ~65kg Panel de Control
ADP 21/31
Con control de temperatura electrónico digital programable desde ambiente hasta 240°C con precisión de +- 1.5 °C a 240°C , resolucion de 0.1°C, vacuómetro de carátula de 101 a 0.1 kPa, el control incluye un temporizador digital de 1 a 99 horas 59 minutos, la cámara es de acero inoxidable y tiene una ventana de vidrio templado, los entrepaños son de acero inoxidable. El exterior es de acero recubierto de pintura de melamina horneada.
Las funciones del control incluyen auto-inicio, auto-apagado y funciones integrales de seguridad (falla del sensor, resistencias o relevador). Opera con 120 volts.
200 mm de ancho , 250 mm de fondo y 200 mm de altura
300 mm de ancho , 300 mm de fondo y 300 mm de altura
ADP-31
Sistema Secado al vacío por medio de cámara de descompresión directa de calor
Rango de temperatura operacional Temperatura ambiente de + 5° C a 240° C
Rango de presión de operación De 101 a 0.1 k Pa (a presión absoluta)
Exactitud en el control de temperatura ±1.5° C (a 150° C)
Tiempo para alcanzar la temperatura máxima Aprox. 70 min. Aprox. 100 min.
Material Interior Tipo 304 de acero inoxidable
Material Exterior Chapa de acero laminado en frío con acabado horneado de resina de melamina
Puerta De un solo batiente
Material de ailiamiento del calor Lana de roca
Método de calentamiento Cámara de calentamiento de descompresión directa
Calentador Calentador de Mica, 0.68 kW Calentador Mica, 1.05 kW
Manómetro de vacío Tubo tipo Bourdon, de 101 a 0kPa (medidor de presión)
Ventana de observación Vidrio templado (12 mm de grosor) y chapa de resina poli carbonatada
Método de control de temperatura Control en el proceso de identificación por medio de micro procesador
Método de regulación de temperatura Regulación Digital setting mediante las teclas
Método de despliegue de la temperatura Pantalla Digital
Contramedida de seguridad Interruptor para fuga de corriente eléctrica
Dimensiones Interiores (ancho × profundidad ×altura mm) 200 × 250 × 200 300 × 300 × 300
Dimensiones Exteriores (ancho × profundidad ×altura mm) 427 × 447 × 535 527 × 499 × 639
Capacidad Interior 10 Litros 27 Litros
Bandeja chapeada para carga estándar Aprox. 30 Kg. / pieza Aprox. 30 Kg. / pieza
Soporte de Bandeja con número de paso 2 pasos 3 pasos
Soporte de cabeceo de bandeja 63 mm 71 mm
Puerto de Vacío Diámetro exterior, 18 mm
Fuente de Poder 50/60Hz 115 V, monofásico,
7 A 115 V, monofásico,
Peso Aprox. 30 Kg. Aprox. 55 Kg.
Bandeja enchapada Acero inoxidable, 2 piezas Acero inoxidable , 3 piezas
Adaptador para la manguera de vacío Dimensiones interiores 18 mm, 1 pieza
Adaptadores de tierra 1 pieza
Bandeja enchapada adicional
MODELOS DKN
DKN402/602/812/912
Hornos de circulación forzada, con control digital de temperatura con programacion de hasta 30 rampas con repeticion y temporizador. Temperatura máxima de 260°C.
Horno de temperatura constante de circulación forzada con control digital programable por microprocesador. Rango de temperatura: de ambiente + 10 a 260 º C con precisión de 1 °C a 210 °C, con función de temporizador de 0 min. a 999 Hrs. 59 min. resolución de 1 min. Interior de acero inoxidable y exterior de acero acabado en epoxy y resina de melanina horneada. Con funciones de autoinicio, autofinalización, apagado rápido y operación programada hasta 30 rampas con repetición. Función de seguridad de autodiagnostico, sobrecalentamiento y ruptura de resistencias o sensor, dispositivo auxiliar hidráulico que evita sobre calentamiento. Tiene entrepaños de acero inoxidable.
DKN 402C*
DKN 602C*
DKN812C
DKN 912C
Dimensiones Internas (W×D×Hmm)
600×500×1,000
1,070×500×1,000
Dimensiones Externas (W×D×Hmm)
DKN402C
DKN602C
DKN912C
Método de circulación Circulación Forzada
Rango de temperatura de funcionamiento Temperatura Ambiente +10 a 260°C Temperatura Ambiente +10 a 210°C
Exactitud de ajuste de Temp. ±1.0°C(a 210°C)
Exactitud de distribución de Temp. ±2.8°C(a 260°C) ±2.5°C(a 210°C)
Tiempo de alcance de Max. temp. Aprox. 80 min.
Material Exterior Plato enrollado en frio de acero con resina de melamina
Material aislador de calor Lana Mineral Lana Cristalina
Calentador Calentador de pipa SUS 316
Tipo de ventilador 1.2 kW 1.5 kW 1.5 kW×2 1.8 kW×2
Ventilador Scirocco
Motor, tipo de condensador 10 W 30 W 10 W×2
Puerto de escape 30 mm l.D.×2 pzs.(arriba) 30 mm l.D.×2 pzs.(atrás)
Ventana para observación 250×280mm -
Regulador de Temp. 3 patrones para programar el regulador, control PID por microprocesador
Método para ajustar Temp. Ajuste digital por teclas
Método para indicar la Temp. Medida de temperatura: Despliegue Digital por LED verde, Ajustes de Temp. Despliegue Digital por LED rojo
Timer 1 min. a 99 Hrs. 59 min. y 100 Hrs. a 999 Hrs. 50 min.
Modo de programación para la función de Operación Operación bajo temperatura fija, Programar operación, Inicio automático, paro automático, paro rápido automático, Programación: 3 patrones, 30 pasos (30 pasos×1, 15 pasos×2, 10 pasos×3) Función de repetir
Funciones Adicionales Función de calibración, bloqueo de teclas, compensación por falta de energía
Control del circuito del calentador Control SSR
Sensor K-acople térmico
Medidas de seguridad Sensor de error, calentador SSR, memoria, comunicación interna, circuito de entrada de la temperatura, dispositivo automático de prevención por sobrecalentamiento, medición de temperatura, interruptor del circuito.
Dimensiones Internas (Ancho×Fondo×Alto mm) 450×450×450 600×500×500 600×500×1,000 1,070×500×1,000
Dimensiones Externas (Ancho×Fondo×Alto mm) 560×601×820 710×651×870 710×651×1,608 1,180×651×1,616
Capacidad Interna 90 L 150 L 300 L 535 L
Estante con carga estándar Aprox. 15kg/pieza
Pasos del resto de los estantes 9 pasos 12 pasos 29 pasos 29 pasos×2
Resto del estante 30 mm
Fuente de Poder 50/60 HZ 115V
fase única,
11A 115V
13.5A 220V
14A 220V
Peso Aprox. 50 kg Aprox. 65 kg Aprox. 110kg Aprox. 190 kg
Plato del estante Acero Inoxidable 2 pzs. Acero Inoxidable 4 pzs. Acero Inoxidable 4 pzs.
Soporte del estante 4 pzs. 8 pzs. 16 pzs.
Horizontal / Espacio para archivo / Estante adicional / Agujero para Cable (25/50mm) / Terminal de comunicación externa / Terminal de salida de temperatura (4 a 20mA) / Terminal de tiempo fuera / Terminal de salida para dispositivo de alarma / Prevención Independiente por sobrecalentamiento.
Modelo RE301
DE USO GENERAL IC 402/602/802
De uso general, de conveccion natural , con control digital programable desde 5°C arriba de la temperatura ambiente hasta 80°C con resolucion de 0.1C y exactitud de +- 0.5°C a 37°C , con control auxiliar digital para evitar el sobrecalentamiento, cámara interior de acero inoxidable y exterior de acero recubierto de pintura de resina de melamina horneada, las funciones del control incluyen auto-inicio, auto-apagado, temperatura programable con memoria y funciones integrales de seguridad (falla del sensor, resistencias o relevador ). Los entrepaños son de acero inoxidable. Opera con 120 volts
450x480x450 cms
600x530x500 cms
600x530x1000 cms
560x606x820
710x656x870
710x656x1619
159 litros
* 115 volts en los modelos DKN402 / DKN602
y 220 volts en los modelos DKN812 / DKN912
IN602/602W/802
-10 a 50ºC con circulación de aire forzado y refrigeración.
Estas incubadoras programables de baja temperatura pueden ser utilizadas en una amplia gama de aplicaciones, tales como el almacenamiento de medios de cultivo, sueros y medicinas, asi como el cultivo e incubación de microorganismos. Las puertas internas de vidrio reducen el cambio en la temperatura al inspeccionar las muestras. Control digital programable por microprocesador con ajuste fijo y programado de temperatura hasta por 32 pasos con repetición y operación escalonada, con temporizador hasta por 999 hrs 59 minutos con intervalos de un minuto con funciones de autoinicio y autoapagado, con funciones integrales de seguridad (alarma por falla de sensor, ruptura de resistencia, cortocircuito y dispositivo auxiliar que evita sobrecalentamiento). Interior de acero inoxidable y exterior de acero electro galvanizado con pintura epoxy horneada. El modelo IN602W incluye una ventana panorámica de 516 ×416 mm y una lámpara fluorescente de 10 W. Opera con 100/220 volts.
IN602 / IN802
IN602W Con agitador opcional
IN602/602W
IN802
-10°C a 50 °C
Precisión de Distribución de Temp.
±1.0°C (hasta 37°C)
DE/DT/DE.U
HORNO ESTERILIZADO
CERTIFICADO PARA AMBIENTE CLASE 100
Con filtro HEPA resistente al calor que retiene partículas o polvo (99.97% del tamaño de 0.3μm.)
En los modelos DE el grado de limpieza Clase 100 se logra cuando el horno alcanza temperaturas altas y estables de 260ºC y en los modelos DT hasta estabilizarse en 360 ºC. En los modelos DE.U el grado de limpieza clase 100 se obtiene no importando si la temperatura se encuentra estable o se encuentra subiendo o bajando.
Es posible la programación de forma interactiva a través del panel de control que incluye un monitor gráfico, cámara interior de acero inoxidable y exterior de acero con acabado de resina de melanina horneada, con control digital programable de temperatura con funciones de seguridad como autodiagnóstico, falla del sensor, resistencia o reelevador, y sistema auxiliar para evitar el sobrecalentamiento, temporizador con reloj de tiempo real con rango de 1 min. a 99 Hrs. 59 min con funciones de auto-inicio y auto-apagado y operacion programada hasta 16 segmentos.
Exactitud en la Distribución de Temperatura
± 2.5° C
(a 260° C)
± 4.0° C
(a 360° C)
(a 200° C)
91 L /216 L
Ancho, Profundo y Alto (mm)
700×1,000×1,765
850×1,150×1,765
HORNOS CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA
Neocitec se complace en anunciar la nueva linea de hornos de conveccion forzada DNE y de funciones completas DNF de Yamato, los cuales ahorran entre un 30 y 40 % de energia en comparación con los modelos convencionales, éstos estan disponibles en cuatro tamaños que van desde 3.2 a 19.23 pies cubicos (90 a 540 L).
La serie DNE con rango de temperatura desde 5 grados arriba de la temperatura ambiente hasta 210 ºC.
(+- 5% de exactitud y +- 2 ºC de uniformidad a 210 ºC)
La serie DNF con rango de temperatura desde 10 grados arriba de la temperatura ambiente hasta 260 ºC.
(+- 5% de exactitud y +- 2.5 ºC de uniformidad a 260 ºC), con ventilador de 10 velocidades y con control de extracción de aire deslizable al frente.
400* /410
600* /610
580×646×860
730×696×910
730×696×1,675
1,090×500×1,000
1,220 ×696×1,675
* 115 volts
DNE400/410/600/610/810/910
Horno de temperatura constante con control digital programable por microprocesador, temporizador, de convección forzada y Sistema de ahorro de energia.
Temperatura máxima hasta 210°C
Horno de temperatura constante con control programable por microprocesador, convección forzada, de alto rendimiento con sistema de ahorro de energía (ahorra del 30 al 40 % de energía comparado con los modelos anteriores). Es posible apilar los modelos 400/410 y 600/610 uno sobre otro. Rango de temperatura: de ambiente +10 a 210 ºC con precisión de +-0.5 a 210º C, con función de temporizador 0 min. a 999 Hrs. 59 min. con resolución de 1 min. Interior de acero inoxidable y exterior de acero con acabado de epoxy y resina de melanina horneada. Es posible programarla para auto-inicio, auto-finalización y programación de temperaturas con rampas de hasta 32 pasos con repetición. Función de seguridad de auto diagnostico, sobrecalentamiento y ruptura de resistencias o sensor, con entrepaños de acero inoxidable.
Opera con 115 volts para modelos 400, 600 y 220 volts para modelos 410, 610, 810 y 910
+5°C a 210°C
±2.0°C (a210°C)
DNF400/410/600/610/810/910
Horno de temperatura constante con control digital programable por microprocesador, temporizador, convección forzada, control de velocidad digital del aire de 10 posiciones, con control de extraccion de aire deslizable y Sistema de ahorro de energía.
Temperatura máxima de 260°C
Extractor de aire con control deslizable al frente, de alto rendimiento con sistema de ahorro de energía (ahorra del 30 al 40 % de energía comparado con los modelos anteriores).. Rango de temperatura: de ambiente +10 a 260 ºC con precisión de +-0.5 a 260º C, con función de temporizador 0 min. a 999 Hrs. 59 min. con resolución de 1 min. Interior de acero inoxidable y exterior de hoja de acero electro galvanizada con acabado de epoxy y resina de melanina horneada. Es posible programarla para auto-inicio, auto-finalización y programación de temperaturas con rampas de hasta 32 pasos con repetición. Función de seguridad de auto diagnostico, sobrecalentamiento y ruptura de resistencias, con entrepaños de acero inoxidable. Operación con 115 volts para modelos 400, 600 y 220 volts para modelos 410, 610, 810 y 910
INCUBADORA PARA BOD (demanda biologica de Oxigeno )
IN804 ......INCUBADORA PARA BOD
Estas cámaras programables de incubación de baja temperatura pueden ser utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones, tales como el almacenamiento de medios de cultivo, sueros y medicina, así como en el cultivo de microorganismos y la incubación de pruebas ambientales.
Las puertas interiores de vidrio disminuyen los cambios en la temperatura cuando se inspeccionan las muestras.
Ajustes establecidos, programados (máximo 32 pasos, operación repetida y graduada), Modalidades de operación de Auto apagado y Auto Inicio son posibles, así como el fácil control de las capacidades.
Compensación en la calibrción y en el cálculo de la integración del tiempo, llave de cierre y otras funciones adicionales.
El refrigerante R404A cumple con las regulaciones del cloro-flurocarbón.
Se logra el descongelamiento mediante el control manual de las teclas específicas o por medio del control automático a través de operación programada.
Características de seguridad de fácil comprensión.
IN604/604W IN804
-5°C a 50 °C
143 L 286 L
Curva de Temperatura Descendente
IN604W
IN804
Método de Circulación Circulación de aire forzado
Rango de Temperatura para Operación -5 a +50°C
Exactitud en el Ajuste de la Temperatura ±0.3°C [IN602/602W ] / ±0.5°C [IN802] (cuando el refrigerados tiene un uso constante)
±1.0°C (cuando el refrigerador es utilizado por ciclos)
Exactitud en la Distribución de Temperatura ±1.0°C (cuando la refrigeradora tiene un uso constante a una temperatura de 37°C)
Tiempo de alcance de la temperatura máxima +20°C to +50°C aprox. 20 min. +20°C to +50°C aprox. 20 min. +20°C to +50°C aprox. 30 min.
Tiempo de alcance de la temperatura mínima +20°C to - 10°C aprox. 45 min. +20°C to - 10°C aprox. 55 min. +20°C to - 10°C aprox. 65 min.
Material Interno Acero inoxidable SUS 304
Material Externo Chapa de acero electro galvanizado con un revestimiento final horneado de epoxy y de resina de melamina
Puerta Interior Vidrio reforzado de 5mm de grosor
Ventana de Observación Ninguna 520ancho×430altura mm Ninguna
Material de aislamiento del calor Styro-form (no-freon)
Refrigerante (medio : R-404A) Refrigerante interno de 250 W Refrigerante interno de 300W
Mecanismo de descongelamiento Encendido manual/Apagado automático, Temporizador o ciclo de operación
Tipo de Ventilador Ventilador Axial
Calentador Calentador de cable de hierro – cromo, 550W Calentador de cable de hierro- cromo, 750W
Sensor Bulbo de platino de resistencia para temperatura, control, termopar K para prevención de sobre calentamiento (doble sensor)
Calibre del Cable 30 mm l.D. ( el lado derecho) 30 mm l.D. (el lado derecho) 30 mm l.D. (el lado derecho)
Iluminación interna / Receptáculo Ninguno Lámpara Fluorescente 10W / 5A lampara fluorescente de 20Watts
Control de Temperatura Control del Proceso de ID por micro procesador
Método de Ajustes de Temperatura Ajustes digitales por medio de los comandos ARRIBA/ABAJO
Método de despliegue de temperatura Pantalla Digital de LED naranja (4 dígitos)
Temporizador/ División Min. 0 min. a 999 Horas 59 min / 1 min
Función Operacional Operación establecida de temperatura, Programa de operación, Auto-encendido, Auto-apagado
Modo Programa Programa de operación: Max. 32 pasos, operación repetida y operación graduada
Funciones Adicionales Función de integración del tiempo (hasta 49,999 horas), cancelación de la calibración, pantalla de despliegue de tiempo, retransmisión principal anormal, detener ventilador
Medidores Seguros Funciones de auto diagnóstico (sensor para temperatura anormal, desconexión del calentador, SSR- corto, prevención automática por sobre calentamiento, clave de cierre, prevención independiente por sobre calentamiento, interruptor para pérdida de flujo de energía con protección de sobre corriente
Dimensiones Internas (Ancho×Profundidad×Altura mm) 600×477×500 600×477×1,000
Dimensiones Externas (Ancho×Profundidad×Altura mm) 710×645×915 710×645×1,630
Capacidad Interna 143 L 286 L
Estantería chapeada para carga estándar Aprox. 15 kg / pieza
Estantería para descanso con número de anaqueles / inclinación 13 anaqueles 30 mm 23 anaqueles 30 mm
Fuente de poder 50/60Hz 100/220V, mono fásica,
10.0A/4.6A 100/220V, mono fásica,
12.0A/5.5A
Peso Aprox. 89 kg Aprox. 130 kg
Estantería chapeada Acero inoxidable, 3 piezas Acero inoxidable, 5 piezas
Soporte de estantería 6 piezas 10 piezas
Estantería / Almacenamiento adecuado / Estantería chapeada adicional / Terminal externa para comunicación
(RS485) / Salida de terminal de salida de temperatura / Adaptador externo para comunicación
(RC23) / Grabadora híbrida / Estantería vibradora con riel deslizante para IN602W etc.
El rendimiento mostrado acá es el valor bajo la condición de temperatura ambiente 23°C±5°C, humedad de 65%RH±20%.
La proyección no está incluida para las dimensiones internas y externas.
RE301AW
Rotavapor para extraer el aroma de flores, plantas y materias primas en el laboratorio, con condensador en diagonal y baño de temperatura con control digital y matraz evaporador de 1 L.,el diseno es moderno y funcional ,el bano se acopla al rotavapor mediante una guia .
Evaporador rotatorio para concentrar materiales sensibles al calor, especialmente cuando se disuelven en solventes de baja volatilidad, un motor de corriente directa sin escobillas con velocidad controlada por microprocesador desde 10 hasta 250 rpm con resolución de 1 rpm hace girar un matraz parcialmente lleno de la solución cuya área superficial triplica la evaporación al producir una película en la pared interior del matraz, cuando además se aplica vacío la evaporación se acelera en gran manera a una temperatura menor del punto de ebullición del solvente. El líquido se calienta al sumergir parcialmente el matraz de evaporación en un baño con control de temperatura digital PID desde 5°C arriba del ambiente hasta 100°C +- con sensibilidad de+- 1.5°C y resolución de 0.1°C , Desde 50 ml hasta 2 lts, tiene un timer digital para programar el proceso desde 1 minuto hasta 999 horas además tiene un sistema de elevación motorizado. Éste modelo incluye condensador , matraz evaporador de 1 lt con junta cónica 29/42, matraz receptor de 1lt con junta esférica 35/20 y 2 pinzas. Opera con 120 volts
Modelos para su eleccion
VER MODELOS RE301/601/801
RE301BW
Rotavapor para extraer el aroma de flores, plantas y materias primas en el laboratorio, con condensador vertical y baño de temperatura con control digital y matraz evaporador de 1 L.
Evaporador rotatorio para concentrar materiales sensibles al calor, especialmente cuando se disuelven en solventes de baja volatilidad, un motor de corriente directa sin escobillas con velocidad controlada por microprocesador desde 10 hasta 250 rpm con resolución de 1 rpm hace girar un matraz parcialmente lleno de la solución cuya área superficial triplica la evaporación al producir una película en la pared interior del matraz, cuando además se aplica vacío la evaporación se acelera en gran manera a una temperatura menor del punto de ebullición del solvente. El líquido se calienta al sumergir parcialmente el matraz de evaporación en un baño con control de temperatura digital PID desde 5°C arriba del ambiente hasta 100°C +- con sensibilidad de+- 1.5°C y resolución de 0.1°C , Desde 50 ml hasta 2 lts, tiene un timer digital para programar el proceso desde 1 minuto hasta 999 horas además tiene un sistema de elevación motorizado. Éste modelo incluye condensador vertical , matraz evaporador de 1 lt con junta cónica 29/42, matraz receptor de 1lt con junta esférica 35/20 y 2 pinzas. Opera con 120 volts
Rotavapor para extraer el aroma de flores, plantas y materias primas en el laboratorio, con trampa de hielo seco y baño de temperatura con control digital y matraz evaporador de 1 L.
Evaporador rotatorio para concentrar materiales sensibles al calor, especialmente cuando se disuelven en solventes de baja volatilidad, un motor de corriente directa sin escobillas con velocidad controlada por microprocesador desde 10 hasta 250 rpm con resolución de 1 rpm hace girar un matraz parcialmente lleno de la solución cuya área superficial triplica la evaporación al producir una película en la pared interior del matraz, cuando además se aplica vacío la evaporación se acelera en gran manera a una temperatura menor del punto de ebullición del solvente. El líquido se calienta al sumergir parcialmente el matraz de evaporación en un baño con control de temperatura digital PID desde 5°C arriba del ambiente hasta 100°C +- con sensibilidad de+- 1.5°C y resolución de 0.1°C , Desde 50 ml hasta 2 lts, tiene un timer digital para programar el proceso desde 1 minuto hasta 999 horas además tiene un sistema de elevación motorizado. Éste modelo incluye trampa de hielo seco , matraz evaporador de 1 lt con junta cónica 29/42, matraz receptor de 1lt con junta esférica 35/20 y 2 pinzas. Opera con 120 volts

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución