Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-27-mayo-2004-comunidad-autonoma-de-madrid-77519
Timestamp: 2016-10-28 15:10:06+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y250, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa 'Elster Iberconta, S.A.'
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y250, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa "Elster Iberconta, S.A." Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y250, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa "Elster Iberconta, S.A." Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y250, calibres 13 y 15 mm, fabricado por la empresa «Elster Iberconta, S.A.».
Primero.Se presenta solicitud de aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y250, calibres 13 y 15 mm, por parte de don Pedro María Egaña Mañanos en nombre y representación de la entidad «Elster Iberconta, S.A.», con domicilio social en la calle Juan Bravo, 3 B, semisótano izquierda, en Madrid, e inscrita en el Registro de Control Metrológico con el n.o 16-A-001.
Segundo.Adjunta a dicha solicitud se aporta memoria descriptiva del instrumento de medida y de su funcionamiento.
Dado que el contador presentado a aprobación está dotado de componentes electrónicos; que el uso de esta tecnología no aparece contemplado en la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría; que el artículo 4.o del R. D. 1616/1985, de 11 de septiembre, establece que en caso de que se utilicen técnicas no previstas en una reglamentación específica podrán añadirse disposiciones complementarias, y que la Recomendación R49 de la OIML «Water meters entended for metering cold potable water» es una norma de reconocido prestigio que contempla los aspectos electrónicos de este tipo de dispositivos, se informó al solicitante que esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, consideraba adecuado tomar como referencia dicha norma para establecer los requerimientos a aplicar a la parte electrónica de los contadores de agua fría presentados a aprobación.
Una vez establecido el criterio utilizado se requiere al solicitante para que subsane una serie de defectos encontrados en la memoria descriptiva del contador y para que aporte una serie de documentos complementarios.
Tercero.Como respuesta a dicho requerimiento el solicitante presenta una nueva memoria corregida, los documentos solicitados y un certificado de ensayos favorable emitido por el Centro Español de Metrología, con referencia CEM-CY-04/0018-6.7.
En dicho certificado se acredita que los prototipos presentados a ensayo han superado todos los ensayos requeridos por la Recomendación R49 de la OIML para la comprobación de la parte electrónica, así como los establecidos para la parte hidráulica establecidos en la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría, a excepción de los correspondientes al estudio acelerado de envejecimiento.
Por otra parte, dado que la parte hidráulica del contador presentado a aprobación de modelo es exactamente igual que la del contador marca ABB, modelo AQUABUS H, esta Dirección entiende que no resulta necesario someter al instrumento a un estudio acelerado de envejecimiento ya que éste ya fue realizado sobre el modelo AQUABUS H en el procedimiento de aprobación de modelo del mismo, tal y como se acredita en los certificados emitidos por el Centro Español de Metrología, con referencias CEM-CY-02/0152-6.7 y CEM-CY-03/0324-6.7.
No obstante lo anterior, una vez comprobados los cambios realizados en las marcas del contador requeridas en el escrito anterior, esta Dirección General considera que el solicitante no ha satisfecho los requisitos establecidos, por lo que se le requiere de nuevo para que subsane los defectos encontrados.
Cuarto.Este segundo requerimiento es contestado por la empresa mediante la subsanación de los defectos indicados, por lo que esta Dirección General considera cumplidos todos los trámites reglamentarios y el modelo de contador, susceptible de aprobación.
Segundo.La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control Metrológico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría establecen los requisitos reglamentarios para solicitar y obtener la aprobación de modelo de este tipo de instrumentos de medida.
Primero.Conceder aprobación de modelo del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca Elster o Iberconta, modelo Y250, calibres 13 y 15 mm, a favor de la entidad «Elster Iberconta, S.A.», inscrita en el registro de control metrológico con el número 16-A-001.
Marca: Elster o Iberconta. Modelo: Y250. Calibres: 13 y 15 mm.
Clase metrológica: C.
Clase ambiental: B (correspondiente a contadores fijos instalados en
el interior de edificaciones).
Posición del funcionamiento: Horizontal o vertical. Caudal nominal (Qn): 1,5 m3/h. Caudal máximo (Qmáx): 3 m3/h. Caudal transición (Qt): 0,0225 m3/h.
Caudal mínimo (Qmín): 0,015 m3/h.
Presión máxima de servicio: 10 bar. Grupo de pérdida de presión: 1 bar. Temperatura de servicio: Entre 0 y 30 oC. Capacidad de totalizador: Po 106 m3.
Segundo.El signo de aprobación de modelo asignado será: 16-A-001 04009
Tercero.Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán, como mínimo, de manera visible e indeleble, agrupadas o distribuidas en la caja, el dial del dispositivo indicador o la placa descriptiva, las indicaciones siguientes:
a) El nombre o la razón social del fabricante o su marca de fábrica. b) La clase metrológica y ambiental. c) El caudal nominal Qn.
Quinto.Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condiciona
mientos contenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.
Sexto.De conformidad con lo establecido en el artículo 2.o del Real
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de modelo
tiene validez hasta el próximo 1 de junio del año 2007, pudiendo ser prorro
gada por períodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.
Madrid, 27 de mayo de 2004.El Director general, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 114