Source: https://www.hannainst.es/parametros/4250-edge-multiparametrico-ph-ce-od-temp-con-sonda-de-conductividad.html
Timestamp: 2019-10-13 23:03:00+00:00

Document:
EDGE multiparamétrico pH/ CE/ OD/ Temp con sonda de Conductividad
Referencia HI2030-02
El medidor multiparamétrico HI2030 es un innovador conductímetro que ofrece precisión y versatilidad con un precio muy competitivo. Este medidor también puede medir pH y Oxígeno Disuelto y reconoce automáticamente el tipo de sensor digital conectado, sus datos de calibración y número de serie. Además puede utilizarse como equipo de sobremesa, de pared o tableta portátil.
– Gran pantalla de fácil lectura
– Teclado capacitivo, rápido y preciso
– Sensores digitales con temperatura integrada
Este medidor se suministra con: sonda de Conductividad HI763100 sobres de soluciones de calibración de conductividad (CE) 1413 microS/cm HI70031 (3), sobres de soluciones de calibración de CE 12880 microS/cm HI70030 (3), Soporte de sobremesa con porta-electrodos, soporte pared, cable USB, Adaptador 5VDC e instrucciones.
Sonda CE 4 anillos para EDGE, sensor interno temp., usos generales, 1m, conexión plug-in
400,00€ Añadir
Sonda digital polarográfica Tipo Clark de OD para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexió
Solución calibración CE 12880 microS/cm
Solución calibración CE 1413 microS/cm
Solución calibración CE 5000 microS/cm
La serie de medidores Edge se caracteriza por su diseño innovador, con un grosor de 1,25 cm y un peso menor de 250 gr. Son equipos de sobremesa, que se pueden montar en pared o utilizar como tableta portátil.
Como conductímetro, el Edge Multiparámetro ofrece prestaciones de alta gama: posibilidad de medida en 4 rangos, 5 puntos de calibración, registro de datos y conectividad con PC. Y se convierte en un completo pHmetro u oxímetro, simplemente conectando el sensor correspondiente.
El medidor de conductividad HI2030-02 se suministra con sonda de Conductividad HI763100 sobres de soluciones de calibración de conductividad (CE) 1413 microS/cm HI70031 (3), sobres de soluciones de calibración de CE 12880 microS/cm HI70030 (3), Soporte de sobremesa con porta-electrodos, soporte pared, cable USB, Adaptador 5VDC e instrucciones.
Para convertir este medidor de Conductividad en un medidor multiparamétrico:
Para medida de pH precisa dispone de una amplia selección de electrodos disponibles Electrodos conector Edge
Para la medida de oxígeno disuelto, solicitar el electrodo HI764080.
Electrodos digitales Los electrodos Edge incorporan un microchip que memoriza toda la información de calibración. Al conectar el electrodo, el Edge identifica el tipo de sensor, su número de serie y los datos de calibración a utiliza en las medidas. El conector es de tipo jack de 3,5 mm.
Función CAL Check Asegura la fiabilidad de las medidas avisando al usuario de posibles problemas durante la calibración como tampones contaminados o suciedad en el electrodo.
Dos puertos USB Un USB estándar para exportación de datos a pen drive y un micro USB para conexión y exportación a ordenador o recarga de la batería cuando el Edge no está conectado a la red.
Dos modos de trabajo Completo o Básico. En modo Básico se reducen las opciones y funciones activas, siendo el ideal para medidas de rutina y pantalla con información simplificada.
Base y soporte del electrodo El Edge se suministra con una base de sobremesa con portaelectrodos ajustable, para cargar y fijar el equipo en un óptimo ángulo de visión.
Montaje de pared Utilizando el soporte de pared suministrado evitamos ocupar espacio de la mesa de laboratorio.
Total movilidad Gracias a su diseño y la batería interna, puede utilizarse como tableta portátil, facilitando las medidas en puntos distintos del laboratorio o en otras zonas de la empresa.
Rango de pH -2,000 a 16,000 pH, -2.00 a 16.00 pH, ± 1000 mV
Precisión de pH (@ 25ºC) ± 0.2 mV, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH
Calibración de pH hasta 5 puntos
Soluciones de calibración de pH 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, dos búferes personalizados
Compensación de temperatura de pH ATC: -5.0 a 100.0ºC
Especificaciones de la CE
Rango CE 0.00 a 29.99 ?S / cm, 30.0 a 299.9 ?S / cm, 300 a 2999 ?S / cm, 3.00 a 29.99 mS / cm, 30.0 a 200.0 mS / cm, hasta 500.0 mS / cm (EC absoluta) **
Resolución de la CE 0.01 ?S / cm, 0.1 ?S / cm, 1 ?S / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm
Precisión de la CE (@ 25ºC ) ± 1% de lectura (± 0.05 ?S / cm o 1 dígito, el que sea mayor)
Calibración CE Calibración offset de 1 punto (0.00 ?S / cm en aire), calibración de pendiente de 1 punto en estándar EC 84 ?S / cm, 1413 ?S / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm y 111.8 mS / cm
TDS Especificaciones
Rango TDS 0.00 a 14.99 ppm (mg / L), 15.0 a 149.9 ppm (mg / L), 150 a 1499 ppm (mg / L), 1.50 a 14.99 g / L, 15.0 a 100.0 g / L, hasta 400.0 g / L (TDS absoluto) **, con un factor de conversión de 0.80
Resolución TDS 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g / L, 0.1 g / L
Precisión de TDS (@ 25ºC ) ± 1% de la lectura (± 0.03 ppm o 1 dígito, el que sea mayor)
Calibración de TDS a través de la calibración CE
Factor de conversión TDS 0.40 a 0.80
Especificaciones de salinidad
Rango de Salinidad 0.0 a 400.0% NaCl, 0.01 a 42.00 PSU, 0.0 a 80.0 g / L *
Resolución de salinidad 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g / L
Precisión de salinidad (@ 25ºC) ± 1% de lectura
Calibración de salinidad 1 punto con HI 7037L 100% NaCl estándar de agua de mar (otras escalas a través de calibración CE)
Especificaciones OD
Rango de OD 0.00 a 45.00 ppm (mg / L), 0.0 hasta 300.0% de saturación
Resolución de OD 0.01 ppm, 0.1% de saturación
Precisión de OD ± 1 dígito, ± 1.5% de la lectura
Calibración de OD uno o dos puntos al 0% (solución HI 7040) y 100% (en el aire)
Compensación de temperatura OD ATC: 0 a 50 ºC; 32.0 a 122.0 ° F
Compensación de salinidad 0 a 40 g / L (con resolución de 1 g / L)
Compensación de altitud -500 a 4000 m (con una resolución de 100 m)
Precisión de la temperatura ± 0.5 ° C
CE / TDS / Compensación de temperatura de salinidad Automático -5 a 100 ° C NoTC - se puede seleccionar para medir la conductividad absoluta.
Coeficiente de temperatura de conductividad 0.00 a 6.00% / ºC
Diagnóstico de Electrodo de pH Diagnósticos de vidrio y unión de referencia (solo HI 11311 y HI 12301), fuera del rango de calibración, condición de la sonda, tiempo de respuesta
Registro hasta 1000 *** registros organizados en: log-on-demand manual (máximo 200 registros), log-on-stable manual (máximo 200 registros), registro de intervalo *** (máximo 600 muestras, 100 lotes)
Tipo de batería / vida Batería recargable incorporada con hasta 8 horas de uso continuo
Dimensiones 202 x 140 x 12.7 mm
Información sobre pedidos incluye: sonda de conductividad HI763100, 4 sobres de 1413 ?S / cm conductividad estándar, 2 sobres de 5000 ?S / cm conductividad estándar, 2 sobres de 12880 ?S / cm conductividad estándar, 2 sobres solución de enjuague de uso general, cable USB, mesa de trabajo estación de acoplamiento con portaelectrodo, soporte de pared, adaptador de corriente de 5 VCC, certificado de calidad y manual de instrucciones.
*** Solo para modo estándar (registro)
HI2030-02_manual.pdf
Descargar (6.32M)
HI2030-02_Ficha_comercial.pdf
Descargar (4.15M)
Conductímetro sobremesa (CE/ TDS/ NaCl/ Temp) (0 a 500mS/ cm) salida USB
El HI2300 es un medidor de sobremesa para Conductividad/TDS/Salinidad y temperatura....
Conductímetro sobremesa (CE/ TDS/ Resistividad/ Salinidad/ Temp) con USP, registro de datos y salida USB y RS232
El HI5321 es un medidor avanzado para Conductividad/TDS/Salinidad/Resistividad que es...
EDGE CE/ TDS/ Temp con sonda de Conductividad
El medidor de conductividad (CE) HI2003 es un innovador conductímetro , que permite...

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución