Source: https://www.nti-audio.com/es/productos/sonometro-xl2/funciones
Timestamp: 2019-06-27 02:16:48+00:00

Document:
Funciones de medición XL2
InicioProductosSonómetro XL2Funciones
Junto con el micrófono de medición, el XL2 forma un sonómetro preciso para la supervisión de eventos y para medir el ruido ambiental y el ruido en el lugar de trabajo.
Todos los resultados de medición están disponibles simultáneamente, como el nivel sonoro actual, Lmin, Lmax, Leq, LCpeak con las ponderaciones de frecuencia A, C, Z y las ponderaciones de tiempo pulso rápido, lento y opcional.
El XL2 registra los valores medidos, incluyendo información en tiempo real, en la tarjeta SD intercambiable. Para una documentación completa de los niveles sonoros medidos, se puede grabar un archivo Wav en paralelo. Esto se utiliza, por ejemplo, para la posterior verificación acústica de altos valores de nivel sonoro. Además, los breves comentarios hablados con información detallada completan la grabación del nivel de sonido.
Alemania: DIN 15905-5, DIN 45645-2, optional: DIN 45645-1
Japón: JIS C1509-1:2005, JIS C 1513 class 1, JIS C 1514 class 0
Suiza: SLV
GB: BS6698, BS5969
Nivel de sonido – ruido
Corriente SPL, Lmin, Lmax, Lpeak, Leq, Leq en movimiento
Ponderación de frecuencia: A, C, Z (=sin ponderación) simultáneamente
Ponderación de tiempo: pulso rápido, lento y opcional simultáneamente
Valores de corrección k1, k2
Control de límites de nivel sonoro
Interfaz de I/O digital para el control de equipos externos
Nivel de exposición Sonora LAE (opcional)
Percentiles para Lxy (x= A, C o Z, y= F, S o EQ1”): 1 – 99% (opcional)
Niveles calculados: LCeq – LAeq, LAleq – LAeq, LAFT5eq – LAeq (opcional)
TakMax según DIN 45645-1 (opcional)
Todos los niveles simultáneamente
Nivel de tiempo y esprectro cortos durante 1 segundo o más
Archivos Wav para escuchar (comprimidos)
Registro de datos en intervalos de 100 ms (opcional)
Archivos Wav lineales en 24 Bit, resolución de 48 kHz ( opcional)
Registro de datos de medición externo (opcional)
Analizador de tercera octava
El análisis en tiempo real es una herramienta ideal para optimizar los sistemas de sonido. Además de los niveles de banda ancha, el XL2 también mide el espectro en tiempo real en resolución de banda de tercera u octava según IEC 61260 clase 0..
Banda de tercera octava, banda de octavae
Ponderación de frecuencia: A, C, Z (= sin ponderación)
Ponderación temporal: Pulso rápido, lento y opcional
Percentiles para Lxy (x=A, C o Z, y= F o S): 1 – 99% (opcional)
El FFT en tiempo real es la herramienta ideal para detectar filtros de peine y efectos de resonancia. El XL2 mide el nivel actual y el nivel de Leq promediado en el tiempo de 7 Hz a 20 kHz en tres rangos de frecuencia. El paquete opcional „Paquete de Acústica Avanzada“ ofrece adicionalmente un zoom FFT de alta resolución con una resolución de hasta 0,4 Hz de 5 Hz – 20 kHz. La opción “Límites espectrales” amplía el análisis FFT con espectros de referencia, visualización del valor medido relativo y una completa gestión de tolerancias para mediciones buenas y malas.
RT60 Medición del tiempo de reverberación
El XL2 mide el espectro de la resonancia o reverberación RT60 en la gama de frecuencias 63 Hz – 8 kHz en bandas de octava utilizando la integración hacia atrás de un Schröder y se activa automáticamente en una fuente de sonido de pulsos o en un ruido de reloj rosa. “El paquete opcional de acústica avanzada” ofrece además una tercera resolución de la medición RT60.
Para obtener una buena imagen de estéreo, los altavoces o parlantes de la izquierda y de la derecha deben tener la misma polaridad. El XL2 mide la polaridad positiva y negativa de cables, altavoces o parlantes individuales y altavoces completos. El XL2 muestra un análisis detallado de los cambios de polaridad en el rango de frecuencias en las bandas de octava de 125 Hz a 8 kHz. La señal de prueba de polaridad es proporcionada por el CD o Minirator de prueba de audio NTi.
Tiempo de ejecución (Delay)
La función de medición de retardo o demora se utiliza para optimizar o mejorar sistemas PA con altavoces o parlantes compatibles. El XL2 mide el tiempo de transmision de la señal acústica en relación con la señal de referencia eléctrica y, por lo tanto, determina automáticamente las diferencias de tiempo de transmission entre altavoces. .
Inteligibilidad de voz STIPA (opcional)
El analizador XL2 mide la inteligibilidad de la voz de los sistemas de radiobúsqueda y de los sistemas de evacuación según IEC60268-16 (2011, número 4), versiones anteriores y DIN VDE 0833-4. El XL2 determina la inteligibilidad de la voz como valores STI o CIS y los muestra con los niveles y los valores de modulación de las bandas de siete octavas. La función de medición STIPA permite corregir la inteligibilidad de la voz determinada con el espectro de ruido ambiental. Un promedio automático calcula el promedio y la desviación estadística de varias mediciones.
Sirve como fuente de señal:
NTi Audio TalkBox (generador de señal acústica). Requerido para sistemas de audio con micrófonos de una sola voz, para medir la cadena de señal completa.
Minirator MR-PRO (generador de señal). Necesario para sistemas de audio sin micrófono.
Análisis de banda de 1/12 octavas (opcional)
La opción “Límites espectrales” amplía la funcionalidad del analizador acústico XL2 con una medición espectral de 1/12 octava. Esta ampliación funcional convierte al analizador XL2 en la herramienta de motorización ideal para los espectros de ruido o vibración de las máquinas . El analizador XL2 compara los espectros con una banda de tolerancia predefinida y muestra el resultado bueno y malo en el LED de límite incorporado o controla dispositivos de alarma externos como la luz de nivel de sonido opcional a través de la interfaz de I/O (E/S)
Curvas de ruido (opcional)
La medición de las curvas de ruido permite una evaluación objetiva del ruido de fondo en una habitación o en un ambiente de medición. La curva de ruido de un espectro acústico corresponde al valor de la curva de referencia tocada más alta del espectro de banda de octava determinado. El XL2 determina el nivel de interferencia del habla (SIL) y la evaluación de la curva de ruido en paralelo. La función de medición de la curva de ruido está disponible con la opción Límite espectral.
Mediciones y estándares de curva de ruidos admitidos:
Nivel de ruido (NR) )
según ISO 1996
Criterios de ruido (NC)
según ANSI 12.2- 2008 y – 1995
Criterios de ruido ambiental (RC)
según ANSI 12.2-2008
Criterios de habitación (RC)
según ANSI 12.2- 1995
Criterios de Ruido Preferido (PNC)
según ASA 1971
Analizador de audio analógico
Nivel de valor eficaz RMS/THD+N
XL2 RMS/THD+N con la entrada XRL balanceada y RCA no balanceada, el XL2 es un analizador de audio de alta calidad. Mide simultáneamente el nivel de RMS, frecuencia y distorsión(THD+N). Los componentes de distorsión se alimentan a la salida del altavoz y de los auriculares para su evaluación acústica . La etapa de entrada de bajo ruido optimizada garantiza la máxima precision en un rango de medición de -112 dBu a +30 dBu con un factor de distorsión inherente y típicamente < - 100 dB
Espectro de audio
Las mediciones de audio espectral XL2, están disponibles en unidades de voltios dBu y dBV para las siguientes funciones de medición:
Banda de octava de 1/12 (opcional)
Osciloscopio XL2. El osciloscopio visualiza la forma de onda de la señal de entrada eléctrica. Se sincroniza automáticamente a la frecuencia fundamental. La escala del eje X (tiempo) y del eje Y (nivel) es automática.
Medidor de Vibración /CPB
Medidor de Vibración. La opción de vibración amplía el analizador XL2 a un medidor de vibración profesional con análisis de banda ancha y visualización espectral en resolución de tercera u octava. El instrumento de medición determina la aceleración de la vibración, la velocidad de la vibración y la flexión con filtros de ponderación conformes a la norma en el rango de frecuencias de 0,8 Hz a 2,5 kHz. El registro detallado de los datos de medición y de los archivos de audio proporciona la base para realizar evaluaciones y elaborar informes exhaustivos.
El análisis FFT ofrece rangos de frecuencia seleccionables de 1 Hz a 1,69 kHz para un análisis detallado de las vibraciones que se producen. La opción “Límites Espectrales” amplía el vibrómetro con un zoom FFT y un rango de frecuencias de hasta 20 kHz.
El osciloscopio visualiza la forma de onda de la señal de vibración. Se sincroniza automáticamente a la frecuencia fundamental. La escala del eje X (tiempo) y del eje Y (nivel) es automática.
La opción “Límites Espectrales” amplía la funcionalidad del analizador XL2 con una medición espectral de 1/12 octava. Esta ampliación funcional convierte al XL2 en la herramienta de monitorización ideal para los espectros de ruido o vibración de las máquinas. El instrumento compara los espectros con una banda de tolerancia predefinida y muestra el resultado bueno/malo en el LED de límite incorporado o controla dispositivos de alarma externos como la luz de nivel de sonido opcional a través de la interfaz de I/O (E/S).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución