Source: http://spanish.digitaldensitymeter.com/sale-10792733-sodium-silicate-modulus-specific-gravity-measurement-instrument-0-001g-cm3.html
Timestamp: 2019-11-16 22:20:38+00:00

Document:
Instrumento 0.001g/Cm3 de la medida de la gravedad específica del módulo del silicato de sodio
Número de modelo: AU-300WG
CA 100V - 240V
Módulo del silicato de sodio, densidad, probador de los beaumes
beaumes de la resolución:
0.01°Bé
NUEVO probador del módulo del silicato de sodio del diseño, probador de los beaumes, medida de la gravedad específica
industria ligera, industria textil, industria de la fundición, materiales refractarios, fabricación de papel, multa
cerámica, genio civil, sistema de la ingeniería química, industria mecánica, sector de la construcción, agricultura,
industria de la limpieza., etc.
De acuerdo con los estándares GB/T4029-2008, los productos de la serie según la flotabilidad method.it del principio de Arquímedes son el nuevo tipo módulo del silicato de sodio y el probador de la densidad que ha sido investigado y producido por SG de Quarrz.density, módulo M, los beaumes Bé se pueden probar exactamente y rápidamente.
El silicato de sodio es el nombre común para los compuestos con la fórmula Na2 (SiO2) no. Un miembro bien conocido de esta serie es el metasilicato del sodio, Na2SiO3. También conocido como el vidrio soluble o vidrio del líquido, estos materiales están disponibles en la solución acuosa y en forma sólida. Las composiciones puras son descoloridas o blancas, pero las muestras comerciales son a menudo verdosas o azules debido a la presencia de impurezas hierro-que contienen. El módulo M del silicato de sodio es determinado por proporciónar de la arena del cuarzo y alcalino, es decir el ratio molar de SiO2 y de Na2O, el módulo que exhibe la composición del silicato de sodio es uno del parámetro importante, y está comúnmente entre 1,5 y 3,5. Cuanto más grande el módulo es, y más difícil el silicato de sodio sólido soluciona en agua. el contenido del vidrio de agua en la solución del agua es indicado por la densidad o los beaumes. La viscosidad del vidrio de agua está estrechamente vinculada al módulo, a la concentración y a la temperatura.
(1) resolución del módulo de AU-300WG: los 0.1M, beaumes de la resolución: 0.01Bé, resolución de la densidad: 0.001g/cm3
resolución del módulo (de 2) AU-120WG: los 0.01M, beaumes de la resolución: 0.001Bé, resolución de la densidad: 0.0001g/cm3
1. La densidad, módulo, beaume se puede leer directamente.
2. alta precisión, operación simple, estabilidad y durabilidad.
3. la medición dinámica, valor de densidad puede ser actualizada junto con fórmula líquida.
4. función del ajuste de la temperatura del agua y del ajuste de la remuneración de la densidad de la flotabilidad del aire.
5. función de la advertencia del zumbador y de la advertencia de la sobrecarga.
6. incluyendo RS-232C interface.it es conveniente conectar la PC con printer.AU-40 puede ser eligió imprimir datos.
7. equipado de la cubierta a prueba de polvo a prueba de viento especial, estructura conveniente, robusto y durable.
8. el líquido del volátil, el líquido corrosivo, el líquido viscoso, el ácido fuerte y el líquido bajo fuerte pueden ser medidos rápidamente (los accesorios relativos están disponibles)
(1) coloca el cubilete llenado de la muestra en la prueba de board.and deduce el peso de pothhook.
(2) hace el peso estándar colgado en el pothpook y sumergido en el líquido que se probará. El valor de densidad, módulo, beaume será exhibido.
anfitrión, placa de la medida, medida líquida estándar assembly.tweezer, termómetro, 100g peso, cubierta a prueba de polvo a prueba de viento, ayuda de la medida, transformador de AU-20A de poder.
Asamblea líquida estándar de la medida de AU-20A:
dos PC de los pothpooks del acero inoxidable, dos PC de peso de cristal normal, una PC de peso estándar del acero inoxidable, dos PC de cubiletes.
AU-40 impresora, montaje líquido corrosivo anti de la medida de AU-20B, montaje líquido estándar de la medida de AU-20A.
Artículo/modelo AU-300WG AU-120WG
Resolución del módulo los 0.1M los 0.01M
Gama del módulo los 0.1~100.0M los 0.01~100.00M
Beaumes de la resolución 0.01°Bé 0.001°Bé
Beaumes de la gama 0.01~100.00°Bé 0.001~100.000°Bé
Resolución de la densidad 0,001 g/cm3 0,0001 g/cm3
Gama de la densidad 0.001-99.999g/cm3 0.0001-99.9999g/cm3
Modelo de medición el molde de medición líquido de 3 grupos se proporcione en el mismo trabajo de time.can diverso peso estándar
Tiempo de medición Alrededor 3 segundos
Método de medida La medición dinámica, valor de densidad puede ser actualizada junto con fórmula líquida.
Exhibición del resultado Densidad, módulo, beaume
Accesorios de medición de la gravedad específica Estante de la gravedad específica de la aleación de aluminio, tablero de medición de la aleación de aluminio
Ajuste de la función El ajuste de la temperatura del agua, ajuste de la densidad del agua, medición estándar carga el vaule del valor del peso y del peso en el ajuste del agua
Principio de medición Método de la dislocación del principio de Arquímedes
Método de medición de la verificación del resultado Verificación del agua destilada
Método de la salida Interfaz de comunicaciones estándar de RS-232C, que es conveniente hacer salir e imprimir datos
anfitrión, placa de la medida, medición líquida estándar de DE-20A
montaje, pinzas, termómetro, 100g peso, a prueba de polvo a prueba de viento
cubierta, ayuda de la medida, transformador de poder
AU-40 impresora, montaje líquido corrosivo anti de la medida de AU-20B, AU-20A
asamblea líquida estándar de la medida
Tamaño del embalaje Anchura 17,5 de Length42.5 cm X cm x height32.5cm
¿Cómo hacer la calibración?
(1) gira la máquina, pantalla que exhibe 0.000.press la vuelta cero del】 del 【CERO si sin mostrar a 【0,000】.
(2) en la situación del】 del 【0,000, el】 del 【CERO de la Largo-prensa hasta aparece el】 de la caloría del 【.
(3) que los medios él están introduciendo en la calibración mode.several segundos después que mostrará automáticamente】 del 【100,000 junto con pesos de constantly.place que oscilan 100g sobre el centro de medir la máquina de bridge.the hará el】 del EXTREMO del 【de la pantalla de visualización de la calibración automatically.when en primer lugar, después exhiba el】 .it del 【100,000 indican que la calibración está hecha.
(4) toma abajo los pesos, la máquina volverá al modo de medición automáticamente y exhibirá el】 del 【0,000.
¿Cómo hacer la remuneración de la temperatura del agua?
La gravedad específica del agua sería cambiada junto con temperatura del agua, allí es necesaria hacer la remuneración de temperatura en base con la gravedad específica 1,0000 en 4℃ del agua. En cuanto a coeficiente de la remuneración de la temperatura del agua, este instrumento fue almacenado del valor de la memoria para que el termómetro 0~49℃.Using consiga temperatura real antes de probar, después revisa la temperatura al aparece en termómetro. (la gravedad específica diferenciaría 0,001 si la diferencia entre la temperatura del agua es 6℃). La temperatura del defecto de esta máquina es el valor 25℃.Temperature y el otro valor sería revisado por la largo-prensa que el】 Key.Here del 【A abajo es procedimiento del detalle.
(1) el】 del 【A de la Largo-prensa labra】 del 【C25 de la pantalla de visualización
(2) presiona el】 del 【A para revisar números. Presione el】 CERO del 【para desplazar
(3) el 【de la prensa INCORPORA el】 para confirmar después de la revisión, después vuelve al modo de medición.
metro de densidad electrónico,
metro de densidad automático

References: resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución