Source: http://docplayer.es/13511613-Leica-dfc550-tecnologia-punta-en-camaras-digitales-para-una-documentacion-profesional-industry-division.html
Timestamp: 2018-06-21 20:46:06+00:00

Document:
Leica DFC550. Tecnología punta en cámaras digitales para una documentación profesional. industry Division - PDF
Download "Leica DFC550. Tecnología punta en cámaras digitales para una documentación profesional. industry Division"
Adrián Gerardo Zúñiga Mora
1 Leica DFC550 Tecnología punta en cámaras digitales para una documentación profesional industry Division
2 2 Tecnología punta en cámaras digitales para una documentación profesional La nueva cámara digital Leica DFC550 ofrece una reproducción excelente del color y la máxima resolución para todos los métodos de contraste relacionados con la microscopía óptica. La extraordinaria calidad de la imagen y una elevada flexibilidad son las características más destacadas de esta cámara. Gracias al microescaneado de alta precisión y a que las muestras de color se encuentran en la misma ubicación, el sensor de color de 1.4 megapíxeles, refrigerado termoeléctricamente y sellado herméticamente, genera una resolución de imagen de hasta 12.5 megapíxeles en colores verdaderos. La Leica DFC550 ofrece un muy elevado rango dinámico con una excelente relación señal/ruido. La cámara permite obtener imágenes digitalizadas con la máxima precisión, con 14 bits por canal de color. La lectura seleccionable del sensor, 24.6 MHz para el modo de imagen en vivo con velocidades de refresco rápidas o 12.3 MHz para el modo de captura con mas información de la imagen, combina una facilidad de uso con una alta calidad de imagen en una única cámara. Las conexiones, de tipo firewire-b y rosca C, permiten adaptar de manera fácil y fiable la Leica DFC550 a los todos los microscopios y PC más habituales. Más detalle, más información Resultados excelentes con todas las condiciones de microscopía Flexible en todo tipo de aplicaciones Los usuarios que requieren el máximo detalle en sus imágenes se benefician de la resolución de alta calidad que ofrece la Leica DFC550: es posible obtener hasta 12.5 megapíxeles con una profundidad de color de 42 bits RGB, como resultado de 36 exposiciones parciales. Ahora, incluso las estructuras y sombras de color más sutiles se pueden visualizar y capturar digitalmente. La Leica DFC550 garantiza detalles nítidos sin efecto moiré, franjas de color o efecto blooming. Además de todos los modos de microscopía más habituales como los de diascopía o episcopía, la cámara digital Leica DFC550 resulta ideal para muestras de fluorescencia débil y poco iluminadas. Con la refrigeración combinada del elemento Peltier y el ventilador, el sensor CCD de la cámara ofrece una excelente imagen y una calidad del color superior incluso en exposiciones prolongadas. El sensor CCD de 2/3" está encapsulado en un compartimento de nitrógeno sellada para evitar la condensación en la óptica, incluso con muestras complejas. La Leica DFC550 está diseñada para todos los procedimientos habituales de contraste, campo claro y campo oscuro en microscopía, así como para el complejo procesamiento de imágenes de fluorescencia. Una selección de modos de captura y resoluciones ofrece una excelente calidad de la imagen en todas las aplicaciones. Inspección de semiconductores Inspección de fibra Muestras de polarización Muestras de polarización Muestras metalográficas Muestras metalográficas
4 4 Potente software LAS de Leica Leica Application Suite (LAS) integra microscopios, macroscopios, cámaras digitales y software en un entorno común para ofrecer una solución de captura y procesamiento de imágenes consistente y de fácil uso con un rendimiento sin parangón. La versatilidad de LAS lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y de las ciencias de la vida, como el control de la calidad de los materiales, la patología, los ensayos farmacéuticos, etc. LAS acelera la visualización, ampliación, medición, documentación y archivado de imágenes digitales. Esta potente solución de software puede controlar todas las funciones de los microscopios, los estereomicroscopios y los macroscopios de Leica. Al permitir que todas las herramientas necesarias para las aplicaciones instaladas se comuniquen entre sí con dispositivos periféricos conectados al ordenador, LAS simplifica los análisis rutinarios y de investigación. Leica DFC550: Imágenes en vivo rápidas y a todo color: para un enfoque y control rápidos de la composición de la imagen. El usuario puede seleccionar un gran número de resoluciones: desde binning 5 5 de alta velocidad hasta el modo de varias capturas de 12.5 megapíxeles que se ajusta a todos los requisitos de captura y procesamiento de imágenes. Muestras de color en la misma ubicación y modos de lectura de submuestra (no se precisa interpolación de color) para obtener rápidamente imágenes de color verdadero y completamente limpias, sin efecto moiré. Sensor de color CCD sensible con microescáner piezo de alta precisión para capturar las estructuras y sombras de color más sutiles. Conexión individual FireWire-B para datos y potencia para una utilización y una instalación sencillas. Cámara completa con cable FireWire-B-B y placa FireWire-B, de modo que no se requieren accesorios adicionales para el ordenador (kit de portátil opcional disponible). Mejor calibración y renderizado de color para las aplicaciones industriales y de las ciencias de la vida más exigentes, que requieren la máxima calidad del color. v Sistema de refrigeración Peltier activo con un compartimento sellado del sensor y un ventilador para garantizar la misma calidad de la imagen, incluso con tiempos de exposición prolongados. Nueva detección de ruido en la imagen con poca luz y algoritmo de reducción para reducir aún más el ruido en la imagen en vivo con bajos niveles de iluminación. Modo High Dynamic Range (HDR) en LAS para capturar más detalles en muestras delicadas o complejas. w Paneles de control de la cámara sencillos y estándar para concentrarse en la configuración de la muestra y en la mejor posición de enfoque.
5 Leica DFC550 Tecnología punta en cámaras digitales para una documentación profesional Detalles técnicos Cámara digital Carcasa Tamaño Peso Exposición Imagen en vivo Refrigeración Terminal manual externo Sincronización del flash Corrección del sombreado Sensor Leica DFC550 Aluminio fundido a presión (L An Al) 157 mm 93 mm 123 mm 800 g 0.25 milisegundos 600 segundos En la pantalla del ordenador Activa (refrigeración Peltier), ventilador Presente Presente Presente Sensor CCD 2/3" Escaneado progresivo CCD ICX285AQ Superficie sensible 8.8 mm 6.6 mm Tamaño de píxel 6.45 μm 6.45 μm Número de píxeles 1360 píxeles 1024 píxeles, 1.4 Mpíxeles Total de píxeles (resolución máxima) 4080 píxeles 3072 píxeles, 12.5 Mpíxeles Filtro de color RGB Bayer Relación señal/ruido 2050:1; 67 db (en lectura de 24.6 MHz) Convertidor AD 14 bits Filtro protector Hoya C-500S Modo Binning 3 3, 5 5 Amplificación analógica 1 8 Resolución velocidad de la IMAGEN y TAMAÑO imagen en vivo de archivo (5 binning) 40 fps 0.06 MP 163 KB (submuestra de 1 captura) 56 fps 0.09 MP 256 KB (3 binning) 30 fps 0.15 MP 450 KB (submuestra de 2 capturas) 45 fps 0.35 MP 1 MB (1 captura) 13 fps 1.4 MP 4 MB (color en la misma ubicación 1.4 MP 4 MB de 4 capturas) (submuestra de 9 capturas) 3.0 MP 9 MB (color en la misma ubicación 5.5 MP 16 MB de 16 capturas) (36 capturas) 12.5 MP 36 MB Ordenador Sistemas operativos compatibles PC Win XP, Win 7 Software PC DFC Twain, Leica LAS, Leica LAS-AF CONEXIONES Óptica Rosca C Adaptador de vídeo recomendado 0.63 /0.7 Datos Cable individual FireWire-B de 9 clavijas (400 MB/s) Red eléctrica V mediante ordenador Consumo de potencia 8 W Ordenador Interfaz FireWire-B Tecnología Piezo-Shift Si se ha seleccionado el modo de 4 capturas, la cámara capturará cuatro imágenes del mismo objeto mediante la tecnología de desplazamiento de píxeles. Entre cada captura independiente, el completo sensor CCD se desplaza exactamente la anchura de un píxel. De este modo, cada punto de la imagen se captura mediante un píxel rojo, uno verde y uno azul. A continuación, las cuatro imágenes se combinan para generar una imagen de color verdadero con la resolución del sensor y es posible medir la información del color completa. Por consiguiente, no se producen artefactos ni solapamientos y se obtiene una resolución del color óptima. Modo de 1 captura: Izquierda: Parte de la máscara de mosaico de tipo Bayer en chip. Derecha: Interpolación de captura única de la información del color verde que falta para un píxel "azul" con inspección de los píxeles colindantes. Modo de 4 capturas: Color verdadero mediante muestras en la misma ubicación de color con la técnica de las 4 capturas. Izquierda: la imagen de color verdadero es una imagen combinada a partir de 4 imágenes individuales. Derecha: patrón de desplazamiento para la información del color de la muestra. Modo de 36 capturas: VARIOS Configuración mínima del PC Intel Core Duo >2.5 GHz o serie Intel Core-i 2 GB RAM, tarjeta gráfica 256 MB RAM, memoria compartida no recomendada, FireWire-B con corriente en el mismo dispositivo o 1 ranura PCI Express libre Temperatura de servicio +5 a +35 C Humedad del aire máx. 80%, sin condensación El microescaneado aumenta la resolución espacial y de color. Izquierda: las 6 primeras de un total de 36 imágenes se combinan para generar una imagen de alta resolución. Derecha: patrón de desplazamiento para las 36 capturas. El ancho de cada paso individual es de 1/3 píxel. 36
6 Diagrama de montaje u DFC w Cables FW-B-B, 2.5 m x Tarjetas FireWire Kit de portátil FW-B FW-B, PCI-Express Perfil bajo * * 0.63 Microscopios compuestos Microscopios estereoscópicos *recomendado NÚMEROS DE PEDIDO Cámara Leica DFC550, que incluye: Cámara Leica DFC550, tarjeta PCI-Express FireWire-B, cable FireWire-B-B, 2.5 m, Leica SW Números de pedido (opciones/extras) x Tarjeta PCI-Express FireWire-B para PC sin FireWire (2 puertos), perfil bajo x Kit de portátil FireWire-B, que incluye tarjeta PCI-Express (2 puertos), red eléctrica de V, adaptador FireWire-A-B w Cable FireWire-B-B, 2.5 m, 9/9 clavijas La fructífera colaboración con el usuario, para el usuario ha sido siempre la base del poder innovador de Leica Microsystems. Sobre esta base hemos desarrollado los cinco valores de nuestra empresa: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science y Continuous Improvement. Darle vida a estos valores significa para nosotros: Living up to Life. Industry Division El principal interés de la División de Industria de Leica Microsystems consiste en ayudar a los clientes a con seguir resultados de la mayor calidad posible, gracias a los mejores y más innovadores sistemas de captura y procesamiento de imágenes para así observar, medir y analizar las microestructuras en aplicaciones industri ales tanto rutinarias como de investigación, en la ciencia de materiales y el control de calidad, en investigaciones forenses y en aplicaciones educativas. Leica Microsystems: una empresa con presencia internacional y una red mundial de servicios al cliente: Contactos a nivel mundial T tel. fax Alemania Wetzlar Australia North Ryde Austria Viena Bélgica Diegem Canadá Concord/Ontario Corea del Sur Seúl Dinamarca Ballerup EE.UU. Buffalo Grove/lllinois España Barcelona Francia Nanterre Cedex Holanda Rijswijk Inglaterra Milton Keynes Italia Milan Japón Tokyo Suecia Kista Portugal Lisboa República Popular de China Hong Kong Shanghái Singapur Suiza Heerbrugg IDC19010ES Leica Microsystems (Switzerland) Ltd CH-9435 Heerbrugg, 2012 Impreso en Suiza V.2012 galledia Los datos técnicos, ilustraciones y descripciones no son vinculantes y pueden ser modificados sin previo aviso. LEICA y el logotipo Leica son marcas registradas de Leica Microsystems IR GmbH.
Leica DFC295 & DFC290 HD INDUS T R Y DI V ISION Cámaras digitales para una documentación eficaz y cómoda 2 Presentación y documentación rápida y sencilla Las cámaras Leica DFC295 y DFC290 HD son potentes
Leica LAS Reticule Visualización de retículos personalizados sobre imágenes en vivo
Living up to Life Leica LAS Reticule Visualización de retículos personalizados sobre imágenes en vivo INDUSTRY DIVISION SUPERA LAS LIMITACIONES Leica LAS Reticule es un módulo opcional que se combina con
Entorno eficiente de captura y procesamiento de imágenes
Living up to Life Leica LAS Live Image Builder Software dinámico para la captura y el procesamiento a gran velocidad de imágenes de campo amplio con profundidad de enfoque ampliada Industry Division Visión
Leica DMC2900. Cámara digital para microscopía que permite una documentación y presentación cómoda y eficiente para la industria y la investigación
INDUSTRY DIVISION Leica DMC2900 Cámara digital para microscopía que permite una documentación y presentación cómoda y eficiente para la industria y la investigación LEICA DMC2900 EL TURBO PARA SUS IMÁGENES
Leica IC80 HD. Cámara integrada Full HD para imágenes de alta precisión
Leica IC80 HD Cámara integrada Full HD para imágenes de alta precisión Leica 4 IC80 HD GO HIGH DEFINITION Go High Definition! Entrar en el mundo de la imagen digital en alta definición nunca fue tan fácil
Un sistema con vistas al futuro
Industry Division Leica DMS300 Sistema de microscopía digital con óptica de calidad superior integrada y potente cámara digital, complementado con iluminación LED y sistema de brazo móvil. Optimizado para
Industry Division Leica DMS1000 Sistema de microscopio digital con óptica de gama alta integrada y potente cámara digital. Optimizado para tareas de medición e inspección en la industria. Leica DMS1000
Leica DVM2000 5000. Microscopios digitales Leica un nuevo concepto de movilidad y velocidad en el control de calidad.
Leica DVM2000 5000 Microscopios digitales Leica un nuevo concepto de movilidad y velocidad en el control de calidad Living up to Life Microscopios digitales: un nuevo nivel de calidad para el perfilado
Living up to Life. Leica Layer Thickness Expert. Software rápido y eficiente para analizar el espesor de las capas en la industria
Living up to Life Industry Division Leica Layer Thickness Expert Software rápido y eficiente para analizar el espesor de las capas en la industria Técnicas exhaustivas de análisis de imágen Leica Layer
Estativo de brazo flexible y estativo de brazo móvil Leica. Mucho espacio libre para muestras grandes. Living up to Life
Estativo de brazo flexible y estativo de brazo móvil Leica Mucho espacio libre para muestras grandes Living up to Life Espacio para grandes proyectos Apto para piezas grandes Debido a su tamaño, muchas
INDUSTRY DIVISION. Leica LED2000 & Leica LED2500. Estativo e iluminación en uno
INDUSTRY DIVISION Leica LED2000 & Leica LED2500 Estativo e iluminación en uno 2 LEICA LED2000 & LEICA LED2500 SOLUCIÓN DE MÁXIMO NIVEL TODO EN UNO Solución de máximo nivel todo en uno Los estativos de
Leica Application Suite Soluciones integradas de software Usted está en el punto de mira Solución totalmente integrada Leica Application Suite (LAS) integra los microscopios, macroscopios y cámaras digitales
Leica TL3000 ST Leica TL4000 BFDF Leica TL4000 RC /RCI Leica TL5000 Ergo. La iluminación perfecta para tareas exigentes
Leica TL3000 ST Leica TL4000 BFDF Leica TL4000 RC /RCI Leica TL5000 Ergo La iluminación perfecta para tareas exigentes leica bases de luz transmitida La iluminación perfecta para tareas exigentes 3 Iluminación
Leica A60 S / Leica A60 F El sistema de estereomicroscopía para una mayor productividad en la industria electrónica y en la tecnología médica. Living up to Life Su trabajo en foco Un sistema de microscopía
Leica DCM8. Visión y medida 3D con máxima calidad y precisión
Leica DCM8 Visión y medida 3D con máxima calidad y precisión 2 Visión 3D con máxima calidad y precisión Tanto en los procesos industriales como en la investigación de materiales, resulta esencial que el
Línea Leica StereoZoom. El programa completo para industria, laboratorio y formación
Línea Leica StereoZoom El programa completo para industria, laboratorio y formación 2 LÍNEA LEICA STEREOZOOM Leica StereoZoom : la línea ligera Probada, compacta y económica Durante décadas, los microscopios
Leica DVM2500 y DVM5000 HD. Microscopios digitales Leica. Movilidad y rapidez en el control de calidad
Leica DVM2500 y DVM5000 HD Microscopios digitales Leica. Movilidad y rapidez en el control de calidad Microscopios digitales LEICA DVM2500 y DVM5000 HD 3 Microscopía digital La nueva dimensión del control
Keysight Technologies Osciloscopios IniniiVision Serie 4000 X. Hoja informativa
Keysight Technologies Hoja informativa 02 Keysight IniniiVision Osciloscopios Serie 4000 X - Hoja informativa La última generación de osciloscopios de Keysight ofrece velocidades de actualización de formas
Línea Leica Stereozoom. El programa completo para montaje, control de calidad, OEM, investigación y formación. Living up to Life
Línea Leica Stereozoom El programa completo para montaje, control de calidad, OEM, investigación y formación Living up to Life Tecnología punta Los microscopios y los sistemas de Leica Microsystems son
Living up to Life. Leica Grain Expert. Software rápido y eficiente para analizar el tamaño de grano en la industria
Living up to Life Industry Division Leica Grain Expert Software rápido y eficiente para analizar el tamaño de grano en la industria VARIEDAD DE TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN EL ANÁLISIS DE GRANO Leica Grain
Leica DM500 & DM750. La elección de las nuevas generaciones en microscopios educativos innovadores
Leica DM500 & DM750 La elección de las nuevas generaciones en microscopios educativos innovadores 2 LEICA DM500 / DM750 MICROSCOPIOS INNOVADORES DE FORMACIÓN Hechos para los futuros ganadores del premio
Leica DM750 P. Living up to Life
Leica DM750 P Ideal para estudiantes en todos los sentidos: El innovador microscopio educacional elegido por las nuevas generaciones Living up to Life Estimular la enseñanza en ciencias de la tierra Cuanto
Leica M525 F20. Microscopio quirúrgico para ORL. Living up to Life
Leica M525 F20 Microscopio quirúrgico para ORL Living up to Life 2 Se ha puesto a pensar en cuántas veces se modifica el ángulo de incidencia o la línea de visión durante los procedimientos que afectan
Leica IPC y Leica IPS
Leica IPC y Leica IPS Sistemas automáticos de impresión de cassettes y de portaobjetos para microscopía que incrementan la seguridad en el laboratorio Leica IP C y Leica IP S sistemas de impresión a través
Leica DMD108. Diagnósticos excelentes con una mayor libertad! Moderna solución en red para laboratorios de patología
Leica DMD108 Diagnósticos excelentes con una mayor libertad! Moderna solución en red para laboratorios de patología Brillantez hasta donde alcanza la vista Diagnóstico microscópico directamente en el monitor

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución