Source: http://docplayer.it/2662986-Istituti-ospitalieri-di-cremona-azienda-ospedaliera.html
Timestamp: 2016-12-03 00:42:32+00:00

Document:
1 ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA Azienda Ospedaliera U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO Tel Fax ALLEGATO TECNICO PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE I prodotti oggetto della presente procedura devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all importazione, all immissione in commercio e all uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. I dispositivi devono essere costruiti in conformità alle norme di buona fabbricazione per i dispositivi medici; i prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE Tutti i prodotti devono essere consegnati con almeno i ¾ (tre quarti) della loro validità temporale; in caso contrario l accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda Sanitaria destinataria della fornitura. Sede Legale: Cremona Viale Concordia 1 tel fax CF2 LOTTO 1 : BUSTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. delle buste alle norme UNI EN ISO :2009 e UNI EN 868-5:2009 degli indicatori alle norme UNI EN ISO :2009 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante vapore o ossido di etilene Costituzione e caratteristiche Devono essere costituite da un lato in carta di grado medicale (medical grade) e da un lato in film plastico (poliestere/ polipropilene) trasparente, multistrato, colorato (non bianco) termosaldati insieme su tre lati. La saldatura presente deve essere di tipo continuo e multipla. La dimensione della termosaldatura deve essere di almeno 6 mm, ad angolo arrotondato, con gli appositi inviti per l apertura. Gli indicatori chimici, uno per la sterilizzazione a vapore ed uno per la sterilizzazione ad ossido di etilene, devono avere un area stampata non inferiore a 100 mm 2 per singolo indicatore. Gli indicatori, intercalati secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, devono essere posizionati in maniera che non possano venire a contatto con gli oggetti contenuti all interno e non possano essere influenzati dal procedimento di saldatura. Ogni busta deve essere marcata con le seguenti indicazioni: 1.Nome o logo del fabbricante 2.Dimensioni e/o codice del prodotto 3.Numero di lotto 4.Direzione di apertura 5.Indicatori di processo, preceduti dal tipo di processo al quale è riferito (vapore e EO) e dall indicazione del colore di viraggio 6.Dicitura in lingua italiana non utilizzare se la confezione è danneggiata o dicitura equivalente. Tutte le diciture dovranno essere presenti anche in lingua italiana. e quantità Progressivo nello schema 1 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 7,5 CM, LUNG. 30 CM C/A 2 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 10 CM, LUNG. DA 27 A 30 CM C/A 3 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 10 CM, LUNG DA 57 A 60 CM 4 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 15 CM, LUNG. 30 CM C/A 5 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 15 CM, LUNG. 40 CM C/A 6 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. DA 20 A 21 CM, LUNG. DA 27 A 30 CM (Ao Cremona) pezzo pezzo pezzo 8000 pezzo pezzo pezzo 252003 7 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. DA 20 A 21 CM, LUNG. 40 CM C/A 8 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 25 CM, LUNG. 50 CM C/A 9 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. DA 27 A 30 CM, LUNG. DA 35 A 40 CM 10 BUSTA PIATTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. DA 40 A 42 CM, LUNG. 60 CM C/A pezzo pezzo pezzo pezzo 7000 Modalità di confezionamento Confezionamento primario: le buste devono essere avvolte in un film plastico e all'interno di questo film suddivise in gruppi di max 200 pezzi. : 50 buste 15x30 cm c/a 50 buste 7,5x30 cm c/a Posizionamento degli indicatori e la loro leggibilità attraverso il lato trasparente ( laminato plastico) 10 Assenza di delaminazione durante l apertura 15 Controllo tenuta saldatura del materiale post sterilizzazione 15 Facilità di interpretazione dei risultati di viraggio 10 LOTTO 2 : BUSTE AUTOSIGILLANTI IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. delle buste alle norme UNI EN ISO :2009 e UNI EN 868-5:2009 degli indicatori alle norme UNI EN ISO :2009 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante vapore o ossido di etilene senza l ausilio della macchina termosaldatrice. Costituzione e caratteristiche Devono essere costituite da un lato in carta di grado medicale (medical grade) e da un lato in film plastico trasparente, multistrato, colorato (non bianco) termosaldati insieme su tre lati. La saldatura deve essere di tipo continuo e multipla. La dimensione della termosaldatura deve essere di almeno 6 mm, ad angolo arrotondato, con gli appositi inviti per l apertura. Gli indicatori chimici, uno per la sterilizzazione a vapore ed uno per la sterilizzazione ad ossido di etilene, devono avere un area stampata non inferiore a 100 mm 2 per singolo indicatore.4 Gli indicatori, intercalati secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, devono essere posizionati in maniera che non possano venire a contatto con gli oggetti contenuti all interno e non possano essere influenzati dal procedimento di saldatura. Ogni busta deve essere marcata con le seguenti indicazioni: Nome o logo del fabbricante Dimensioni e/o codice del prodotto Numero di lotto Direzione di apertura Indicatori di processo, preceduti dal tipo di processo al quale è riferito (vapore e EO) e dall indicazione del colore di viraggio Dicitura in lingua italiana non utilizzare se la confezione è danneggiata o dicitura equivalente Tutte le diciture dovranno essere presenti anche in lingua italiana. e quantità Progressivo nello schema 1 BUSTA PIATTA AUTOSIGILLANTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO CON INDICATORE DI VIRAGGIO CM 9x20 C/A 2 BUSTA PIATTA AUTOSIGILLANTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO CON INDICATORE DI VIRAGGIO CM 13x25 C/A 3 BUSTA PIATTA AUTOSIGILLANTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO CON INDICATORE DI VIRAGGIO CM 20x33 C/A 4 BUSTA PIATTA AUTOSIGILLANTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO CON INDICATORE DI VIRAGGIO CM 30 x 35/40 AO Chiari pezzo pezzo pezzo pezzo Modalità di confezionamento Confezionamento primario: le buste devono essere avvolte in un film plastico. -50 buste 13x25cm Posizionamento degli indicatori e la loro leggibilità attraverso il lato trasparente ( laminato plastico) 10 Assenza di delaminazione durante l apertura 15 Controllo tenuta saldatura del materiale post sterilizzazione 15 Facilità di interpretazione dei risultati di viraggio 10 LOTTO 3 : ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA /FILM PLASTICO alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. dei rotoli alle norme UNI EN ISO :2009 e UNI EN 868-5:2009 degli indicatori alle norme UNI EN ISO :20095 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante vapore o ossido di etilene Costituzione e caratteristiche: Devono essere costituiti da un lato in carta di grado medicale (medical grade) e da un lato in film plastico (poliestere/ poliproilene) trasparente, multistrato, colorato (non bianco) termosaldati insieme lungo i lati paralleli. La saldatura presente sui rotoli dovrà essere di tipo continuo e multipla. La dimensione della termosaldatura dovrà essere di almeno 6 mm. Gli indicatori chimici, uno per la sterilizzazione a vapore ed uno per la sterilizzazione ad ossido di etilene, dovranno avere un area stampata non inferiore a 100 mm 2 per singolo indicatore. Gli indicatori, intercalati secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, devono essere posizionati in maniera che non possano venire a contatto con gli oggetti contenuti all interno e non possano essere influenzati dal procedimento di saldatura. Ogni rotolo deve essere marcato con le seguenti indicazioni: 1.Nome o logo del fabbricante 2.Dimensioni e/o codice del prodotto 3.Numero di lotto 4.Indicatori di processo, preceduti dal tipo di processo al quale è riferito (vapore e EO) e dall indicazione del colore di viraggio 5. Dicitura in lingua italiana non utilizzare se la confezione è danneggiata o dicitura equivalente L intervallo di ripetizione delle stampe non utilizzare se la confezione è danneggiata e nome o marchio del fabbricante non deve essere maggiore di 310 mm. Per le restanti diciture l'intervalllo di ripetizione delle stampe non deve essere maggiore di 155 mm. Lunghezza massima del rotolo: 100 mt. e quantità Progressiv o nello schema 1 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE, IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 7,5 CM C/A 2 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE, IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 10 CM C/A 3 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE, IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 15 CM C/A 4 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE, IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 20 CM C/A 5 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE, IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 25 Quantità biennale AO Cremona Quantità biennale AO Chiari Quantità totale biennale Metro Metro Metro Metro Metro6 CM C/A 6 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE, IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 30 CM C/A 7 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE, IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO LARG. 40 CM C/A Metro Metro Modalità di confezionamento: Confezionamento primario: ogni rotolo deve essere avvolto in un film plastico. 3 rotoli 20 cm Posizionamento degli indicatori e la loro leggibilità attraverso il lato trasparente ( laminato plastico) 10 Assenza di delaminazione durante l apertura 15 Controllo tenuta saldatura del materiale post sterilizzazione 15 Facilità di interpretazione dei risultati di viraggio 10 LOTTO 4 : CARTA CRESPATA MEDICALE PER CONFEZIONAMENTO PACCHI alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. della carta alle norme UNI EN ISO :2009 e EN 868-2:2009 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante vapore e Ossido di etilene Costituzione e caratteristiche Deve essere costituita da carta crespata vergine, non di recupero, di grado medicale, di colore verde, con buona drappeggiabilità. Deve essere latex free Deve avere una grammatura pari o superiore a 60 g/m 2. Il materiale deve essere tale da non rilasciare coloranti o prodotti chimici e/o tossici, fibre o particelle durante e dopo la sterilizzazione. e quantità Progressivo nello schema Ao Cremona 1 CARTA CRESPATA VERDE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE 50X50 CM C/A pezzo 520007 2 CARTA CRESPATA VERDE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE 60X60 CM C/A pezzo CARTA CRESPATA VERDE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE 75X75 CM C/A pezzo Modalità di confezionamento Confezionamento primario: all'interno dell'imballo i fogli raggruppati dovranno essere protetti con un film plastico fogli 50x50 cm c/a -100 fogli 75x75 cm c/a Morbidezza, drappeggiabilità 15 Resistenza allo strappo sia prima che dopo la sterilizzazione 15 Assenza di impurità e scorie da lavorazione 15 Memoria di forma 5 LOTTO 5 : FOGLI IN TESSUTO NON TESSUTO alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. della carta alle norme UNI EN ISO :2009, UNI EN 868-2:2009 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante vapore e Ossido di etilene Costituzione e caratteristiche Devono essere costituiti da un intreccio di fibre di cellulosa e poliestere tali da garantire un livello di repellenza all acqua e all alcool, costituendo una barriera eccellente ai microrganismi. Devono essere di colore azzurro/blu Devono essere resistenti alla lacerazione, ben drappeggiabili. Devono avere una grammatura di almeno 52 g/m 2 e quantità Progressivo nello schema 1 FOGLIO TNT BLU PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE 90X90 CM C/A 2 FOGLIO TNT BLU PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE 100X100 CM C/A Ao Cremona pezzo 8000 pezzo 100008 Modalità di confezionamento Confezionamento primario:all'interno dell'imballo i fogli raggruppati devono essere protetti con un film plastico. -50 fogli 90x90 cm c/a Conformabilità e grado di drappeggiabilità 15 Resistenza alla lacerazione sia prima che dopo la sterilizzazione 20 Valori di grammatura superiori al minimo richiesto 10 Memoria di forma 5 LOTTO 6: ROTOLI IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. dei rotoli alle norme UNI EN ISO e 2:2009 e UNI EN 868-5:2009 degli indicatori alle norme UNI EN ISO :2009 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante gas plasma Costituzione e caratteristiche: Devono essere costituiti da un lato in TYVEK e da un lato in film plastico trasparente in accoppiato poliestere e polietilene, multistrato, termosaldati insieme lungo i lati paralleli. Le saldature presenti sui rotoli dovranno essere di tipo continuo e multiplo. La dimensione della termosaldatura deve essere di almeno 6 mm, ad angolo arrotondato, con gli appositi inviti per l apertura. Devono essere presenti indicatori sensibili al riconoscimento del processo di sterilizzazione a gas plasma. Gli indicatori devono essere posizionati in maniera che non possano venire a contatto con gli oggetti contenuti all interno e non essere influenzati dal procedimento di saldatura. Ogni rotolo deve essere marcato con le seguenti indicazioni: 1.Nome o logo del fabbricante 2.Dimensioni e/o codice del prodotto 3.Numero di lotto 4.Indicatori di processo 5.Dicitura in lingua italiana non utilizzare se la confezione è danneggiata o dicitura equivalente L intervallo di ripetizione delle stampe non utilizzare se la confezione è danneggiata e nome o marchio del fabbricante non deve essere maggiore di 310 mm. Per le restanti diciture l'intervalllo di ripetizione delle stampe non deve essere maggiore di 155 mm. Lunghezza massima del rotolo: 100 mt.9 e quantità Progressivo nello schema 1 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO D'IDROGENO, IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO, LARG. 7,5 CM C/A 2 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO D'IDROGENO, IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO, LARG. 10 CM C/A 3 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO D'IDROGENO, IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO, LARG. 15 CM C/A 4 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO D'IDROGENO, IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO, LARG. 20 CM C/A 5 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO D'IDROGENO, IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO, LARG. 25 CM C/A 6 ROTOLO PIATTO PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO D'IDROGENO, IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO, LARG. DA 35 A 40 CM AO Cremona Metro 800 Metro 3200 Metro 800 Metro 1600 Metro 1200 Metro 1000 Modalità di confezionamento: Confezionamento primario: ogni rotolo deve essere avvolto in un film plastico. 1 rotolo 10 cm c/a Posizionamento degli indicatori e la loro leggibilità attraverso il lato trasparente ( laminato plastico) 10 Assenza di delaminazione durante l apertura 15 Controllo tenuta saldatura del materiale post sterilizzazione 10 Facilità di interpretazione dei risultati di viraggio 10 Dichiarazione su compatibilità del TYVEK con il metodo di sterilizzazione Sterrad autocertificazione punti 0; certificazione da Ente o Laboratorio indipendente punti 5 5 LOTTO 7: NASTRO CON INDICATORE DI VIRAGGIO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE degli indicatori alle norme UNI EN ISO :2009 Nastro indicatore di processo utilizzato nella sterilizzazione a vapore ( indicatore chimico esterno di processo) Costituzione e caratteristiche Deve essere costituito da un nastro adesivo resistente ad alte temperature ed umidità, con indicatore di processo (classe 1) su tutta la larghezza del nastro.10 Deve avere il supporto in carta crespata impregnata con indicatore, su cui sia possibile scrivere con ogni tipo di inchiostro. Deve essere latex free All interno dell anima del nastro devono essere presenti almeno: Lotto di produzione Data di scadenza Nome del produttore o marchio identificativo Simbolo o dicitura equivalente VAPORE o STEAM e quantità Progressiv o nello schema 1 NASTRO AD ALTA ADESIVITA', CON INDICATORE DI VIRAGGIO, PER LA CHIUSURA DI PACCHI CON FOGLI IN POLIPROPILENE DA SOTTOPORRE AL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE, 19 MM X 55 MT CAC/A 2 NASTRO ADESIVO, CON INDICATORE DI VIRAGGIO, PER LA CHIUSURA DI PACCHI DA SOTTOPORRE AL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE, 19 MM X 55 MT C/A Unità di Quantità biennale AO Cremona Quantità biennale AO Chiari Quantità totale biennale pezzo pezzo Modalità di confezionamento Confezionamento primario: ogni nastro deve essere confezionato singolarmente in sacchetti di plastica chiusi. informazioni previste dalla norma UNI EN ISO : nastri ad alta adesività 19 mm x 55 mt c/a 2 nastri adesivi 19 mm x 55 mt c/a Adesività 15 Assenza di residui dopo la rimozione 10 Chiarezza del viraggio chimico e corrispondenza alla guida interpretativa 10 Possibilità di scrittura con ogni tipo di inchiostro 10 Facilità di srotolamento 5 LOTTO 8 : INVOLUCRI IN POLIPROPILENE alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. delle buste alle norme UNI EN ISO e UNI EN 868-2:200911 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante vapore, gas plasma e Ossido di etilene Costituzione e caratteristiche: Devono essere realizzati interamente in polipropilene 100% a tre o più strati. Il polipropilene deve essere drappeggiabile, di alta efficienza di filtrazione, elevata resistenza e di grammatura non inferiore a 33 g/m². e quantità Progressivo nello schema 1 INVOLUCRO IN POLIPROPILENE A TRE O PIU' STRATI, PER CONFEZIONAMENTO STERILE, 90X90 CM C/A 2 INVOLUCRO IN POLIPROPILENE A TRE O PIU' STRATI, PER CONFEZIONAMENTO STERILE, 114X114 CM C/A 3 INVOLUCRO IN POLIPROPILENE A TRE O PIU' STRATI, PER CONFEZIONAMENTO STERILE, 137X137 CM C/A AO Cremona pezzo 8400 Pezzo 1000 pezzo 6000 Modalità di confezionamento: Confezionamento primario: all'interno dell'imballo i fogli raggruppati devono essere protetti con un film plastico. 100 involucri 90x90 cm c/a 100 involucri 137x137 cm c/a Resistenza alla lacerazione sia prima che dopo la sterilizzazione 20 Drappeggiabilità e conformabilità 15 Memoria di forma 10 Assenza di impurità e scorie di lavorazione 5 LOTTO 9 : INVOLUCRI IN POLIPROPILENE TERMOSALDATI alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. delle buste alle norme UNI EN ISO :2009 e UNI EN 868-2:2009 Confezionamento di Dispositivi Medici da sterilizzare mediante vapore, gas plasma e Ossido di etilene.12 Costituzione e caratteristiche: Devono essere realizzati in polipropilene 100% e costituiti da due fogli termosaldati su due lati preferibilmente di colore diverso per consentire una migliore visione di eventuali abrasioni anche minime. Il polipropilene deve essere drappeggiabile, di alta efficienza di filtrazione, elevata resistenza e di grammatuta non inferiore a 90 g/m². Per il prodotto di cui al progressivo n.4 è richiesta una grammatura non inferiore a 122 g/m² e quantità Progressivo nello schema 1 INVOLUCRO IN POLIPROPILENE A TRE O PIU' STRATI, COSTITUITO DA 2 FOGLI TERMOSALDATI PER CONFEZIONAMENTO STERILE IN UNICA FASE, 75X75 CM C/A 2 INVOLUCRO IN POLIPROPILENE A TRE O PIU' STRATI, COSTITUITO DA 2 FOGLI TERMOSALDATI PER CONFEZIONAMENTO STERILE IN UNICA FASE, 100X100 CM C/A 3 INVOLUCRO IN POLIPROPILENE A TRE O PIU' STRATI, COSTITUITO DA 2 FOGLI TERMOSALDATI PER CONFEZIONAMENTO STERILE IN UNICA FASE, 120X120 CM C/A 4 INVOLUCRO IN POLIPROPILENE A TRE O PIU' STRATI, COSTITUITO DA 2 FOGLI TERMOSALDATI PER CONFEZIONAMENTO STERILE IN UNICA FASE, 120X120 CM C/A GRAMMATURA NON INFERIORE A 122 g/m². AO Cremona pezzo 2400 pezzo 6000 pezzo 7400 pezzo 2400 Modalità di confezionamento: Confezionamento primario: all'interno dell'imballo i fogli raggruppati devono essere protetti con un film plastico. 100 involucri 100x100 cm con grammatura da 90 g/m 2 50 involucri 120x120 cm con grammatura non inferiore a 122 g/m 2 Resistenza alla lacerazione sia prima che dopo la sterilizzazione 20 Drappeggiabilità e conformabilità 15 Memoria di forma 10 Assenza di impurità e scorie di lavorazione 5 LOTTO 10: FOGLI ASSORBENTI alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs 46 del 24/2/1997 e s.m.i. alle Norme EN ,-3/2009 e EN ISO e Protezione dello strumentario e coadiuvante nel contenimento della eventuale condensa durante la sterilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio.13 Costituzione e caratteristiche: Devono essere realizzate interamente in polipropilene e cellulosa altamente assorbenti e a basso rilascio di particelle. e quantità Progressivo nello schema 1 FOGLI ALTAMENTE ASSORBENTI E A BASSO RILASCIO PARTICELLARE IN POLIPROPILENE E CELLULOSA PER PROTEZIONE DELLO STRUMENTARIO E CONTENIMENTO DI CONDENSA DURANTE LA STERILIZZAZIONE, 50X65 CM C/A AO Cremona pezzo Modalità di confezionamento: Confezionamento primario: i fogli devono essere avvolti in un film plastico e all'interno di questo film suddivisi in gruppi di 50 - max 200 pezzi. Confezionamento: scatole di cartone. Su tale confezione devono essere riportate tutte le 50 fogli Capacità di assorbimento espresso in ml di acqua 20 Capacità di prevenire lacerazioni tra l'involucro e gli angoli vivi di un cestello 20 Morbidezza 10 LOTTO 11: INDICATORI CHIMICI CLASSE 6 PER STERILIZZATRICI A VAPORE alla norma UNI EN ISO :2009 Valutazione dell efficacia della procedura di sterilizzazione Costituzione e caratteristiche Devono essere costituiti da un supporto in carta atossica stampata con inchiostro indicatore di viraggio, atossico e resistente all acqua e al calore. L indicatore deve essere protetto in modo da non cedere sostanze che potrebbero interferire con il vapore e/o con i dispositivi medici. -Devono appartenere alla classe 6 della Norma EN ISO Deve essere indicata, su ogni indicatore, la classe di appartenenza dello stesso -L indicatore deve essere sensibile ai parametri di sterilizzazione a vapore: tempo, temperatura e vapore saturo -Le condizioni minime di viraggio dovranno essere le seguenti: -134 C, 5,3 minuti -121 C, 15 minuti14 e quantità Progressiv o nello schema AO Cremona 1 INDICATORE CHIMICO A VARIABILE MULTIPLA DI CLASSE 6 PER CICLI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DI 121 E 134 GRADI pezzo Modalità di confezionamento: Confezionamento: in scatole o sacchetti richiudibili. Su tale confezione, o sul foglietto che accompagna la confezione, devono essere riportate tutte le informazioni previste Norma EN ISO indicatori Facilità di interpretazione dei dati: leggibilità viraggio 25 Viraggio corrispondente alla guida interpretativa 15 Rintracciabilità del nr. di lotto, nome del fabbricante, tipo di processo e data di scadenza sulla singola striscia 10 LOTTO 12: TEST DI BOWIE AND DICK-SISTEMA MONOUSO PER STERILIZZATRICI A VAPORE E OSSIDO D'ETILENE alla norme UNI EN ISO :2009, UNI EN ISO :2007 e UNI EN 285:2009 Verifica dell effettiva rimozione dell aria nelle sterilizzatrici ad alto vuoto per carichi porosi e segnalazione di eventuali problemi di qualità del vapore o legati al tempo di esposizione. Costituzione e caratteristiche Deve essere costituito da un sistema pronto all utilizzo, monouso, in materiale compatto, poroso con relativo foglio indicatore e in grado di assicurare risultati equivalenti a quelli ottenuti con il pacco in teleria. Presenza di indicatore di processo all esterno necessaria ad identificare l avvenuta sterilizzazione del prodotto. Il colore del foglio indicatore deve risultare uniforme all osservazione visiva. Il foglio indicatore, completamente laminato per evitare il contatto diretto dell inchiostro (privo di piombo) con il contenuto del carico, deve consentire l annotazione di tutti i dati inerenti al ciclo di convalida previsto dalle norme UNI EN ISO sopra riportate. Deve essere latex free Deve essere di ridotte dimensioni. Ogni indicatore deve riportare: Condizioni di utilizzo: tempo e temperatura Il simbolo STEAM La classe dell indicatore (classe 2) Il nome del fabbricante La data di scadenza15 Il nr. di lotto Uno spazio specifico per l inserimento del modello dell autoclave Uno spazio specifico per l inserimento della data Ogni foglio indicatore deve riportare le seguenti informazioni per l inserimento dei dati per l archiviazione: Ciclo n Macchina n Data Supervisore Luogo Reparto Operatore Risultato e quantità Progressiv o nello schema 1 TEST DI BOWIE AND DICK PACCO PRONTO MONOUSO Unità di Quantità biennale AO Cremona Quantità biennale AO Chiari Quantità totale biennale pezzo Modalità di confezionamento Confezionamento primario: gli indicatori dovranno essere avvolti in un film plastico. Confezionamento secondario: in scatole. Su tale confezione, o sul foglietto che accompagna la confezione devono essere riportate tutte le informazioni previste dalla Norma UNI EN ISO pacchi pronti Adeguatezza sul foglio indicatore di tutti gli spazi ed indicazioni in lingua italiana per la compilazione dei dati 10 Assenza di rilascio di inchiostro 15 Leggibilità del viraggio 15 Colore dell'indicatore uniforme all'osservazione visiva 10 LOTTO 13: DISPOSITIVO DI PROVA DEL PROCESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA PENETRAZIONE DEL VAPORE IN CORPI CAVI alla norme UNI EN 867-5:2004 e UNI EN ISO :2009 Verifica della funzionalità dell autoclave relativamente alla rimozione dell'aria e alla penetrazione del vapore per carichi cavi. Costituzione e caratteristiche del dispositivo: Deve essere costituito da un elemento cavo standardizzato riutilizzabile con un lume di dimensioni interne uniformi per tutta la sua lunghezza, collegato ad una capsula di chiusura per l alloggiamento dell indicatore con guarnizione di chiusura.16 Deve essere in PTFE o materiale equivalente e comunque non dovrà rilasciare sostanze in quantità tali da costituire un rischio per la salute o incidere negativamente sulle prestazioni dei sistemi indicatori con i quali è destinato ad essere utilizzato. Costituzione e caratteristiche degli indicatori: Devono essere utilizzabili in autoclave a vuoto frazionato per 3,5 min. a 134 C. Devono avere la superficie protetta da film plastico a prevenzione di rilascio di inchiostro. Devono avere un indicatore conforme alla norma UNI EN ISO :2009 Sull indicatore deve essere riportato il tipo di processo che subirà con codice Europeo (es. STEAM) e il n di lotto. L'etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto con le informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve riportare in lingua italiana: il cambio di colore atteso la classe, il processo, le condizioni di utilizzo previste le eventuali condizioni di conservazione la data di scadenza il n di lotto nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore Deve risultare dalla documentazione tecnica il numero di indicatori presenti in ogni confezione che deve corrispondere al numero di cicli di riutilizzo del dispositivo. Gli eventuali dispositivi necessari per l'utilizzo degli indicatori devono essere forniti gratuitamente per tutta la durata della fornitura. e quantità Progressiv o nello schema 1 DISPOSITIVO DI PROVA DEL PROCESSO PER CORPI CAVI COMPOSTO DA UN ELEMENTO CAVO STANDARDIZZATO PER L'ALLOGGIAMENTO DELL'INDICATORE + INDICATORI DI CLASSE 2 Quantità biennale AO Cremona Quantità biennale AO Chiari Quantità totale biennale TEST Modalità di confezionamento Confezionamento primario: ogni confezione di vendita deve contenere un dispositivo riutilizzabile e una busta richiudibile contenente i relativi indicatori. Confezionamento secondario: in scatole. Su tale confezione, o sul foglietto che accompagna la confezione devono essere riportate tutte le informazioni previste dalla Norma UNI EN ISO confezioni La campionatura dei dispositivi medici riutilizzabili sarà al termine dei lavori della Commissione restituita alle ditte. Praticità e facilità di utilizzo 15 Sicurezza di lettura e interpretazione dei risultati 15 Viraggio corrispondente alla guida interpretativa 10 Maggior numero di cicli supportati dal dispositivo pluriuso 10 Documenti analoghi
S SEDE LEGALE: Via San Secondo, 29 10128 TORINO tel. + 39 011 5661566 info@aslto1.it - www.aslto1.it C.F.P.I. 09737640012 ALLEGATO 1 DISCIPLINARE TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA Dettagli Capitolato tecnico Materiale di consumo per sterilizzazione
Azienda Ospedaliera Sede legale: Via Magellano, 1 10128 TORINO Ordine Mauriziano Tel. +39 011.508.111 di Torino www. mauriziano.it GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE Dettagli Il processo di sterilizzazione, definito speciale dalla norma tecnica
Ada Giampà autore Silene Tomasini Infermiere coordinatore centrale sterilizzazione Ospedale di Monerbio (BS) - Consigliere AIOS Infermiere coordinatore centrale sterilizzazione Fondazione IRCCS Policlinico Dettagli PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE
PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE CAPITOLATO SPECIALE Pagina 1 di 23 ART. 1 Oggetto Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura Dettagli gke Test di Bowie-Dick
CATALOGO PRODOTTI Via Roma n. 101, 10123 Torino, Tel. n.: 0039 011 5185259, Fax n.: 0039 011 4407156 E-mail: commerciale@medixitaliasrl.it; medixitalia@virgilio.it gke Test di Bowie-Dick Uso Per la rimozione Dettagli SEAL PROOF Dispositivo di validazione per il controllo delle termosaldatrici DOCUMENTAZIONE
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO STERIDIAMOND BUSTE E ROTOLI Mod. ST19 Rev. 2 Del 10.02.2009 Identificazione del Fabbricante ECS SRL Via XXV Aprile, 3 23854 Olginate (LC) Italia Identificazione del dispositivo Dettagli Lista norme tecniche armonizzate nel campo della sterilizzazione pubblicate in supporto alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi medici
Lista norme tecniche armonizzate nel campo della sterilizzazione pubblicate in supporto alla direttiva 93/42/CEE Dispositivi medici Sterilizzatrici per uso medico - Sterilizzazione UNI EN 285 Sterilizzazione Dettagli HELIX TEST SYSTEM. Dispositivo per la valutazione della capacità di penetrazione del vapore all interno di carichi cavi
HELIX TEST SYSTEM Dispositivo per la valutazione della capacità di penetrazione del vapore all interno di carichi cavi DOCUMENTAZIONE Schede tecniche illustrative Certificati B.S. Export S.r.l. Via A. Dettagli HELIX TEST ITALIANO HELIX TEST ISTRUZIONI PER L'USO. Since 1996 MEDICAL TRADING
Since 1996 MEDICAL TRADING ITALIANO I ISTRUZIONI PER L'USO Distributore Locale : MEDICAL TRADING S.R.L. Amministrazione / Administration / Administration / Verwaltung : Via F. Reina, 133 21047 - SARONNO Dettagli Italia-Alessandria: Materiali medici 2015/S 154-283929. Bando di gara. Forniture
1/27 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283929-2015:text:it:html Italia-Alessandria: Materiali medici 2015/S 154-283929 Bando di gara Forniture Direttiva 2004/18/CE Sezione Dettagli PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE: OVATTA, ALTRE GARZE E MEDICAZIONI IN TNT (CND M01 M02 M04)
ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE: OVATTA, ALTRE GARZE E MEDICAZIONI IN TNT (CND M01 M02 M04) CND lotto voce Descrizione prodotto Dettagli VAPOR LINE. Indicatore integratore per il controllo dei processi di sterilizzazione con vapore saturo
VAPOR LINE Indicatore integratore per il controllo dei processi di sterilizzazione con vapore saturo DOCUMENTAZIONE Schede tecniche illustrative Certificati CARATTERISTICHE L indicatore integratore VAPOR Dettagli Gara a procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura di medicazioni speciali
Gara a procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura di medicazioni speciali ********** Capitolato Tecnico I prodotti oggetto della presente procedura devono essere conformi alle normative Dettagli NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CAPITOLATO TECNICO Fornitura di guanti monouso ad uso sanitario occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di quattro anni, con opzione di rinnovo per ulteriore anno. Dettagli Sistema di documentazione: etichette etichettatrice e scheda di documentazione per sterilizzazione a vapore
etichette etichettatrice e scheda di documentazione per sterilizzazione a vapore Utilizzo Per la registrazione dei cicli di sterilizzazione relativi ad ogni singolo lotto ed alla documentazione del paziente. Dettagli computer e di averle sempre a portata di mouse. Attraverso il software in
Autoclave Ecate Ecate è l autoclave di classe B, firmata Dentronica, che risponde ai requisiti della normativa europea. Tramite il sistema del vuoto frazionato, Ecate é in grado di agire all interno delle Dettagli servizio disponibilità design pelabilità qualità versatilità imballaggio medico
imballaggio medico imballaggio medico Un imballaggio di eccellente qualità per soddisfare tutti i processi di sterilizzazione più esigenti. Sviluppato per uso in Ospedali, Cliniche, Centrali di sterilizzazione, Dettagli Pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti
Corso di formazione TATUAGGIO E PIERCING: ASPETTI DI IGIENE E SICUREZZA Pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti Dott. Cagarelli Roberto Dipartimento sanità pubblica di Modena Modena, 22 Dettagli PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE E IMBALLAGGI CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE E IMBALLAGGI CHIARIMENTI (Aggiornato al 13 aprile 2015) DOMANDA 1 Nel Capitolato Tecnico, nelle specifiche dei lotti 10-11-12-13-14, viene Dettagli STERILIZZAZIONE DECONTAMINAZIONE TERMICA E/O CHIMICA
STERILIZZAZIONE La necessità di operare in un ambiente ambulatoriale protetto che garantisca la corretta sterilizzazione degli strumenti è un problema attuale e urgente. L odontoiatria è una branca operativa Dettagli ALLEGATO A LOTTO 1 AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO OVATTA DI COTONE IDROFILO NON STERILE
ALLEGATO A Caratteristiche tecniche Le caratteristiche tecniche esplicitate nel presente capitolato non sono tassative, ma descrittive dei prodotti utilizzati e/o del livello di qualità richiesto. L impresa Dettagli BI-O.K. STEAM INDICATORE BIOLOGICO per il controllo dei processi di sterilizzazione con vapore saturo
BI-O.K. STEAM INDICATORE BIOLOGICO per il controllo dei processi di sterilizzazione con vapore saturo INTRODUZIONE PROPPER BI-OK è un sistema per il controllo biologico dei cicli di sterilizzazione con Dettagli TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO: ULTIMI AGGIORNAMENTI M. BEATRICE BENEDETTI MICHELANGELI
TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO: ULTIMI AGGIORNAMENTI M. BEATRICE BENEDETTI MICHELANGELI LUGANO 16/10/2008 MONITORARE UN PROCESSO SIGNIFICA: controllo costante dei parametri registrazione archiviazione dati Dettagli SCHEDA TECNICA 3M TEGADERM + PAD
CND M04010102 Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 - Classe IIa - Organismo Notificato BSI British Standard Institution Dettagli REGIONE BASILICATA. Contratto di prestazione di forniture e servizi
REGIONE BASILICATA Contratto di prestazione di forniture e servizi GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA E RELATIVA GESTIONE DI PRODOTTI IN TESSUTO NON TESSUTO Dettagli La validazione del processo di termosaldatura nel confezionamento dei Dispositivi Medici. Controllo e monitoraggio. Roberto Ricci
La validazione del processo di termosaldatura nel confezionamento dei Dispositivi Medici. Controllo e monitoraggio Roberto Ricci Igiene Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona Dott. Roberto Ricci SOD Complessa Dettagli Procedura negoziata per la fornitura di tamponi tradizionali con e senza terreno di trasporto CAPITOLATO TECNICO
Procedura negoziata per la fornitura di tamponi tradizionali con e senza terreno di trasporto CAPITOLATO TECNICO La gara ha per oggetto la fornitura triennale di tamponi tradizionali con e senza terreno Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELL AOB PER TRE ANNI.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELL AOB PER TRE ANNI. Indice ART. 1 - DURATA ED OGGETTO DELLA FORNITURA ART. 2 - QUANTITA Dettagli 3M Nexcare Steri- Strip Suture cutanee adesive
3M Nexcare Steri- Strip Suture cutanee adesive Codice Prodotto Dimensioni (mm) Buste per scatola 3 strisce da 6 x 75 mm 5 strisce da 3 x 75 mm 2 Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo Dettagli CATALOGO SCHEDE TECNICHE T.N.T. - S.M.S.
ORLY CATALOGO SCHEDE TECNICHE T.N.T. - S.M.S. ORLY GENERAL SUPPLY S.R.L. Sede legale v. Lattanzio n 57 20137 MILANO Fax. 0039-02-55190681 0373 web site www.orly.it E.mail info@orly.it - orly@orly.it Catalogo Dettagli entrate nell universo medical trading
entrate nell universo medical trading catalogo prodotti 2013 Distributore Locale : MEDICAL TRADING S.R.L. Amministrazione / Administration / Administration / Verwaltung : Via F. Reina, 133 21047 - SARONNO Dettagli METODO PER LA DETERMINAZIONE DELL INGOMBRO DELLO CHASSIS DI
METODO INTERNO MI 26* AUSILI ASSORBENTI PER INCONTINENZA METODO PER LA DETERMINAZIONE DELL INGOMBRO DELLO CHASSIS DI AUSILI PER INCONTINENZA Rif. ISO 15621:2011 punti 5.4 5.6 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI Dettagli Cominox. Pure sterilization. pure sterilization
Cominox pure sterilization Pure sterilization Cominox S.r.l. Via G. Viganò, 7-20841 Carate B.za (MB) ITALY Tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940 www.cominox.it - contact@cominox.it PCI02MBR - 03/2011. Dettagli R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
Allegato 4 al Disciplinare di Gara R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI PER Dettagli PROTOCOLLO CONTROLLI GIORNALIERI STERILIZZATRICI A VAPORE PICCOLE STERILIZZATRICI
E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA PROTOCOLLO CONTROLLI GIORNALIERI STERILIZZATRICI A VAPORE PICCOLE STERILIZZATRICI PREPARATO VERIFICATO APPROVATO ARCHIVIATO R. Emanuello P. Fagni A. Lavagetti M. Lizzoli Dettagli CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI TNT STERILE PER L AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Procedura aperta l affidamento del servizio di lavanoleggio e per la fornitura di TNT sterile per l ASL di Ferrara. Capitolato Tecnico lotto 2. CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI TNT STERILE PER L Dettagli STERILIZZAZIONE: STATO DELL ARTE
STERILIZZAZIONE: STATO DELL ARTE Roberto Bruschi SAN MARINO 23-24 SETTEMBRE 2011 La situazione normativa esistente riguardante il settore della sterilizzazione ha subito una piccola rivoluzione. Numerose Dettagli Procedure di disinfezione e sterilizzazione
Procedure di disinfezione e sterilizzazione Opuscolo informativo per il paziente Gentili pazienti, lo scopo di questo opuscolo è quello di informarvi sulle rigorose procedure di disinfezione e sterilizzazione Dettagli Allegato Tecnico al Capitolato Speciale d appalto
1 Allegato 1 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI NON CHIRURGICI IN VINILE ELASTICIZZATO, NON STERILI, SENZA POLVERE Allegato Tecnico al Capitolato Speciale d appalto 2 ARTICOLO 1 CARATTERISTICHE Dettagli PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE: BENDAGGI M03
ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE: BENDAGGI M03 M03 CND M0301 M030101 M030102 M0302 M030201 M030202 M03020201 M03020299 M030299 Dettagli Prot. gen. n. 11097 del 20.05.2009
A.OSP. SAN PAOLO (MI) UAP_MOD_039_Ed00 Pag.:1/5 Ufficio Beni d Investimento Tel: 02-8184.2120 Fax: 02-8184.4000 Prot. gen. n. 11097 del 20.05.2009 Spett.le OGGETTO: Procedura aperta per l affidamento triennale Dettagli Abbigliamento Sanitario Catalogo
s.r Abbigliamento Sanitario Catalogo s.r.l. 1 2 Paperlynen Pal Caps srl Indumenti per il settore sanitario Fondata nel 1977 la Paperlynen è uno tra i più importanti distributori di indumenti monouso per Dettagli Presso l Ospedale Manzoni di. Confezionamento dei dispositivi medici da sterilizzare: revisione critica delle istruzioni operative.
01 Confezionamento dei dispositivi:il dolore da procedura nel bamb 28/06/11 11:04 Pagina 185 ARGOMENTI VARI Confezionamento dei dispositivi medici da sterilizzare: revisione critica delle istruzioni operative Dettagli Procedura di Sterilizzazione dei Dispositivi Medici
Pagina 1 di 37 Procedura di Sterilizzazione dei Dispositivi Medici REV. DATA Emesso da: Approvato da: 1.0 24/02/2004 U.O.C. DiMP U.O. Qualità Firma Direzione 1Sanitaria Firma Pagina 2 di 37 INDICE 1. LA Dettagli DESCRIZIONE LOTTO 0,77000 308,00
ALLEGATO A6 - Procedura aperta per l affidamento della fornitura biennale in somministrazione, prorogabile di un ulteriore anno, di dispositivi medici non aggiudicati da SO.RE.SA. - Importo biennale a Dettagli PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI
ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI GARZE IN TNT M0202010102 1A 1 compresse in tnt prepiegate, minimo 4 strati, non sterili, in confezioni da Dettagli RICONDIZIONAMENTO DELLO STRUMENTARIO. A.I.S.O 17 aprile 2015
RICONDIZIONAMENTO DELLO STRUMENTARIO A.I.S.O 17 aprile 2015 Sterilizzazione : lo stato di fatto Momento fondamentale di prevenzione nel controllo del rischio infettivo Direttiva CEE 42/93 Norme UNI-EN Dettagli CATALOGO PRODOTTI 2015
CATALOGO PRODOTTI 2015 FILM ESTENSIBILE MANUALE TUBELESS TRASPARENTE Il film estensibile manuale TUBELESS è un film manuale senza l anima di cartone all interno, molto più comodo e maneggevole nell utilizzo Dettagli Linea Guida REV.2 Pag. 1/7
Linea Guida REV.2 Pag. 1/7 Rev Data Causale Verifica Approvazione Destinatari 0 20/10/2007 Prima emissione Comitato Infezioni Ospedaliere 1 06/09/2010 Aggiornamento Comitato Infezioni Ospedaliere 2 20/09/2012 Dettagli IL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
IL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE L adozione di una corretta procedura di sterilizzazione non solo rende sicuro l uso degli strumenti ma garantisce l intera operatività dello Studio, prevenendo rischi di Dettagli Gentile paziente, Il personale dello studio è a tua disposizione per ulteriori delucidazioni in merito all argomento.
Gentile paziente, Desideriamo informarti circa i rigorosi protocolli di disinfezione e sterilizzazione che vengono routinariamente adottati nel nostro studio, nell interesse tuo e di tutto il personale, Dettagli POLYMED CATALOGO 2013 RUBINETTI IN POLICARBONATO RAMPE - RACCORDI
CATALOGO 2013 RUBINETTI IN POLICARBONATO RAMPE - RACCORDI Informazioni di carattere generale CONFORMITA PRODOTTO I raccordi conici Luer sono conformi agli standard ISO 594-1 per siringhe, aghi ed altra Dettagli Cos è il nastro autoadesivo?
Cos è il nastro autoadesivo? Per nastro autoadesivo si intende una striscia di materiale che può aderire con la semplice pressione su varie superfici senza la necessità di calore, umettatura od altro. Dettagli VALIDAZIONE DEL PROCESSO D IMBALLAGGIO DEI D.M. : I CONTENITORI RIGIDI RIUTILIZZABILI Ø PROCEDURE OPERATIVE PER UN CORRETTO USO DEI CONTENITORI RIGIDI
VALIDAZIONE DEL PROCESSO D IMBALLAGGIO DEI D.M. : I CONTENITORI RIGIDI RIUTILIZZABILI Ø PROCEDURE OPERATIVE PER UN CORRETTO USO DEI CONTENITORI RIGIDI MILENA BEZZICCHERI Coordinatrice CENTRALI DI STERILIZZAZIONE: Dettagli Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho
Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho U.S.C. Acquisti Tel. 02/994302475 Fax 02/994302591 E-mail: areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it Il Responsabile U.S.C. Acquisti: Dott.ssa Dettagli Polistirene espanso macinato a granulometria variabile. Polistirene espanso macinato a granulometria variabile,
Massetti leggeri Perliking : Polistirene macinato e perla vergine per massetti in CLS leggero Tipo PKM Polistirene espanso macinato a granulometria variabile PKM/ADD Polistirene espanso macinato a granulometria Dettagli Questo istituto si occupa di igiene e di procedure per la sterilizzazione di presidi medicali.
Traduzione in lingua inglese della raccomandazione dell Istituto tedesco Robert Koch (RKI) 1 per il monitoraggio della sterilizzazione a vapore utilizzando indicatori chimici. Quale valore hanno gli indicatori Dettagli NASTRI ADESIVI DI CARTA TRADIZIONALI PER INTERNI
NASTRI ADESIVI DI CARTA TRADIZIONALI PER INTERNI Il programma carta-nastri adesivi che viene incontro alle vostre necessità. A seconda delle vostre richieste di qualità, capacità collante, resistenza all Dettagli CHEMIL srl Via Canada, 23 35127 PADOVA (ITALY) Tel. 0498792148 Fax 0498792405
CHEMIL srl Via Canada, 23 35127 PADOVA (ITALY) Tel. 0498792148 Fax 0498792405 S C H E D A T E C N I C A R.E.A. n.235881 PD P.IVA 02518990284 E-mail : info@chemil.it Web Site : www.chemil.com NOME COMMERCIALE: Dettagli di Novara Tel. 0321 374111 fax 0321 374519 www.asl.novara.it Posizione 1a Strofinaccio in carta - bobine da 800 strappi in pura ovatta di cellulosa
Allegato 1 Descrizione degli articoli oggetto della fornitura Posizione 1a Strofinaccio in carta - bobine da 800 strappi in pura ovatta di cellulosa Strofinaccio per pulizie industriali in polpa cellulosa Dettagli imballaggi - spedizioni
imballaggi - spedizioni Buste bianche americane internografate art. 18024 gr 80 senza finestra 110x230 8,67 art. 18022 gr 80 con finestra senza strip 110x230 9,50 art. 18021 gr 90 con strip senza finestra Dettagli 3 EFFE STERIL S.r.l.
3 EFFE STERIL S.r.l. Via della Consortia n. 17 37127 Verona (VR) Telefono: 045. 2072619 Fax: 045. 8340500 Cellulare: 329 0173284 E-mail: info@3effesteril.it www.3effesteril.it All.. 04 POS 03 Rev. 0 Edizione Dettagli Igiene. Carta igienica. Articoli generali in carta. Raccolta rifiuti
Igiene Carta igienica Articoli generali in carta Raccolta rifiuti Haslistrasse 41 4600 Olten Tel. 0842 82 82 82 Fax 0842 85 85 85 info@directpack.ch Carta igienica OecoSwiss - Carta igienica prodotta in Dettagli Monouso STERILIZZAZIONE SANIFARM. Buste per Autoclave Buste per Autoclave, varie misure, con aletta di chiusura adesiva.
Monouso Buste per Autoclave Buste per Autoclave, varie misure, con aletta di chiusura adesiva. Nastro indicatore per Autoclave Nastro per Autoclave con indicatore di sterilizzazione da biancoa nero, e Dettagli TUBI IN RAME PER IL SETTORE IMPIANTISTICO. Voci di capitolato SANCO. SANCO Radiant. SMISOL Più. SMISOL Gas. SMISOL Tekgas. SMISOL One.
TUBI IN RAME PER IL SETTORE IMPIANTISTICO Voci di capitolato 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SANCO SANCO Radiant SMISOL Più SMISOL Gas SMISOL Tekgas SMISOL One SMISOL Pro WICU Frio WICU Clim TECNOClim Dettagli Approfondimenti su UNI/TR 11408:2011
Percorso N 1 NORME UNI Approfondimenti su UNI/TR 11408:2011 Fulvio Toresani Norme tecniche Sono documenti tecnici preparati da esperti del settore rappresentativi del mercato: Produttori Commercianti Utilizzatori Dettagli Informazioni sul trattamento e conservazione degli strumenti dentali
Luca Martinelli Marco Nesti Informazioni sul trattamento e conservazione degli strumenti dentali ESTRATTO: Capitolo 5 Il reprocessing degli strumenti dentali a mano in acciaio riutilizzabili Da 5.1 a 5.6 Dettagli T-VAPO FAST 95 membrana traspirante e impermeabile per il controllo del vapore
T-VAPO FAST 9 membrana traspirante e impermeabile per il controllo del vapore Dati tecnici T-VAPO FAST 9 materiale PP+controller lunghezza rotolo 0 m larghezza, m bobine/bancale 0 spessore totale 0, mm Dettagli CAPITOLATO SPECIALE TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MEDICAZIONE
REGIONE LIGURIA AZIENDA U.S.L. N.1 IMPERIESE VIA AURELIA 97-18038 BUSSANA DI SANREMO (IM) TEL. 0184/5361 - TELEFAX 0184/536588 DIPARTIMENTO FARMACEUTICO CAPITOLATO SPECIALE TECNICO PER LA FORNITURA DI Dettagli Siem-Nova S.r.l. CATALOGO ASPIRATORI DI FUMI CHIRURGICI ED ACCESSORI
Siem-Nova S.r.l. Via C. Varalli n 1 C/18/19-20089 Rozzano (Milano) tel:+39 02 57510916 - fax:+39 02 57511879 web site: http://www.siemnova.com e-mail: info@siemnova.com Siem Nova dal 1953 è un'azienda Dettagli PROTEZIONE AUTO E MOTO
PROTEZIONE AUTO E MOTO Indice 4.00.0> PROTEZIONE MOTO 4.0.0> Film per carrozzeria Telo elettrostatico, aderenza immediata, tempistiche ridotte nella copertura dell auto prima del trattamento. Può anche Dettagli DuPont TM Tyvek e DuPont TM AirGuard : soluzioni per l efficienza energetica
DuPont TM Tyvek e DuPont TM AirGuard : soluzioni per l efficienza energetica Ermeticità ottimale e senza condensa www.construction.tyvek.com 2 L ermeticità migliora sostanzialmente l efficienza energetica Dettagli Ministero della Difesa
ST 1172 UI VEST CINTURA IN FIBRA POLIAMMIDICA MODELLO 2002 Pagina 1 di 5 Ministero della Difesa Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali I Reparto 2^ Divisione 1^ Sezione Tecnica Specifiche Dettagli OVER-FOIL 311 Over-foil 311 è un isolante termico e acustico riflettente. per pareti e coperture, nonchè una perfetta barriera. all acqua e al vapore.
Over-foil 311 è un isolante termico e acustico riflettente per pareti e coperture, nonchè una perfetta barriera all acqua e al vapore. L isolamento è un problema... RISOLTO! Over-foil 311 è un innovativo Dettagli ETICHETTE PRESENTI SU TUTTI I SISTEMI DI ANCORAGGIO
L NORMA EN 12 195-2 Mazo 2001 a decisione di rispettare il contenuto della norma EN 12 195-2 è stata presa perché permette di fornire un sistema di ancoraggio avente le informazioni per chi lo utilizza Dettagli CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO
CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO Fornitura triennale di dispositivi medici per la preparazione e la somministrazione di farmaci antiblastici Criteri aggiudicazione 50 punti qualità 50 punti prezzo Punteggio Dettagli AUTORITA REGIONALE Stazione Unica Appaltante Sezione Tecnica. Gara N. 6013993
Gara N. 6013993 Procedura aperta con modalità telematica per la fornitura triennale di Medicazioni Generali alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria RISPOSTE AI QUESITI Gruppo 2 1 Domanda N. Dettagli ABBIGLIAMENTO MONOUSO
Vetement(IT).qxd:Portfolio 12/02/08 15:58 Page 118 MONOUSO SPERIAN La nostra gamma fornisce delle soluzioni per la protezione delle aree di lavoro e la protezione dei lavoratori stessi: PROTEZIONE DELL Dettagli Tiranti piatti di sollevamento in poliestere Funi tonde in poliestere ad anello chiuso corde e trecce
Tiranti piatti di sollevamento in poliestere Funi tonde in poliestere ad anello chiuso corde e trecce Istruzioni e manutenzione Controllare sempre che il tirante che si sta impiegando sia di portata idonea Dettagli PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE
Proc. 19 Pag. 1 di 7 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... Dettagli GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL ART.
GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL ART. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 (gara 16/2013) CAPITOLATO TECNICO Dettagli Lucart Professional AirTech
Lucart Professional AirTech La carta a secco che moltiplica le performance 3 prodotti in 1 Altamente assorbente, grazie alla tecnologia Airlaid e alla speciale trama. Resistente e versatile, utilizzabile Dettagli RISPOSTA N. 1: La durata dell appalto è di 12 mesi, quanto indicato nell allegato sub-a trattasi di refuso.
OGGETTO: - Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti (n. 7 lotti, CIG: 52855226BB; 5285549D01; 5285598573; 5285609E84; 5285624AE6; 52856353FC; 5285648EB3). Chiarimenti. 26/08/2013 Dettagli DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI SUPERIORI (per uso non medico)
SCHEDA TECNICA N 20 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI SUPERIORI (per uso non medico) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE V I A A L B E R T O N I, 1 5-4 0 1 3 8 B O L O G N A 0 5 Dettagli Prot. n. 34239 PS/ps Verona, 24.07.2012
Prot. n. 34239 PS/ps Verona, 24.07.2012 OGGETTO: GARA N. 15/2012 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO IN TNT NON STERILI SUDDIVISA IN LOTTI. RISPOSTE AI QUESITI. Con riferimento alla Dettagli building applications TECNO Med
Europa Metalli S.p.A. building applications TECNO Med copper inside tecno Med Campi di utilizzo Medico-ospedaliero Stabilimenti termali nel rispetto e nei limiti previsti dalle normative Tubi di rame per Dettagli **** ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO
Numero di gara: 3709887 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS N. 163/2006 PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI PACCHI DI CANCELLERIA PER Dettagli Management e e organizzazione di di una una centrale di di sterilizzazione
Management e e organizzazione di di una una centrale di di sterilizzazione Dr. A. Fidelibus Servizi Ospedalieri di Teramo 12 SCOPO Lo scopo del presente intervento è quello di descrivere l organizzazione Dettagli ALLEGATO 9 CAPITOLATO TECNICO REV. 01 CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITA DELLA FORNITURA
PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO, ARTICOLI DI CONVIVENZA, E MATERIALE DI PULIZIA, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI AZIENDALI ALLEGATO 9 CAPITOLATO TECNICO REV. Dettagli Leggi. Norme. Linee Guida. D.Lgs 46/97 "A%uazione della dire0va 93/42/CEE, concernente i disposi>vi medici
D.Lgs 46/97 "A%uazione della dire0va 93/42/CEE, concernente i disposi>vi medici Leggi D.Lgs. 37/2010 A%uazione della dire0va 2007/47/CE che modifica le dire0ve 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni Dettagli Sterilizzatrici W&H. Perfezione e precisione su misura. Totally type B
Sterilizzatrici W&H Perfezione e precisione su misura Totally type B Una tecnologia brillante Un altra innovazione W&H: Lisa è ora completamente automatica. All avanguardia della moderna odontoiatria, Dettagli ST 1243/UI SOPRAFASCIA PER BERRETTO PER IL PERSONALE DELLA M.M. - MODELLO 2003 Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 Ministero della Difesa Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali I Reparto 2^ Divisione 1^ Sezione Tecnica www.commiservizi.difesa.it e-mail: commiservizi.add1sez2div@marina.difesa.it Dettagli ALLEGATO E AL DISCIPLINARE AMMINISTRATIVOSCHEDE CAMPIONI
ROTOLO PIATTO LARGHEZZA MM. 75 (ROTOLO DA 00 MT ) S0000 mt ROTOLO PIATTO LARGHEZZA MM. 00 (ROTOLO DA 00 MT ) ROTOLO PIATTO LARGHEZZA MM. 50 (ROTOLO DA 00 MT ) ROTOLO PIATTO LARGHEZZA MM. 00 (ROTOLO DA Dettagli SCHEDA TECNICA N. 1 LOTTO N. 1 - CARTA IGIENICA A ROTOLO
SCHEDA TECNICA N. 1 LOTTO N. 1 - CARTA IGIENICA A ROTOLO PESO CARTA PER VELO gr/m 2 18 gr/m 2 ALTEZZA ROTOLO mm 99 ( ± 1,5) LUNGHEZZA MINIMA DELLO STRAPPO mm 120 STRAPPI MINIMI PER ROTOLO N 190 CRESPATA Dettagli SI2T. di tessere da cavo.
SI2T 6 di tessere da cavo. 6.3 Stampante a Rullo SI2T SI2T 53 6.4 Consumabili SI2T Nastro inchiostrato per Stampante SI2T 54 Tessera per cavi in PVC 55 Etichette adesive autolaminanti 55 Etichette adesive Dettagli Sterilizzazione con buste per sterilizzazione PeelVue+ Linee guida e istruzioni di convalida. Supporto al QMS dello studio dentistico
Sterilizzazione con buste per sterilizzazione PeelVue+ Linee guida e istruzioni di convalida Supporto al QMS dello studio dentistico Sommario Pagina 1 Informazioni fondamentali 3 2 Preparazione 4 3 Riempimento Dettagli STERILIZZAZIONE CON PLASMA
STERILIZZAZIONE CON PLASMA CORSO DI IMPIANTI DELL INDUSTRIA FARMACEUTICA ANNO ACCADEMICO 2006-2007 GENERALITA LA STERILIZZAZIONE OSSIDATIVA A BASSA TEMPERATURA PER DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTI CHIRURGICI Dettagli MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 679411
1/20 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 679411 RdO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - COMUNE DI TRAPANI - Obbligatorio indicare, a pena di esclusione, Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: ART. 1
 ART. 1
 ART. 2
 ARTICOLO 1
 art. 18024
 art. 18022
 art. 18021
 ART. 3