Source: https://www.slideshare.net/CarlosJzz/astro-webcam-2004alexsanchez
Timestamp: 2019-07-22 03:45:15+00:00

Document:
SORTIDA A CAN CORTÉS - SEGON PRIMÀR... by ciclesuperioresco... 154 views
Evaluation question 4 (made using P... by Maia Legg 281 views
So by Cetpro Jmc 303 views
Cronograma de actividades del año l... by Italo Orozco 329 views
Dane Cachi Eugenio , Docente e Investigador FIC-UNI Presencial y Virtual (DiplomaOEI) y del Proyecto del Primer Nanosatélite CHASQUI 1 - UNI at Universidad Nacional de Ingeniería
1. Astronomía con Webcam Dirigido por: Jaime Zamorano Alumno:Curso 2003-2004 Alejandro Sánchez de Miguel
2. Astronomía con Webcam1 Motivación del trabajo. _____________________________________________ 12 Objetivos del trabajo academicamente dirigido: _________________________ 2 2.1.1 Instrumentación: __________________________________________________________ 2 2.1.2 Software: ________________________________________________________________ 2 2.1.3 Astronomía: ______________________________________________________________ 23 Metodología: _____________________________________________________ 34 Material utilizado: _________________________________________________ 35 Instrumentación___________________________________________________ 7 5.1 Comparativa de Webcams ____________________________________________ 7 5.2 Adaptación de una webcam a larga exposición: _________________________ 12 5.3 Caracterización espectral de una Webcam _____________________________ 15 5.3.1 Repuesta en banda B ______________________________________________________ 16 5.3.2 Respuesta en banda G _____________________________________________________ 17 5.3.3 Respuesta en banda R _____________________________________________________ 18 5.3.4 Respuesta en IR de las diferentes bandas. _____________________________________ 19 5.4 Recursos Ópticos: __________________________________________________ 20 5.4.1 Telescopios: _____________________________________________________________ 20 5.4.2 Dispositivo “ojo de pez” ___________________________________________________ 236 Software: _______________________________________________________ 24 6.1 Software de control_________________________________________________ 25 6.1.1 Desire __________________________________________________________________ 25 6.1.2 IRIS ___________________________________________________________________ 25 6.1.3 K3Tools ________________________________________________________________ 25 6.1.4 TeleAuto _______________________________________________________________ 26 6.1.5 Qcfocus ________________________________________________________________ 26
3. 6.1.6 Videoview ______________________________________________________________ 26 6.1.7 Vega ___________________________________________________________________ 26 6.1.8 Pisco___________________________________________________________________ 26 6.1.9 TeleAuto _______________________________________________________________ 27 6.1.10 Qcfocus ______________________________________________________________ 27 6.1.11 Videoview____________________________________________________________ 27 6.1.12 _________________________________________________________________________ 27 6.1.13 Vega ________________________________________________________________ 27 6.1.14 Pisco ________________________________________________________________ 27 6.1.15 Astrosnap 1.37f________________________________________________________ 27 6.1.16 Astrosnap Pro 2 _______________________________________________________ 27 6.1.17 Qastrocam ____________________________________________________________ 276.2 Software de tratamiento _____________________________________________ 27 6.2.1 AstroAlign ______________________________________________________________ 27 6.2.2 Astra___________________________________________________________________ 27 6.2.3 AstroStack 2 ____________________________________________________________ 28 6.2.4 K3 CCD Tools ___________________________________________________________ 28 6.2.5 AstroArt ________________________________________________________________ 28 6.2.6 RegiStax________________________________________________________________ 28 6.2.7 Simg(Linux)_____________________________________________________________ 28 6.2.8 iMerge _________________________________________________________________ 296.3 Manual de Uso: Astrosnap Pro 2: _____________________________________ 30 6.3.1 Visualización ____________________________________________________________ 30 6.3.2 Región de captura ________________________________________________________ 31 6.3.3 Captura_________________________________________________________________ 32 Modos de captura avanzados _______________________________________________________ 33 Seguimiento ____________________________________________________________________ 34
4. Asistente de focalización: _________________________________________________________ 34 Otras funciones__________________________________________________________________ 35 Función de tratamiento de imágenes externas__________________________________________ 35 6.4 Manual de Qastrocam ______________________________________________ 36 6.5 Manual Registax ___________________________________________________ 38 6.6 Software para la publicación automática de imágenes: ___________________ 437 Astronomía______________________________________________________ 46 7.1 Astronomía Planetaria: _____________________________________________ 46 7.1.1 Marte:__________________________________________________________________ 46 7.1.2 Saturno: ________________________________________________________________ 48 7.1.3 Júpiter: _________________________________________________________________ 53 7.1.4 Venus: _________________________________________________________________ 58 7.1.5 Urano __________________________________________________________________ 61 7.1.6 Mercurio: _______________________________________________________________ 61 7.2 Astronomía Solar:__________________________________________________ 62 7.2.1 H-Alfa. _________________________________________________________________ 62 7.2.2 Visible _________________________________________________________________ 63 7.2.3 Transito de Venus:________________________________________________________ 68 7.3 Astronomía Lunar: _________________________________________________ 74 7.3.1 Eclipse del 4 de Mayo. ____________________________________________________ 74 7.3.2 Composiciones y selenografía: ______________________________________________ 75 7.3.3 Selenografía infrarroja: ___________________________________________________ 76 7.3.4 Impacto de Bólidos en al Luna: _____________________________________________ 76 7.4 Ocultaciones ______________________________________________________ 78 7.4.1 Ocultaciones por asteroides. ________________________________________________ 78 7.5 Observación de estrellas. ____________________________________________ 78 7.6 Tránsitos de la ISS. _________________________________________________ 79
5. 7.7 Objetos difusos. Cometas, nebulosas y otros. ____________________________ 808 Proyectos y prácticas a realizar: _____________________________________ 81 8.1 Telescopio Robótico ________________________________________________ 81 8.2 Observación Planetaria _____________________________________________ 81 8.3 Observación Lunar _________________________________________________ 82 8.4 Construcción de cámara de visión hemisférica __________________________ 82 8.5 Medida automática de seeing_________________________________________ 82 8.6 Observación Solar__________________________________________________ 82 8.7 Modificación de Webcam a modo Larga exposición ______________________ 829 Conclusiones y disposiciones finales:_________________________________ 83 9.1 Agradecimientos: __________________________________________________ 8410 Apéndices: ____________________________________________________ 85 10.1 Observaciones: ____________________________________________________ 85 10.2 Técnicas utilizadas:_________________________________________________ 86 10.3 Referencias: _______________________________________________________ 87 10.3.1 Revistas y Libros: ______________________________________________________ 87 10.3.2 Referencias electrónicas: ________________________________________________ 88 10.4 Comparativa de la webcams más utilizadas en astronomía: _______________ 89 10.5 Comparativa del software:___________________________________________ 92 10.6 Diseños Soporte Paralelo Meade LX200 – Konus - Objetivo _______________ 94
6. Astronomía con Webcam1 MOTIVACIÓN DEL TRABAJO.En la astronomía y astrofísica hay una serie de observaciones fundamentales, tales comoel flujo, posición de la fuente de estudio. Así mismo también tienen una importanciacapital conocer la distribución de energía radiada por la fuente con la mejor resoluciónespectral y temporal, con la resolución espacial prácticamente se abarcan todos lasobservaciones básicas realizables (solo falta la polarimetría y técnicas de física departículas).En los últimos 25 años se ha producido una revolución primero en la astronomíaprofesional y después en la astronomía amateur por el uso de CCDs cada vez mássensibles y de mayor tamaño. Estas han sido fundamentales para la consecución los dosprincipales objetivos anteriormente tratados, la fonometría y la astrometría de lasfuentes. Pero el resto de objetivos solo recientemente la tecnología se ha desarrollado demanera que las CCDs sean capaces de tener tamaños de píxel y de chips que diesen lasprestaciones que daban antaño las cámaras fotográficas.Las CCDs de uso amateur supusieron una revolución en las posibilidades de estos pararealizar investigaciones de calidad y ampliaron el campo de acción de los aficionados.Pero siguen teniendo precios prohibitivos para la mayoría de la los aficionados.Las webcam han supuesto la 2º revolución, ya que son los dispositivos CCD y CMOSmás baratos del mercado y fácilmente adaptables para la astronomía. Las webcams, apesar de ser dispositivos con muchas limitaciones, tienen algunas ventajas con respectoa la CCDs de uso astronómico a nivel amateur. Las webcams han sido diseñadas para laretransmisión de video en interiores, y por tanto suelen tener tiempos de lectura del chipmuy rápidos y dentro de las capacidades técnicas, pero también se intenta que seandispositivos muy sensibles. Por ello, para objetos luminosos, las webcams, puedentomar una gran cantidad de imágenes por segundo, cuando una CCDs amateur, puedetardar casi un minuto en leer el chip.De esta manera, al poder tomar muchas imágenes y con tiempos de exposición muycortos, se pueden por un lado minimizar los efectos de la turbulencia y por otro hacerestadística con las imágenes. Dos cosas que son prácticamente inalcanzables para casicualquier sistema de adquisición de imágenes astronómico. Si a todo esto le sumamos lagran resolución de los chips de las webcams, tenemos un dispositivo de bajo coste y conun altísimo redimiendo.Los inconvenientes de las webcams son principalmente su pequeño campo, la relativadificultad de adaptación a larga exposición y que solo disponemos de webcams de 8 bitsx 3 colores. Tampoco parecen aptas para fotometría por disponer de sistema anti-blooming y por tanto no tener una respuesta lineal. A todo esto hay que sumarle que esun sistema de ganancia variable y por tanto le da un rango de luminosidad para el que esútil muy grande pero dificulta mucho la calibración del sistema. Por ultimo hay queconsiderar que el chip también es sensible al infrarrojo y esto puede ser un problema sino se dispone de un filtro adecuado. 1
7. Así pues, en este trabajo académicamente dirigido nos proponemos explorar lasposibilidades de este sistema para diversos campos de la astronomía y para su posiblefutura aplicación en prácticas. Otro aspecto también importante es el de estudiar eldispositivo para calibrar la idoneidad de el uso de imágenes y tratamiento de imágenespropios de este tipo de observaciones para uso profesional o semi-profesional.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO ACADEMICAMENTE DIRIGIDO:2.1.1 Instrumentación:Estudio de las características de las webcams y sistemas análogos del mercado.Adaptación de la webcam para larga exposición (Toucam Pro)Caracterización espectral del chip CCD de la Toucam Pro.Estudio de los recursos ópticos para la consecución de los objetivos astronómicos.2.1.2 Software:Recopilación de software de control e indicaciones de uso- Elaboración de manual deuso para prácticas.Posible creación de software de control propio (Linux).2.1.3 Astronomía:Astronomía planetaria Ocultaciones y tránsitos Saturno Ocultaciones de estrellas por asteroides Júpiter Ocultaciones planetarias Marte Tránsito de Venus Venus Tránsitos de la ISS Mercurio Lluvias de meteorosAstronomía Solar Espacio profundo Visible H alfaEsta lista es más un catálogo de las posibilidades de una webcam que un esquema realde objetivos, ya que por razones de tiempo, meteorológicas, material o simplementeporque las efemérides no son las adecuadas, es imposible cumplir todos estos objetivos 2
8. en una sola campaña. Hemos remarcado en cursiva los objetivos que en los que poralguna razón no hemos obtenido los resultados esperados por alguna razón, si biencomentaremos cual ha sido la experiencia en ese campo.3 METODOLOGÍA:Para la realización de estos objetivos hemos establecido un esquema de trabajo deevaluación continua, por el cual, tras cada campaña de observaciones no reuníamos paraestudiar los problemas que surgían. Así mismo había una retroalimentación continua deideas y la periodicidad aproximada de las reuniones era aproximadamente de una porsemana. Salvo para algunas campañas en las que esta se aumentó, incluso con larealización de observaciones realizadas en conjunto.En paralelo, realizamos un cuaderno de notas sobre las observaciones para dejarconstancia de las incidencias en las observaciones.Decidimos incluir dentro del trabajo algunas observaciones realizadas fuera del periodolectivo de este, tendiendo en cuenta que el tratamiento de las imágenes entraba dentrode ámbito del trabajo con independencia de cuando se hubiesen realizado estas.4 MATERIAL UTILIZADO:Dentro del material que hemos utilizado hay parte que pertenece al Departamento deAstrofísica de UCM, al profesor Jaime Zamorano y al alumno, Alejandro Sánchez deMiguel. Dicho material se detalla a continuación: Material de Observación Utilidad Titular Telescopio Meade de 12´ S-C Telescopio motorizado (Astronomía Departamento de Astrofísica y Solar y planetaria) CC. de la Atmósfera Telescopio Celestron S-C 11´ Telescopio con seguimiento Departamento de Astrofísica y (Astronomía Solar y planetaria) CC. de la Atmósfera Telescopio Celestron 8´ S-C Telescopio motorizado- telescopio Alejandro Sánchez de Miguel de campo (Planetaria) Telescopio Konus 80 Telescopio focal corta (Gran Departamento de Astrofísica y campo) y buscador CC. de la Atmósfera Objetivo de Nikon Zoom 70- Objetivo de gran campo y buscador Departamento de Astrofísica y 210 CC. de la Atmósfera Objetivos Canon Pruebas Telecopio H alfa Telescopio Solar Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera Accesorios para la Observación Flip-Mirror Accesorio para el enfoque y el Alejandro Sánchez de Miguel apuntado Filtro IR Bloqueo de la componente Departamento de Astrofísica y infrarroja CC. de la Atmósfera Diapositiva velada Bloqueo de la componente visible Alejandro Sánchez de Miguel Prisma zenital Accesorio para a largar el tubo del Alejandro Sánchez de Miguel Konus Ocular 40mm Ocular Alejandro Sánchez de Miguel Filtro solar Mylar Filtro Solar para el Konus ASAAF-UCM(Cesión a Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera) Filtro Solar Thousand Oaks Filtro Solar LX200 Departamento de Astrofísica y 3
9. CC. de la Atmósfera Filtro Solar Thousand Oaks Filtro Solar C11´ Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera Filtro Solar Conronado H alfa Filtro Refractor 750 mm Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera Reductor de focal Accesorio para el C 11 y el Meade Departamento de Astrofísica y 12´ en modo Solar o Lunar. CC. de la Atmósfera Lente barlow x2 Accesorio para duplicar la focal del ASAAF-UCM sistema. Dispositivos de captura Philips Toucam Pro II Dispositivo de captura acoplado al Enrique de la Torre Gordaliza Objetivo Nikon. Philips Toucam Pro II Dispositivo de captura de campo y Alejandro Sánchez de Miguel prueba de adaptación a larga exposición. Philips Toucam Pro Dispositivo de captura en cúpula y Departamento de Astrofísica y prueba de adaptación a larga CC. de la Atmósfera exposición Philips Toucam Pro Dispositivo de captura en cúpula y Departamento de Astrofísica y cámara de control cúpula CC. de la Atmósfera Philips Toucam Pro Dispositivo de captura en cúpula Alejandro Sánchez de Miguel Logitech Express Cámara de campo y pruebas. Alejandro Sánchez de Miguel Informáticos Portátil Compact Evo N1020v Dispositivo de control de captura, Alejandro Sánchez de Miguel tratamiento y almacenamiento de datos. PC HP Pentium IV Dispositivo auxiliar de control de Departamento de Astrofísica y captura y del telescopio LX200. CC. de la Atmósfera Alargadores USB Accesorio para la captura de Departamento de Astrofísica y imágenes. CC. de la Atmósfera Conversor RS232-USB Accesorio para el control del Alejandro Sánchez de Miguel telescopio. Grabadora de DVD Dispositivo de almacenamiento de Alejandro Sánchez de Miguel datos. Disco Duro Externo Dispositivo de almacenamiento de Alejandro Sánchez de Miguel datos. Otros Coche Dispositivo para el transporte de Alejandro Sánchez de Miguel material Mesa Accesorio de soporte del material Alejandro Sánchez de Miguel informático. Generador Dispositivo de generación de Alejandro Sánchez de Miguel energía para los dispositivos informáticos y telescopios en el campo. Monocromador Dispositivo para la caracterización Departamento de Óptica espectral de chips foto sensibles. LEDs Varios Patrones de luminosidad. Departamento de Óptica Soporte para Piggy-Back Soporte para el uso simultaneo de Jaime Zamorano (Cesión a LX200 y el Konus Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera).Tabla 4-1 material utilizado durante el trabajoA continuación detallaremos las características técnicas de los telescopios y del materialque hemos considerado fundamental para la realización del trabajo (se han excluido laswebcams por tener una sección específica). Hay otros accesorios que son muy 4
10. importantes para la realización de las observaciones, pero que es más propio explicar suutilidad el momento de usarlos. Ilustración 4-1 Meade 12´ Ilustración 4-2 Celestron Ilustración 4-3 Nexstar 8´ 11´Telescopio Meade LX200 de 12´ S-C(Cúpula Este): Focal: 3050 mm. Abertura: 305mm.Este telescopio tiene montura alto-azimutal, pero estacionado sobre una cuña ecuatorial.Esta motorizado en ambos ejes y se puede controlar desde un ordenador. Por su largafocal es ideal para la observación planetaria. Hay que destacar su gran calidad óptica.Telescopio Celestron S-C 11´ (Cúpula Oeste): Focal: 2790 mm Abertura: 279 mmEl C11 tiene una montura similar a la del LX200, salvo que solo esta motorizado en eleje horario y no se puede controlar por ordenador. A simple vista parece colimado, peroa tenor de la aberración cromática y el descentrado de algunas imágenes parece quetiene un pequeño defecto en su colimación. Es más propenso a vibraciones.Telescopio Celestron Nexstar 8´ S-C Focal: 2030 mm Abertura: 203 mmHemos usado este telescopio para las observaciones de campo. Tiene montura alto-azimutal totalmente motorizada. Si bien puede hacer seguimiento, la calidad de este esbastante deficiente.Telescopio Konus 80 Focal: 500 mm Abertura: 80 mmDada el pequeño campo de la webcam, necesitamos un telescopio de focal corta. Apesar de la baja calidad del telescopio, da imágenes de gran calidad. Ya que su monturaoriginal era alto-azimutal y no permitía le seguimiento, construimos un soporte paraacoplarlo en paralelo a el LX200.Portátil Compact Evo N1020v Procesador: Intel Pentium IV 2.3 GhzSistemas Operativos: Windows XP Profesional, Linux [Fedrora Core 1 y DebianWoody (Kernel 2.6.5)]Para la captura de las imágenes es necesario un ordenador de ponencia media (min. 1.2Ghz) y en el que se tenga la posibilidad de ver simultáneamente la imagen de captura y 5
11. poder estar en contacto con el tronillo de enfoque. Para esto, la solución ideal es que elordenador sea un portátil, aunque hay otras soluciones. Por ejemplo en la cúpula Este sepodía mandar la señal RGB del ordenador a una pantalla en la cúpula.Es necesario que el ordenador tenga dicha potencia, ya que por un lado los cálculosestadísticos de reducción como la captura de imágenes necesitan de un buen procesador.También es muy importante tener un gran disco duro, ya que a pesar que las imágenesno son muy grandes, si que las hay en una grandísima cantidad. Es recomendable unmínimo de 5 Gb libres antes de cada sesión, aunque esto puede variar dependiendo delmodo en que se realice esta. Lo recomendable es 10Gb. Ilustración 4-4 Konus 80 Ilustración 4-5 Ordenador portátil y de sobre mesa utilizados 6
12. 5 INSTRUMENTACIÓN5.1 Comparativa de WebcamsComo hemos comentado al introducir la motivación de este trabajo académicamentedirigido, las webcams han sido muy importantes para al astronomía amateur. Siembargo, no todas las webcams son igual de adecuadas para su uso astronómico.Además, salvo excepciones, las webcams no están diseñadas para este fin, por lo quehay que realizar una pequeña adaptación en todas ellas para su uso astronómico.En esta parte del trabajo nos propusimos estudiar desde el punto de vista técnico lasposibilidades de las webcams. Ya que cualquier tara de la webcam, afectará a nuestrosresultados.Dentro de esta lista de webcams, nos vamos a centrar en las webcams de mayor impactoen la astronomía amateur (marcadas en rojo en elapéndice 10.4). • Quickcam VC Black:Esta fue la primera webcam usada masivamente por lacomunidad amateur. Hay que destacar que gracias a suchip CCD la hace una de las webcams más sensiblesjamás construidas. Sin embargo, su baja resolución (352 x288 píxel), provocó que quedara obsoleta en poco tiempopara su uso domestico. Ilustración 5-1 Quickcam VC • QuickCam Express y WebAmbas webcams tienen el mismo chip detector, aunque sevendieran como webcams diferentes. Dada su bajo coste yrelativa calidad es una de las webcams más utilizadas. Esmucho menos sensible que la Toucam y que la QuickcamVC, pero al tener una resolución de 640x400 y un chip demenor tamaño, tiene los píxeles más pequeños que los deestas dos webcams y por tanto puede distinguir detallesmás pequeños en momentos en que el seeing sea muybajo. Tienen también mucho más ruido que las otraswebcams que tratamos. Logitech fabrica las webcams paraotras muchas marcas filiales, por lo que es importante Ilustración 5-3 Quickcamconocer estos dispositivos ya que son los más utilizados Expresspara fines no exclusivamente astronómicos. Por ello casitodas las webcams usan chips CMOS. • Vesta ProEs la primera webcam con chip CCD que salió al mercadodesde la descatalogación de la Quickcam VC y la primerawebcam de Philips. Tuvo un grandísimo éxito entre losaficionados por su gran sensibilidad y por la “relativafacilidad” de su adaptación para larga exposición. Solo ha Ilustración 5-2 Vesta Pro 7
13. sido superada por su sucesora Toucam Pro, con un chip ligeramente más sensible. • Toucam Pro y Pro IIEs la webcam líder del mercado astronómico. Sus puntosfuertes son su gran sensibilidad (llega a 8ª magnitud sinadaptar) y por la “relativa facilidad” de adaptación a largaexposición. En muchos foros no se la considera comowebcam sino como CCD de bajo coste. Tiene mayorresolución que cualquier CCD amateur convencional ytodas las ventajas de una webcam. Los inconvenientes conrespecto a las CCDs convencionales son:Su pequeño tamaño de chip (aunque es mayor que el de la Ilustración 5-4 Toucam ProST-4 y 5, por ejemplo).No puede realizar exposiciones de menos de 1/8 s sin adaptación (ver capítulo 5.2).La Toucam Pro II es exactamente igual que la Toucam Pro, salvo por un nuevorecubriendo de la resina del pancha de circuitos y la carcasa.También hay que decir que el cable de la Toucam Pro es sustancialmente más largo queel de la Pro II, y que el soporte para rosca Whitworth ¼ (fotográfica estándar) es másrobusto y en perpendicular al plano del chip, no como en la Pro que el soporte es deplástico y esta inclinado. • MEADE LPIEsta es la ultima novedad dentro de las webcams útilesastronómicamente hablando. Es una webcam diseñadaespecíficamente para astronomía. Tiene un Chip CMOSmás grande y menos sensible que la Toucam. Pero sinembargo ya viene adaptada para larga exposición (hasta 15seg.). Y puede alcanzar la 10ª magnitud. También tienepíxeles más grandes que los de la Toucam, y por tantomenos resolución. A pesar de sus grandes prestaciones, laprimera serie ha salido defectuosa, por lo que no Ilustración 5-5 Meade LPIrecomendamos su uso hasta al menos haya salido otraserie. En Estados Unidos ya esta a la venta la LPI Autostar II, en España tendremos queesperar hasta otoño del 2004. 8
14. Campo de Visión-Field of View (FOV)El campo esta en minutos de arco. Gran campo> 60 min., e.g. Constelaciones, Grandes objetos (M42, M31, M45), Cometas, Meteoros, Retos de supernovas Espacio profundo> 5 min., < 60 min., Nebulosas, Grandes Galaxias, Cúmulos estelares, Grandes nebulosas planetarias Alta resolución <= 5 min, Planetas, Luna, Pequeñas Galaxias , Nebulosas Planetarias Tele 10” 10” FS60C C8 C11 C14 Lens f/4 f/6Focal [mm] 50 135355 10081512203228003910Apogee AP9E NABG 1901704267 94 62 46 33 24Finger Lakes IMG1024S 1689625238 83 55 41 30 21Apogee AP4 NABG 1267469178 62 41 31 22 16Apogee AP32ME NABG 1021378143 50 33 25 18 13SBIG ST-10XME NABG 1021378143 50 33 25 18 13Apogee AP2E NABG 950 352133 47 31 23 16 12SBIG ST-8E NABG 946 350133 46 31 23 16 12Apogee AP47P NABG 915 339128 45 30 22 16 11SBIG ST-2000XM ABG 814 301114 40 26 20 14 10SBIG ST-9E 704 26099 34 23 17 12 9Starlight XPress SXV-H9 617 22886 30 20 15 11 7Starlight XPress MX916 599 22284 29 19 14 10 7Apogee AP1E NABG 475 17666 23 15 11 8 6SBIG ST-7E ABG 473 17566 23 15 11 8 6Starlight XPress MX7C 444 16462 22 14 10 7 5SAC CCD Imaging SAC8 422 15659 20 13 10 7 5SystemsStarlight XPress MX516 336 12447 16 11 8 6 4Lisää ICX084AL 335 12447 16 11 8 5 4G. Fischer Nova237 334 12447 16 11 8 5 4 ToUCam Pro PCVCPhillips 246 91 34 12 8 6 4 3 740KSBIG ST-5C 220 81 30 10 7 5 3 2SBIG ST-4 181 67 25 9 6 4 3 2Formula: FOV [min] = 3438 * tamaño del chip X [mm] / focal [mm] Tabla 5-1 Campo de Visiónhttp://www.licha.de/AstroWeb/articles_fullsize.php3?iHowTo=9Como podemos ver en la Tabla 5-1, nuestra webcam es muy adecuada para laobservación planetaria. Sobre todo esta ya que no podemos llegar a magnitudes altas.Para intentar la observación de objetos de mayor tamaño, tenemos que recurrir asistemas ópticos de focal corta. Tales como objetivos de fotografía. 9
15. Resolución (Rayleigh, Dawes, Sparrow). Gran campo> 10 arc sec por pixel, para cualquier seeing y apertura Espacio profundo> 5 < 10 arc secs por pixel, para buenas condicones de seeing y aperturas > 20 mm de diámetro Espacio profundo > 1 < 5 arc secs por pixel, para condiciones buenas de seeing y aperturas desde 50 a 100 mm de diámetro (al menos) Alta resolución < 1 arc secs por pixel, las mejores condiciones de seeing y aperturas > 100 mm de diámetro Tele 10” 10” FS60C C8 C11 C14 Lens f/4 f/6Focal [mm] 50 135 355 1008 15122032 28003910 ToUCam Pro PCVCPhillips 23.18.6 3.3 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3 740KStarlight XPress SXV-H9 26.69.9 3.7 1.3 0.9 0.7 0.5 0.3Starlight XPress HX916 27.610.23.9 1.4 0.9 0.7 0.5 0.4Apogee AP32ME NABG 28.110.44.0 1.4 0.9 0.7 0.5 0.4SBIG ST-10XME NABG 28.110.44.0 1.4 0.9 0.7 0.5 0.4Starlight XPress HX516 30.511.34.3 1.5 1.0 0.8 0.5 0.4SBIG ST-237ª 30.511.34.3 1.5 1.0 0.8 0.5 0.4Lisää ICX084AL 30.511.34.3 1.5 1.0 0.8 0.5 0.4Starlight XPress MX7C 35.513.15.0 1.8 1.2 0.9 0.6 0.5SBIG ST-8E NABG 37.113.85.2 1.8 1.2 0.9 0.7 0.5Apogee AP2E ABG 37.113.85.2 1.8 1.2 0.9 0.7 0.5SAC CCD Imaging SAC8 39.614.75.6 2.0 1.3 1.0 0.7 0.5SystemsStarlight XPress MX516 40.415.05.7 2.0 1.3 1.0 0.7 0.5SBIG ST-5C 41.315.35.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5Starlight XPress MX916 47.917.76.7 2.4 1.6 1.2 0.9 0.6Apogee AP47P NABG 53.619.97.6 2.7 1.8 1.3 1.0 0.7SBIG ST-4 56.721.08.0 2.8 1.9 1.4 1.0 0.7SBIG ST-9E 82.530.611.6 4.1 2.7 2.0 1.5 1.1SBIG ST-1001E 99.036.713.9 4.9 3.3 2.4 1.8 1.3Apogee AP8p NABG 99.036.713.9 4.9 3.3 2.4 1.8 1.3Formula: res [arc sec/pixel] = 206,265 * tamaño del pixel [mym] / focal [mm]1 mym = 0.001 mmTabla 5-2 ResoluciónComo podemos ver en esta la Tabla 5-2 , prácticamente la única cosa que limita lacalidad de nuestra imagen es el seeing. Y dado que somos capaces de tomar imágenes avelocidades comparables a las de variación de la turbulencia atmosférica, podemosasegurar que si tenemos paciencia y un buen seeing, estamos en las mismas condicionesque los observatorios profesionales a la hora de tomar imágenes de estos objetos. Así,muchas de las imágenes de Júpiter y de algunas galaxias tienen calidades estéticas 10
16. comparables a las fotografías del VLT o el Hubble. El Seeing típico de CAHA es de2,6-0.8 seg.Por todo esto, decidimos usar la Toucam Pro como webcam para este trabajo.Comparativa Prestaciones/PrecioEl precio de la LPI es de unos 149 $, frente a los 108 $ de la Toucam Pro II y ya queadaptar la Toucam tiene un riego muy grande, puede ser más rentable adquirir la LPI sise quieren realizar exposiciones mayores. Se puede decir que ambas soncomplementarias. El único defecto de la LPI frente a una Toucam Pro modificada esque la segunda se puede refrigerar y no hay limite de tiempo de exposición, pero ya queel riesgo de perder la webcam es muy grande, es más rentable adquirir webcams yamodificadas y después proceder a su refrigeración [ICX084AK Color-316$(ver entablas].Hay algunas webcams nuevas de Logitech que tiene los mismos chips que la Toucam yVesta de Philips. Ya que este componente es el fundamental, tendrán prestacionessimilares y precios menores. Pero ya que la Toucam es la webcam “estándar”, casi todoslos adaptadores están diseñados para estos. 11
17. 5.2 Adaptación de una webcam a larga exposición:Dado el bajo coste de las Toucam Pro, puede ser tentador intentar a adaptación de estaswebcams para usarlas de modo en que se pueda obtener mayor rango de actuación yalcanzar mayores magnitudes. La Toucam Pro II es sustancialmente más cara (90frente a 50 ) por lo que no parece recomendable adaptar la segunda la Pro II si no setiene experiencia. Nosotros intentamos adaptar ambas, sin éxito.Para adaptar una Toucam hay muchos métodos, pero todos ellos basados en los mismosprincipios. • Hay que cortar la señal de tiempos • Puentear dicha señal • Introducir la señal de tiempos por un puerto paralelo.Dentro de los métodos de adaptación los más comunes son los de “levantar patas” y elde “cortar pistas”. Elegimos el segundo método por ser menos peligroso para el sistema.MODIFICACIÓN PHILIPS TOUCAM PRO PARA LARGAS EXPOSICIONES Ilustración 5.2-3 Ilustración 5.2-4 Esquema del circuito a) Para realizar tal tarea seguimos el método ideado por Steve Chambers, pero sin levantar las patas; se conoce por el método de cortar las pistas, menos complejo y que he obtenido de la web Astrocamy. Se trata de anular la señal que controla el tiempo de exposición y poder manipularla a nuestro antojo. El tiempo irá controlado por una conexión al puerto LPT de nuestro ordenador, mientras la cámara ira conectada al USB. La modificación también permite poder usar la cámara en modo de fábrica. b) Este el material que vamos a usar: un soldador de punta fina, un DB25 macho (el conector LPT), un integrado 74HC00, un conmutador, una resistencia de 100KΩ, una de 10 KΩ y otra de 470 Ω; a parte de eso necesitamos la misma webcam, hilo de estaño, resina, un poco de cinta aislante, un cúter lo mas pequeño posible y ya puestos a pedir una lupa. 12
18. c) Esta es la placa de la webcam. Abrir la caja de la misma es fácil: basta quitar el tornillo de debajo con un destornillador especial (aunque con uno plano de esos de relojero también se vale). Una vez quitado, solo hay que mover una parte contra la otra y se abre bien. Ahora bastará quitar los dos tornillos que quedan para desprendernos de la otra carcasa.d) La parte que nos interesa y donde nos centraremos todo el rato es esta. En el centro está el chip CCD. Debemos tener mucho cuidado en no tocarlo nunca! Si no ya podemos tirar la webcam. Se indican los sitios críticos donde vamos a trabajar. Los números 1 y 2 son anillos que debemos rascar para quitar la resina que hay en ellos, ya que vamos a soldar en ellos.e) El 3 y el 4 son cortes que se deben hacer en la pista. Rascad con el cúter hasta que notéis que ya no queda pista (¡¡sumo cuidado!!) y si tenéis un bisturí aun os irá mejor. Comprobad con un téster si hay contacto.f) Ahora a soldar. Los cables que usamos fueron de una IDE de las nuevas, mas finas que las habituales. Van muy bien, ya que son muy finos (pasan por el aro y todo) y flexibles. Para poder hacerlo bien tenéis que poner un poco de estaño en los aros que hemos rascado, suficiente para que haga contacto. Haced lo mismo con 4 cables para prepararlos.g) Una vez estañado nos queda ponerlos en contacto y acercar el soldador para que se junten. Sumo cuidado que no la liemos hechando demasiado estaño. Así soldamos dos cables, uno en cada anillo. Luego hacemos lo mismo en los pines 8 y 10 del integrado D16510 de la placa. El 10 es fácil, pero el 8 es más complicado. Mucho cuidado y tranquilidad. Si soldáis dos patas la habréis cagado y lo más probable es que se tenga que tirar la webcam. Una vez hecho esto lo demás es más fácil.h) Ahora hay que seguir soldando, pero lo difícil ya está hecho. Seguimos el esquema, id por el orden que queráis, pero siempre con mucho cuidado. Nosotros empezamos soldando una pata del conmutador al anillo 1, y la pata común a la patilla 10 del D16510. Luego el 2 a las dos primeras entradas del 74HC00 para negar la señal del temporizador; en el 74HC00 las patas 3 y 4 soldadas entre ellas, y la 6 a la pata 8 (véase esquema - segunda foto)i) Ahora soldamos la resistencia de 100 KΩ a la tercera pata del conmutador; al otro extremo de la misma dos cables (en la foto recubiertos para no hacer cruces y que quede mas fijo): uno irá a la pata 5 del 74HC00 y el otro lo dejamos para más adelante.j) Nos vamos al integrado 74HC00. En la pata de alimentación debemos soldar dos cosas: por un lado un cable que luego irá a la alimentación del puerto USB; la otra cosa será la resistencia de 10 KΩ (la que está encima el integrado en la foto). Esa va a la pata 5 del mismo integrado, de donde sale otra resistencia (la de 470 Ω). 13
19. Ilustraciones del 11 al 15 correspondientes a los pasos del “a” al “e” respectivamente Ilustraciones del 16 al 20 correspondientes a los pasos “f” al “i” respectivamentehttp://etiqi.bravepages.com/modificacion/Este es un extracto del manual que seguimos, por su interés reproducimos esta selecciónde imágenes y pasos fundamentales. La primera modificación fue realizada por el tallerde microelectrónica. En dicha modificación el problema fue que se soldaron las patasdel circuito integrado. El segundo intento la realizó Alejandro Sánchez, sustituyendo lassoldaduras de del chip por un empalme. Este intento tuvo el mismo resultado que elprimero. 14
20. 5.3 Caracterización espectral de una WebcamEn el caso de la mayoría de las webcams que se usan actualmente son a color. Esto porun lado puede ser bueno, si el rojo, verde y azul que usan esta bien escogido y coincidecon los filtros RGB de astronomía. Ilustración 5.3-1 Bandas fotométricas RGB y Ilustración 5.3-2 Repuesta del la CCD filtro de bloqueo IR (fuente: Sony)Observando lo valores de la respuesta del Chip que proporciona Sony, podemos vercomo la respuesta concuerda bastante bien con lo esperable para el uso astronómico.También podemos ver que hay una respuesta no nula a partir de 700 nm. Por ello esfundamental usar un filtro IR para eliminar dicha componente. Nosotros usamos unfiltro Astromik (ver curvas de transición de RGB y Limit IR).Para comprobar que eran correctas las curvas de transmisión facilitadas por Sony yestudiar la repuesta de la CCD más allá de los 700 nm decidimos usar un LED blanco yLED infrarrojo, junto con un monocromador para realizar el estudio.Además aprovechamos parte de una practica de Técnicas Experimentales IV decaracterización de LEDs como complemento de esta calibración (el uso de estainformación es fundamental, ya que los espectros de los LEDs son peculiares y era laúnica manera de obtener un espectro aproximado de los LED utilizados).El procedimiento que hemos seguido es el siguiente: • Toma de imágenes de la rendija • Conversión de bmp a fits. • Selección de región central de imagen de la rendija y media de los valores para cada longitud de onda.A la hora de interpretar el resultado de la calibración hay que tener en cuenta que larepuesta del monocromador es diferente en cada longitud de onda y también que losLEDs blancos no tienen un espectro plano. 15
21. Ilustración 5.3-3 Monocromador del departamento de ÓpticaEn el gráfico anterior podemos observar el conjunto de datos que nos van a ayudar acomprender como es la respuesta al color de nuestro detector.5.3.1 Repuesta en banda B Estudio de la Respuesta de CCD Toucam Pro 1 0.9 Respuesta teoríca B 0.8 Espectro del LED Blanco 0.7 Espuesta obtenida Transmisión del monocromador Intensidad relativa 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda(nm)Ilustración 5.3-4 Repuesta en la banda BEn el caso de la banda B, podemos ver como la zona de máxima transmitancia coincidecon el máximo de la función de respuesta (saturando el detector), solo alterada por elgran pico de emisión del LED en 450 nm. Posteriormente cae en concordancia con laemisión del LED, si bien parece que la curva es más ancha de lo que debería, pero dadoque le tamaño de la rendija es (0.5 mm) apreciable, parte de la radiación de longitud deonda ligeramente mayor, penetra por la misma, ensanchando cualquier línea. 16
22. Por el análisis de la imágenes, el nivel de “Dark” debería de llegar a un nivel de 0.42uri1. Sin embargo, inexplicablemente, entre 550 y 700 se van valores menores que le dedark. Puede que esto sea efecto de la conversión de bmp a fits o de algún sistema desoftware de compensación de la intensidad.Por ultimo, en la región de los 700 a 800 nm se observa un repunte de la curva, puedeser debido a un orden superior de la red de difracción o a un aumento de de latransmitancia correspondiente al IR.5.3.2 Respuesta en banda G Estudio de la Respuesta de CCD Toucam Pro 1 0.9 0.8 Respuesta teoríca B 0.7 Espectro del LED Blanco Intensidad relativa Espuesta obtenida 0.6 Transmisión del monocromador 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda(nm)Ilustración 5.3-5 Respuesta en la banda GEn la banda G podemos ver como se puede explicar fácilmente la respuesta obtenida,como suma de los efectos del pico de emisión del LED a 450 nm, la curva detransmitancia del monocromador y el aumento de transmisión en IR a partir de 650 nm.1 uri = unidades relativas de intensidad 17
23. 5.3.3 Respuesta en banda R Estudio de la Respuesta de CCD Toucam Pro 1 0.9 0.8 0.7 Intensidad relativa 0.6 0.5 0.4 Respuesta teoríca R 0.3 Espectro del LED Blanco Espuesta obtenida 0.2 Transmisión del monocromador 0.1 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda(nm)Ilustración 5.3-6 Respuesta en la Banda REn este caso podemos ver como la respuesta es mucho más ancha de lo que cabríaesperar. Esto puede ser debido, como comentamos en el caso de la banda B, a que por larendija entra luz de longitud de onda cercana. También es de destacar la grantransmitancia en IR, si bien esta favorecida por el blaze del monocromador. 18
24. 5.3.4 Respuesta en IR de las diferentes bandas. Estudio de la función de respuesta de CCD Toucam Pro 1 0.9 0.8 0.7 Intensidad relativa 0.6 0.5 0.4 0.3 Respuesta de la banda B Repuesta de la banda R 0.2 Repuesta de la banda G Transmitancia del monocromador 0.1 Emisión del LED IR 0 700 750 800 850 900 950 1000 Longitud de OndaIlustración 5.3-7 Repuesta de la bandas en IREsta es la parte más importante del estudio, ya que no tenemos información sobre elcomportamiento del chip en esta región.Observando la función respuesta, podemos suponer que la transmitancia en esta región(al menos desde 750 a 1000 nm) es muy alta, ya que incluso con el 0.1 % de la emisióndel LED IR, se saturaban los detectores. Hay que destacar que la respuesta de las tresbandas es muy similar, por lo que, la parte IR de la emisión de un objeto aporta ruido por igual a las 3 bandas, siendo por tanto una fuente de dark. El principal problema que conlleva esta componente, es que los sistemas ópticos no están diseñados para tener el foco en visible y en IR en el mismo lugar. Por lo que se produce un desenfoque de la imagen si no se usa un filtro IR. Se puede usar un filtro de bloqueo Visible para poder observar la emisión infrarroja de algunos objetos. Las diapositivas veladas filtran el 99% de la luz visible y solo un 45% de la Infrarroja. Ilustración 5.3-8 Distribución de la absorción atmosférica en IR cercano “On Improving IR photometric passbands A. T. Young1, E. F. Milone2, and C. R. Stagg2” 19
25. Sin embargo, la absorción de la atmósfera en esa región del espectro es muy grande ydesconocemos la anchura de la banda de transmisión en IR de nuestro dispositivo. Porlo que en rigor habría que realizar una toma con el filtro IR y con la diapositiva velada yrestar dicha imagen tomada solo con la diapositiva velada para garantizar no que haycontribución del espectro visible.5.4 Recursos Ópticos:Como comentamos en la sección dedicada a la comparativa de las webcamscomerciales, estas suelen tener tamaños de chip bastante pequeños, y dado que susensibilidad es difícil conseguir tiempos de exposición superiores a 1/5 seg., se imponesu uso a foco primario.Esto implica que deberemos de usar una gran variedad de elementos accesorios, talescomo lentes barlow, reductores de focal, telescopios de focal corta y objetivos defotografía para cubrir el rango de experiencia para las que es útil una webcam.5.4.1 Telescopios:La adaptación de las webcams a telescopios es muy sencilla.Aun así, habrá que comprar o fabricar un soporte para mantener alienados telescopio ywebcam.Es importante que dicho adaptador tenga una rosca para acoplar el filtro de bloqueoinfrarrojo, del que hemos hablado en la sección anterior. Ilustración 5.4-3 Ilustración 5.4-2 Filtro de Toucam con Ilustración 5.4-1 Imagen en IR de Bloqueo IR (Michael Leckel) adaptador la Luna por Chris Heilman.También se puede usar el filtro de bloqueo IR que lleva el objetivo de la cámara, perohemos de advertir que dicho filtro deja pasar parte del IR(es fácilmente comprobableapuntando un LED IR a la cámara. Ejem. Un mando a distancia).Una vez conseguido el adaptador, solo queda acoplarlo al porta oculares.A la hora de hacer la búsqueda de los objetos, dado el pequeñísimo campo de lawebcam es muy útil usar un dispositivo de espejo abatible (Flip-Mirror) para no tenerque cambiar la webcam por un ocular en ningún momento. Este sistema además nos 20
26. ayuda a enfocar la cámara, ya que ocular y cámara pueden tener la misma posición de enfoque. Así, cuando enfoquemos el ocular, tendremos enfocada la cámara (para un enfoque más fino habrá de realizarse con la señal de video). También se puede usar una guía fuera de eje. El enfoque también será un problema, ya que al tener un campo muy pequeño, cualquier vibración perturbará los métodos analíticos de enfoque que comentaremos más adelante. Por lo que si nos es posible hacernos con un sistema eléctrico de enfoque, nos ahorrará mucho tiempo. Otra consecuencia de su pequeño campo es que la calidad del seguimiento se nota fácilmente, si Ilustración 5.4-4 Guía fuera bien, en este caso de eje no es tan importantecomo en la fotografía CCD o química, ya que eneste caso podemos corregir sobre la marcha oincluso, muchos programas permiten a lostelescopios motorizados usar la webcam comosistema de autoguiado. Ilustración 5.4-5 Flip-Mirror5.4.1.1 Observatorio UCMPara los fines descritos en el apartado de Astronomía, entre para los cuales era necesariotener una gran variedad de instrumentos. En algunas ocasiones, como durante el tránsitode Venus, era fundamental que dichos instrumentos estuviesen alienados.En la Tabla nº 1, se pueden ver los diferentes campos posibles dependiendo de laconfiguración elegida. Así pues los telescopios Meade LX200 12´, C11 y C8 los usamospara astronomía planetaria. Estos mismos, con reductor de focal, para astronomíaplanetaria, Solar y Luna. Y para estudios generales del Sol y la Luna, usamos el Konus80. Gracias al sistema que preparamos para el transito de Venus, por el cual, el Konus80 estaba en piggy-back del LX200 y con campos coincidentes, podíamos usar elprimero como buscador. Después, tras acoplar una webcam al teleobjetivo Zoom 70-210mm, pudimos realizar imágenes de mucho mayor campo. De esta manera es posibleobservar simultáneamente un rango de entre 3º a 3´ con bastante detalle. Con la únicalimitación de que deben ser objetos brillantes (mag > 1). 21
27. Configuración Horizontal(´) Vertical(´) Toucam 740 + M12 4.159 3.119 Toucam 740 + C11 4.550 3.400 Toucam 740 + C8 6.343 4.755 Toucam 740 + M12 + Redc 6.610 4.953 Toucam 740 + C11 + Redc 7.159 5.400 Toucam 740 + Konus vista 31.70 23.77 80 Toucam 740 + 80 mm 158.5 118.8 Toucam 740 + 50 mm 253.7 190.1 Toucam 740 + 18 mm 704.7 528.3Tabla 6-1 Campo de la webcam según configuración Ilustración 5.4-6 Campos de la webcam en Ilustración 5.4-7 Campo de la webcam en telescopios S-C Konus 80 Con objetivos de focal menor, se podría llegar a poder controlar el telescopio casi de manera autónoma. En el momento presente, el objetivo de fotografía aun tiene un sistema se sujeción bastante precario y no esta alienado con el resto del sistema, ya que estamos a la espera de la llegada de algunas piezas del taller. Presumiblemente también habrá que encargar Ilustración 5.4-8 Campo de las webcam un sistema de colimación como el que en diferentes objetivos fotográficos diseñamos para el Konus 80. (Ver apéndices). 22
28. 5.4.2 Dispositivo “ojo de pez”Dentro de las diferentes posibilidades que nos marcamos al inicio del trabajoacadémicamente dirigido, nos propusimos a explorar la posibilidad de construir unsistema de 180º de visión.Dada la gran cantidad de tareas, conseguir dicho objetivo era bastante difícil, pero sihemos recopilado información suficiente para su consecución en futuros trabajosacadémicamente dirigidos. Ilustración 5.4-10 Esta cámara consiste de una cámara web Philips Toucam Pro 740 (640 X 480) modificada con sistema de enfriamiento apuntando hacia abajo a una esfera espejada sobre la cual se proyecta todo el cielo hasta el horizonte.Podemos dividir en dos tipos los sistemas utilizados paraeste fin. Por un lado, los que usan ojos de pez o esferas decristal y los que usan esferas espejadas.Otro sistema que se puede utilizar es un objetivo de “ojo depez”2, pero este debe estar diseñado para chips de pequeñotamaño, ya que los objetivos convencionales estándiseñados para 35mm. Necesitaremos objetivos deobjetivos para cámaras de seguridad o cámaras digitales. Ilustración 5.4-9 Ojo de pez coolpix2 Jim Gamble, Astronomy, may 2004, pag 76 - 79 23
29. 6 SOFTWARE:Dada la gran estandarización de los controladores y la grandísimo cantidad deinformación que proporcionan estos dispositivos, ha sido crucial el desarrollo desoftware específico para la captura y proceso de las imágenes. Dadas las peculiaresnecesidades de estos dispositivos, al principio la práctica totalidad del software erafreeware. Solo recientemente han empezado a aparecer programas de pago. En sumayoría realizados por los mismos que crearon estos primeros programas, pero quedada la gran complejidad que están alcanzando estos programas los proyectos estánpasando al dominio de los shareware pero con versiones freeware. • Captura:Las webcams tienen la ventaja de poder pre-visualizar la captura, e incluso el poderdescartar las peores imágenes “al vuelo”. Pero un inconveniente es el tener grancantidad de parámetros que controlan la respuesta del chip(ganancia, tiempo deexposición, o imágenes por segundo ) o que afectan a la imagen final(balance, contraste,...).También el grandísimo volumen de datos es un problema, por lo que el poder contarcon programas de captura que de varios formatos, opciones de recorte y anotaciónautomática, todo esto es fundamental para conjugar el uso científico y las posibilidadesreales de estos sistemas en manos de un estudiante o astrónomo amateur. • Proceso:En este caso, “el tamaño no importa, lo que importa es el volumen”. Con esta expresiónse entiende bien cual es el problema del procesado de las imágenes con webcam. Unaobservación común de un solo objeto suele llegar a tener alrededor de 4000 imágenes,todas de pequeño tamaño. El tratamiento individual de este volumen de imágenes esimposible.El software de proceso debe por tanto poder tratar una gran cantidad de imágenes y porotro lado poseer algoritmos capaces de sacar partido a todo este volumen de datos.El proceso de las imágenes es relativamente estándar:Paso 0: En astronomía con webcam no suelen hacer correcciones de Flat, Dark y Bias,salvo para las imágenes de larga exposición. Ya que se corrige principalmente en lossiguientes pasos ya que el principal efecto es el de la turbulencia. El cual domina sobretodos los demás.Paso 1 Alineamiento: El software alinea los frames de acuerdo con una referencia, paraeliminar los efectos de turbulencia, viento y vibraciones.Paso 2 Apilamiento: Una vez alienados los frames, se pueden apilar de diferentesmaneras. 24
30. Haciendo la media, la mediana, o promediando los valores teniendo en cuenta el peso decada imagen dada su calidad. Esto sirve para eliminar el ruido térmico y para aumentarla señal-ruido.Paso 3 Algoritmos matemáticos de proceso de imágenes:Estos lo que hacen es remarcar detalles que pueden estar escondidos por componentesparásitas de difracción, halos o residuos del apilamiento.6.1 Software de control.Dentro del software de control hay una gran variedad. En nuestro conocimiento hay 15programas Shareware o Freeware. Además de estos, la webcam de MEADE LPI traesoftware específico. También están los programas propios de las mimas webcams.Vamos a realizar un breve comentario sobre todos ellos y después no extenderemos másen los más populares, como son Astrosnap y Qastrocam. 6.1.1 Desire Diseñador: Steve Chambers. Programa de sencillo manejo para webcams modificadas. También permite grabar en formato AVI. Permite también autoguiado para telescopios, si bien no se especifica que equipos son compatibles. 6.1.2 IRIS Diseñador: Christian BUIL Programa muy completo en el que se conjugan un sistema de proceso muy completo y un programa de adquisición sencillo. Este programa también permite controlar cámaras digitales. 6.1.3 K3Tools Diseñador: Meter Katreniak Uno de los favoritos de los aficionados. En este programa se conjugan un buen programa de captura y un sencillo programa de tratamiento. Posee un sistema de trasformada de Fourier de apoyo al enfoque y control de saturación. 25
32. 6.1.4 TeleAuto Diseñadores: Philippe Martinole, Pierre-Jean Pallez, Patrick Chevalley, Bruno Balay y Philippe Bodart Este programa esta destinado al control total de un observatorio. Permite el uso de comandos y binning. También permite el control de una CCD.6.1.5 QcfocusDiseñador: Patrick ChevalleyMás que un sencillo sistema de captura, este programa esun programa de enfoque. Usa un sistema dinámico quetrata de evitar la turbulencia y las vibraciones.6.1.6 VideoviewPrograma para uso de más de una webcamsimultáneamente.6.1.7 VegaDiseñador: Colin F BornesPrograma avanzado de captura, permite una grancantidad de funciones, pero es poco intuitivo. 6.1.8 Pisco Diseñador: Christian BUIL Programa de tratamiento de imágenes CCD. Posee sistema de enfoque y tratamiento de imágenes. Sistema muy poco estable. En desarrollo. 26
33. 6.1.9 Astrosnap 1.37f Diseñador: Axel Canaincio Este es el programa de captura más completo, solo superado por su nueva versión. Permite realizar “croping” dinámico con seguimiento de la imagen, un sistema avanzado de enfoque, retículo orientable, posee rutinas decalibración…También muy importante es la capacidad de este para sobre imprimir la hora en losfotogramas y crea un archivo por imagen con los parámetros de la misma. 6.1.10 Astrosnap Pro 2 Versión mejorada y aumentada del Astrosnap, aunque esta es de pago, permite muchas de sus funciones de manera gratuita. En este caso se incluyen la posibilidad de usar más de una cámara, crear scripts, cálculos menores…. 6.1.11 Qastrocam Único programa de captura para webcam en Linux. Aun así es uno de los mejores programas de captura. Permite guardar un archivo con todas las características de la captura, conocer el verdadero tiempo de exposición usado,etc. Además tiene la capacidad de realizar enfoque electrónico “al vuelo”.6.2 Software de tratamiento 6.2.1 AstroAlign Programa de visualización canales de BMPs. Tiene programa de enfoque electrónico 6.2.2 Astra Programa de tratamiento muy avanzado con muchas funciones, propio para tratamiento de imágenes CCD. Posee algoritmos de Máxima Entropía, Van Critter y Lucy- Richarson. 27
34. También visualización en 3D y muchas más funciones. 6.2.3 AstroStack 2 Este fue el primer programa de tratamiento específico para imágenes planetarias. Permite apilar hasta 100 fotogramas por varios métodos. Posee herramientas de deconvolución y enfoque electrónico 6.2.4 AstroArt Programa Shareware que permite realizar sumas, medias comparaciones entre imágenes, rutinas de proceso , macros….. 6.2.5 K3 CCD Tools Uno de los tres programas más populares de tratamiento y captura de imágenes. Trae un tutorial específico para imágenes planetarias. También permite comparar imágenes. 6.2.6 RegiStax El programa que suele dar los resultados más espectaculares. Específicamente diseñado para el tratamiento de imágenes planetarias. Tiene un avanzado sistema wavlets para realizar el enfoque. También realiza el alineamiento y apilamiento delas imágenes.Puede rectificar de Flat y Bias automáticamente. 6.2.7 Simg(Linux) Software de tratamiento por comandos. Puede componer imágenes, deconvolución, algoritmos de eliminación de 28
35. gradientes y ruido. Al ser un programa por comandos, es perfecto para laautomatización.Las únicas pegas son que el manual esta solamente en Alemán y su baja estabilidad. 6.2.8 iMerge Programa de composición de imágenes, puede trabajar con una gran cantidad de imágenes. Tiene función gamma y otras utilidades para el retoque de las imágenes. 29
36. 6.3 Manual de Uso: Astrosnap Pro 2:6.3.1 Visualización Este programa es un programa de captura avanzado. Tiene muchas utilidades de apoyo a la captura. Para inicializar la cámara se presiona el botón señalado. El botón superior corresponde a el Origen 1, y el inferior a la 2ª cámara. Ilustración 6.3-1 Botones de inicialización Una vez conectada la cámara al puerto USB, y tras presionar aparecerá la señal de lacámara. Por defecto, esta comienza en Modo Imagen . En este modo aparece unaimagen con cierta velocidad de refresco. Para configurar el intervalo de refresco ira Cambia las propiedades de Grabar una secuencia de captura imágenes Resolución y Grabar una compresión imagen Modo Imagen Abrir secuencia de imágenes Modo Modo Flujo nocturno Pre-visualización Pre-visualización de la captura Cámara 1 Modo Apagar Pre-visualización Larga dispositivo Cámara 2 exposición Ilustración 6.3-3 Botones de funciones básicasmenú Funciones>Display>Intervalo de Refresco o en pinchando en .En este menú podemos modificar el número de imágenes por segundo que vamos a ver,tanto en el Modo Flujo como en el Modo Imagen. La velocidad es el número teórico, enla parte inferior podemos ver el valor real. Ya que la velocidad se puede cambiar tantoen este menú como en el Panel de Control de la propia cámara, conviene cerciorasesiempre usando el Indicador inferior. 30
37. EL botón activa el Modo Flujo, este modo permite la obtención de velocidades de refresco mucho mayores (ejemplo: en modo Imagen el máximo es de 7 img/seg. y en modo Flujo es de 29 img/seg.). Ilustración 6.3-4 Pantalla de control de refresco Cuando hay una turbulencia apreciable, o vibraciones seráfundamental activar este modo.Este modo consume más recursos de sistema y en ocasiones puede saturar el buffer deescritura en disco, por lo que aunque la velocidad obturación resultante es mayor, no porello podremos conseguir calidad video. Para no saturar el buffer hay técnicas quecomentaremos más adelante.6.3.2 Región de captura Función de Retículo cámaras Refresco Zonas Pantalla Completa Ilustración 6.3-5 Botones relacionados con la captura y visualizaciónPara realizar una captura hay que tener en cuenta que no toda la imagen puede ser denuestro interés. Más adelante podremos ver como se puede seleccionar una parte de laimagen, seguir el objeto de interés y capturar la región indicada.La región de detección es la región donde el programa buscará patrones para realizar elseguimiento.La Región de Captura que después podrá ser capturada. Para pre-visualizar la capturapresionar en la pestaña inmediatamente superior a la imagen con el titulo “Origen” 31
38. Región de detección Región de captura Ilustración 6.3-7 Zonas de detección y captura Cuanto más se ajuste la ventana de captura a la región de interés, menor tamaño será la información a grabar en disco y mayor velocidad de captura se podrá obtener. Las relaciones entre la zona de Ilustración 6.3-6 Pantalla de control de las zonas captura, la zona de detección y sus posiciones relativas conrespecto a la pantalla, así como también el tamaño de las mismas pueden modificarsepinchando en le botón . 6.3.3 Captura Así pues si queremos tomas individuales pulsaremos . Si por lo contrario queremos grabar secuencias, pulsaremos en . Tras pulsar no aparece un menú con diversos modos de secuencia. En este menú además podemos otra por guardad los parámetros de la imagen. Ilustración 6.3-8 Pantalla secuenciador Es importante considerar para la posterior reducción el número de dígitos 32
39. del sufijo de la imagen, ya que algunos programas ordenan según los primeros los números del nombre del archivo. Por ejemplo, en una lista de cinco archivos. raw1.bmp, raw2.bmp, raw10.bmp, raw11.bmp, raw20.bmp. El orden que seguirán muchos programas será (1, 10, 11, 2, 20), cuando el orden cronológico es (1, 2, 10, 11, 20). Para solucionar este problema se usa una longitud fija por lo que desde esta manera la nieva ordenación sería igual en ambos sistemasIlustración 6.3-9 Pantalla deintegración (001, 002, 010, 011, 020).6.3.4 Modos de captura avanzados Selección de imágenes A parte de los modos ya vistos de visualización que también los son de captura, existen otros métodos. El primero es captura con selección de imágenes . Esta función permite que solo capturemos imágenes de una determinada calidad. Esta función consume muchísimos recursos de sistema y limita muchísimo la velocidad de captura.Ilustración 6.3-10 Pantalla selector deimágenes Modo integraciónEsta otra función permite sumar online un grupo de imágenes y visualizarlas o/ycapturarlas. Esta función es muy útil cuando se trata de objetos muy débiles. A esta Atenuación de Flats los ojos de Pez Modo Niveles integración Modo integración Darks Histograma Ilustración 6.3-11 Botones relacionados con los modos de capturafunción se accede presionado . 33
40. 6.3.5 Seguimiento Esta función permite que la zona seleccionada para la captura se mueva compensando la turbulencia vibraciones, errores del seguimiento, etc. Hay varios sistemas de seguimiento: •Píxel Brillante: Usa la posición del Ilustración 6.3-12 Pantalla de autoguia píxel más brillante como referencia de posición. • Suma de ejes: Mantiene como referencia el máximo de la curvas en los ambos ejes. • Detección del Límite: Interpreta la imagen y selecciona el centro de gravedad del contorno dibujado. • Correlación: compara imágenes y calcula su desplazamiento. • Deriva: Proceso para la estimación de la deriva de la imagen provocada por la falta de seguimiento.Los dos primeros métodos son más adecuados para objetos puntuales o para altasvelocidades de captura. La detección del límite es la opción más adecuada paraastronomía planetaria. Y por último es el de correlación, este sistema es un sistema útilpara cualquier situación pero que dependiendo de la tolerancia, este sistema puede usarmuchos recursos y por tanto, también la reducción de la velocidad de captura.6.3.6 Asistente de focalización:El enfoque es la parte más crítica del manejo de cualquier sistema de registro deimágenes. Dada la gran velocidad de refresco que tienen las mismas características deenfoque que el enfoque visual.Sin embargo, para un ajuste fino, se pueden usar diversos métodos. Para activar elasistente hay que pinchar en .Píxel brillanteEn teoría, la máxima intensidad se da en el punto deenfoque. Así se puede ver online la intensidad de laestrella seleccionada y así tratar de maximizar estevalor. La experiencia práctica es mucho máscompleja debido a la turbulencia.El FWHMSiglas de Full width at Half Maximum o anchura a Ilustración 6.3-13 Visualizaciónmedia altura, se trata de minimizar este valor. Este de apoyo al enfoque FWHM 34
41. sistema esta muy conseguido en dicho programa.Máximo contrasteEste método es más propio parafotografía de objetos extensos comoLa Luna o el Sol.6.3.7 Otras funcionesAparte de las funciones ya Ilustración 6.3-14 Pantalla de herramientas decomentadas, como son el modo Larga enfoqueExposición, Niveles o los Histogramas, funciones de Dark, Flat y otras funciones de usomenor, ya que si bien pueden mejorar mucho el resultado de las imágenes pero limitanla velocidad del sistema de tal manera que se pierde la funcionalidad del programa ymuchas de ellas se pueden realizar por los programas habituales de proceso de datos.6.3.8 Función de tratamiento de imágenes externasTambién se puede usar todas las funciones de captura para archivos ya capturados ovideos. Tan solo con la función abrir y seguir los pasos anteriores tal y como si setratara de una captura a través de la webcam. Esta función nos permite usar otrosprogramas de captura, pero con las mismas ventajas de este programa. 35
42. 6.4 Manual de QastrocamEl Qastrocam es un programa de captura de imágenes y control de la webcamintegrado(a diferencia de en Windows que el panel de control que pertenece a unprograma independiente).La principal ventaja de este sistema es la gran facilidad para cambiar los parámetros deexposición de la webcam. Aunque su principal ventaja es el hecho de que por cadaimagen genera un archivo en el que escribe, momento de la captura, tiempo deexposición, balance de blancos….De arriba a bajo y de izquierda a derecha las funciones son:ApagadoPre-visualización: Activa la pantalla de pre-visualización (en la parte inferior izquierda).Este programa puede realizar capturas sin pre-visualización, lo que aumenta lavelocidad de captura. Ilustración 6.4-1 Pantalla de Qastrocam 36
43. Histograma- Seeing: sistema similar al Sistema de compensación de Contra Luzusado por Astrosnap. (Back light)Prefijo de los archivos. Sistema anti-parpadeo (Anti -Flicker)Formato de grabación: Permite una gran Función Gamma (Gamma)variedad de formatos, desde el bmp, jpegal fits. Ganancia (Gain)Captura de imágenes individuales. Exposición (Exp)Captura de secuencias Reducción de Ruido (Noise)Nº de imágenes por secuencia Enfoque electrónico (Sharp)Captura periódica Fps -Frames per Second (Imágenes por segundo) Snap- Captura de Imágenesindividuales Modos de Larga Exposición (SC Mod) Sequ- Captura de Secuencias Exposición SCContraste/Brillo/Saturación Balance de Blancos (White Balance).Paleta de Colores (RGB, Blanco y Negroy otros)Tabla 7-1 Funciones de Qastrocam 37
44. 6.5 Manual RegistaxIlustración 6.5-1 Pantalla de inicio RegistaxEl programa Registax es un programa de gran potencia y de fácil uso. Tras Seleccionarun conjunto de imágenes presionando Select input (un máximo de 400 imágenes).Desplazando la barra inferior podemos explorar las distintas imágenes seleccionadas. Siqueremos descartar una imagen simplemente presionando el espacio.Una vez seleccionado el mejor fotograma, se pincha en la región de interés o que mejoralineamiento consideremos que vaya a dar (estrellas o regiones demayor contraste).Después podemos elegir entre Alineamiento automático, Manual, oAlineamiento (Align) y apilamiento automáticos (Align & snack). 38
45. Ilustración 6.5-2 Pantalla de selección de imágenes para el apilamientoDespués del Alineamiento, tenemos un gráfico en el que vemos las estadísticas decalidad de las imágenes y las diferencias con la imagen patrón. Podemos poner un filtroque bloque con uno y otro criterio. Pulsando en Show snack list también podemos quitarlas imágenes individuales que no nos interesen.Presionando Stack, procedemos al alineamiento. También podremos grabar aquí laimagen.Después pasamos al proceso pos Wavlets, contraste brillo y alteración de canales. Antes Después Ilustración 6.5-3 Pantalla de procesamiento con wavlets 39
46. Ilustración 6.5-4 Pantalla de procesado Histograma y Gamma Ilustración 6.5-5 Pantalla deretocado finalPara el uso de wavlets, cuanta mayor sea la cantidad de imágenes apiladas, menosparásitos del proceso podremos ver.La técnica de wavlets se basa en una transformada de Fourier1. Pinchando en el botónjunto al orden del wavlet podemos ver el resultado de dicha transformada y que regiónde efecto tendrá nuestra modificación de ese orden.Es muy importante ver dicha transformada ya que algunos órdenes pueden introducirmás ruido.Pulsando RGB shift, se puede alinear las imágenes de diferentes canales y así eliminarla aberración cromática de algunas imágenes.Modificando la configuración de la curva Gamma se pueden resaltar regiones dedeterminada luminosidad o cambiar la intensidad de unos canales y otros.En las mayores imágenes solo se realiza el proceso parte de las imágenes, por lo quehabrá que pulsar en el botón Do to All para ver el resultado en toda la imagen.Como colofón podemos recortan partes de la imagen, rotarlas o cambiar su tamaño.Para realizar el recorte tan solo hay que pinchar sobre la imagen en la región de interés.Para la rotación pinchar el la rueda de a columna superior derecha y pero cambiar eltamaño pinchar en Resize.1 http://www.amara.com/IEEEwave/IEEEwavelet.html 40
47. Ilustración 6.5-7 Imagen originalIlustración 6.5-7 Resultado del apilamiento de 100 imágenes. 41
48. Ilustración 6.5-9 Procesado con wavletsIlustración 6.5-9 Resultado final 42
49. 6.6 Software para la publicación automática de imágenes:Durante la realización del trabajo académicamente dirigido se produjeron dosfenómenos de gran relevancia astronómica tales como un eclipse de Luna y el Tránsitode Venus.Dentro de las actividades del Departamento de Astrofísica y CC. de la Atmósfera y deASAAF-UCM, decidimos realizar la retransmisión de dichos eventos de cuyosresultados hablaremos más adelante.Para esta tarea tuvimos que diseñar un script para capturar y publicar dichas imágenesde manera automática. Para ello usamos el lenguaje “bash” de programación de la líneade comandos de Linux. El programa de línea de comando que usamos para la captura deimágenes que usamos vgrabbj usa la configuración por defecto de la última capturarealizada por la webcam. Por lo que usábamos el Qastrocam para ajustar los parámetrosde captura.A continuación esta el código que usamos. Ya que para el Tránsito de Venuscolaboramos con el IAC, aparte de las imágenes se mandaban por FTP a su servidor.Código fuente:#!/bin/bash Comando de inicialización del bash## Script para tomar imágenes y subirlas al servidorwhile [ 1 ]; do Condición de bucle infinitoNUMERO=‘cat elnumero‘ Creación del archivo de orden de imagenecho “Tomando el numero de la imagen... $NUMERO”echo “Tomando la hora...”HORA=‘date +’%H-%M-%S’‘ Toma de momento de capturaNOMBRE=”transito0-$HORA.jpg” Se inserta la hora de captura en elnombre del archivoNOMBRE2=”madrid0-$HORA.jpg”echo “Tomando imagen....”vgrabbj -i vga -d /dev/video0 -q 80 -e -t/usr/share/xplanet/fonts/FreeMonoBold.ttf -f $NOMBRE -p www.asaaf.orgObservatorio-UCM ASAAF-UCM %a %H:%M:%SComando de captura: -i vga especifica el tamaño de la imagen.• d /dev/video0 especifica el dispositivo de captura (en aquellaocasión usamos 2 webcam en el mismo ordenador).• q 80 se indica el nivel de compresión de la imagen 43
50. • e activa la posibilidad de introducir carteles en la imagen• t indica la fuente a usar• f el nombre del archivo• p indica el formato del cartel de la imagen.echo “Tomando imagen del IAC”vgrabbj -i cif -q 80 -d /dev/video0 -e -t/usr/share/xplanet/fonts/FreeMonoBold.ttf -f $NOMBRE2 -p “MadridObservatorio-UCM ASAAF-UCM %H:%M:%S”cp $NOMBRE2 madrid0.jpg Copia la imagen resultado a otra imagende nombre constante.echo “Mandando imagen a marte.fis.ucm.es”scp $NOMBREalex@marte.fis.ucm.es:/var/www/transito/transito/transito0-$NUMERO.jpg Copia la imagen al servidor de ASAAF ssh alex@marte.fis.ucm.es cp/var/www/transito/transito/transito0-$NUMERO.jpg/var/www/transito/transito/transito0.jpg Copia la ultima imagen a imagen de nombre constante echo “mandando imagen a ftp.iac.es” ftp-upload -u directo -h ftp.iac.es—password *********madrid0.jpg Publica las imágenes en el IAC echo “Mandando imagen a www.ucm.es” scp $NOMBREastrof@www.ucm.es:obs_ucm/tran_venus_jun_04/webcam_transito/transito0-$NUMERO.jpg ssh astrof@www.ucm.es cpobs_ucm/tran_venus_jun_04/webcam_transito/transito0-$NUMERO.jpgobs_ucm/tran_venus_jun_04/webcam_transito/transito0.jpgecho “Tomando el numero de la imagen... $NUMERO”echo “Tomando la hora...”HORA=‘date +’%H-%M-%S’‘NOMBRE=”transito1-$HORA.jpg” 44
51. NOMBRE2=”madrid1-$HORA.jpg”echo “Tomando imagen....”vgrabbj -i vga -q 80 -e -d /dev/video1 -t/usr/share/xplanet/fonts/FreeMonoBold.ttf -f $NOMBRE -p “www.asaaf.orgObservatorio-UCM ASAAF-UCM %a %H:%M:%S”echo “Tomando imagen del IAC”vgrabbj -i cif -q 80 -e -d /dev/video1 -t/usr/share/xplanet/fonts/FreeMonoBold.ttf -f $NOMBRE2 -p “MadridObservatorio-UCM ASAAF-UCM %H:%M:%S”cp $NOMBRE2 madrid1.jpgecho “Mandando imagen a marte.fis.ucm.es” scp $NOMBREalex@marte.fis.ucm.es:/var/www/transito/transito/transito1-$NUMERO.jpg ssh alex@marte.fis.ucm.es cp /var/www/transito/transito/transito1-$NUMERO.jpg /var/www/transito/transito/transito1.jpgecho “mandando imagen a ftp.iac.es”ftp-upload -u directo -h ftp.iac.es—password ********* madrid1.jpgecho “Mandando imagen a www.ucm.es” scp $NOMBREastrof@www.ucm.es:obs_ucm/tran_venus_jun_04/webcam_transito/transito1-$NUMERO.jpg ssh astrof@www.ucm.es cpobs_ucm/tran_venus_jun_04/webcam_transito/transito1-$NUMERO.jpgobs_ucm/tran_venus_jun_04/webcam_transito/transito1.jpglet ‘NUMERO=NUMERO+1’echo $NUMERO > elnumeroecho “Fin de transmisión”sleep $1done 45

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución