Source: https://es.scribd.com/doc/64420764/05-Registros-de-Induccin
Timestamp: 2016-04-29 22:08:42+00:00

Document:
05 Registros de Induccin
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreRegistros de InducciónRegistros de Inducción
© Schlumberger 1999
Registros de Inducción
Historia de la Inducción
La idea para la herramienta se desarrollo a partir de los trabajos de detección en minas, realizada por Henri Doll durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era medir la resistividad en lodos frescos o de base aceite. Las primeras herramientas tenían 5 espirales para enfocar la señal. La próxima generación de herramientas empleo 6 espirales. Se desarrollaron eventualmente dos curvas de medición, una media y una profunda, paralelas a las lecturas poco profundas y profundas del registro lateral. El actual “Array Induction”, utiliza software enfocado para obtener 5 profundidades de investigación.
La perforación en los años 40 comenzó a utilizar lodos base aceite, lo cual significo que las tradicionales mediciones de resistividad, ya no tenían ningún uso. El objetivo de una medición tipo inducción era el medir bajo estas condiciones. La evolución, al igual que con muchas otras herramientas, incremento la exactitud y resolución de la medición. El problema para la medición de inducción, al igual que con el registro eléctrico de profundidad, es que debe ser capaz de leer a través de la zona invadida hacia adentro de la zona virgen.
A este nivel el campo medido es proporcional a la conductividad. La herramienta tiene su mejor desempeño cuando el fluido de formación es un aislante. La herramienta estándar utiliza 6 espirales para lograr el efecto máximo. a cambio.Registros de Inducción
Principios de la Inducción
Una herramienta de inducción utiliza un transmisor electromagnético de alta frecuencia para inducir una corriente en forma de circulo en el fondo de la formación.
La frecuencia de la herramienta es de alrededor de 20kHz. La señal X tiene información de como ha sido afectada la señal durante la transmisión. y la señal emparejada directa. tal como el lodo base aceite. enfocándose en ambas direcciones.. X.
. induce un campo eléctrico. en donde la señal X es utilizada para corregir la señal R. es decir. La señal en las espirales del receptor es una combinación de la señal de la formación. Esto. Pares de espirales son combinados para obtener características verticales y radiales mejoradas. La señal R contiene la información sobre la formación. cuya magnitud es proporcional a la conductividad de la formación. Ambas son medidas en herramientas modernas. R.
Cualquier situación puede ser descrita de forma precisa por medio de las ecuaciones.
La suma de todos los factores geométricos es igual a 1.
Factor Geométrico
En un modelo simple (formación homogéneo centrada con herramienta). Gs son los factores geométricos para una región dada definida ?Gi = 1. Cada señal es proporcional a la conductividad y a un Factor Geométrico.Registros de Inducción
La señal total para todo el sistema del es dada por: Ca = CmGm + CxoGxo + CtGt + CsGs Gm + Gxo + Gt + Gs = 1 Gm. Gi.G t. Gxo. el cual depende únicamente del posicionamiento del circulo con respecto a las posiciones del transmisor y el receptor. Este análisis es muy riguroso y es comprendido utilizando las ecuaciones de Maxwell. la respuesta de la herramienta puede ser calculada como la suma de todos los círculos (ondas continuas) coaxiales a la sonda.
El despliegue da mayor peso a la señal medida en el centro de la sonda y menos peso a las señales provenientes de cualquiera de los lados. la respuesta de la capa adyacente.
La distancia entre el transmisor y el receptor es grande y por lo tanto siempre existe un fenómeno de “efecto de capa adyacente”. Este ultimo método es mas exacto y extiende el rango de la herramienta. Esto es parcialmente eliminado por el enfoque. En adición.Registros de Inducción
Efecto de Capa Adyacente
Para minimizar el efecto de capa adyacente. El despliegue es utilizado para dar mayor peso a la lectura del estrato o capa central a expensas de la capa adyacente. es suprimida para mejorar la resolución vertical. la herramienta es enfocada utilizando multiples espirales. Las herramientas modernas usan la señal-X para realizar correcciones no lineales de despliegue. En las técnicas mas antiguas esto es simplemente un filtro numérico.
. Las herramientas modernas utilizan la señal X grabada para encontrar la corrección de forma dinámica.
La herramienta actual usa la señal -X para realizar la corrección.
Otro uso de la señal-X es el de realizar la corrección del efecto de daño. Una vez mas el resultado es una medición mas exacta que el tradicional algoritmo impulsador. Todas las herramientas modernas de inducción han utilizado esto para mejorar la calidad de las mediciones y extender el rango. los cuales son descritos por las ecuaciones de Maxwell. El efecto de dañó y el despliegue son bien comprendidos y fácilmente resueltos.
.Registros de Inducción
Efecto de Daño
Causada por círculos de fondo que crean su propio campo e interfieren con la señal que esta siendo medida. La corrección se incrementa con el incremento de la conductividad. debido a que la herramienta usa principios electromagnéticos. El resultado neto es una reducción en la conductividad medida. La solución tradicional era la de emplear un algoritmo impulsador.
son obtenidas cuando los conductores del lodo. Cmc. De esta manera las herramientas de inducción ven al ambiente del agujero como:
Así como la herramienta reacciona a la conductividad. una vez mas.
Cm . Las mejores lecturas de la conductividad de la zona virgen. Cxo – Depende del Rmf – necesita ser conocido. son lo mas bajas posible.Usualmente descuidado porque es muy pequeño. Cxo. Esto significa que el lodo base aceite es ideal por lo tanto el objetivo de la herramienta ha sido alcanzado. Cmc .Las mejores lecturas ocurren en lodo de alta resistividad.
. enjarre. Cm. lodo fresco es bueno. El enjarre es. base aceite es mejor. Las herramientas de inducción miden la resistividad en paralelo. descuidable. los efectos de formación son lo opuesto para las herramientas eléctricas. Ct (o Rt en resistividad). lodo saturado de sal es peor. y la zona invadida.Registros de Inducción
Efectos del Agujero
La herramienta de inducción mide la conductividad. Ct – Parámetro a ser medido. mientras mas alto mejor.
La medición tiene que ser corregida por efectos del agujero. esto significa calcular el volumen de fluido conductivo en esa zona.
El objetivo de la corrección del agujero es el de eliminar la señal del agujero. 5) Convertir el resultado nuevamente a resistividad. Las unidades superficiales de adquisición. utilizando las unidades de Adquisición Superficial.
Esto es mejor realizarlo en el campo. En el caso de la herramienta de inducción. 3) Convertir la resistividad de registro en conductividad. 2) Encontrar una señal adicional debido al agujero.
. el procedimiento es: 1) Calcule el factor geométrico del agujero. realizan esto en tiempo real utilizando las entradas de tamaño de agujero (del registro del calibrador) y de la resistividad del lodo. ya sea proveniente de mediciones continuas o del valor superficial. 4) Remover la señal del agujero de la señal total. Para herramientas de generaciones anteriores. Esto también es posible utilizando Libres de Gráficos.
A diámetros muy pequeño. también se incrementa el factor geométrico.
. La poco profunda aun depende del espaciador. Este conocimiento posiciona a la herramienta en el agujero. causara que el registro lea de manera incorrecta. es muy pequeña. Un cambio en el tamaño del agujero. Estos gráficos tienen entradas del diámetro del agujero y del espaciador físico colocado en la herramienta.Registros de Inducción
Este grafico y la próxima lamina muestran como es calculado el factor geométrico del agujero. menores a 8 pulgadas. incrementa el espaciador colocado en la herramienta. La actual practica operativa. el cual. A medida que el tamaño del agujero se va incrementando. con un incremento en el tamaño del agujero. si no es corregido.
La grafica también muestra porque la herramienta tiene dificultades en las cuevas. la señal del agujero para la profundidad. Los efectos en la media siempre son mucho mayores que aquellos en la profundidad. cambia el factor geométrico del agujero.
pero esta vez para un contraste bajo entre la formación y las resistividades del lodo.
Gráficos de Correcciones
Este grafico es similar al de la lamina anterior.
Trace una linea a través de la resistividad del lodo para obtener la señal del agujero. Coloque el valor en el eje. cerca de cero) existirá muy poco efecto. incluso en lodos muy salinos (baja resistividad). la resistividad del lodo juega un papel muy pequeño.Registros de Inducción
Procedimiento: Obtenga el Factor Geométrico del Pozo. Sin embargo en agujeros grandes. la señal del agujero. Reste la señal del agujero de la conductividad medida para obtener el valor corregido.
Una vez que el factor geométrico del agujero ha sido obtenido. y por lo tanto la corrección. el efecto de la resistividad cambiante del lodo. que si el factor geométrico del agujero esta cerca de cero.
. Queda claro a través de este grafico. que en tamaños pequeños de agujero (factor geométrico del agujero. es calculada. cuando el factor geométrico es grande. Esto significa para la medición en profundidad. serán grandes.
Estas son realizadas en tiempo real por el software. sino también es una medición de las variaciones de posición de la herramienta. Las entradas requeridas son: Sección cruzada del agujero Resistividad del lodo Espaciado (stand-off) La herramienta puede calcular cualquiera de estas entradas de su señal medida. el espaciado deberá ser incrementado. la practica normal es introducir por lo menos dos de ellas. Esta última es la mejor. los centralizadores CME-Z y los espaciadores. Sin embargo.Registros de Inducción
Correcciones AIT
Existen correcciones de agujero bien definidas para ser aplicadas a la medición. para que la posición de la herramienta este mejor definida. así como también la resistividad de la formación. Una herramienta calibradora puede dar las dimensiones del agujero. Coloque un par de espaciadores a 45Þ el uno del otro en la parte superior del cartucho AIT. Coloque un par de espaciadores a 45Þ el uno del otro en el protector de la sonda electrónica (sin extenderse sobre el casquillo). Coloque un par de espaciadores a 45Þ el uno del otro en el protector del transmisor. En agujeros grandes.
El espaciado no es solamente el valor del espaciado físico en la herramienta. Se puede realizar una medición del lodo con una sonda auxiliar o por medición superficial. ya que los registros corridos han mostrado heterogeneidades considerables en la columna de lodo con profundidad.
. Utilice ambos.
con excepción del producido en estratos menores a 6'. Después del procesamiento de la señal este efecto es menor. Esto significa que existe muy poco efecto en los estratos de mas de seis pies de grosor.Registros de Inducción
Grosor de los Estratos
Los efectos del grosor de los estratos se ha corregido en las herramientas de inducción por medio del modelado y por medio del despliegue.
La inducción necesita ser corregida por el efecto de resistividad o capas adyacentes conductivas.
La herramienta “Medium Induction Tool” (inducción media) puede “ver” todos los grosores. La señal Media es utilizada para mejorar la lectura mas exacta de Profundidad. Resolución mejora de 3'.
. En un agujero “malo”.5' a 2'. debido a que las mediciones son “ciegas” en cierto grosor.
La resolución tan alta puede hacer que la interpretación sea difícil cuando es utilizada junto a las herramientas de porosidad. cavernas). El registro resultante es comparable con el de las herramientas de porosidad. ya sea rugoso y grande. la herramienta media se ve altamente afectada. dará un mal registro. Resolución muy mejorada de 1. tiene una resolución de 6' a 8'. Es imposible mejorar el diseño del equipo de la herramienta. El procesamiento mejorado toma ventaja de la habilidad de las herramientas medias para ver todos los estratos hasta de dos pies. resultando en una lectura de profundidad pobre. Un problema – el medio puede ser afectado de forma adversa por las condiciones del agujero (rugosidad. que tienen una resolución de alrededor de 2 pies.Registros de Inducción
La herramienta “Deep Induction Tool” (inducción profunda) estándar. Cualquier uso de esta medición para mejorar la profundidad.
las lecturas a poza profundidad son de alta resolución.
. pero son afectados por el ambiente. son utilizados. son ambas medidas. 3 resoluciones verticales: 1'. que se encuentra enfocada de forma precisa y tiene una alta resolución vertical. Hay un transmisor operando en tres frecuencias.
Las lecturas profundas son insensitivas al ambiente cercano al agujero. 20". Las señales de en-fase (R) y cuadratura (X). 60" 90". Estas están enfocadas en el software para dar como resultado: 5 profundidades de investigación:10". los resultados de cuatro pies de menor resolución. 30". El resultado mas alto de resolución vertical es mas afectado por cambios agudos en tamaño del agujero o en la invasión. Las conductividades son combinadas utilizando funciones radiales y de profundidad. 2' y 4'. Si se espera que el agujero este en mala forma (o se determino después de correr el registro). La combinación de todos los resultados de las mediciones en un registro.Registros de Inducción
Principios de AIT
La herramienta mide 28 señales independientes de 8 formaciones.
El factor geométrico es una integración de las contribuciones de cada cilindro del agujero.
El ploteo muestra como la familia de herramientas de inducción se comporta bajo invasión. se calcula la profundidad de investigación. en donde se asume que el 50% de la señal proviene de la zona invadida. Del ploteo. Una vez mas.
. Una vez mas. utilizando el mismo criterio de los dispositivos eléctricos. utilizando el mismo criterio. la media esta leyendo una distancia similar a la del registro lateral de poca profundidad y a la profundidad del registro lateral profundo. Profundidad de investigación = la zona contribuye en un 50% de la señal. la profundidad de investigación puede ser obtenida de este ploteo.Registros de Inducción
Esto es equivalente al ploteo visto para el registro lateral.
60" y 90" de esta herramienta. La lectura mas profunda de la herramienta vieja es alrededor de 60”.Registros de Inducción
Profundidad de Investigación AIT
La AIT ha establecido profundidades radiales de investigación que no son afectadas por los cambios en conductividad. va mucho mas allá de este valor.
La herramienta de inducción estándar tiene una profundidad de investigación afectada por la conductividad de las zonas invadidas y vírgenes. 20". En comparación a los 10". Los múltiples espacios del “Array Induction Tool”. la media y profundidad de la herramienta vieja estarán alrededor de 30" y 60" respectivamente. la herramienta nueva en 90.
. 30". Los valores son tomados como el punto en donde la mitad de la señal proviene de niveles menos profundos. permite que la profundidad de investigación sea calculada independientemente de las conductividades.
como es de esperar de una herramienta que mide conductividad y no resistividad. El ploteo del echado de los estratos muestra un estrato de 10 omios rodeado por dos estratos de 1 omio cada uno. La herramienta trabaja mejor en lodos frescos o base aceite y bajo la condición de Rxo>Rt. El echado de los estratos afectara los registros. Pobre en estratos delgados Pobre cuando Rxo < Rt.Registros de Inducción
No puede ser utilizado en lodos saturados en sal a menos que sea en agujeros de diámetro estrecho. lo opuesto de los dispositivos de registro lateral.
Estas limitaciones son de muchas formas. No puede ser utilizado en formaciones de alta resistividad. No se desenvuelve bien en alta resistividad (baja conductividad). A medida que el pozo (o el estrato) es desviado. la diferencia es tiznada hasta por encima de un aproximado de 40Þ.
. Esto conlleva a situaciones complejas en pozos desviados. en donde desaparece.
Esta es la herramienta preferida en muchas de las situaciones.
Ideal en ambientes frescos o con base aceite.
Ideal para mediciones de baja resistividad y cuando Rxo > Rt.Registros de Inducción
Mide el Rt. El único sitio en que no es corrida es en los lodos salinos y en alta resistividad.
es útil modelar la respuesta de la inducción a una situación dada.Registros de Inducción
Para la herramienta de registros laterales. Este perfil es comparado con una resistividad grabada durante la perforación. pueden ser analizados y la resistividad real de la capa podrá ser obtenida. Cualquier desviación de la trayectoria de pozo proyectada. La inducción es sencilla de modelar en casi todos los casos. utilizando un perfil calculado de resistividad. será mostrada como un cambio de la resistividad predicha y por lo tanto se puede realizar una corrección del curso. Esto es importante en pozos horizontales en donde la técnica llamada “Geosteering” (Navegación Geológica) es utilizada para posicionar la trayectoria del pozo de forma exacta. pueda ser predicha. La técnica de “Geosteering” provee a los perforadores direccionales con el método de guiar el pozo a una pista muy precisa.
. Los pozos horizontales también son manejados de forma que la respuesta de la herramienta electromagnética a una roca sellante cercana. pozos verticales y desviados. Existen programas para ambos. debido a que esta basada en la teoría electromagnética.
Las mediciones de inducción son mucho mas fáciles de modelar que las de las herramientas eléctricas. Efectos tales como el efecto de echado de los estratos.
como ya ha sido notado.2 0. dando un perfil de hidrocarburo.2 SFL unaveraged (SFLU) (ohmm) Medium resistivity (ILM) (ohmm) Deep resistivity (ILD) (ohmm)
Cable tension (TENS) 10000. La herramienta mas vieja es ambigua con algunas separaciones.2 . pero también con la misma separación en la zona no -porosa sobre estas.2 .Registros de Inducción
Ejemplos 3
Este es el mismo ejemplo que el de la lamina anterior.0 (LBF) 0.
. Los registros DIL son ambiguos.0 2000. pero esta vez muestra una comparación entre el “Array Induction Tool “ y el mas viejo “Dual Induction Tool”.0 2000.2
90 Inch investigation (ohmm) 10 Inch investigation (ohmm) 20 Inch investigation (ohmm) 30 Inch investigation (ohmm) 60 Inch investigation (ohmm)
2000. debido a que el SFL (registro eléctrico) pasa mas tiempo leyendo en pocas profundidades debido a que Rxo es menor que Rt.0
Los registros de la AIT (2' de resolución vertical) leen correctamente en esta zona. es bastante claro en la herramienta anterior.2 . El perfil de invasión.2 . todas las curvas se separan.2 0.0
Este modelo tiene cuatro desconocidos. con la adición de una rampa perfilada para la invasión.
. sea evaluado. Necesita tres mediciones para resolver los tres valores desconocidos. una descripción mas real de la invasión puede ser realizada. Aquí la suposiciones es una rampa entre la zona invadida y la zona virgen. Las cinco mediciones del “Array Induction Tool”.Registros de Inducción
AIT Invasión de Rt-Rxo
Debido a que la AIT produce cinco registros con profundidades de investigación que difieren entre si. los cuales pueden ser resueltos. permite que un perfil diferente. Esto puede ser realizado con un arreglo de herramienta estándar. Esto nos da cuatro desconocidos. El modelo viejo es:
El perfil por paso asume que la invasión es tipo pistón y se va a detener allí.
AIT Modelo Independiente
El AIT puede se desplegado como una imagen. Esta imagen simplemente extrapola las lecturas de la herramienta.
. comenzando en el agujero y saliendo hasta la formación. es la de enfocar la atención a una zona en particular y después interpretar las mediciones en ese sitio. Aquí el agujero esta en el centro de la imagen con la resistividad cambiante. simplemente muestra las resistividades medidas de forma distinta. como sucede con muchas imágenes.
Esta imagen desplegada en un registro de AIT. La imagen mas simple es la del perfil de resistividad radial. lejos de este punto. asignando clases de colores al nivel de resistividad. debido a que no realiza suposiciones sobre la distribución de la resistividad. La utilidad. Es llamado un “modelo independiente”.
indicando una invasión tipo rampa. 24
. La invasión mostrada del lado izquierdo muestra dos radios claros. A la derecha de la grafica se encuentra el volumen de invasión de filtrado. mostrando una invasión tipo paso.
Los volúmenes invadidos calculados aquí mostrados. Los resultados podrían ser usados para planificar puntos de muestreo o un pozo de prueba.Registros de Inducción
El ejemplo muestra una zona porosa con un claro perfil de invasión en las curvas de resistividad. produce un solo radio. La zona mas abajo sin embargo. Esto sigue al perfil de invasión al mostrar mas filtrado hacia al fondo de la zona. en este punto. muestran un incremento de profundidad.
1000ohm-m
Parámetros de AIT
Radio de Investigación: 10" (A x 10) 20" (A x 20) 30" (A x 30) 60" (A x 60) 90" (A x 90) Resolución Vertical (x): 1' 2' 4' Rango de Resistividad: 0.2 .
Más de este usuario[Carl_Gatlin]_Petroleum_Engineering_Drilling_and_(BookFi.org).pdf[Carl_Gatlin]_Petroleum_Engineering_Drilling_and_(BookFi.org).pdfCAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE DUCTOSCAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE DUCTOS05 Registros de Induccin05 Registros de InduccinCinética químicaCinética químicaSec02 Field Development PlanningSec02 Field Development PlanningGlosario PEMEXGlosario PEMEXpepe diagramaspepe diagramas
05 Registros de Induccin by Josue Emmanuel Blasquez Contreras51 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución