Source: http://docplayer.cz/2578774-Nastrikove-techniky-kapilarni-kolony.html
Timestamp: 2017-05-27 04:31:23+00:00

Document:
NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY - PDF
Download "NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY"
Jitka Blažena Němečková
1 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV2 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY Bleskově odpařující ODPAŘENÍ RIZIKA: BACKFLASH a DISKRIMINACE (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)3 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY Bleskově odpařující BACKFLASH -při odpaření vzorek expanduje x - je-li objem par > objem lineru Minimalizace: objem lineru nastřik. objem expandující rozp. teplota nástřiku průtok nos. plynu - ztráty vzorku tlak na hlavu kolony - chvostující rozpouštědlo - cizí ghost píky (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)4 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY Bleskově odpařující DISKRIMINACE -nastříknutý vzorek vzorek vnesený na kolonu -způsobeno rozdílnou těkavostí složek vzorku - těkavost do kolony Důležité faktory: efektivní záhřev vzorku efektivní míchání par vzorku s m.f. umístění kolony v nástřiku diskriminace v nástřiku X ve stříkačce nutno dodržovat stejné podmínky (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)5 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY MANUÁLNÍ NÁSTŘIK FILLED NEEDLE COLD NEEDLE HOT NEEDLE * SOLVENT FLUSH * AIR FLUSH * *...nediskriminační (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)6 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY MANUÁLNÍ x AUTOMATICKÝ NÁSTŘIK MANUÁLNÍ AUTOSAMPLER PCB PLOCHA RSD(%) PLOCHA RSD(%) Průměr 13 % 2 %7 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))8 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY TYPY LINERŮ (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies)9 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR : podle i.d. kolony a koncentrace vzorku 0,1 mm : 1 : 1000 min: 1 : 50 0,2-0,32 mm : 1 : 50-1 : 500 min: 1 : 10 0,53 mm : 1 : 5-1 : 50 min: 1 : 2 split poměrurčuje množství vzorku vnesené na kolonu split poměr poměr rozdělení vzorku Plocha píku Reálné Očekávané Split poměr (Obrázek: SGE,10 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR : Ideální případ : vzorek zcela v plynné fázi a homogenně smíchán s nosným plynem Reálný případ : - vzorek se složkami nestejné těkavosti - neúplné odpaření -různá difůzní rychlost složek vzorku - kolísající split poměr = DISKRIMINACE (zkreslení složení) = NÍZKÁ OPAKOVATELNOST11 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR: 1 : : 5 DB-1 (15m x 0.25mm x 0,25µm) (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))12 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR OVLIVŇUJE: -těkavost vzorku -nastřikovaný objem - typ rozpouštědla - technika nástřiku stříkačkou -teplota nástřiku - teplota kolony (rekondenzace vzorku - zóna sníženého tlaku, nasátí dalších par vzorku) -objem injektoru13 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT OMEZENÍ DISKRIMINACE: - linery (skelná vata) - zvýšená teplota nástřiku - rychlý hot needle ZVÝŠENÍ REPRODUKOVATELNOSTI: - stejný nastřikovaný objem - stejné rozpouštědlo - technika vnitřního standardu - stejná počáteční teplota kolony POUŽITELNOST: - analyty eluující se před rozpouštědlem - vzorky špinavé - vysoké koncentrace analytů -při použití kolon s velmi malým i.d.14 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))15 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))16 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS SPLITLESS PERIODA (t s ) experimentálně, závisí na: - vlastnostech rozpouštědla - vlastnostech analytů - objemu nástřikového prostoru -nastřikovaném objemu -nástřikové rychlosti - rychlosti nosného plynu V l objem lineru (ml) F průtok nosného plynu (ml/min) Teoreticky 1,5-2 násobek času potřebného k protečení nosného plynu nástřikovým prostorem17 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS SPLITLESS PERIODA 1 min 8 min PLOCHA PCB 180: 100 % 116 %18 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ROZŠIŘOVÁNÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: 1. V ČASE pomalý přenos par vzorku z inletu do kolony 2. V PROSTORU důsledek migrace kapalného vzorku kolonou (1 µl = cm) ZAOSTŘENÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: jestliže k front > k rear K D vzroste, ß klesne (Rozdělovací poměr k = K D / ß)19 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ZAOSTŘENÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: k front > k rear 1) STACIONÁRNÍ FÁZÍ - kolona musí být schlazena 2) ROZPOUŠTĚDLEM - teplota kolony o C pod bodem varu rozpouštědla kondenzace -dočasná s.f. s tlustým filmem = oblast s ß - záchyt analytů (s těkavostí podobnou rozp.) v úzkém pásu - programace teploty - postupné odpaření (ROZŠIŘOVÁNÍ PÁSU V PROSTORU - retenční gap)20 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ZAOSTŘENÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: k front > k rear 3) TEPLOTNÍ ZAOSTŘENÍ - teplota kolony min 150 o C pod bodem varu nejtěkavějšího analytu, rozpouštědlo prochází, analyty kondenzují - programace teploty - postupné odpaření - často následuje zaostření STACIONÁRNÍ FÁZÍ 2) RETENČNÍ GAP kolona bez s.f. (k 0) minim. retence - redukce délky pásu (odpařování rozpouštědla) - na hlavě kolony zaostření ROZPOUŠTĚDLEM a STAC. FÁZÍ21 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ZAOSTŘENÍ ROZPOUŠTĚDLEM (Hexan,b.v. 68 o C) (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)22 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS POLARITA s.f. X POLARITA ROZPOUŠTĚDLA X POČÁTEČNÍ TEPLOTA KOLONY (DB-5) 1) MeOH, 60 o C 1 2) MeOH, 50 o C 2 3) HEXAN, 60 o C 3 GC/MSD SCAN, ftaláty23 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS OPTIMALIZACE: - b.v. rozpouštědla min o 25 o C < b.v. nejtěkavějšího analytu -počáteční teplota kolony o C pod b.v. rozpouštědla - stejné nastřikované objemy POUŽITELNOST: - vzorky zředěné - vzorky relativněčisté24 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))25 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN Kapalný vzorek je bez předehřátí a smíchání s nosným plynem nanášen přímo do kolony. Výhody: - NÍZKÉ RIZIKO DEGRADACE analytů během nástřiku - ELIMINACE DISKRIMINACE Nevýhody: - KONTAMINACE systému netěkavými látkami - ROZŠIŘOVÁNÍ ZÓN V PROSTORU - riziko BACKFLASH - teplota kolony tlak par > tlak nosného plynu expanze v obou směrech široký pík rozpouštědla, memory efekty26 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN KONTAMINACE systému netěkavými látkami RETENČNÍ GAP (umožní i nástřik větších objemů vzorků)27 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN SNÍŽENÍ RIZIKA "BACKFLUSH": - teplota kolony bod varu rozpouštědla -nástřik rychlý, nepřerušovaný -nástřik malých objemů -větší průtok -přídavné chlazení v místě nástřiku - po nástřiku prudce zvýšit teplotu kolony POUŽITELNOST: - vzorky zředěné, čisté -přesné výsledky - analyty eluující se před rozpouštědlem nemohou být zaostřeny -malé nástřikové objemy28 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY SROVNÁNÍ SPLIT SPLITLESS ON-COLUMN 21 % 52 % 100 %29 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) SPLIT, SPLITLESS, ON-COLUMN, (DETEKTOROVÉ PLYNY)30 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) DŮVODY PRO POUŽITÍ EPC - TEPLOTNÍ PROGRAM : TEPLOTA RETENCE; DIFUZIVITA OPTIMUM LINEÁRNÍ RYCHLOSTI pro udržení konstantní účinnosti X TEPLOTA LIN. RYCHLOST PROGRAMACE TLAKU VÝHODY EPC: - Zlepšení reprodukovatelnosti RT - Zkrácení analýz - Snížení diskriminace a rozkladu termolabilních látek - Nástřik větších objemů (do 5 µl) - Zlepšení rozlišení (užší píky) Projeví se hlavně u krátkých kolon s velkým vnitřním průměrem31 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) NÁSTŘIK VYŠŠÍCH OBJEMŮ: N á s t ř i k : 1, 3, 5 µl (= 10, 30, 50 pg PCB v nástřiku) K o l o n a : DB-5 (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) Relativní výtěžnost (%) = (A nástřik n µl / n * A nástřik 1 µl )*100 a) Konstantní tlak : 16 psi = 0,74 ml/min/60 o C, 0,33 ml/min/270 o C PCB 1 µl 3 µl 5 µl b) Konstantní průtok : 0,74 ml/min = 16 psi/60 o C, 28,2 psi/270 o C PCB 1 µl 3 µl 5 µl32 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) NÁSTŘIK VYŠŠÍCH OBJEMŮ: c) Tlakový puls : 150, 200, 250 kpa po dobu splitless periody, dále konstantní průtok 0,74 ml/min 150 kpa 200 kpa 250 kpa PCB 1 µl 3 µl 5 µl 1 µl 3 µl 5 µl 1 µl 3 µl 5 µl33 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ (LVI) DŮVODY : CITLIVOST 1 µl roztoku o koncentraci 1 ppm 50 µl roztoku o koncentraci 20 ppb 50 x větší citlivost ZJEDNODUŠENÍ PŘÍPRAVY VZORKU - odstranění nutnosti zakoncentrace (RVO) - snížení navážky MOŽNOST ON-LINE SPOJENÍ -přípravy vzorku s GC a GC/MS (např. SPE) -HPLC -GC34 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ (LVI) PROBLÉMY: ŘEŠENÍ: Velké množství rozpouštědla Odstranění rozpouštědla před X analytickou kolonou Kolony, detektory (MSD) Rozšíření zóny vzorku Zaostřující techniky REALIZACE: COOL ON-COLUMN NÁSTŘIK (COC) COC S VÝSTUPEM PAR ROZPOUŠTĚDLA (COC - solvent vapor exit, COC-SVE) TEPLOTNĚ PROGRAMOVANÝ SPLIT/SPLITLESS NÁSTŘIK (Programmed Temperature Vaporizing Injector, PTV)35 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ (LVI) TECHNIKA POŽADAVKY NÁSTŘIK OMEZENÍ COC 5-10m předkolona do 100 µl v koloně akumulace netěkavých látek COC-SVE předkolona SVE do 1 ml v koloně akumulace netěkavých látek PTV kontrolovaná rychlost nástřiku liner s náplní ( cryo-chlazení) do 1 ml ztráta těkavých látek36 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC, COC-SVE Referenční vzorek minerálního oleje v hexanu, GC/FID: A) koncentrace 1 mg/ml, nástřik 1µl, COC B) zředěno 50x (=0,02 mg/ml), nástřik 50 µl, COC-předkolona C) zředěno 50x (=0,02 mg/ml), nástřik 50 µl, COC-SVE (F.David a kol. : poster na 18. Mezinárodním symposiu o kapilární chromatografii, , Riva del Garda, Itálie)37 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC-SVE Odstranění rozpouštědlazapředkolonou, programování teploty kolony38 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC-SVE -Nedochází ke ztrátě těkavých analytů -Pro čisté vzorky (kontaminovaná předkolona způsobuje chvostování píků)39 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ PTV Odstranění rozpouštědla v nástřikovém prostoru, programování teploty nástřiku40 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ PTV POŽADAVKY: - malý vnitřní objem injektoru pro usnadnění rychlého záhřevu - malý vnitřní objem insertu (stejný důvod), cca µl - insert naplněný skelnou vatou či jiným nosičem (zádrž kapalného vzorku) Jestliže rychlost nástřiku = rychlosti odpařování rozpouštědla, je možné nastřikovat jakékoliv množství vzorku (teoreticky) 1) sensor rozpouštědlanasplitovélinii, který dává informaci o rychlosti jeho vypařování a umožňuje odstranit předem určené množství 2) rychlost nástřiku je regulovatelná41 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ PTV SPLIT SPLITLESS NÁSTŘIK (solvent split nástřik) -vzorek nastřikován do chladného injektoru s otevřeným splitem - rozpouštědlo a těkavé látky jsou unášeny nosným plynem do splitové linie - po uzavření splitu vyhřátí injektoru a přenos analytů do kolony Výhody/Problémy: - ztráta těkavých analytů (optimalizace náplně insertu, solvent efekt) - menší problémy s kontaminací kolony - není diskriminace v jehle a degradace termolabilních sloučenin (oproti klasickému Split/Splitless)42 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC x PTV Podobné dokumenty
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové Více Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)
Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3. Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech. Více Konfirmace HPLC systému
Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota... Více Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC
Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/ Více NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC
NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC DÉLKA: 0,6-10 m VNITŘNÍ PRŮMĚR: 2,0-5,0 mm MATERIÁL: sklo, ocel, měď, nikl STACIONÁRNÍ FÁZE: h min = A + B / u + C u a) ADSORBENTY b) ABSORBENTY - inertní nosič (Chromosorb, Carbopack, Více Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 4 - Nástřik vzorku Dávkovače vzorků/injektory Dávkování vzorků je jednou z klíčových záležitostí v HPLC. Ani nejlepší kolona Více VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT
VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu. Více Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou Více 06. Plynová chromatografie (GC)
06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé Více PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Dodávka vybavení laboratoře (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Více Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie
Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, Více Plynová chromatografie
Plynová chromatografie Kvalitativní a kvantitativní analýza Základní přednáška RNDr. Radomír Čabala, Dr. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie ZS2008 Kat.anal.chem. Více Předkolonky a filtry - ochrana analytických kolon
Předkolonky a filtry - ochrana analytických kolon Ing. Jiří Adam, PhD. Rokycanova 18, 779 00 Olomouc HPLC/UHPLC systém HPLC 6 000 psi (400 bar) UHLPC- až 20 000 psi (1400 bar) Solvent reservoir filter Více UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice.
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce VYUŽITÍ TABULKOVÉHO Více ÚLOHA č. 9 PLYNOVÁ ROZDĚLOVACÍ CHROMATOGRAFIE (GLC) Seznámení s metodou, stanovení methylalkoholu a ethylalkoholu v konzumním destilátu
Příloha I ÚLOHA č. 9 PLYNOVÁ ROZDĚLOVACÍ CHROMATOGRAFIE (GLC) Seznámení s metodou, stanovení methylalkoholu a ethylalkoholu v konzumním destilátu Důležité pokyny (čtěte prosím pozorně!!!): otevírat plyny Více Gelová permeační chromatografie
Gelová permeační chromatografie (Gel Permeation Chromatography - GPC) - separační a čisticí metoda - umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace) - analyty jsou po Více Praktika a analytické metody. ie/vyuka/bakalari/practicals
Praktika a analytické metody http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/chem ie/vyuka/bakalari/practicals Volumetrie kvantitativní metoda měření objemů roztoků ke stanovení neznámých koncentrací analyzovaných Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZADAVATEL Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Sídlem Heyrovského nám. 2, 16206, Praha 6 IČ: 61389013 Jednající: RNDr. Více Destilace
Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2007 Destilace 18.9.2008 1 Tématické okruhy destilace - základní pojmy rovnováha kapalina - pára jednostupňová destilace rektifikace 18.9.2008 2 Destilace Více Plynová chromatografie
Úvod GC Detektory Analýza Inv. chromatografie 2D-GC Derivatizace C5060 Metody chemického výzkumu Ústav chemie PřF MU 1. listopadu 2016 Úvod GC Detektory Analýza Inv. chromatografie 2D-GC Derivatizace Chromatografie Více Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla
Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma Více Simulovaná destilace ropných frakcí
Středisko analytické chemie pracoviště Litvínov Návod na laboratorní práci Simulovaná destilace ropných frakcí Simulovaná destilace středních destilátů a vakuových destilátů pomocí plynové chromatografie, Více Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1
Mobilní fáze 1 VLIV CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK NA ELUČNÍ CHARAKTERISTIKY SEPAROVANÝCH LÁTEK - SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE Složení mobilní fáze má vliv na eluční charakteristiky : účinnost kolony; kapacitní poměr; Více L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie
L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7.1.2 Detektor diodového pole Výsledky jsou posuzovány podle následujících kritérií: a) při vlnové délce maximální absorpce vzorku i standardu musí být Více Problémy u kapalinové chromatografie
Problémy u kapalinové chromatografie Troubleshooting 1 Problémy v HPLC Většinu problémů, které se vyskytují při separaci látek na chromatografické koloně můžeme vyčíst již zpouhého průběhu základní linie, Více ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu, Více Heterogenně katalyzovaná hydrogenace při syntéze léčiv
R Laboratoř oboru I Výroba léčiv (N111049) a rganická technologie (N111025) Návod Heterogenně katalyzovaná hydrogenace při syntéze léčiv Vedoucí práce: Ing. Dana Bílková Studijní program: Studijní obor: Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip Více STANOVENÍ AZOBARVIV VE SMĚSI METODOU RP-HPLC SE SPEKTROFOTOMETRICKOU DETEKCÍ
STANOVENÍ AZOBARVIV VE SMĚSI METODOU RP-HPLC SE SPEKTROFOTOMETRICKOU DETEKCÍ 1 Úkol Separovat a metodou kalibrační křivky stanovit azobarviva (methyloranž - MO, dimethylová žluť - DMŽ) ve směsi metodou Více Reaktory pro systém plyn-kapalina
Reaktory pro systém plyn-kapalina Vypracoval : Jan Horáček FCHT, ústav 111 Prováděné reakce Rychlé : všechen absorbovaný plyn zreaguje již na fázovém rozhraní (př. : absorpce kyselých plynů : CO 2, H 2 Více Důvody pro stanovení vody v potravinách
Voda Důvody pro stanovení vody v potravinách vliv vody na údržnost a funkční vlastnosti potravin ekonomická hlediska vyjádření obsahu jiných složek potravin v sušině Obsah vody v potravinách a potravinových Více CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89
26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89 c) při vlnové délce mezi 230 a 320 nm se nesmí spektrum vzestupné části, vrcholu a sestupné části píku zkoušeného vzorku lišit od ostatních částí spektra Více Aplikační rozsah chromatografie
Chromatografické metody II. Aplikační rozsah chromatografie Chromatografie Kapalinová chromatografie rozdělení Nízkotlaká (atmosferický tlak) LPC Střednětlaká (4 Mpa) FPLC Vysokotlaká (40 Mpa) HPLC Ultravysokotlaká Více Jiří G.K. Ševčík Katedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030, CZ-128 40 Praha 2 sevcik@natur.cuni.cz
PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE A JEJÍ APLIKACE V ORGANICKÉ ANALÝZE Jiří G.K. Ševčík Katedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030, CZ-128 40 Praha 2 sevcik@natur.cuni.cz Plynová chromatografie je jednou z nejranějších Více STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC
ÚLOHA 10: STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC Příprava: 1. Zopakujte si metodiku kapalinové chromatografie po stránce schematické a částečně fyzikálněchemické. 2. Zopakujte si metodu kalibrační křivky Více PDMS 57300-U 57308 57302 PDMS/ DVB 57310-U 57326-U 57348-U 8840 CW / DVB. TPR - - 57315 8840 - Divinylbenzen
Nabídka objednací čísla SPME vlákna SPME vlákna mohou být používána opakovaně i pro několik set analýz v závislosti na typu aplikace a péči o vlákno. Při opakovaném použití se vlákno aktivuje zahřátím Více Laboratorní analytické metody. Petr Tůma
Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické Více VAKUOVÁ DESTILAČNÍ ZKOUŠKA A SIMULOVANÁ DESTILACE ÚVOD
215.1.8 VAKUOVÁ DESTILAČNÍ ZKOUŠKA A SIMULOVANÁ DESTILACE ÚVOD Vakuová destilační zkouška (dle normy ASTM D 1160) je metoda poskytující informace o frakčním složení vysokovroucích ropných vzorků, které Více CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. Více Standardní operační postup
Standardní operační postup CHOL_1 Stanovení cholesterolu v potravinách metodou HPLC V Brně dne 20. 3. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Princip Po alkalické hydrolýze (saponifikaci, zmýdelnění) Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro kvantitativní a kvalitativní určení složení směsi methylesterů Více P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech
P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky Více VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ZADÁNÍ ÚLOHY
VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHOMATOGAFIE ZADÁNÍ ÚLOHY Metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie separujte směs s-triazinových herbicidů, sledujte vliv složení mobilní fáze na separaci. Proveďte kvalitativní Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS
1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace Více APLIKACE VYBRANÝCH MIKROEXTRAKČNÍCH TECHNIK NA HEADSPACE ANALÝZU SILIC. Lenka Čížková, Martin Adam, Petr Dobiáš, Karel Ventura
APLIKACE VYBRANÝCH MIKROEXTRAKČNÍCH TECHNIK NA HEADSPACE ANALÝZU SILIC Lenka Čížková, Martin Adam, Petr Dobiáš, Karel Ventura Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Více isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi
SEPARAČNÍ METODY Využití separačních metod isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi Druhy separačních metod Srážení Více Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném Více Příloha 1. Návod pro laboratorní úlohu
Příloha 1. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza Více Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC)
Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC) V Brně dne 20. 11. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Hydroxymethylfurfural Více Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)
1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky Více Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE
Příloha č. 1 Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Část A Chromatograf PZ1 Popis systému: Dvoukanálový GC systém Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip Více Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou Více Pokročilé praktikum. Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza. Teoretická část
Pokročilé praktikum Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza Teoretická část 1 Kvalitativní analýza Kvalitativní analýzou vzorku rozumíme určení složení vzorku, neboli zjištění, ze Více Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop
Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Roman Snop Charakteristika Zkrápěné reaktory jsou nejvhodněji aplikovatelné na provoz heterogenně katalyzovaných reakcí. Nacházejí uplatnění Více Aldolová kondenzace při syntéze léčivých látek
Laboratoř oboru I Výroba léčiv (N111049) a rganická technologie (N111025) Návod Aldolová kondenzace při syntéze léčivých látek Vedoucí práce: Ing. Dana Bílková Studijní program: Studijní obor: Umístění Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny Více LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení jednotlivých monosacharidů a oligosacharidů (metoda: HPLC s refraktometrickou detekcí) Garant úlohy: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek OBSAH Základní Více Metodika 3: uvedení systému Jasco LC 2000 do provozu
Metodika 3: uvedení systému Jasco LC 2000 do provozu (HPLC High Performance Liquid Chromatography) 7 8 4 9 10 1 2 5 11 3 6 12 Popis sestavy: 1) Refraktometrický detektor RI 2000, 2) detektor diodového Více Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová
Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip Více Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu
Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza Více Stanovení chmelových silic metodou SPME GC
Stanovení chmelových silic metodou SPME GC Eva Kašparová, Martin Adam, Karel Ventura Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 532 1 Pardubice, Více Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 22 Analytická HPLC Kvalitativní analýza Cílem kvalitativní analýzy je identifikovat pík chromatogramu nebo konkrétní složku Více PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos tepla II Odparky a krystalizátory
PRŮMYSLOVÉ PROCESY Přenos tepla II Odparky a krystalizátory Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2681) Poděkování: Při přípravě prezentace byly použity a převzaty Více Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS)
Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS) Další pojem: Hmotnostně spektrometrický (selektivní) detektor - Mass spectrometric (selective) detector (MSD) Spektrometrie - metoda založená na interakci Více ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA CHEMIE Stanovení vybraných analytů metodou plynové chromatografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Hodek Přírodovědná studia, obor Chemie se zaměřením Více Část 3, Čerpadla pro HPLC
Část 3, Čerpadla pro HPLC Celý HPLC systém sestává ze zásobníku mobilní fáze, vysokotlakého čerpadla, injektoru, kolony (obvykle v termostatu), detektoru a datastanice (Schema níže). Vysokotlaké čerpadlo Více STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a a Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany Více Křížkovského Olomouc IČO: veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D. otevřené řízení
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ Více L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009
L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě Více Výzva k podání nabídky do výběrového řízení
..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666, 76711 Kroměříž, si Vás Více Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 24 Speciální metody Mikro HPLC, kapilární HPLC a LC na čipu Většina v současnosti používaných kolon má vnitřní průměr 4,6 mm, Více MIKROEXTRAKCE TUHOU FÁZÍ (Solid Phase MicroExtraction, SPME)
MIKROEXTRAKCE TUHOU FÁZÍ (Solid Phase MicroExtraction, SPME) Představení SPME techniky co je a jak pracuje SPME výhody a omezení SPME aplikace SPME Nové trendy v SPME SPME membrána SBSE co je SPME? Extrakce Více Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák
Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako Více STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ
STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VE SKLÁDKOVÝCH VODÁCH METODOU PLYNOVÉ CHROMATO- GRAFIE S PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM S VYUŽITÍM MIKRO- EXTRAKCE DO XYLENU PAVEL KURÁŇ a,b a PAVEL JANOŠ Více EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza
Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU CELKOVÉHO A VOLNÉHO TRYPTOFANU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové Více Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o.
Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Mgr. Markéta Donthová 3.6.2015 Brno 4.6.2015 Praha NOVINKY - Novinky ve firmě - Novinky v sortimentu se zaměřením na GC - přístroje - drobné přístroje - spotřební Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K'Ť'. IČ: 18198988, DIČ: CZ18l989S8 Zápis v Obchodııün rąistìíku u Kmj. Obchod. Soudu V Brně Oddíl C, vložka Č. 2751 Telefon: 567300128, Fax-567303830 e-mail: Stavona@cı'ı'ıai].cZ, holubova.stavona@seznamcz Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETERŮ METODOU GC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETERŮ METODOU GC-MS 1 Účel a rozsah Postup je určen pro kvantitativní stanovení vybraných kongenerů polybromovaných difenyletherů Více Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického Více STANOVENÍ TĚKAVÝCH HALOGENOVÝCH UHLOVODÍKŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S DETEKCÍ NA PRINCIPU ELEKTRONOVÉHO ZÁCHYTU (GC/ECD)
Organické kontaminanty Pracovní úkol 1. Určete složení neznámého vzorku. 2. Pro přípravu vzorku k analýze použijte 2 různé postupy pro extrakci. 3. Separujte a identifikujte jejich jednotlivé analyty. Více Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů Více Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové Více Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES
Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Popis systému: Přístroj, včetně řídicího softwaru a počítače, určený pro plně simultánní stanovení prvků v širokém koncentračním rozmezí (ppm až %), v nejrůznějších Více Trendy v moderní HPLC
Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití Více Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie
Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie A) Princip extrakce podle Randalla Extrakci provádíme ve třech krocích: 1. Vaření V první fázi je extrakční prst obsahující vzorek ponořen do Více Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin
SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz Více Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán Více SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 26. - 28. 5.2003 Skalský Dvůr
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 26. - 28. 5.2003 Skalský Dvůr Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské Více Dodávka hmotnostního spektrometru typu trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem a automatickým dávkovačem
KUPNÍ SMLOUVA č.. Dodávka hmotnostního spektrometru typu trojitý kvadrupól s plynovým chromatografem a automatickým dávkovačem Obchodní firma:. Se sídlem:. IČO:. DIČ:. Zastoupený:. Bankovní spojení:. Číslo Více Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS
Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.: Více 3/7/2014. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie (GC) - princip
Hmotnostní spektrometrie (2) Josef Chudoba Plynová chromatografie hmotnostní spektrometrie Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) Obsah: Plynová chromatografie - GC kolony, nástřik vzorku, spojení Více Výskyt metanolu a 2-propanolu v alkoholických nápojích - příspěvek k metanolové aféře
Výskyt metanolu a 2-propanolu v alkoholických nápojích - příspěvek k metanolové aféře Libuše Vítková Anna Bartošíková Irena Řehůřková Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav Centrum zdraví, výživy a potravin Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 ZÁKONA Č. 137