Source: http://audit.meteoclimatic.net/index.php?PHPSESSID=bmjr098nriv39mbirjc92e0fc2&action=recent
Timestamp: 2017-07-25 18:39:30+00:00

Document:
Como continuación a las normas, se tendrán en cuenta los siguientes apartados:Chimeneas:No se aceptará ninguna instalación que esté fijada a la estructura de cualquier chimenea, salvo que se demuestre con claridad que está condenada y no se puede usar de ninguna manera.Como norma general la garita o ISS de la estación deberá estar al menos a 3 metros de distancia de cualquier chimenea y/o salida de gases.En el caso de chimeneas grandes, Meteoclimatic se reserva el derecho de poder pedir hasta 5 metros de separación, caso de las chimeneas de calefacción de comunidades o chimeneas de leña.Vientos:Será obligatoria la instalación de vientos si la altura supera los siguientes criterios:1.- Todas las estaciones tendrán vientos si con un mástil tienen 1,80 metros entre la garra superior y la ISS, excepto las Vue en las que será a partir de 2,00 metros.2.- En el caso de tener más de un mástil habrá que colocar un juego extra a partir del tercer metro y otro más por cada dos metros de altura, la última línea de vientos no estará a más de 1,00 metros de la ISS.3.- Si la estación está montada en una torreta, se colocarán vientos a partir de los 7,00 metros de altura y una línea extra por cada 7 metros. La última línea de vientos no estará a más de tres metros de la ISS.4.- En las instalaciones de torreta más mástil, se tendrán en cuenta los puntos 1,2 y 3 como si de instalaciones independientes se tratase.
MOTIVOS POR LOS QUE SE PIERDE EL SELLO DE CALIDAD METEOCLIMATIC- La no actualización de la estación durante 6 meses consecutivos.- Que la estación tenga un IR inferior a 6 (por motivos adicionales a la falta de actualización)- Fallos reiterados en los sensores, avisados o no por Meteoclimatic.- Fallo en algún sensor, avisado por Meteoclimatic y no corregido.- Alterar los datos, de forma manual, con datos que no sean los de la propia estación.
PLANTILLA PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD (OBLIGATORIA)CÓDIGO DE ESTACIÓN: . . . . . NOMBRE DE LA ESTACIÓN: . . . . .FECHA DE ALTA EN METEOCLIMATIC:IR EN EL MOMENTO DE SOLICITAR LA AUDITORÍA: . . . .SELLO DE CALIDAD ACTUAL: (PARA LAS REAUDITORÍAS) MODELO DE LA ESTACIÓN:TIPO/MODELO DE GARITA:COORDENADAS EXACTAS: (1)COORDENADAS POR EL SISTEMA DE TRES PALABRAS: https://what3words.com/es/ALTURA DE LA ESTACIÓN SOBRE EL NIVEL DEL MAR: . . . TIPO DE SUELO: ( NATURAL/ARTIFICIAL)ALTURA DESDE EL SUELO O PRIMER OBJETO CERCANO A LA GARITA POR DEBAJO: . . . . DISTANCIA LATERAL DESDE LA GARITA AL OBJETO MÁS CERCANO: . . . . . . ALTURA DEL PLUVIÓMETRO AL SUELO: (MÍNIMO UN METRO)DISTANCIA LATERAL DEL PLUVIO AL OBJETO MÁS CERCANO:ALTURA SOBRE EL PLUVIÓMETRO DEL OBJETO MÁS CERCANO AL MISMO:¿SE CUMPLE LA NORMA DE LOS 45º PARA EL PLUVIÓMETRO?:NÚMERO DE INCONSISTENCIAS AL PRESENTAR LA SOLICITUD:DÍAS SIN DATOS AL PRESENTAR LA SOLICITUD:PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA ESTACIÓN:MÉTODO DE ENVÍO:INFORMACIÓN GENÉRICA: Aquí pueden poner toda la información que consideren necesaria para poder valorar mejor la instalación de su estación.Esta plantilla hay que rellenarla por completo, pueden hacer un "copia/pega" y completarla.Las fotografías y vídeos se seguirán enviando tal y como se indica en el mensaje anterior.Todas aquellas solicitudes que no incorporen el modelo de plantilla completo serán rechazadas. Al igual que aquellas en las que las coordenadas no coincidan con las fotografías aportadas o se observen manipulaciones de las fotografías.Se recuerda que en las fotografías no necesitamos primeros planos de las estaciones, lo que queremos ver es el entorno de la estación en sus 360º, por lo tanto en las fotografías se deberá ver en todo momento la estación pero con la distancia suficiente para poder apreciar la situación de la misma con el terreno que la rodea.(1) Las coordenadas que se piden serán las que se proporciona google earth y las tres palabras que da la siguiente aplicación: https://what3words.com/es/, si es posible, mejor la segunda opción.
Este documento describe los requerimientos mínimos que debe cumplir una instalación antes de pasar auditoría de calidad y consejos para las fotografías a enviar.SensoresCada estación dispone de, como mínimo, cuatro tipos de sensores que serán cualificados:TermohigrómetroPluviómetroConjunto de Anemómetro y VeletaBarómetro Opcionalmente, las estaciones pueden disponer de otros tipos de sensores pero no serán tenidos en cuenta en la calificación.TermohigrómetroEl termohigrómetro es el sensor destinado a la captación de la temperatura del aire y de su humedad relativa. Las estaciones proporcionarán este dato en grados Celsius, en el caso de la temperatura, y en porcentaje en el caso de la humedad relativa. Este sensor es esencial en cualquier estación y debe ser 100% válido. Una estación no calificará si no supera las pruebas termohigrométricas. No se considerará como un factor relevante para la asignación del distintivo de calidad la resolución de este sensor.InstalaciónEl termohigrómetro debe estar situado en el interior de una pantalla tipo Stevenson. Este tipo de pantallas protegen el sensor contra la radiación solar directa a la vez que permite una circulación libre del aire. Pueden ser pantallas comerciales o artesanas, pero sea cómo sea deben ofrecer unas garantías de protección del sensor. Se preferirán las pantallas de doble pared a las de simple, puesto que las de doble cubren la radiación tanto directa como reflejada a la vez que permiten una cámara de aire que facilita la circulación de este. Las pantallas de pared simple no garantizan una buena calidad y Meteoclimatic se reserva el derecho de aceptarla si tiene dudas sobre su efectividad. Una vez protegido el sensor, éste se colocará en un lugar lo suficiente alejado de paredes, chimeneas, salidas de ventilación, equipos de aire acondicionado y suelo del propio edificio (dos metros como mínimo) y a los cuatro vientos y a pleno sol. ¡Recordamos que este sensor debe medir la temperatura del aire, no la radiación que reflejen las paredes y suelo de los edificios!PluviómetroEl pluviómetro es el aparato destinado a medir la cantidad de agua en precipitación. Las estaciones proporcionarán este dato en milímetros o, su equivalente, litros por metro cuadrado. No se considerará como un factor relevante para la asignación del distintivo de calidad la resolución de este sensor.InstalaciónEl pluviómetro debe estar instalado en una zona descubierta, sin obstáculos, horizontal y perfectamente fijado. Se considerará obstáculo cualquier objeto que se interponga en un cono imaginario, con el vértice a la parte inferior sito sobre el pluviómetro y un ángulo de apertura de 45º. La pared más próxima debe estar a un metro de distancia en horizontal, como mínimo. Si este está sujeto en un mástil que lo sobrepase en altura también será considerado un obstáculo, así como si este puede ser sacudido por la fuerza del viento haciendo que pueda marcar precipitación errónea. Para que no haya vuelcos de precipitación no deseados se recomienda unos tensores en el mástil.Conjunto de anemómetro y veletaEl anemómetro y veleta son el conjunto encargado de las medidas eólicas. La veleta es el dispositivo del conjunto encargado de indicar la dirección del viento y, a su vez, el anemómetro es el encargado de medir su velocidad. La veleta indicará el sentido del viento desde su origen, es decir, desde dónde procede. Se podrá indicar tanto en su forma geográfica (N, S, E, W) como en la forma geométrica (grados). En el último caso, el norte serán 0º o 360º, correspondiendo al este, sur y oeste a los valores de 90º, 180º y 270º respectivamente. El anemómetro indicará la velocidad del viento en km/h. No se considerará como un factor relevante para la asignación del distintivo de calidad la resolución de estos sensores.InstalaciónEl conjunto de anemómetro y veleta se instalarán en la parte más alta del edificio, a un metro y medio como mínimo de la base horizontal inferior y sin obstáculos artificiales en su horizontal en los 360º de visión. No se considerarán obstáculos todos aquellos de orígen orográfico. Sí se considerarán obstáculos los de orígen vegetal (árboles, palmeras, etc.)BarómetroEl barómetro es el sensor encargado de medir la presión atmosférica. Las estaciones proporcionarán este dato en hectopascales (hPa) o su equivalente en milibares (mb). Con el fin de unificar criterios y que este sea realmente útil, se proporcionará este dato reducido a nivel del mar. No se considerará como un factor relevante para la asignación del distintivo de calidad la resolución de este sensor.InstalaciónLos barómetros como consejo, deben estar colocados siempre en una estancia que mira hacia el norte, y lejos de lugares donde puede haber vibraciones y fuentes de calorFactores de calibraciónNinguno de los valores de los sensores puede ser modificado por factores de calibración o conversión. Alterar artificialmente los valores originales de los sensores es un error grave y penalizado con la retirada de cualquier reconocimiento de calidad.Distintivos calidad de Meteoclimatic. Sello de calidad Destacada Sello de calidad Termopluviométrica Sello de calidad Termoeólica Sello de calidad Termométrica Sello "En Proceso de Auditoría" Si una estación en un periodo de un mes recibe hasta cuatro avisos en días distintos, (no serán acumulativos los errores en un mismo día, pero si en días diferentes) por un error en uno de sus sensores, Meteoclimatic estudiara la posibilidad de retirar dicho sello siempre y cuando el error sea conocido (los famosos 92Km/hr, los -17,8ºC etc...) También mucha atención a aquellas estaciones que suelen actualizar algún tipo de dato manualmente, ya que si el dato lo cambian muy pronto el error permanecerá durante todo el día en el top 10 y no será admitido este tipo de modificaciones.También será retirada la estrella si en un periodo de un año recibe hasta 12 errores acumulados en días distintos.Los errores llegados por un fallo en las pilas (agotadas) serán analizados pudiendo quedar exentos del error.CÓMO HACER LAS FOTOS PARA LA AUDITORÍA DE CALIDADSi quieres optar a distintivos de calidad para tu estación, es fundamental que el equipo de Meteoclimatic pueda tener una idea clara de la instalación y entorno de la estación. Para ello se te pide que remitas fotografías que reflejen el entorno claramente.y no todas las fotos valen. Si no se pueden ver con claridad la instalación y el entorno, NO se obtendrá distintivo alguno. Así que lee bien estos consejos, toma tu tiempo para hacerlas, y evitarás dudas al equipo de auditoría, al mismo tiempo que tardarás menos en obtener tu distintivo de calidad. En el momento de la auditoría y viendo que hay muchas estaciones sobre chimeneas y que no se puede demostrar el desuso de estas y teniendo alternativas que no ofrecen dudas, no se aceptaran estas instalaciones de cara a una auditoría.Las fotografías adjuntas no pueden pasar de 10, que cada una no exceda de 2 Mb y que el total de adjuntos no sobrepase los 10 Mb. Es aconsejable que dichas fotos tengan una resolución máxima de 800x600 pxLas fotografías deben de ser recientes, no más de 2-3 meses de antigüedad, y tendrán que incorporar el archivo exif íntegro, si no fuese así se rechazará la solicitud1.- Fotos de la instalación.Para la obtención del Sello de Calidad no es necesario ver detalles de la estación. La mayor parte de los modelos de estación son conocidos. Esos detalles puedes incluirlos en tu pàgina web. Lo que Meteoclimatic necesita en este aspecto es:a): La estación estará fijada casi siempre en un poste. En la foto debe salir el poste completo para determinar su instalación.b): Debe quedar claro el tamaño del conjunto. Procura que en la foto salga algún elemento de comparación conocido. Una persona es la referencia idónea.c): Si hay muros, paredes, chimeneas cercanas, etc... DEBEN salir en la foto. No engañes en este tema, la duda del equipo de auditoría se traduce SIEMPRE en la negación del sello de calidad.d): Deben salir todos los elementos que compongan la estación. Si tienes por ejemplo instalado por separado el anemómetro, haz fotos adicionales de él.e): Garitas o pantallas de protección de radiación. Si usas garitas o pantallas comerciales, basta con que se vean en la foto. Si has construido tu propia garita o pantalla SI necesitamos detalles de ella, cuantos más mejor.2.- Fotos del entorno.Son tan importantes o más que las anteriores. La instalación puede ser perfecta, pero si el entorno no es el adecuado, la estación no medirá en condiciones y no podrá obtener su distintivo de calidad. Así que documenta también lo mejor posible el entorno:a): Meteoclimatic necesita vistas de conjunto. Las fotografías se harán los más separadas posible de la estación y mirando hacia ella (ver figura 1.). Debe salir siempre la estación y lo que quede detrás de ella que sea relevante.b): En ocasiones no es tan sencillo separarse de la estación para hacer la foto. En ese caso se hará cerca de ella, pero procurando que salga lo que tiene detrás (ver figura 2).c): Meteoclimatic necesita vistas desde los cuatro puntos cardinales. Al menos una fotografía desde cada uno de ellos (ver figura 3).d): Es muy conveniente, en caso de que se disponga de dispositivos con esta característica, incluir una fotografía panorámica de 360º que muestre todo el entorno de la instalación.e): Si aún así es complicado para ti hacer las fotos, manda las que creas conveniente, pero ten en cuenta que en ese caso tendrás menos posibilidades de obtener tu distintivo de calidad por falta de datos objetivos para el equipo evaluador.Una vez preparada toda la información y fotografías de tu instalación, es hora de confeccionar el mensaje de tu auditoría. Lee atentamente este Tutorial confección Auditoría para completar el proceso. Recuerda que el IR mínimo para optar a Sello de Calidad es 6
Proceso para pasar auditoría y obtención de Sello Meteoclimatic a la Calidad Meteoclimatic retoma la concesión de distintivos de calidad a las estaciones que forman parte de la red. El método a seguir a partir de ahora tiene algunas modificaciones sobre anteriores procesos de auditoría, así que rogamos a todos los solicitantes que lean atentamente todos los puntos, y que cumplan rigurosamente con el protocolo aquí descrito, ya que ahorrará tiempo tanto a los solicitantes en pasar la auditoría como al equipo auditor en realizar su trabajo.Exactamente el mismo proceso descrito aquí tienen que seguir aquellos observadores que dispongan de pluviómetro o termómetro para la corrección manual, y quieran que se les acepte para su distinción en su perfil. Pasos a seguir:1.- El sitio web donde se va a realizar íntegramente las auditorías es: http://audit.meteoclimatic.net. Así que si quieres pasar la auditoría de tu estación, lo primero es registrarse. Previamente debes haber leído las Normas para pasar Auditoría .2.- El índice IR mínimo para optar por el sello de calidad es de 6. Así que rogamos se abstengan de enviar solicitudes con IR<6 ya que serán borradas.3.- En el foro Solicitud Sello «Meteoclimatic» a la Calidad es donde el solicitante tiene que crear un tema con todos los datos y fotos necesarios para pasar auditoría. Dicho tema tiene obligatoriamente que seguir el formato indicado en el siguiente dibujo:Recuerda que las fotografías adjuntas no pueden pasar de 10, que cada una no exceda de 2 Mb y que el total de adjuntos no sobrepase los 10 Mb. Es aconsejable que dichas fotos tengan una resolución máxima de 800x600 pxUna vez confeccionado el asunto y cuerpo del mensaje, al pulsar publicar, os aparecerá una advertencia diciendo que el mensaje está Pendiente de Aprobar. Pulsar en Aceptar y listo. En todo el proceso seguirá Pendiente de Aprobar, así que eso es normal.4.- Una vez publicado, el tema será visible sólo por el solicitante y por el equipo de auditores, y permanecerá en el foro de Solicitud hasta que le llegue el turno. En el momento que comience la auditoría, el tema será movido al foro interno (aparecerá el icono en la lista de estaciones) y ya no será visible por el solicitante. El turno será por riguroso orden de llegada, y el tiempo que puede permanecer en espera en el foro de Solicitud puede ser variable, dependiendo de la carga de trabajo del equipo auditor. Asimismo el tiempo que permanezca en deliberaciones es también variable, y que evidentemente será menor según la calidad en la información suministrada por el solicitante, y en que las fotografías muestren claramente la instalación y su entorno. Así que rogamos paciencia a todos los solicitantes.5.- Una vez realizada la auditoría:en caso que sea positiva, se otorgará el sello correspondiente. Recuerda que si haces algún cambio futuro en la instalación ya sea por cambio de modelo o ubicación de los sensores tienes que volver a realizar el proceso de auditoría, indicando que tu estacion ya tiene Sello de Calidad. En cualquier caso, Meteoclimatic se reserva el derecho a anular el Sello si aprecia claramente algún cambio de instalacion no informado.en caso que sea negativa, se solicitarán más fotos o datos al interesado. Esta comunicación se hará en el mismo tema que realizó el solicitante, es decir, en el foro de Solicitud, que en ese momento volverá a ver el tema que creó, junto con la respuesta solicitando más información (recibirás un correo electrónico notificándolo). A partir de ese momento, dispones de 15 días para incluir la información solicitada, respondiendo en el tema en cuestión. Si pasado ese tiempo no se recibe respuesta, la auditoría pasará a archivarse. En este caso, cuando el interesado disponga de la información solicitada, tendrá que abrir un nuevo tema, quedando en espera hasta que le llegue el turno. Una vez resueltos estos casos dudosos, se procederá según su resultado, ya sea positivo o negativo finalmente. Si no se está de acuerdo con el sello otorgado, se considera que se puede optar a un sello de calidad superior o simplemente quiere uno informarse de las modificaciones que se deberían hacer en la instalación para optar a un sello de calidad superior, basta con repasarse este protocolo para ver donde se ha fallado, si en la instalación o en que las fotos no son lo suficientemente explícitas. Si aún así no te quedará claro, siempre puedes volver a pasar el proceso de auditoría con las mejoras realizadas.Con todo esto el equipo de Meteoclimatic volvería a evaluar la estación, otorgando en consecuencia y si procede el nuevo sello de calidad. Páginas: [1] 2 3 ... 10 SMF 2.0.8 |

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución