Source: https://www.mesurex.com/sensores-distancia-posicion-deplazamiento-triangulacion-laser
Timestamp: 2019-01-17 05:52:38+00:00

Document:
Sensores de distancia | Triangulación Láser | Mesurex
Triangulación Laser | Sensores de distancia sin contacto
Estos sensores se basan en el principio de triangulación óptica para medición de desplazamiento sin contacto. El sensor emite un rayo láser en un punto sobre la superficie del objetivo. Este punto es reflejado sobre un detector lineal muy sensible. El cambio en la posición del punto láser se visualiza en el detector y es procesado por un procesador de señal.
https://www.youtube.com/watch?v=F6Loard7b7I
Sistemas de corte de madera
Desgaste en motores
Perfil de ruedas de acero
Medición precisa de tuberías
Inspección de hélices marinas
Medición de bloques de hormigón
Control de calidad en laminación
El optoNCDT 1320 es un nuevo sensor de triangulación láser con un tamaño compacto para mediciones de desplazamiento, distancia y posición. Debido a su tamaño extremadamente compacto, incluyendo el controlador integrado, el sensor también puede estar integrado en un espacio de instalación limitado.
Debido a su bajo peso, el optoNCDT 1320 es idealmente adecuado para aplicaciones en las que se producen aceleraciones elevadas, por ejemplo, en el brazo de robot o en pick-and-place máquinas.
El optoNCDT 1320 ofrece una alta precisión de medición y las ratios ajustables de hasta 2 kHz. El Auto objetivo de Compensación (Auto Target Compensation-ATC) proporciona el control de señales de distancia estable sin que le afecte el color o el brillo. Objetos muy pequeños pueden ser detectados de forma fiable, debido al pequeño tamaño del punto de medición.
Los modelos optoNCDT 1320 permiten la puesta en marcha del sensor rápido con sólo unos pocos clics utilizando el botón del sensor multifunción. Una interfaz web intuitiva permite al usuario llevar a cabo los ajustes del sensor prolongado. Los tipos de superficie más comunes se pueden seleccionar mediante ajustes preestablecidos. El slider de calidad permite que el sensor sea adaptado procesos estáticos y dinámicos.
La combinación de la velocidad, tamaño, rendimiento y variedad de aplicación define una nueva clase de sensores láser. El concepto de sensor inteligente único en el mundo combina una interfaz web integrada con un sensor de tamaño compacto. La excelente relación precio / rendimiento permite nuevos campos de aplicación, especialmente para aplicaciones de alto volumen en integración de máquinas y automatización de fábricas.
Rangos de medida (mm): 10 | 25 | 50 | 100
Linealidad máxima: 12 µm
Repetitividad de 1μm
Tasa de medición : 2 kHz
Tamaño compacto con electrónica integrada
Sensor con 3 metros de cable con puntas
Trigger de entrada
Medición sin contacto del espesor del aluminio
Catalogo optoNCDT
Datasheet optoNCDT 1320
Manual optoNCDT 1320
El optoNCDT 1420 ofrece una combinación única de velocidad, tamaño, rendimiento y versatilidad de aplicación para las mediciones de desplazamiento, distancia y posición. El sensor de triangulación compacto logra una alta precisión de la medición y las tasas de medición de hasta 4 kHz.
El tipo de conector seleccionable, i.e.c. cable o cable flexible de conexión, junto con un tamaño compacto reduce el esfuerzo de instalación del sensor. El Auto objetivo de Compensación (Auto Target Compensation-ATC) garantiza resultados de medición estables independientemente de cambiar los colores de superficie o brillo. El sistema óptico de alto rendimiento genera un pequeño punto de luz, que permite incluso detectar los componentes más pequeños de forma fiable.
El tamaño compacto combinado con bajo peso abre nuevos campos de aplicación. Así como la tensión analógica, salidas de corriente y una interfaz RS 422 digital permiten integrar el sensor en sistemas de la planta o de control de máquinas. Debido a las posibilidades de ajuste y evaluación seleccionables, el optoNCDT 1420 cumple con los requisitos para su uso en aplicaciones OEM de alto volumen.
Todos los modelos optoNCDT 1420 se accionan mediante una interfaz web intuitiva. Las pre configuraciones y un deslizador de calidad para la selección de la tarea de medición permiten la configuración de los parámetros del sensor. Hasta ocho configuraciones de sensores específicos de usuario pueden ser almacenados y exportados en la gestión de configuración.
Los set ups pueden ser rápidos y fácilmente de guardar, cargar y transferidos a otros sensores. La pantalla de señal de vídeo, la selección de pico de señal y un promedio de la señal de ajuste libre permiten optimizar adicionalmente las tareas de medición. La función ROI (región de interés) permite, por ejemplo, filtrar las señales de interferencia de fondo. El botón multifunción del sensor permite una rápida puesta en servicio para tareas de medición sencillas.
Rangos de medición (mm) 10 | 25 | 50 | 100 | 200
Linealidad de 8 μm
Reproducibilidad de 0.5 μm
Tasa de medición de 4 kHz
Sensor compacto con electrónica integrada
Cable pigtail de 0,3 m con conector M12 o cable del sensor integrado de 3m con puntas
Pre ajustes predefinidos en la interfaz web
Datasheet optoNCDT 1420
Manual optoNCDT 1420
Los sensores de triangulación láser optoNCDT 1420 ofrecen una combinación única de velocidad, tamaño, rendimiento y versatilidad de aplicación. Con el fin de abrir nuevos mencionados campos de aplicación, los sensores compactos ya están disponibles en la clase de láser 1 en los rangos de medición inferiores.
Independientemente de si los sensores se utilizan próximos a los operarios, o para mediciones en superficies sensibles – láser clase 1. Los sensores cumplen los requisitos sobre rendimiento de láser irradiado junto con la alta resolución y linealidad.
Rangos de medición (mm) 10 | 25 | 50
Linealidad desde 8μm
Repetitividad desde 0.5μm
Velocidad de medición 4kHz
Cable pigtail de 0.3m con conector M12 o cable sensor integrado de 3m con extremos abiertos
Presets predefinidos e individuales en la interfaz web
Laser clase 1: potencia radiada max. 390μW
Datasheet optoNCDT 1420-CL1
El analógico optoNCDT 1610 y 1630 sensores láser están fabricados especialmente para procesos rápidos. La matriz PSD extremadamente rápida proporciona una velocidad máxima de medición.
Rangos de medida LD 1610 (mm): 4 | 10 | 20 | 50 | 100
Rangos de medida LD 1630 (mm): 4 | 10 | 20 | 50
Linealidad máx. 8 μm
Resolución máx. 0.2 μm
Respuesta de frecuencia máx. 100 kHz
Para procesos rápidos y dinámicos
Interfaz de salida analógica y Ethernet (opcional)
Ideal para mediciones de vibración
Software para lectura de datos de medición
Datasheet optoNCDT 1610/1630
Manual optoNCDT 1610/1630
Los nuevos sensores láser optoNCDT 1750-500 y 1750-750 abren muchos otros campos de aplicaciones de desplazamiento óptico y mediciones de distancia. Dependiendo del modelo, los rangos de medición ahora se extienden de 2 mm a 750 mm.
Este robusto y potente sensor láser está especialmente diseñado para aplicaciones industriales y de automatización, permitiendo mediciones en superficies difíciles como plásticos y cerámicas semitransparentes, material de PCB, plásticos reforzados con fibra de carbono y vidrio. El sensor funciona casi independientemente del material y el color. Su flexibilidad lo hace adecuado para tareas de inspección de calidad en tiempo real en casi cualquier industria, como producción de productos electrónicos, automoción, envasado, construcción de maquinaria o tecnología de automatización.
Datasheet optoNCDT-1750
Manual optoNCDT-1750
El optoNCDT 2300 es el último modelo de alta precisión de la gama de sensores de triangulación láser de Micro-Epsilon. Esta nueva serie ofrece tasas de medición ajustable hasta 49,02 kHz. Una de las claves, la ventaja única del sensor es que todos los componentes electrónicos están integrados en el sensor compacto.
La nueva función de A-RTSC (Compensación avanzada de superficie a tiempo real) es un desarrollo adicional de tecnología probada, y el RTSC con su gama dinámica mejorada, permiten una compensación de superficie en tiempo real más preciso durante las mediciones.
Los valores de umbral del área de compensación se pueden ajustar fácilmente usando el software proporcionado. La salida de datos se realiza a través de Ethernet, RS422 o EtherCAT. La configuración del sensor se realiza mediante una interfaz de navegador web ergonómica fácil de usar.
El optoNCDT 2300 está especialmente ajustado para aplicaciones de alta velocidad, tales como el seguimiento de las vibraciones, o mediciones en superficies difíciles y exigentes. Así como mediciones de superficies reflectantes, mediante el uso del software de evaluación multi- peak, el sensor también se puede utilizar para mediciones de espesor de un solo lado de materiales transparentes.
Rangos de medición (mm): 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200
Linealidad máx. 0.4 μm
Resolución máx. 0.03 μm
Intervalo de medición ajustable hasta 49,02 kHz
Salidas: Ethernet, RS422 o EtherCAT
Salida analógica a través de C-Box / CSP 2008
A-RTSC (Compensación avanzada de superficie a tiempo real)
Calibración especial de acuerdo con la normativa DIN 32877
Datasheet optoNCDT-2300
Manual optoNCDT 2300
La nueva tecnología de Blue Laser permite a los sensores, resultados de medición precisos y fiables sobre metales de silicio incandescentes y al rojo vivo. El láser azul-violeta ofrece ventajas. Incluso en el caso de las mediciones que se efectúan en materias orgánicas, tales como chapas, madera o piel, el láser azul hace una contribución importante con respecto a la precisión. Al tiempo que permite una mayor estabilidad, la luz láser azul no penetra en el objeto de medición, gracias al láser azul-violeta reducido.
Los sensores láser azul que pertenecen a la serie optoNCDT 1700BL están diseñados para de la distancia en procesos de producción rápida, desplazamiento y posición metales al rojo vivo. Los sensores están equipados con nuevas lentes de gama alta, control del láser y algoritmos de evaluación.
Rangos de medición (mm): 20 | 50 | 200 | 500 | 750 | 1000
Linealidad máx. 16 μm
Resolución máx. 1.5 μm
La tecnología de láser azul
Compacto, con regulador integrado
Intervalo de medición configurable hasta 2,5 kHz
Compensación en tiempo real para cambio de superficies (RTSC)
Programación libre gratuita
Datasheet optoNCDT 1700BL
Manual optoNCDT 1700
La nueva tecnología de Blue Laser permite a los sensores, resultados de medición precisos y fiables sobre metales de silicio incandescentes y al rojo vivo. El láser azul ayuda a lograr una alta precisión para mediciones en materiales orgánicos, tales como chapas, madera o piel. La longitud corta de onda del láser azul-violeta impide que la luz penetre en el objeto de medición, consiguiendo así que la luz sea mucho más estable.
El optoNCDT serie 2300 BL de alta calidad funciona a una velocidad de medición de hasta 49 kHz y es perfecto para mediciones precisas de objetos en movimiento rápido. Como el controlador está integrado en la carcasa del sensor, el sensor es apropiado para el montaje en espacios restringidos.
El sistema se maneja a través de una interfaz web que se dirige por medio de una interfaz Ethernet. Esta interfaz web permite realizar los ajustes para el procesamiento de valores medidos y señales, por ejemplo, características de selección, filtrado y enmascaramiento de pico para la señal de vídeo.
Rango de medición (mm): 2 | 5 | 50
Linealidad máx. 0.6 μm
Medición de frecuencia ajustable hasta 49.02 kHz
Salidas: Ethernet, EtherCAT y RS422
Adaptación rápida a los tipos cambiantes de superficie por medio de la avanzada RTSC
Datasheet optoNCDT 2300BL
El nuevo optoNCDT 2300-2DR utiliza luz láser azul y está especialmente diseñado para mediciones de desplazamiento y distancia en superficies que reflejan. En superficies reflectantes y brillantes, el sensor funciona a alta velocidad y proporciona la máxima precisión en el rango de nanómetros.
Además, el sensor láser optoNCDT 2300-2DR tiene una característica única ya que es el único sensor láser de su clase que refleja directamente superficies en las que toda la electrónica está integrada en una carcasa compacta.
El sensor láser optoNCDT 2300-2DR esta especialmente diseñado para objetivos reflectantes y brillantes. El sensor se utiliza, por ejemplo, en medidas de espesor de vidrio plano, mediciones de distancia en vidrio recocido y monitorización de ensamblaje de piezas extremadamente pequeñas.
Con una velocidad de medición de hasta 49kHz, el sensor es ideal para tareas de monitorización de procesos. Al operar con la Compensación Avanzada en Tiempo Real-superficie (A-RTSC), el sensor permite una compensación precisa en tiempo real de la superficie en diferentes tipos de superficies. La salida de datos es a través de Ethernet, RS422 o EtherCAT. El sensor funciona con la unidad de procesamiento de señal C-Box / 2A, también está disponible una salida analógica.
El nuevo sensor láser se basa en una instalación paralela al objeto de medición. La luz láser azul se refleja directamente en la óptica de recepción por el objeto de medición. A diferencia de la luz láser roja, la luz láser azul no penetra el objeto de medición. Un punto agudo se proyecta sobre la superficie, lo que permite una señal estable en el elemento receptor. Por lo tanto, el sensor es capaz de medir a resolución nanométrica. Además, el tamaño del punto láser extremadamente pequeño permite al sensor detectar objetos muy pequeños. Además de su tecnología de sensores de alta precisión, el tamaño del sensor hace que el nuevo optoNCDT 2300-2DR sea único. Esta clase de sensores, son los únicos sensores láser en todo el mundo para superficies directamente reflectantes, cuya electrónica completa está integrada en una carcasa compacta.
Rango de medición 2 mm
Linealidad 0.6μm
Resolución 30nm
Velocidad de medición ajustable hasta 49 kHz
Entrada / Salida: RS422, Ethernet, EtherCAT
Salida analógica a través de C-Box / 2A
Adaptación rápida a tipos de superficies que cambian rápidamente utilizando Advanced RTSC
Datasheet optoNCDT 2300-2DR
El optoNCDT 1750 LL es un sensor láser especial para metales brillantes y superficies estructuradas. La mancha láser ovalada facilita una medición particularmente fácil y precisa en superficies metálicas brillantes u objetos estructurados.
Rangos de medición (mm): 2 | 10 | 20 | 50
Linealidad máx. 2μm
Resolución máx. 0.1μm
Velocidad de medición ajustable hasta 2.5kHz
Mediciones precisas en superficies metálicas
Lente especial para punta láser ovalada
Medición de distancia en superficies estructuradas
Compensación en tiempo real en superficies cambiantes (RTSC)
Datasheet optoNCDT 1750LL
Los sensores láser de la serie optoNCDT 2300LL usan una línea de láser muy pequeña en lugar de las manchas láser comunes. Debido a esta línea de láser, el optoNCDT 2300LL también es muy adecuado para mediciones precisas de distancia y desplazamiento en superficies brillantes, porosas o rugosas.
Debido a la alta tasa de medición de hasta 49 kHz, es posible aplicar el sensor de manera confiable en procesos rápidos. La parametrización del sensor láser se realiza a través de la interfaz web que se contacta a través de la interfaz Ethernet. A través de la interfaz web, se ofrecen numerosas posibilidades para el valor de medición y el procesamiento de la señal.
Linealidad máx 0.6μm
Resolución máx. 0.03μm
Velocidad de medición ajustable hasta 49.140 kHz
Interfaces: Ethernet, EtherCAT, RS422, analógico a través de C-Box / CSP2008
Óptica especial para línea de láser pequeña
Mediciones precisas en superficies metálicas y rugosas
Compensación de superficie avanzada en tiempo real (A-RTSC)
Datasheet optoNCDT 2300LL
Los sensores láser optoNCDT 1710-1000. El sensor puede medir un rango de trabajo de 1.000 mm. El punto inicial de medición es de 1.000 mm desde el cuerpo del sensor, lo que significa que los objetos de hasta 2 m de distancia se puede medir. El controlador está integrado en la carcasa del sensor por lo que no se requiere un procesamiento electrónico externo.
El sensor trabaja con compensación de superficie automática en tiempo real, el RTSC auto adapta la intensidad del láser a la superficie que se mide. Además incorpora, programación libre gratuita para el sensor, lo que lo hace aún más flexible de cara a la integración.
Piezas de grandes dimensiones o zonas en las que sea necesario mantener la distancia
Objetivo al vacío – el sensor puede medir a través de ventanas de visualización
Objeto a altas temperaturas
Mediciones de proceso en superficies difíciles
Rangos de medición (mm): 1000
Linealidad máx. +/- 1 mm
Resolución máx. 100μm
Inicio de rango de medición, SMR: 1m
Datasheet optoNCDT 1710-1000
Los optoNCDT 1710 y 2310, sensores láser de largo alcance, están diseñados para aplicaciones donde se requiere una distancia máxima de medición. Sin embargo, el rango de medición relativamente pequeño, facilita la medición extremadamente precisa a gran distancia.
Rango de medición optoNCDT 1710 (mm): 50
Rangos de medición optoNCDT 2310 (mm): 10 | 20 | 50
Resolución 0.5 μm
Larga distancia de base con rango de medida pequeña
Intervalo de medición de alta resolución y larga distancia
Compensación para superficies cambiantes
Sensor de distancia de seguridad para partes móviles
Datasheet optoNCDT 1710-50
Datasheet optoNCDT 2310
Los sensores de espesor se utiliza para medición sin contacto en metales y plásticos. Debido a su tamaño extremadamente compacto, estos sistemas de sensores, de llave en mano, también se puede integrar fácilmente en espacios restringidos de instalación.
Usando la medición de espesores láser-óptica, el sistema mide la superficie del material desde arriba y abajo. El principio de la diferencia aplicada permite que el espesor del material sea determinado. Una unidad de evaluación integrada en el marco, calcula los valores de espesor analógico, a través de la tensión y corriente, o en formato digital a través de Ethernet.
Esta nueva clase de sensor de nivel de entrada permite la medición de espesores de alta precisión, y se han introducido al mercado acompañado por una excelente relación precio / rendimiento. La interfaz web intuitiva ofrece el nuevo sensor de espesor con mayor facilidad de uso, y permite al usuario cargar pre-ajustes individuales para la tarea de medición. Hasta ocho parámetros de los sensores específicos de usuario pueden ser almacenados y exportados dentro de la función de gestión de configuración. La tarea de medición puede ser optimizada usando la selección pico de la señal y promedio de la señal de ajuste libre.
Rangos de medida: 10 mm | 25 mm
Anchos de medición: 200 mm | 400 mm
Fácil integración: inmediatamente listo para el uso debido a componentes perfectamente armonizados
Datasheet thicknessSENSOR
Manual thicknessSENSOR

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución