Source: https://estaciondemeteorologia.com/comparativa-davis-vantage-vue-vs-oregon-scientific-wmr300/
Timestamp: 2018-01-19 22:51:34+00:00

Document:
Comparativa entre Davis Vantage Vue 6250 vs Oregon Scientific WMR300. - estaciondemeteorologia.com
Davis VantageEstaciones meteorologicas profesionalesOREGON SCIENTIFIC 16 enero, 2017 Cultura y Tecnología Meteorológica 4
analisis davis vantage vue1 analisis oregon scientific wmr3001 comparativa davis vantage vue vs oregon scientific wmr3001 Davis Vantage Vue4 estaciones meteorológicas profesionales3 oregon scientific wmr3002 Sin categoría36
¿Cuál es mejor? Davis Vantage Vue vs Oregon Scientific WMR300.
1 ¿Cuál es mejor? Davis Vantage Vue vs Oregon Scientific WMR300.
1.1 ¿Cuáles son las características diferenciadoras de las estaciones meteorológicas profesionales?
1.2 ¿Para quién está recomendada una Davis Vantage Vue o Oregon Scientific WMR300?
1.3 Estación meteorológica Davis Vantage Vue 6250.
1.4 Estación meteorológica Oregon Scientific WMR300.
1.5 Comparativa técnica entre Davis Vantage Vue vs Oregon Scientific WMR300.
1.6 Dificulta de instalación.
1.7 Consola principal y pantalla.
1.8 Información sobre las tendencias meteorológicas.
1.9 Sistemas de calibración y autodiagnóstico.
1.10 Conexión al PC.
1.11 Memoria de la consola principal.
1.12 Opiniones de clientes:
1.13 MIS CONCLUSIONES:
Mucho se habla en el mundo a los aficionados a la estación meteorológica de estás dos estaciones meteorológicas:
Davis Vantage Vue y la Oregon Scientific WMR300.
Sin lugar a dudas se tratan de unas de las mejores en su segmento por no decir directamente las mejores (no vaya a ser que se me olvide alguna). Para mí están encuadradas dentro del sector de estaciones meteorológicas profesionales, hablando siempre desde el punto de vista y alcance de los aficionados. En todos los casos las dos son una buena comprar pero con este articulo quiero hacer una análisis más completo de sus características y ofrecer a los posibles aficionados una herramienta para decidir que comprar.
¿Cuáles son las características diferenciadoras de las estaciones meteorológicas profesionales?
En otros artículos, intente desgranar los diferentes segmentos que en mi opinión existen y que cada fabricante hace su apuesta de una manera u otra. El mundo de las estaciones meteorológicas no es muy dinámico con respecto a novedades, tal vez en EE. UU más porque fabricantes como Acurite sí que están constantemente sacando novedades (¡Ojalá vendan algún día en Europa!) por lo tanto tampoco no hay muchos modelos donde elegir y muchas veces depende de lo que podemos gastarnos y cómo podemos colocarla en nuestra casa.
A continuación, os expongo las principales características de las estaciones meteorológicas profesionales:
Precisión de los datos: Algunas de ellas se utilizan de forma oficial en otros países o están homologados por organismos oficiales.
Resistencia: Sus materiales son de gran durabilidad y resistentes ante las inclemencias del tiempo más severas.
Rango de registro de datos: Disponen de una mayor capacidad de registro de datos que las estaciones meteorológicas convencionales.
Autonomía de funcionamiento. Gracias a paneles solares y la optimización de su electrónica.
Complejidad en la instalación. Si se quieren obtener datos de calidad es necesario realizar una instalación adecuada.
Gestión de multitud de alertas meteorológicas.
Escalables. Posibilidad de añadir más sensores.
Gran alcance de los sensores.
Aportación de multitud de datos.
Frecuencias de actualización de datos.
Garantía y soporte del fabricante. Los fabricantes de estas estaciones están dedicados a estos productos por lo que prestan sus mejores servicios y soportes.
Calibración. Es posible hacer calibraciones con el fabricante o auto calibrarlas adecuadamente.
Estas son las principales características de estas estaciones y otra es su preció ya que pueden superar los 500€, es algo que hay que tener muy en cuenta.
¿Para quién está recomendada una Davis Vantage Vue o Oregon Scientific WMR300?
Este tipo de estaciones meteorológicas las recomendaría a todas aquellas aficionadas a la meteorología que tengan la necesidad de saber lo que ocurre con el tiempo en cada momento y además necesitan una precisión mayor de los datos meteorológicos. Seguramente quien esté pensando en comprar una Davis Vantage Vue o una Oregon Scientific no sea su primera estación meteorológica es por ello que sabrá seguramente cómo funcionan y que aspectos son importantes para él.
En otros casos en los cuales recomendaría esta estación meteorológica son:
Estación meteorológica ideal agricultores y ganaderos que desean controlar las condiciones meteorológicas de su entorno.
Ideal para el sector vinícola y frutal. De esta forma se pueden controlar y estudiar los datos meteorológicos y ver cómo afectan a la calidad de las cosechas.
Empresas y fabricas que realizan parte de su actividad al exterior y necesitan controlar las situaciones meteorológicas para planificar sus actividades, por ejemplo, en estos sectores:
Minería, logística, construcción civil y de infraestructuras, transportes urbanos.
Recomendada para actividades al aire libre que requieran de cierta previsión.
Campos de entrenamiento y juego de futbol, baloncesto, atletismo y gimnasios.
Estación meteorológica Davis Vantage Vue 6250.
La Davis Vantage Vue 6250 es la niña pequeña y bonita del fabricante Davis Instrument. Es el modelo más económico de este fabricante, pero eso no supone que no esté a la altura, para nada. Se trata sin lugar a dudas una de las estaciones meteorológicas favoritas de muchos aficionados a la meteorología.
Davis ha desarrollado una estación estable, con pocos problemas reportados y muy fiable en cuestión de datos, esto al final se ha ganado la confianza de mucha gente por todo el mundo.
En un artículo anterior hice un análisis completo de la Davis Vantage Vue 6250:
¿Qué podemos destacar de la Davis Vantage Vue?
Estos son sus puntos fuertes y que posteriormente compararemos con la Oregon Scientific WMR300:
Información precisa sobre las tendencias de las variables meteorológicas.
Conjunto de sensores exteriores todo en uno.
estacion-meteorologica-davis-vantage-vue
Estación meteorológica Oregon Scientific WMR300.
La Oregon Scientific WMR300 es en cambio la hermana mayor de todas las estaciones meteorológicas y nació para pelearse contra las Davis Vantage Vue y destinada a sectores profesionales. Para ello avalaron la calidad de sus datos con el NIST (National Institute of Standards and Technology), se trata de una agencia de la Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El objetivo de esta institución es “promover la innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante avances en metrología, normas y tecnología de forma que mejoren la estabilidad económica y la calidad de vida.” Entre los aspectos curiosos de este instituto fue que estudiaron las causas de la caída de las torres gemelas posteriormente al choque de los aviones en los atentados del 2001 en Nueva York, en donde analizaron las causas del colapso total de los edificios.
Volviendo a la WMR300, como hemos dicho es el producto de mayor gama que tiene el fabricante Oregon Scientific por lo tanto parece suponer que han puesto todos sus conocimientos en ella para sacar el mejor producto posible, así han hecho también la mercadotecnia sobre ella.
En este artículo hice un análisis completo de la Oregon Scientific WMR300:
¿Qué podemos destacar de la Oregon Scientific WMR300?
Estos son los aspectos más destacables y diferenciadores de esta estación:
Precisión de las variables meteorológicas. Avaladas por el NIST.
Sensores con 300 metros de alcance.
Capacidad del registrador de datos interno (datalogger) 3 años si la frecuencia es cada 60 minutos.
Alarmas configurables de todas las variables.
Escalabilidad: Hasta 8 sensores de temperatura y humedad para la misma unidad.
Pantalla con información de todas las variables.
Como veis las dos tienen sus buenos argumentos y características diferenciadoras.
Comparativa técnica entre Davis Vantage Vue vs Oregon Scientific WMR300.
Ahora vamos a analizar y comparar los puntos más importantes que considero:
Unidades principales.
Aquí tenemos los precios que suelen rondar netos de las dos estaciones meteorológicas:
Davis Vantage Vue 6250 A partir de unos 440€
Oregon Scientific WMR300 A partir de unos 495€*
Software de análisis y visualización meteorológica.
Para la Davis Vantage Vue 6250.
Weatherlink USB (sistema de registrador de datos para conectarlo al ordenador via usb y enviar datos a internet) *. Incluye software. A partir de 190€
WEATHERLINK IP. Envió automático de datos a través del modem. A partir de 329€
* Para poder enviar los datos a internet continuamente necesitamos que el ordenador este encendido y conectado a internet.
Para la Oregon Scientific WMR300.
Weather OS PRO* (Sin posibilidad de enviar datos a internet) Incluido.
Weather Display 32. Posibilidad de envió de datos a Internet con el ordenador encendido. 56€ ($60US)
Como veis, la Vantage Vue es más económica si solo se compra la unidad principal pero no tiene conexión al ordenador ni software como la WMR300 que si lo tiene.
Por lo tanto, si queremos compararlas con las mismas características y que las dos tengan software que envié datos a internet, deberíamos tener en cuenta que:
Davis Vantage Vue + Weatherlink USB = 630€ aproximadamente. (depende de ofertas del momento, variación euro/dolar).
Frente a la Oregon Scientific:
Oregon Scientific WMR300 + Weather Display 32 = 551€
Precisión de datos.
Este es el resumen de la comparativa de la precisión de la Oregon Scientific WMR300 y la Davis Vantage Vue.
Variables con la misma precisión: 6 variables.
Dirección del viento, Temperatura Interior, Temperatura exterior, Humedad interior, Humedad exterior y Presión atmosférica.
Variables donde la Davis Vantage Vue es más precisa.
Precipitación caída. Entre el 4% y el 1%. Vs 5%
Variables donde la Oregon Scientific es más precisa.
Velocidad del viento. 1 m/s vs +/- vs 0.9m/s.
Variables donde no hay datos disponibles de la Oregon Scientific WMR300.
Punto Rocío, Índice de calor, Sensación térmica, Tiempo, Fecha.
Variable Precisión Davis Vantage Vue Oregon Scientific WMR300
Dirección del viento 3° 3º
Velocidad del viento 2 mph, 2 kts, 3 km/h, 1 m/s o ±5%. +/- 0.9m/s (por debajo de 18m/s) +/- 5% (por encima de 18m/s)
Temperatura Interior 0.5°C +/- 0.5˚C o 1˚F, típicamente a temperatura ambiente
Temperatura exterior 0.5°C +/- 0,5 ˚C
Humedad interior ±3% (De 0 a 90% humedad relativa) y ±4% (de 90 to 100% humedad relativa). Coeficiente de temperatura: 0.05% por °C, referencia 20°C +/-3% (típicamente) @ 25˚C
Humedad exterior ±3% (De 0 a 90% humedad relativa) y ±4% (de 90 to 100% humedad relativa). Coeficiente de temperatura: 0.05% por °C, referencia 20°C 3%
Presión atmosférica 0.03” Hg; 0.8 mm Hg 1.0 hPa; 1.0 mb +/- 1mb/hPa entre 677 y 1.016hPa
Punto Rocío 1.5°C Sin datos.
Índice de calor 1.5°C Sin datos.
Sensación térmica 1°C Sin datos.
Precipitación caída. Entre el 4% y el 1%. Cuando el índice está por debajo de 5 pulg/h
Ratio de precipitación 5% cuando el ratio es inferior a 5”/hr.; 127 mm/hr ±5% o ±0.04 pulg/h (1 mm/h) si el índice está por debajo de 5 pulg/h (127 mm/h)
Tiempo 8 segundos/mes Sin datos
Fecha 8 segundos/mes Sin datos.
Resolución de datos.
La resolución de datos es la cifra mínima que proporciona como información.
En resumen, estas son las comparativas:
Variables con mayor resolución en Davis Vantage Vue: Ninguna.
Variables con mayor resolución de la Oregon Scientific WMR300:
Velocidad del viento: 0,1 mph vs 0,1 mph.
Presión atmosférica: 0,1 mb/hPa vs 0.7 hPa vs.
Misma resolución:
Dirección del viento, Temperaturas interior y exterior, humedades relativas interiores y exteriores, Precipitación caída, Ratio de precipitación, Tiempo y Fecha.
Variables sin datos de la Oregon Scientific WMR300:
Punto Rocío, Índice de calor, Sensación térmica.
Variable Resolución de Davis Vantage Vue Resolución Oregon Scientific WMR300
Dirección del viento 1° 1º
Velocidad del viento 1 mph; 1 kt; 0.5 m/s; 1 km/h 0,1 mph o 0,1 nudo o 0,1m/s
Temperatura Interior 0.1°C 0.1˚C o 0.1˚F (nota: ˚F está convertido desde una pantalla 0.1˚C)
Temperatura exterior 0.1°C 0,1˚C
Humedad interior 1% 1%
Humedad exterior 1% 1%
Presión atmosférica Ratios de cambio: Rapidamente: ³.06” Hg; 1.5 mm Hg; 2 hPa; 2 mb Lentamente: ³.02” Hg; 0.5 mm Hg; 0.7 hPa; 0.7 mb 0,1 mb/hPa ,0,01 inHg, 0,1 mmHg
(nota: inHg y mmHg se convierten desde la resolución de la presión 0,1 mb)
Punto Rocío 1°C SIN DATOS
Índice de calor 1°C SIN DATOS
Sensación térmica 1°C SIN DATOS
Precipitación caída 0.01”; 0.2 mm (1mm sobre un total de 2000 mm) 0,01 pulgadas (0,254mm)
Ratio de precipitación 0.01”; 0.1 mm 0,01 pulgadas (0,254mm)
Tiempo 1 minuto HH:MM:SS
Fecha 1 día DD:MM:YY
El rango de datos es el margen de adquisición de datos de las variables que tiene.
Precipitación caída. 0~393.6 pulgadas vs 199.99”; 6553 mm.
Dirección del viento, Temperaturas interior y exterior, humedades relativas interiores y exteriores, Ratio de precipitación, Presión atmosférica, Tiempo y Fecha.
Variables son datos de la Oregon Scientific WMR300:
Variable Rango de la Davis Vantage Vue Rango de la Oregon Scientific WMR300
Dirección del viento 0 a 360° 0 a 360°
Velocidad del viento 2 a 180 mph; 2 a 156 kts 3 a 290 km/h, 1 a 80 m/s 0~80m/s
Temperatura Interior De 0 a +60°C 0˚C a 60˚C
Temperatura exterior -40° to +65°C -40˚C a 65˚C
Humedad interior 1 a 100% 0% a 99%RH
Humedad exterior 1 to 100% 0% to 99%RH
(cada 3 horas) 16” to 32.5” Hg;
Punto Rocío -76° to +54°C SIN DATOS
Índice de calor -40° to +74° C SIN DATOS
Sensación térmica -79° to +57°C SIN DATOS
Precipitación caída to 199.99”; 6553 mm 0~393.6 pulgadas
Ratio de precipitación Hasta 40”/hr.; 1016 mm/hr 0, 0,04 pulg/h (1 mm/h) a 40 pulg/h (1016 mm/h)
Tiempo 24 horas 0 a 360°
Fecha Mes/día Mes/día
Tiempo en el que tarda la consola en actualizar y recibir los datos desde los sensores.
DAVIS VANTAGE VUE OREGON SCIENTIFIC WMR300
Lectura instantánea, cada 20/24 segundos. 2,5/3 segundos
Termo Higrómetro:
10/12 segundos. 10/12 segundos
Lluvia: 20/24 segundos 20/24 segundos
Presión barométrica 1 minuto No hay datos.
Punto de rocío 10 segundos No hay datos.
Sensación térmica 10 segundos. No hay datos.
Humedad exterior 50 segundos No hay datos.
Dificulta de instalación.
Son dos estaciones meteorológicas que requieren cierto tiempo para su correcta instalación y en el caso de que estés en medio de ello os aconsejo que leáis el manual punto por punto para hacerlo correctamente.
Únicamente he instalado una Davis Vantage Vue y he revisado el procedimiento de la Oregon Scientific WMR300, en principio me parece más complicado instalar la WMR300 ya que al tener los sensores separados (algo que puede ser una ventaja según para que necesidades), es necesario conectarlos a la caja de transmisión mediante cable además de que hay que montarlo todo en el mismo mástil y esto parece ser que puede llevar más tiempo que la Davis Vantage Vue que va todo integrado. También es verdad que gracias a esa caja de trasmisión de la WMR300 podemos instalar hasta 8 dispositivos de temperatura y humedad, algo que la Davis Vantage Vue no puede.
Consola principal y pantalla.
Consola y pantalla de la Davis Vantage Vue.
Tamaño de la pantalla: (105 mm x 76 mm).
Tamaño y peso de la consola con la antena: 190 mm x 146 mm x 114 mm y 0.67 kg con pilas.
Materiales: UV-resistente ABS plástico.
Baterías: 3 pilas C
Duración de las baterías: unos 9 meses.
Conexión a adaptador: 5 VDC, 200 mA.
Comentarios: La consola y pantalla de la Vantage Vue esta rugerizada y se percibe enseguida que los materiales son de buena calidad. Tiene además 16 botones con opción de todas las variables y esto permite navegar muy rápido por las diferentes opciones. Los botones responden muy bien y rápidamente.
Consola y pantalla de la Oregon Scientific WMR300.
Tamaño de la pantalla: Sin datos.
Tamaño y peso de la consola con antena: 205 x 146 x 52,5 mm y 740 g (con pilas).
Materiales: sin datos.
Baterías: 3 pilas C.
Duración de las baterías: sin datos.
Conexión a adaptador: Adaptador CA/CC de 6V 100 mA.
Comentarios: Una de las particularidades de la WMR300 es que su pantalla es táctil lo cual ayuda a la gestión de las variables de la pantalla. La pantalla es grande, seguramente más grande que la Davis Vantage Vue.
Información sobre las tendencias meteorológicas.
Las tendencias meteorológicas nos informan de la evolución concreta de una variable meteorológica. Esto es realmente útil cuando queremos saber que está pasando y como está evolucionando, va a más a menos o se mantiene.
También son muy interesante para hacer un seguimiento continuo de situaciones severas que estén afectando a nuestra área, como lluvias, vientos, temperaturas extremas etc.
¿Cómo da las tendencias la Davis Vantage Vue?
Pues de una manera muy precisa. A parte de informar con iconos de flechas con las diferentes tendencias podemos consultar al momento la evolución con datos precisos y numéricos:
Temperatura exterior: Cambio de temperatura por hora.
Presión barométrica: Nos indicara la velocidad del cambio de presión barométrica en la ultima hora.
¿Cómo da las tendencias la Oregon Scientific WMR300?
En este sentido la Oregon Scientific WMR300 se queda corta ya que solo proporciona la información de la tendencia con iconos por lo que no sabemos cuál es exactamente los cambios que se están produciendo. Únicamente podemos saber el ratio de precipitación.
Sistemas de calibración y autodiagnóstico.
La Vantage Vue incluye una opción de calibración que permitirá ajustar los valores en caso de que creamos que son necesario calibrarlos.
Sistema de autodiagnóstico y comprobación, entre una de sus funciones podemos acceder a una pantalla que nos dará información sobre el estado de la estación meteorológica y sus conexiones.
Con la WMR300 únicamente podemos calibrar la dirección del viento y no tiene pantalla especifica de diagnóstico.
Posiblemente sea uno de las características más demandas por los profesionales, veamos cómo está resuelto en cada caso.
Dispone de la opción, pero no tiene puerto usb por lo tanto es necesario adquirir el Weatherlink con el software que vende el mismo fabricante para poder conectarlo al PC.
Dispone de un puerto USB y el software incluido de serie.
Memoria de la consola principal.
La memoria de la consola principal es la capacidad de almacenar datos sin descargarlos al ordenador.
Davis Vantage Vue: No hay datos.
Oregon Scientific WMR300: Dependiendo de la frecuencia.
Frecuencia en minutos No. de días de registro de datos disponibles con la memoria disponible.
1 22D (3 semanas)
5 113D (3,5 meses)
15 341D (10,5 meses)
60 1.364D (3,5 años)
Opiones de Davis Vantage Vue:
Por mi parte os puedo decir que estoy muy satisfecho con ella.
Opiniones de la Oregon Scientific WMR300:
En Amazon España, tiene una valoración de 4,7 sobre 5 y 6 opiniones.
Seguramente este articulo tenga que revisarlo de vez en cuando porque espero que algún usuario de alguna de las estaciones meteorológica pueda aportarme más información, ideas o sugerencias sobre todo de los servicios técnicos de los cuales no tengo información, en todos los casos espero que sirva de ayuda. Las dos estaciones meteorológicas son muy buenas, por lo tanto con la información que os he dado os toca decidir a vosotros 🙂
A nivel de conclusiones, estas son las mías:
Pros Davis Vantage Vue:
Satisfacción general de usuarios.
Precisión, rango y resolución de datos muy buenos.
Buena información sobre las tendencias meteorológicas.
Buena actualización de datos.
Posibilidad de autodiagnóstico.
Contras Davis Vantage Vue:
No tener conexión nativa al ordenador. Supone gastar más dinero.
Puede ser una contra o desventaja. Todos los sensores están integrados.
No escalable con más sensores.
¿Quieres comprar una Davis Vantage Vue?
Pros Oregon Scientific WMR300:
Satisfacción generalmente buena de los usuarios.
Gran memoria de datos.
Información gráfica de hasta 24 meses atrás.
Escalable hasta 8 sensores de temperatura y humedad.
Contras Oregon Scientific WMR300:
Poca información sobre las tendencias meteorológicas.
Precio, aunque algo más barata que la Davis si consideramos la conexión al PC.
Sin sistema de calibración.
Sin sistema de autodiagnóstico.
No hay información sobre los materiales con los que está hecha.
¿Quieres comprar una Oregon Scientific WMR300?
Hasta aquí llegamos con este articulo ¿Qué os ha parecido? ¿Podéis aportar más información al respecto? ¿Tenéis alguna duda sobre ellas? No dudes en preguntarme a través de los comentarios.
Un cordial saludo hasta la próxima.
Buenos días, muy buen post, enhorabuena, a pesar de tu inclinación por la Davis, me compraré una WMR300 por precio para sustituir a mi Watson.
31 mayo, 2017 #2 Author
Muy buenas Juan Antonio y muchas gracias por tu comentario, me alegro que te haya gustado. Me parece una elección perfecta la WMR300. Yo me decante por la Davis Vantage Vue por un cumulo de circunstancias y es que encontré un chollo que no me pude resistir. En todos los casos seguro que hubiera quedado super contento con la Oregon WMR300. Llevo en mente hacer un articulo de análisis de la WMR300, a ver si saco tiempo para redactarlo. Ya me dirás que tal vas con la nueva estación. Por cierto me gusta muchísimo tu pagina, enhorabuena.
2 julio, 2017 #3 Author
Buen artículo, pero, . . cojea. la comparativa tendría que haber sido con las Davis ProII ya que es con la que pretende competir y a la que ha copiado de forma descarada.
La WMR300 admite también WeeWx como software de gestión, y la Davis Cumulus, Weewx y alguno más.
Sin comentarios al fallo de montaje de Oregón cambiando la polardad de la clavija de recarga.
Y más cosas que no es el lugar para comentarlas.
4 julio, 2017 #4 Author
Hola Demóstenes: muchas gracias por tu comentario, espero ir mejorandolo para que no cojee tanto.
Te doy la razón en que la comparación debería ser también entre las Davis Vantage Pro, es uno de los artículos que tengo pendiente de escribir. En este caso preferí escribir sobre estás dos estaciones porque por presupuesto son más parecidas y parece que la gente las compara más por esa variable.
Gracias por el apunte de los programas compatibles.
Ya he visto lo del tema del mal montaje de la polaridad en las WMR300…En fin, esperemos que les sirva para auditar la calidad mejor y que más aficionados no se vean afectados…
Por cierto, ¿Qué estación tienes?
Estaciones meteorologicas conexion pc Ene 9, 2018 0
METEOMARKETING Ene 4, 2018 0
Estaciones meteorologicas wifi Sep 10, 2015 29

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución