Source: https://www.mesurex.com/inclinometros-geofisico-tecnico-sensores-angulo-clinometros-miniatura
Timestamp: 2019-01-17 06:06:08+00:00

Document:
Inclinómetros | Geofísico/Técnico, Sensores de ángulo y clinómetros miniatura | Mesurex
Serie 755-756
Modelo 84053/59577
Modelo 84064-02/59579-02
Modelo 59560 & 59562
Modelo 59580 & 59585
Modelo 84828
Modelo 84800
Modelo 83162
Tulip SC
Los sensores de inclinación en miniatura de las series 755 y 756 contienen uno o dos de nuestros transductores de inclinación electrolíticos en una carcasa sólida de acero inoxidable o aluminio, con orificios para el montaje vertical u horizontal. Estos son los mismos sensores de alta precisión que usamos en nuestros tiltmetres de la serie 500 y 700. Varios de los modelos están disponibles en versiones compatibles diseñadas para una mínima desgasificación bajo condiciones de alto vacío.
Hay dos opciones disponibles, la Serie 755 de alta gama y la Serie 756 de rango medio. Las aplicaciones típicas para estos módulos compactos incluyen espejos de rayos X, monturas para telescopios, modelos de túnel de viento y dispositivos médicos. Los sensores pueden operarse a una distancia (longitud del cable) de hasta 100 metros de su acondicionador de señal Jewell Instruments.
Rango ± 0.8 ° / ± 10 ° uniaxial o biaxial
Resolución <0.1 μradian / 1 μradian
Requisito de alimentación proporcionado por el acondicionador de señal
Rango de temperatura -25 a + 80 ° C
Dimensiones de acero inoxidable 304 o aluminio anodizado
Datasheet 755-756
Selector Guide Mini-Tilt
Modelo 84053 / 59577
El conjunto de sensor de cerámica modelo 84053 está hecho con un cuerpo de sensor de aluminio que proporciona un rendimiento térmico y mecánico superior. El sensor de precisión tiene un calentamiento rápido, alta sensibilidad, alta repetibilidad y excelente estabilidad a largo plazo.
Está montado en un soporte de aluminio anodizado que refuerza el ensamblaje, simplifica la instalación y el reposicionamiento de este versátil producto. Estos módulos de sensor compacto se utilizan para la nivelación y el posicionamiento en una variedad de aplicaciones de prueba y medición.
El conjunto de sensor de cerámica modelo 84053 está disponible sin el soporte de montaje como nuestro sensor de cerámica uniaxial Modelo 59577. El rendimiento es el mismo.
Rango ± 6 ° lleno, ± 3 ° lineal (uniaxial)
Resolución 1 μradian
Rango de temperatura -50 a + 125 ° C
Dimensiones 44.2 x 23.6 x 18.3 mm
Materiales Sensor de alúmina, soporte de aluminio anodizado
El conjunto de sensor de inclinación de cerámica modelo 84064-02 tiene una excelente linealidad en un rango angular completo de +/- 75 grados. El sensor de aluminio tiene un calentamiento rápido y una excelente estabilidad térmica, mecánica y de largo plazo. Está montado en un soporte de aluminio anodizado para mayor resistencia y fácil instalación.
El conjunto pequeño y liviano se conecta directamente a los elementos que desea medir, sin desequilibrarlos ni alterar su rendimiento. Use cualquiera de nuestras unidades de acondicionamiento de señales analógicas o digitales para el funcionamiento de estos sensores.
El conjunto de sensor de cerámica modelo 84064-02 está disponible sin el soporte de montaje como nuestro sensor de cerámica uniaxial modelo 59579-02. El rendimiento es el mismo.
Rango ± 75 ° lleno, ± 60 ° lineal (uniaxial)
Dimensiones 44.2 x 22.6 x 17 mm
Datasheet 84064-02/59579-02
El modelo 900 de dos ejes es un clinómetro barato, referencia de gravedad, salida de voltaje analógico y dimensiones compactas. Su pequeño tamaño y rendimiento lo convierten en una excelente opción para muchas aplicaciones OEM, de prueba y de medición.
Está disponible en versiones de gran gama y estándar, cada una con un rango angular diferente. El modelo 900 acepta un amplio rango de voltaje de entrada y proporciona salidas de un solo nivel de alto nivel que se pueden medir fácilmente con cualquier voltímetro o sistema de grabación digital. La amortiguación viscosa y la medición de la temperatura están disponibles como opciones.
Rango ± 30 ° lleno, ± 25 ° lineal (biaxial)
Resolución 0.004 °
Dimensiones 12.7 dia. x 15.9 mm
Materiales Vidrio de alta resistencia
Estos sensores biaxiales de 5 pines son los mismos que los modelos 59560 y 59562, excepto que son más altos, lo que les permite medir ángulos de hasta 60 grados con respecto a la vertical. Las lecturas biaxiales se obtienen al usar nuestros acondicionadores de señal modelo 84828 o IRIS SC.
Nuestros otros acondicionadores de señal operan estos sensores en modo uniaxial. El fluido electrolítico en el sensor Modelo 59585 es ligeramente viscoso para proporcionar una amortiguación crítica para eliminar las vibraciones.
Rango ± 60 ° lleno, ± 40 ° lineal (biaxial)
Dimensiones 12.7 dia. x 26.1 mm
El acondicionador de señal básico modelo 84828 opera un sensor de inclinación biaxial de 5 clavijas o un sensor uniaxial, más un sensor de temperatura LM-35, que puede instalarse en la placa de circuito. El modelo 84828 tiene una ganancia fija y un filtro de paso bajo RC, ambos pueden ajustarse de fábrica para cumplir con sus requisitos.
El diseño delgado y de bajo perfil facilita el uso en espacios pequeños. Este acondicionador de señal versátil y económico tiene salida de voltaje de terminación única. El circuito está protegido contra polaridad inversa. Es una excelente opción para muchas de sus aplicaciones OEM.
Salida ± 4 VDC / 0-5 VDC
Resolución <1 mV
Requisito de alimentación 8-24 VDC @ 7mA
10.5-26 VDC @ 7mA para salida de 0-5 VDC
Rango de temperatura -40 a + 85 ° C
Dimensiones 103 x 23.4 x 7 mm
Datasheet 84828
Esta tarjeta de señal de un solo canal es un circuito electrónico compacto que proporciona excitación y acondicionamiento de señales para cualquier sensor de inclinación electrolítica y para un sensor de temperatura LM-35. Un amplio rango de voltaje de entrada, protección contra polaridad inversa y la protección contra sobretensiones transitorias son las ventajas de este circuito.
Su filtro de paso bajo Butterworth de 2 polos puede ajustarse a sus necesidades especiales. El modelo 84800 controlará sus señales de salida de tensión analógica a través de longitudes de cable superiores a 300 m. Cuatro orificios de montaje permiten un fácil empaquetado en ensambles de OEM y usuario final. Este circuito es una combinación excelente para nuestros sensores de alta precisión serie 755 y 756 y para todos nuestros otros sensores de inclinación en miniatura.
Salida ± 5 VDC de terminación única y ± 10 VDC diferencial
Requerimiento de energía 8-18 VDC @ 8mA
Dimensiones 63 x 63 x 16 mm
Datasheet 84800
La tarjeta de señal Modelo 83162 es un circuito de precisión de dos canales para usar con todos los sensores de inclinación electrolíticos. Tiene configuraciones de ganancia conmutable y filtro de paso bajo. Producirá el máximo rendimiento para los sensores de inclinación en miniatura 755, 756, 84053 y 84064-02.
El modelo 83162 genera una excitación balanceada del sensor de CA, luego amplifica, rectifica y filtra las salidas del sensor para producir señales de CC de alto nivel proporcionales al ángulo de inclinación. Incluye un amplificador para un sensor de temperatura LM35 y manejará longitudes de cable de más de 1000 m. Se incluye protección contra sobretensiones transitorias de nivel único. Las distancias entre la tarjeta y la mayoría de los sensores de inclinación pueden ser de hasta 100 m. Cuatro orificios de montaje permiten un fácil empaquetado en aplicaciones OEM y de usuario final.
Salida ± 8 VDC de terminación única y ± 16 VDC diferencial
Requerimiento de energía ± 11 a ± 15 VDC @ 11 y -6 mA
Rango de temperatura -25 a + 70 ° C
Dimensiones 98 mm diám. x 28 mm
Datasheet 83162
Tulip SC es un acondicionador de señal de 4-20 mA para usar con todos nuestros sensores de inclinación en miniatura. Opera un canal de inclinación y también mide la temperatura con una resistencia de 2500 Ohm. Tulip SC está alimentado por un bucle de corriente, por lo que las mediciones se pueden realizar en longitudes de cable largas utilizando un par económico de 2 cables.
Puede operar este acondicionador de señal con polaridad normal o inversa sin afectar su rendimiento. Su pequeño tamaño, fácil configuración y rápido tiempo de respuesta hacen que Tulip SC sea una excelente opción para aplicaciones OEM que requieren largos tendidos de cable o interconexión con sistemas de control.
Resolución <0.001 mA
Requisito de alimentación ~ 12 a 29 VDC
Dimensiones 103 x 23.4 x 8 mm
Datasheet TulipSC
IRIS SC proporciona acondicionamiento de señal y salida de datos en serie para todos nuestros sensores de inclinación en miniatura. Úselo con hasta dos sensores uniaxiales o cualquier sensor biaxial. Tiene un convertidor A / D de 16 bits, 540 K de memoria FLASH incorporada, un reloj en tiempo real, y medidor de la temperatura.
Sus potentes comandos de firmware incluyen filtrado de paso bajo, autocero, selección de frecuencia de muestreo, selección de salida RS232 o RS422 y almacenamiento de datos a bordo. Otros comandos le permiten seleccionar entre los formatos de datos, incluidos los formatos compatibles con receptores GPS populares. IRIS SC también funciona como un interruptor de inclinación y controlador. Este producto es una elección perfecta para aplicaciones que requieren flujos de datos digitales o grabación a bordo de mediciones de inclinación.
Salida RS232 y RS422, dúplex completo
Convertidor A / D de resolución de 16 bits
Requerimiento de energía 8-28 VDC a 27mA
Dimensiones 67 x 67 x 8 mm máx.
Datasheet IRIS-SC
El modelo 781 es una unidad de acondicionamiento de señal de 2 canales de precisión para todos los sensores de inclinación electrolíticos. Proporciona el máximo rendimiento de sus sensores de inclinación en miniatura 755, 756, 84053 y 84064-02.
Para construir el Modelo 781, empaquetamos una tarjeta de acondicionamiento de señal 83162 en una robusta caja de aluminio con terminales de tornillo en el panel posterior para conexiones de sensores, entrada de potencia y salida de señal.
Tres interruptores en el panel frontal controlan los ajustes de ganancia, filtro de paso bajo, y el encendido y apagado. El modelo 781 genera una excitación balanceada del sensor de CA, luego amplifica, rectifica y filtra las salidas del sensor para producir señales de CC de alto nivel para luego proporcionárselo al ángulo de inclinación. También opera un sensor de temperatura LM35 y controlará señales de inclinación y temperatura de más de 1000 m de cable. Este acondicionador de señal es excelente para aplicaciones de laboratorio y de fábrica que requieren la operación remota de uno o dos sensores de inclinación.
Dimensiones 213 x 127 x 88 mm
Carcasa Aluminio pintado (solo uso en interiores)

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución