Source: http://docplayer.cz/1999510-Zadavaci-dokumentace-verejne-zakazky.html
Timestamp: 2017-01-23 23:08:51+00:00

Document:
⭐ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Název části zadávací dokumentace PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zadavatel veřejné zakázky Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice Šance pro váš rozvoj Tento projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj2 1. Operační mikroskop s ICG angiografií 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Mikroskop představuje základní a každodenní operační přístroj v neurochirurgii. Bezpečnost pacienta i preciznost a radikalita operace je přímo ovlivněna kvalitou mikroskopu. Ten je současně přístrojem, ve kterém se integrují další diagnostické a terapeutické technologie jako neuronavigace, DICOM, ICG angiografie a 5-ALA fluorescence, bez kterých může část patologických procesů zůstat v operačním poli neodhalena zraku operatéra. Samozřejmostí je dnes dokonalá archivace HD dat. To vše se musí odehrát v omezeném prostoru operačního sálu, z čehož vzniká požadavek na kompaktnost mikroskopu a jeho snadnou manipulovatelnost. Pořízení přístroje s níže uvedenou specifikací umožní využití nejmodernějších modalit, kterými může být v současné době neurochirurgický operační mikroskop osazen. V tomto oboru je patrna velmi rychlá evoluce. Především možnost peroperační angiografie s kvalitativní a kvantitativní analýzou nálezu je dnes zásadní pro správné ošetření mozkových aneuryzmat a cévních malformací, případně vaskularizovaných tumorů. Klíčová je tato angiografie k detekci drobných tepen (perforátorů), jejichž poškození může být jinak fatální. Hodnocení peroperační fluorescence umožňuje radikální resekci tumorů, což vede k prodloužení života pacientů. Dokonce lze prokázat přechod tumoru do maligní fáze dříve než histologicky- synergie s onkologickým programem. Peroperační digitální videořetězec umožní okamžitou reprodukci prováděného výkonu, což přispěje ke zvýšení chirurgické přesnosti a kontroly a rovněž umožní kvalitní archivaci dat. Projekce dat z navigace, CT, MR přímo do okulárů operatéra usnadňuje prostorovou orientaci a minimalizuje invazivitu chirurgického výkonu. Neurochirurgické oddělení tuto modalitu začalo používat jako první v ČR. Ovládání mikroskopu pomocí joysticku je moderní možností práce s mikroskopem, což vede k urychlení MIKRO fáze a snížení únavy operatéra. Přístroj dále splňuje nejpřísnější požadavky na optické a ovládací prvky celého systému, včetně možnosti systémového přenosu dat. Předpokládaný počet ošetření na tomto přístroji je 400 až 500 za rok z toho 150 pro iktové pacienty. podlahový stativ, kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech, možnost zablokování pro snadný pohyb v přímém směru, účinné brzdy pro bezpečné a pevné zajištění na požadované pozici pro snadnou manipulaci na omezeném prostoru operačního sálu uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči Full HD kamera integrovaná do hlavy mikroskopu integrovaný multifunkční HD dotykový displej pro zobrazení operačního procesu pro ovládání funkcí mikroskopu a stativu integrovaný optický dělič s optimalizací světla pro boční asistenci, dokumentaci dva optické výstupy - i pro pozici face-to-face symetrické optické osy pro face-to-face s integrálními rotačními adaptery možnost nastavení ideální pozice operatéra i asistenta3 naklápěcí binokulární tubusy 180 pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce apochromatická optika integrovaná elektronicky kontrolovaná clona pro zlepšení hloubky ostrosti variabilní pracovní vzdálenost mm, nastavitelná manuálně, motoricky nebo pomocí autofokusu laserový autofokus v celém rozsahu pracovní vzdálenosti volitelně aktivovaný spínačem na držadlech integrovaná zaostřovací pomůcka pro jednoduché a rychlé zaostření po změně polohy dva světelné body v okuláru, které svým sjednocením indikují ideální zaostření automatická úprava rychlosti zaostření v závislosti na aktuálním zvětšení zoom systém 1 : 6, motorizovaný i manuální, s nastavitelnou rychlostí koaxiální osvětlení s variabilní velikostí osvětleného pole integrované přídatné osvětlení pro eliminací stínů v úzkých kanálech automatická úprava intenzity světla při změně zvětšení možnost individuálního nastavení fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru integrovaný interface pro mikromanipulátor CO2 laseru vč. funkce fokus-stop nastavitelná ergonomická držadla, symetrická, nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy, X-Y) motorizovaný X-Y posun ovládaný na držadlech neomezená vyvážená mobilita s magnetickými brzdami ve všech osách automatické vyvážení kompletního systému při změně pozice příslušenství bezdrátové multifunkční nožní ovládání s programovatelnými spínači integrované xenonové osvětlení 300 W včetně zálohy, rychlá výměna, zobrazení zbývající doby životnosti aktuálně používané lampy, automatická indikace vadné lampy individuální nastavení pro jednotlivé uživatel / procedury digitální HD videořetězec kompletně integrován do stojanu a mikroskopu videoobraz operace na dotykové obrazovce integrované do stojanu funkce zmrazení obrazu, PiP picture in picture, možnost zhotovení jednotlivých snímků nebo videozáznamu, automatické ukládání v systému spojení záznamů se jménem pacienta, editace záznamů obrázky ve formátech TIFF, JPG, BMP videozáznam MPEG2 analogové videovýstupy BNC, Y/C, RGB digitální výstupy pro Firewire a DV kompletně integrované digitální video s paralelním DVD záznamem, bez externích modulů4 archivace obrázků i videozáznamů na HDD, možnost exportu přes CD, DVD, USB nebo přes LAN do NIS (DICOM) aplikace ke střihu a další práci s videem mimo vlastní mikroskop s dostatečným HW vybavení pro práci s videem. integrovaný LAN interface a modem DICOM data interface správa dat pacienta s automatickou archivací pro obrázky, videodokumentaci i hlasové komentáře z průběhu operace servisní modul pro vzdálenou diagnostiku dostupný přes NIS nebo modem k optimalizaci případných servisních zásahů integrovaný barevný displej s projekcí do obou okulárů operatéra k zobrazení dat z navigace, CT, MRI, endoskopu atd. s funkcí superimpozice, s možností ovládání zobrazení dat z rukojetí při zachování sterility systému integrovaný modul pro fluorescenční detekci tumorů včetně softwarové analýsy integrovaný modul pro intraoperativní angiografickou diagnostiku SW modul pro dynamickou analýzu angiografického nálezu automatický systém vyvážení celého mikroskopu nezávislý na pozici či příslušenství vacuum systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků, které bude v činnosti po celou dobu operace5 2. UZV přístroj pro vyšetřování s kontr. látkou - neurochirurgické odd. 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj je klíčový pro další rozvoj cévního programu: kontrola vasospasmů u subarachnoidální krvácení, předoperační a peroperační vyšetření u EC-IC anastomós. Peroperační užití zlepší bezpečnost cévních, punkčních a resekčních výkonů na CNS, umožní peroperační a pooperační kontrolu radikality výkonů na CNS. Přístroj bude použit primárně pro práci na neurochirurgickém operačním sále. V dnešní době při řešení různých cévních patologií uložených v hloubi mozku, jako např. kavernosní malformace hledáme tuto patologii pomocí peroperační navigace. Ta může být v některých situacích ovlivněna posunem mozku při manipulaci (shift). Rychlou a efektivní alternativou je peroperační ultrazvuková navigace. Důležité je peroperační spojení UZ a dalších dat získaných z CT či MR pomocí navigace. Kromě tohoto primárního účelu bude UZ použit ke klasickým, neurologickým účelům, jako např. v neinvazivní diagnostice patologického průtoku na magistrálních tepnách mozku, včetně časných reokluzí po karotické endarterektomii nebo angioplastice se stentem. Přístroj tedy kromě peroperačního užití umožní rutinní bedside testování průchodnosti cév na neurochirurgické JIP a oddělení. Je velmi žádoucí snižovat radiační zátěž při vyšetřování cévních pacientů, kdy kontroly průchodnosti cévy pomocí UZ mohou být častější než pomocí CT angiografie (vyšetření mozkových cév). Předpokládaný počet vyšetření na operačním sále je 50 až 60 za rok. Vyšetření na lůžkách a ambulancích předpokládáme do Specifikace high end přístroje (ultrazvukového přístroje pro vaskulární vyšetřování kontrastní látkou) a neurochirurgické použití na sále Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření Poloha monitoru a ovládacího pultu musí být výškově nastavitelná v rozsahu alespoň 30 cm do výšky 170 cm - pro vyšetření stojícím lékařem při práci na operačním sále Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje Přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 18MHz Aspoň 3 konektorové vstupy pro zobrazovací sondy Monitor s úhlopříčkou alespoň 17 typu LCD/TFT s vysokou rozlišovací schopností a digitálním vstupem DVI Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací Požadovaná zobrazení : B-mode na základních frekvencích B-mode na harmonických frekvencích PW pulzní doppler6 Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení Simultánní duální zobrazení (twin view) B mode a B-mode + CFM v reálném čase Zobrazení s použitím harmonických frekvencí generovaných pomocí kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy požadováno u konvexní abdominální i lineární sondy Přístroj musí mít možnost rozšíření o elektronickou matrixovou lineální sondu v rozsahu 6 15MHz Možnost práce s navigací: Přístroj musí mít jednu z následujících modalit: Peroperační možnost propojení UZ přístroje přímo se stávající neuronavigací VV2 Brainlab s možností práce s navigovanou sondou v reálném čase s možností fuse s CT a MR v navigací Modul pro synchronní zobrazení ultrazvukového zobrazení nafusované do CT a/nebo MR včetně prostorové registrace sondy. V tomto případě musí být součástí nabídky příslušný SW a HW pro registraci polohy sondy peroperačně. Požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie : DICOM Verification/Service DICOM Print DICOM Storage DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 3000 snímků Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) i typy7 Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD- R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 300GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM Přístroj musí mít USB výstup pro připojení externích zařízení (externí HDD, ext. Flash paměť, externí tiskárna). Dálkové ovládání. B/W printer s digitálním vstupem Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení Sondové vybavení : Fázová sonda 1,5-5 MHz neurologické aplikace TCD, TCCS Možnost připojení + mikrokonvexní sonda pro otevřenou operativu mozku s možností punkcí a kompatibilitou s neuronavigací možnost připojení + Burr-hole sonda pro vyšetření mozku z návrtu o průměru do 1 cm, možnost punkcí, kompatibilita s neuronavigací možnost připojení + Transphenoidální sonda pro vyšetření hypofýzy přes dutinu nosní maximální průměr distálního konce 9mm, celková délka sondy 300mm, pružný ohebný dřík8 3. Transkraniální UZV - neurochirurgické odd. 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Medicínským účelem přístroje je monitorace embolizací a ischemie při operaci karotické endarterektomii, karotického stentu. Je prokázáno, že tento typ monitorace snižuje riziko následné mrtvice. Transkraniální dopplerovský ultrazvuk slouží k vyšetření mozkové cirkulace neinvazivně přes intaktní kost. Přístroj umožní peroperační monitoraci vasospasmů na JIP, monitoraci mikroembolií v indikaci problematických patologií karotid a vertebrálních tepen a vyšetření cerebrovaskulární reaktivity. Přístroj umožňuje srovnání stupně nedostatku krve v mozkových cévách. Tato veličina se vyšetřuje pomocí změn tenze CO2 v krvi a změnami krevního tlaku. Tyto výsledky srovnáváme s výstupy z MRA (NOVA). Možnost této korelace má KCC ČB jako jediné v ČR. Využití přístroje je cca 350 pacientů/rok. Kompletně digitální neurosonologický dopplerovský systém Aspoň 22 barevný displej vysokého rozlišení Dopplerovský M Mod s detekcí embolií v různých hloubkách insonace Detekce embolů, diferenciace typu embolů CO2/vasomotorické testy integrované do přístroje svým příslušenstvím Integrace kapnometrie do přístroje včetně kompletního vybavení pro kapnometrii. Měření evokovaných toků Bilaterální helma s 2 ev 2,5 MHz monitoračními sondami (minimálně 2) Vozík. UPS. Dostatečná velikost HDD odpovídající současnosti 2 dopplerovské kanály, 4 okna spektra sondy: tužkové 1,2,8 MHz. 2 2,5 MHz multifrekvenční do ruky. 16 MHz sonda s průměrem 2 mm. 2 MHZ monitorační sondy s uchycením na helmu. Multifrekvenční monitorační sondy. Držáky monitoračních sond pro užití na JIP a peroperačně, které obstojí i při lehkém neklidu pacienta. V ceně bude zaškolení personálu pro práci se všemi dostupnými moduly9 4. a Transkraniální UZV - neurologické odd. 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj bude sloužit pro pacienty multioborové JIP, a IMP neurologického oddělení umožní ultrazvukové zobrazení extra i intrakraniálních tepen, monitoraci cévních spasmů u pacientů s mozkovým krvácením, monitoraci zprůchodňování a samotné rozrušování krevních sraženin v tepnách u trombolyzovaných pacientů (tzv. trombotrypse). Předpokládaný počet vyšetřených pacientů je cca 350/rok. plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku vysoce mobilní přístroj, vhodná je přenosnost, bateriový provoz monitor s úhlopříčkou alespoň 15 typu LCD s vysokou rozlišovací schopností ovládání přístroje pomocí hardwarové klávesnice s barevným rozlišením ovládacích prvků dle stavu a dostupnosti v daném režimu připojení alespoň dvou UZV sond pomocí multiport adaptéru pracovní režimy: B-mode na základních a harmonických frekvencích barevné dopplerovské mapování, energetický doppler (Angio, Power doppler), vhodné je barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí PW pulzní doppler s možností steeringu úhlové (compound) zobrazení na všech sondách trapezoidální (lichoběžníkové) zobrazení na lineární sondě možnost přepínání uspořádání B obrazu a doppl. spektra nad sebou / vedle sebe simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase automatická jednotlačítková optimalizace obrazu a dopplerovských parametrů zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole i ve zmrazeném režimu základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí včetně automatického trasování dopplerovské křivky s automatickým výpočtem PI, RI, Vmax, Vmin na zamražené i živé dopplerovské křivce v reálném čase, angiologický software, kardiologický software, bezplatný update paměťová smyčka s možností manuálního či dynamického přehrávání B/W printer s digitálním vstupem HDD, USB výstup, komunikace ve standardu DICOM, možnost přenosu do nemocniční sítě Sondové vybavení: 1) sektorová sonda 2-4 MHz transkraniální doppler+ kardio 2) lineární sonda 6-12 MHz cévní aplikace10 4. b UZV přístroj pro vyšetřování s kontr. látkou - neurologické odd. Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj bude sloužit k vyšetřování lůžkových i ambulantních neurologických pacientů vč. pacientů sledovaných v cévní ambulanci, umožní ultrazvukové zobrazení extra i intrakraniálních tepen vč. vyšetření cerebrovaskulární reaktivity (změn rychlostí v mozkových tepnách při zátěži nedostatkem kyslíku) a monitoraci mikroembolizací (důležité u srdečních vad, u zúžení přívodných mozkových tepen). Je nutné, aby se jednalo o přístroj nejvyšší kvality, neboť popsaná vyšetření jsou jedna z nejnáročnějších na kvalitu sondy i přístroje. Předpokládaný počet vyšetřených pacientů je cca 1200/rok, navýšení počtů může být za současného využití internisty a neurochirurgy. Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje Přístroj musí být plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 17MHz 3 konektorové vstupy pro zobrazovací sondy Monitor s úhlopříčkou alespoň 19 typu LCD s vysokou rozlišovací schopností Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací Požadovaná zobrazení : B-mode na základních frekvencích B-mode na harmonických frekvencích PW pulzní doppler Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení Simultánní duální zobrazení (twin view) B mode a B-mode + CFM v reálném čase Zobrazení s použitím harmonických frekvencí generovaných pomocí kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy Modul pro synchronní zobrazení ultrazvukového zobrazení a zobrazení jiné modality (CT, MRI) včetně prostorové registrace sondy. Součástí nabízeného přístroje musí být příslušný software i hardware pro registraci polohy sondy Požadujeme rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase11 Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie : DICOM Verification/Service DICOM Print DICOM Storage DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 3000 snímků Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) i typy Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD- R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 300GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení ext. HDD, ext. Flash paměť, ext. tiskárna B/W printer s digitálním vstupem Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení Sondové vybavení : lineární sonda pro vyšetření periferních cév sektorová sonda pro transkraniální (TCD) vyšetření12 5. a Peroperační elektroencefalografie (EEG) 1 ks (nové) Popis současného stavu: KCC ČB nemá peroperační EEG k dispozici. Přístroj pro ambulantní použití, kterým nemocnice disponuje, je určen pro vyšetřování nemocných především s epilepsií a vytížení, mobilita a jeho konfigurace nedovolují jeho použití na sále. Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Pořízení peroperačního EEG umožní časnou a přesnou detekci poruchy prokrvení mozku při operaci. Stav elektrické aktivity nervových buněk v průběhu operace je zásadní pro funkci mozku. Přístroj zachycuje změny elektrické aktivity nervových buněk a tím lze při operaci předejít trvalému poškození mozku. Nervové buňky přežívají jen několik minut bez dodávky kyslíku. Proto pouze okamžitá změna operačního postupu na základě změny elektrické aktivity pořízené EEG směřující k obnově krevního průtoku. Předcházení nedokrevnosti mozku při operaci předchází vzniku pooperačního deficitu a invalidity. Tím se také snižuje náročnost pooperační péče o pacienta, je rychlejší rekonvalescence a razantně se snižuje délka pobytu na JIP, je možná časnější propuštění pacienta a je snížená potřeba rehabilitační léčby, zvláště té ústavní. To vše dramaticky snižuje náklady související s primární operací. Využití přístroje ročně je u přibližně 80 pacientů operovaných pro intrakraniální aneurysma, 5 až 10 pacientů, kde je prováděna anastomóza extra-intrakraniální při uzávěru vnitřní krkavice a 20 pacientů operovaných pro arteriovenozní malformaci a dalších cévních rekonstrukčních výkonech, zejména v povodí střední mozkové tepny. Intraoperační modul a EEG pro intraoperační monitoraci na sále 8-mi kanálový přístroj EMG / EP Proudový stimulátor min mA (0-400V) Pedál pro nožní ovládání třípedálový systém Vyhodnocovací stanice (PC) standardní (ne notebook) včetně LCD Operační systém a všechny aplikace nezbytné pro provoz přístroje budou součástí nabízené konfigurace a ceny Nástroj pro tvorbu závěrečných zpráv Tiskárna pro tisk zpráv laserová Audio stimulátor a Kalibrovaná sluchátka pro BAEP Stimulační monitor pro VEP Celý systém umístění na vozíku pro snadnou manipulaci Nastavitelné rameno pro vstupní předzesilovač SW pro nastavení společné referenční elektrody Možnost nastavení retenčních hodnot (včetně možnosti nastavit si vlastní hodnoty) EMG monitor (možnost záznamu až 120 minut spontánního EMG signálu)13 Magnetický stimulátor s monofázickými stimulačními pulzy a cívkou s dálkovým ovládáním (na cívce ovládací prvky pro nastavení intenzity stimulace, aktivace stimulátoru a spuštění stimulu). Systém musí umožnit provedení minimálně následujících vyšetření: Vyšetření vedení motorickými a sensitivními nervy (NCV) F-Vlna Inching (odstupy) Programové moduly pro vyšetření s využitím magnetické stimulace Decrement Test H-Reflex Kvantitativní EMG včetně možnosti zpětného přehrání hodnoceného EMG signálu IP analýza TA analýza MUP (single MUP, multi MUP, manuál MUP) analýza Zrakové EP (VEP) Sluchové EP (BAEP) Blink Reflex SomatoSensorické EP ( SSEP) Symphatetic Skin Response14 5. b Elektrofyziologická monitorace (MEP, SEP) 1 ks (obnova) Popis současného stavu: KCC ČB - neurochirurgie disponuje přístrojem pro elektrofyziologickou monitoraci evokovaných odpovědí. Přístroj byl vyroben 2005, technologicky již nesplňuje dnešní kriteria a životnost modulů je také vyčerpaná. Přístroj neodpovídá stávajícím požadavkům na multimodální monitoraci. Při ní je současně sledována vodivost více funkčně významných nervových drah (motorická, somatosenzorická, sluchová, zraková). To je hlavním omezením monitorace a přináší zbytečné zpoždění v detekci poruchy vzniklé při operaci. V rámci projektu bude zastaralý přístroj nahrazen novým, sofistikovanějším přístrojem. Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj umožňuje sledování vodivosti nervových drah během operačního zákroku na cévách živících mozek a míchu a zvyšuje tak bezpečnost operace. Zachovaná vodivost nervových drah je nutnou podmínkou pro přenos signálu z mozku ke svalům a z periferie do centra. Stejně jako nervové buňky, tak i jejich spoje jsou závislé na nepřetržitém prokrvení. Změny perfuze nastávající při operaci jsou často v rychlém sledu a mohou být i krátkodobé. Jejich včasné zachycení je zásadní pro rychlou reakci. Bez ní by došlo k nevratné poruše. Přínos multimodální elektrofyziologické monitorace spočívá v rychlém a přesném odhalení poruchy vedení důležitých drah. Jedině multimodální současné snímání odpovědí umožní zachycení poruchy perfuze v různých místech mozku a míchy. Pokud by byly odpovědi snímány sukcesivně, unimodálně, hrozí riziko pozdní detekce poruchy, pozdní reakce neurochirurga a nevratné poškození tkáně mozku a míchy. Přístroj předchází vzniku trvalého deficitu a tím snižuje perioperační morbiditu a invaliditu. Významně snižuje náklady na event. další rehabilitaci a následnou péči. Zvyšuje bezpečnost chirurga časnou informací o hrozícím problému. Integrace neurofyziologických monitorací s dalšími operačními technologiemi je nezbytná téměř ve všech situacích vyžadujících současné hodnocení mnoha informací a plynulou komunikaci operatéra a neurofyziologa. Multimodalita přináší vyšší senzitivitu pro určení poruchy, protože snímání je soustavné na mnoha drahách. Pořízený signál je kvalitnější z důvodu sofistikovanějších technologií použitých v přístroji, tím se i výrazně zkracuje doba nezbytná k pořízení záznamu. Reakce neurochirurga je o to časnější. Rychlost reakce je hlavním pozitivním faktorem pro prevenci trvalé poruchy. Předpokládá se využití přístroje v rozsahu všech cévních operací. IOM monitorovací systém jako plně funkční celek obsahující všechny součásti nezbytné pro jeho použití při monitoraci na operačním sále. Minimálně 32 kanálový systém (64 vstupů) s možností monitorace EMG/EP/EEG Každý kanál volitelně použitelný pro libovolnou monitorovanou modalitu EMG/EP/EEG Možnost simultánní monitorace všech dostupných modalit v rámci jednoho protokolu (jednoho monitorovaného výkonu). Monitorace EP kontinuální automatická monitorace všech modalit EP (VEP,SEP,MEP,AEP). Monitorace formou trendů, automatické rozpoznání a označování vrcholů. Zobrazení historie naměřených křivek (waterfall Windows). Monitorace EMG monitorace spontánního i stimulovaného EMG. Ukládání měřených hodnot.15 Přístroj vhodný pro peroperační monitoraci sledování trendů všech monitorovaných modalit v závislosti na konfiguraci protokolu automatické ukládání všech monitorovaných modalit u monitorovaných záznamů pro pozdější použití možnost tisku závěrečné zprávy, nebo okamžitého tisku průběžných výsledků variabilní zobrazení možnost konfigurace zobrazovaných dat v závislosti na preferenci uživatele a zvoleném protokolu monitorace možnost vytváření a úpravy protokolů pro monitoraci s využitím všech dostupných modalit a stimulací možnost změny nastavení základních parametrů protokolu i během monitorace možnost ukládání duálního (dvoukanálového) synchronizovaného videozáznamu (signál z mikroskopu a makrokamery z operačního sálu) detekce a potlačení rušení od zdrojů rušení například elektrokoagulace minimálně 2 nezávislými kanály (detekce a odrušení minimálně 2 různé zdroje rušení ). možnost vzdáleného vyhodnocování a real-time monitorace s využitím počítačové sítě možnost tisku zprávy elektronicky do PDF formátu Stimulátory : Visuální stimulátor pro peroperační použití se zábleskovými brýlemi Audiostimulátor pro peroperační použití Click stimulus Somatosensorický stimulátor: minimálně 8 nezávislých el. Stimulátorů 0-100mA (0-400V) TCeMEP stimulátor: minimálně 2 nezávislé stimulátory (2 nezávislé kanály) V / mA s možností Train a Double-train stimulace. TCeMEP Stimulátory jako nativní součást dodaného přístroje s ovládáním zakomponovaným do vlastního monitorovacího prostředí shodně jako ostatní stimulátory nikoli externí stimulátor. Nízkoproudový stimulátor (low Current) pro přímou stimulaci: minimálně 1 nízkoproudový stimulátor pro přímou stimulaci 0-20mA příslušenství : LED brýle pro peroperační VEP Sluchátka pro peroperační BAEP základní sada spotřebního materiálu pro uvedení přístroje do provozu a provedení základní monitorace HW platforma Zobrazovací jednotka min 24 Celý systém umístěný na vozíku pro snadnou manipulaci Vlastní jednotka odolná proti zasažení tekutinou (v blízkosti pacienta v průběhu operace) minimální IP krytí 64 Tiskárna pro tisk výsledných zpráv případně událostí z průběhu monitorace Vyhodnocovací stanice (počítač) jako součást dodaného systému s možností ukládání a archivace minimálně 500 záznamů.16 6. Flowmetr intraoperační 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj slouží k peroperačnímu měření krevního průtoku cévou v absolutních hodnotách (ml/min.). Znalost průtoku cévou v absolutních hodnotách umožní časnou korekci eventuální technické peroperační chyby, která mohla změnit průtok v operované cévě. Není jiné alternativy k určení průtoku v ml/min. než princip transit time flow measurement (TTFM). Předpokládané využití přístroje je 80 až 100 za rok. zařízení sloužící k peroperačnímu měřením průtoku krevního cévou v absolutních hodnotách (ml/min) výpočet indexů z naměřeného průtoku součástí dodávky musí být perivaskulární sondy na měření tepny o průměru 1,5, 2, 3 mm, 6, 10 mm v dostatečném počtu. Sonda musí být uzpůsobena mikrochirurgickým podmínkám- bajonetové zakončení, ohebný konec pro přesné umístění na cévu pomocí mikroskopu.17 7. Kavitační ultrazvukový aspirátor 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Přístroj slouží k ultrazvukové trypsi (rozrušení) tkáně, která je současně šetrně odsávána. UZ technologie umožňuje odstranit šetrně nežádoucí tkáň bez porušení cév. Systém slouží jednak k odstraňování expanzí z mozkové tkáně - tumory a tuhé hematomy a dále slouží k bezrotačnímu odstranění kosti v přístupu k cévám v bazi lební při řešení některých anerysmat. Nově lze tedy takto odstraňovat i kost. Toto bezrotační odstranění kosti (hrot ultrazvukového aspirátoru pouze vibruje) lze užít při odstraňování kostí z těsné blízkosti životně důležitých struktur při přístupu k některým cévním patologiím. Bezrotační resekce kosti nemá riziko namotání cévy. Tato komplikace během přístupu k aneurysmatu se ve světě již odehrála s fatálním důsledkem. Nově pořizovaný přístroj musí disponovat výkonem umožňujícím právě bezrotační odstranění kosti. Předpokládané využití přístroje je 50 až 100 za rok. Dodávka kompletního ultrazvukového systému pro emulzifikaci měkkých a tuhých tkání s možností bezpečného opracování kostí. Dodávka včetně 2 ks Handpiecu / 1x rovný, 1x zahnutý / s vyměnitelnými koncovkami rovnými a zahnutými Speciální koncovky s hrubým rašplovitým povrchem pro opracovávání kostí Velká variabilita koncovek, nejméně 3 různé typy použitelné pro každý Handpiece U obou Handpieců shodně Piezoelektrická technologie s jednotným kmitočtem v úrovni khz pro možnost využití jednotlivých typů pracovních koncovek na obou handpiecech / zvýšení variabilnosti za současného snížení nákladů / Nutnost snadné výměny jednotlivých typů koncovek na Handpiecu během operace sterilně ve sterilním poli pro větší využitelnost přístroje v závislosti na průběhu a povaze operace Koncovky vyrobené z odolného titanu Ergonomický tvar Handpiece Rovný Handpiece + koncovky rovné a zahnuté pro práci pod mikroskopem 1x krátká rovná koncovka standardní aspirační průměr mm 1x krátká rovná koncovka jemná aspirační průměr 1-1,3 mm 1x dlouhá zahnutá koncovka aspirační průměr mm 1x dlouhá zahnutá koncovka jemná aspirační průměr 1-1,3 mm 1 x koncovka s rašplovitým povrchem pro opracovávání kostí Zahnutý Handpiece + koncovky rovné 1x krátká rovná koncovka standardní aspirační průměr mm 1x krátká rovná koncovka jemná aspirační průměr 1-1,3 mm18 1 x koncovka s rašplovitým povrchem pro opracovávání kostí Možnost propojení US Aspirátoru a koagulačního přístroje s možností ovládání jedním pedálem a koagulování přímo pomocí vlastní koncovky US Handpiecu Nízká váha Handpiecu max 100 g Rozebíratelný Handpiece usnadňující čištění Handpiece standardně umožňuje zavlažování, odsávání a koagulaci Možnost sterilizace v autoklávu Preaspirační otvory na koncovkách pro vyšší bezpečnost Snadné intuitivní ovládání přístroje Automatický autotest zařízení s hlídáním provozního stavu Optické a zvukové hlášení alarmových stavů Odolná kompaktátní konstrukce konzole a pump integrovaná na převozním stojanu. Zavlažovací pumpa v kovovém provedení zajišťující delší životnost Vhodná kompatibilita s přístroji provozovanými na NCH sále v našem zařízení Přístroj určený přímo pro použití v traumatologii a neurochirurgii Expresní dodávky spotřebního materiálu do 24 hodin. Napájení 220V/50 Hz Dodávka včetně instalace u zákazníka a zaškolení personálu19 8. Neuroendoskop vč. HDTV 1 ks Popis odůvodněnosti pořízení investic (vč. medicínského účelu): Neuroendoskop je v současné době nepostradatelnou součástí výbavy neurochirurgických pracovišť se zaměřením se na cévní patologii. Při operacích výdutí mozkových cév umožňuje vizualizaci obtížně přístupných oblastí na spodině lebeční, použitím úhlové optiky je možné přehlédnout struktury naléhající na aneurysma, které jsou pohledu z operačního mikroskopu skryté. Výrazně se tak snižuje riziko poškození hlavových nervů a drobných cév vystupujících z tepny v blízkosti výdutě, při jejichž uzávěru klipem by došlo k ischemii klíčových oblastí mozku s následným závažným neurodeficitem. Použít lze jak klasický endoskop s několika pracovními kanály, tak i ventrikuloskop s jedním pracovním kanálem. Klasický endoskop s více pracovními kanály umožňuje případné uvolnění adhezí nebo stavění krvácení. Čistě pro přehlédnutí operačního pole je v některých případech vhodné použití neuroendoskopu jen s jedním pracovním kanálem, který díky menším rozměrům umožňuje snadnější manipulaci v operačním poli. Intracerebrální krvácení lze v některých případech evakuovat endoskopicky - z návrtu je zaveden pod kontrolou navigace operační endoskop přímo do hematomu a hematom je kontrolovaně odsán. Výhodou proti otevřenému výkonu, kdy je hematom evakuován z kraniotomie a cerebrotomie, je výrazně menší operační zátěž pro pacienta. Ve srovnání s navigovanou evakuací hematomu z návrtu naslepo umožňuje zraková kontrola a koagulace ošetřit zdroj krvácení a snížit riziko recidivy krvácení. V důsledku krvácení do mozkových komor dochází k rozvoji obstrukčního hydrocefalu. Stav je řešitelný evakuací koagul a vytvořením náhradní stomie k derivaci likvoru do cisteren na bazi lební. Ve srovnání s použitím zevní komorové drenáže a následného ventrikuloperitonealního shuntu (propojení komory mozkové s dutinou břišní tenkým katetrem) se výrazně snižuje riziko dalších, zejména infekčních komplikací. Nedílnou součástí je možnost digitálního záznamu výkonu včetně archivace dat (forenzní a vědecké účely). Využití přístroje pro 80 až 100 pacientů/rok. Dodávka se bude sestávat z kamerové řídící jednotky, kamerové hlavy, LCD monitoru, zdroje světla, záznamového zařízení, vozíku, endoskopů a příslušenství. Dodávka se bude sestávat z kamerové řídící jednotky, kamerové hlavy, LCD monitoru, zdroje světla, záznamového zařízení, vozíku, endoskopů a příslušenství. KAMERA 3-čipová Full HD digitální kamerová řídící jednotka s technologií rozlišení Full HD1080p, medicínský atest, frekvence 60Hz Rozlišení kamery alespoň 1920x1080 pixelů, širokoúhlý formát 16:9 Multioborové využití sestavy - mezioborová spolupráce ORL 3-čipová Full HD kamerová hlava s plnohodnotným dvojnásobným optickým zoomem. Rozsah ohniskových vzdáleností min mm. Parafokální optický zoom, zvětšení min. 2x20 2x DVI-D videovýstup (1080p), 2x HD-SDI (1080i nebo 720p), S-VHS Zámek rotace endoskopu Multifunkční ovládací prvky na kamerové hlavě Možnost zobrazení aktuálního nastavení kamerové jednotky na LCD monitoru prostřednictvím funkčního tlačítka kamerové hlavy nebo ovládací klávesnice Dálkové ovládání nahrávání tlačítkem na kameře. Uložení white balance do paměti Délka kabelu kamerové hlavy a světlovaného kabelu minimálně 3m optimum je více MONITOR 26 Full HD monitor, medicínský atest, nativní rozlišení Full HD, LED podsvit možnost nastavení stojanu horizontálně i vertikálně obrazové vstupy SDI, DVI, S-Video, kompozitní, komponentní YPbPr grafické vstupy DVI výstupy SDI, DVI, komponentní YPbPr úhel vertikálního a horizontálního sledování 178 / 178 nativní rozlišení možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (ve spojení se záznamovým zařízením umožní zobrazení snímků jiných zobrazovacích metod (CT, MRI, RTG) přímo stažených ze sítě PACS ve formátu DICOM 3.0) ZDROJ SVĚTLA xenon aspoň 175W, vizuální indikace stavu výbojky při nutnosti výměny, medicínský atest manuální, kontinuální regulace intenzity světla úplná kompatibilita s ostatními výrobci světlovodných kabelů ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ zařízení s medicínským atestem Nahrávání dat ve full HD kvalitě video ve formátu MPEG2, fotografie ve formátu JPEG nebo BMP kapacita pevného disku aspoň 500 GB ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky centrálního 26 LCD monitoru nebo prostřednictvím samostatného asistenčního dotykového monitoru s úhlopříčkou min. 15. Kompatibilní se současným DICOM formátem Možnost simultánního zobrazení živého videa v reálném čase s overlay (programovou vrstvou ovládacích prvků) uživatelského rozhraní záznamového zařízení a zobrazení snímků jiných zobrazovacích metod (CT, MRI, RTG) přímo stažených ze sítě PACS (přepínáním mezi obrazy, nebo paralelně na dvou monitorech) ochrana systému proti nakažení virem, neumyslným přepsáním, systémový a aplikační software v pevném disku bez pohyblivých částí (SSD) Zobrazit více
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva Více FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku:
FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku: Název poptávky: Název zadavatele: IČ zadavatele: 00179906 DIČ zadavatele: CZ00179906 FN Více Příloha č. 2 - Technické podmínky k části A - Lůžka, matrace a přístroj pro řízenou mírnou hypotermii
Příloha č. 2 - Technické podmínky k části A - Lůžka, matrace a přístroj pro řízenou mírnou hypotermii V souladu s ustanovením 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE A OBNOVA Více SonoWand Invite 3D ultrazvukový systém s integrovanou neuronavigací
SonoWand Invite 3D ultrazvukový systém s integrovanou neuronavigací Martin Zaoral Konference radiologických fyziků 2012 20.6. 22.6.2012 Základní potřeba neurochirurgů - bez ohledu na posun mozku, musí Více Příloha č. 4 - Technické podmínky k části C - Monitory, defibrilátor a přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky
Příloha č. 4 - Technické podmínky k části C - Monitory, defibrilátor a přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky V souladu s ustanovením 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Více BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl.
BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 obchod@btl.cz www.btl.cz Všechna práva vyhrazena. 2007 BTL zdravotnická technika, Více Jednokriteriální versus vícekriteriální soutěžení
Čj.: 404-78/2013/DP-ÚVN V Praze dne 7. října 2013 Nemocniční lůžka elektrická Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vypisuje poptávku, dle 6 v rámci zákona č. 137/2006 Sb., ve znění Více Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka. Jan Michálek
Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka Jan Michálek Obsah Zdravotnické lůžko Historie Legislativa a normativa Standardní zdravotnické lůžko Bezpečnost Více Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř. 581 500 05 Hradec Králové
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky Více Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)
Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013 TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) 1. část VZ: Laboratorní mikroskop s digitální kamerou a PC Položka č.1 Více Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace
Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č. Více instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)
PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1 Více Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích část B - Přístroje pro operační sály
Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích část B - Přístroje pro operační sály Číselné označení Popis zařízení Počet kusů 1.8 Laparoskopický komplet pro chirurgii 1 1.9 HDTV Více Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace
Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité Více Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012
Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí Více Technická specifikace
Technická specifikace Tato příloha zadávací dokumentace stanoví minimální technické, materiálové a funkční požadavky na předmět plnění veřejné zakázky pod označením Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku. Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších Více Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace Více KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM
Projekt MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO CEREBROVASKULÁRNÍHO CENTRA NEM. Č. BUDĚJOVICE Šance pro váš rozvoj Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského Více Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.
Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková Více 1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Městská nemocnice v L I T O M Ě Ř I C Í CH Žitenická ul. 18, 412 01 L i t o m ě ř i c e tel. 416 723 131, 416 723 111, fax 416 723 530, e-mail: verejne.zakazky@nemocnice-lt.cz IČ 00830488, DIČ CZ00830488 Více Dodávka rozhraní a měřících senzorů
Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE Více MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky
Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském Více Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace Více MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky
Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy: Více Specifikace předmětu plnění
Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická Více Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část Více ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk
Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti Více NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství
Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem, Více příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)
příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Stereomikroskop s digitální kamerou : - Konstrukce optiky CMO (Common Více 3. Technická specifikace předmětu
Č.j. 3619/2015-ÚVN V Praze dne: 7.7.2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění Více Specifikace předmětu plnění
Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje Více Modernizace vybavení intenzivní péče
Modernizace vybavení intenzivní péče Operační program Regionální operační program NUTS II Jihozápad Název projektu Modernizace vybavení intenzivní péče Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Více I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30
Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské Více Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky
INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační Více Dodatečné informace č. 1
Dodatečné informace č. 1 1) Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 2) Název zakázky: Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život Více Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350
Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks. Více Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.
ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská, Více Fetální dopplery a monitory
Fetální dopplery a monitory 2 Obsah SonoTrax fetální doppler 4 SonoTrax vaskulární doppler 4 Fetální monitor Cadence 5 Fetální monitor F3 6 Fetální monitor F6 7 Fetální monitor F9 8 Fetální monitor F9 Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE Více MEDATRON, spol. s r.o.
MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Brně a je ryze českou společností. Od zahájení činnosti se intenzivně věnuje oblasti diabetologie a od roku 1998 i prodeji přístrojů Více Zakázka: Dodávka kompenzačních pomůcek pro potřeby odlehčovací služby. Příloha č.1 specifikace jednotlivých položek rozpočtu na kompenzační pomůcky
Zakázka: Dodávka kompenzačních pomůcek pro potřeby odlehčovací služby Příloha č.1 specifikace jednotlivých položek rozpočtu na kompenzační pomůcky Veškeré níže uvedené položky jsou speciální zdravotnické Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE Více POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA
POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA nejnižší poloha Casa Med II 12/0062679 rozložené lůžko PLNĚ HRAZENO Standardní vybavení rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel polohování a výškové nastavení pomocí Více Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ
Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění Více Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00
Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu Více Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů
Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny Více Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace
Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky Více Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Více Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře
Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592 Více Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA
Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů Více Příloha č. 3 - Technická specifikace
Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a servisních služeb dle technické specifikace uvedené níže a v příloze Více Technická specifikace LOGGERY D/R/S
Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. Více PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT
PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Technické parametry SMART Document Camera Model SDC-330 Fyzické parametry Velikost Otevřená Sklopená Hmotnost 28,9 cm (Š) 41,7 cm (V) x 37 cm (H) (11 3/8" 16 3/8" Více Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00
Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu Více Operační oftalmologický mikroskop
Čj.: 542-2/2014 ÚVN V Praze dne 3.3.2014 Operační oftalmologický mikroskop Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje poptávku na nákup operačního oftalmologického mikroskopu, Více VYBAVENÍ HOSPICOVÉHO POKOJE pro Domov seniorů Drachtinka Technická specifikace
Příloha č. 2 VYBAVENÍ HOSPICOVÉHO POKOJE pro Domov seniorů Drachtinka Technická specifikace Elektricky polohovatelné lůžko pečovatelské lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou nejlépe 200x86 cm, tvořenou odnímatelnými Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č.j. 2240/2015-ÚVN V Praze dne: 22.4.2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění Více HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,
Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou Více Dräger Pendula Rameno pro více monitorů
Rameno pro více monitorů Stropní rameno pro více monitorů umožňuje ergonomické uspořádání pracoviště a snadné a bezpečné polohování monitorů na hybridních operačních sálech. D-35581-2011 OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ Více NEWTON Dictate 4. Software pro převod hlasu do textu. Katalog příslušentví. www.diktafony.cz
NEWTON Dictate 4 Software pro převod hlasu do textu Katalog příslušentví www.diktafony.cz diktafony Philips Digital Pocket Memo 8000 Špičková kvalita záznamu s 3D Mic technologií Profesionální diktafon Více INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách Více Z Á K L A D N Í S E S T A V A
Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola Více dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem
Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační Více Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala
Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy Více Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám. částí 2 a 3. veřejné zakázky
Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám částí 2 a 3 veřejné zakázky Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava Lineární urychlovač, Angiografický Více Servis klimatizací. ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel
ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel Klimatizace ve vozidlech potřebují pravidelnou údržbu. Potenciál trhu pro kompetentní servis klimatizací stále roste. Více DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka
DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků... Více Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy. Čestnost předepsané servisní kontroly / PBTK. Poznámky
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652 Více VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno
VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích Více Zadávací dokumentace PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném Více Detektory kovů řady Vistus
Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory Více TC-502L. Tenký klient
TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100, Více Eleganza 3. Lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Eleganza 3 Lůžko pro akutní péči PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ Lůžko Eleganza 3 pozitivně ovlivňuje léčbu a rekonvalescenci pacientů a zároveň zefektivňuje a usnadňuje práci personálu v akutní péči pomocí Více POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA
POLOHOVACÍ ELEKTRICKÁ LŮŽKA nejnižší poloha Casa Med II 12/0062679 rozložené lůžko PLNĚ HRAZENO STANDARDNÍ VYBAVENÍ rozkládací čtyřdílný rošt s nastavením tuhosti lamel polohování a výškové nastavení pomocí Více 3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska
3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení, Více Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek
Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky Více TC-502L TC-60xL. Tenký klient
TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc Více První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.
str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální Více KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním Více Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92
E-Line 92 Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 Vysoký výkon pro malé velikosti Kdo řeže malé formáty, neměl by být nucen vzdávat se absolutní přesnosti a spolehlivosti. Nyní existují stroje Více MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 13.2. DO 19.2.2010
MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 13.2. DO 19.2.2010 1 www.clicmag.cz STR. 1/2 Robotické operace jsou stále dostupnější a vyhledávanější. V Centru robotické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Více Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou
Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav Více Příloha č. 1. Tabulka technických parametrů
Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Vybavení staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec technikou Tabulka technických parametrů Zpracovatel: Vladislav Sochna, oddělení regionálního rozvoje Více VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ
VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ 1. KOMPONENTY 1.1. HLAV NÍ VI DEOKON FEREN ČNÍ JEDNOTK A RadvisionScopia XT1000 Videokonferenční zařízení pro použití v konferenčních místnostech Full HD přenos a zobrazování - Více Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.
Číslo zakázky: 2011-03 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3287 ZŠ Bulharská a peníze Více RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New
RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní Více UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

References: zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137
 zákona č. 137