Source: http://docplayer.es/2030288-Agilent-openlab-chromatography-data-system-cds.html
Timestamp: 2018-02-21 19:58:01+00:00

Document:
Agilent OpenLAB Chromatography Data System (CDS) - PDF
Download "Agilent OpenLAB Chromatography Data System (CDS)"
María Nieves Márquez Valenzuela
1 Agilent OpenLAB Chromatography Data System (CDS) Requisitos de hardware y software Agilent Technologies
2 Avisos Agilent Technologies, Inc No se permite la reproducción de parte alguna de este manual bajo cualquier forma ni por cualquier medio (incluyendo su almacenamiento y recuperación electrónicos y la traducción a idiomas extranjeros) sin el consentimiento previo por escrito de Agilent Technologies, Inc. según lo estipulado por las leyes de derechos de autor estadounidenses e internacionales. Número de referencia del manual: M Edición 09/2014 Impreso en Alemania Agilent Technologies Hewlett-Packard-Strasse Waldbronn Este producto puede usarse como componente de un sistema de diagnóstico in vitro si dicho sistema está registrado ante las autoridades competentes y cumple la normativa aplicable. De lo contrario, únicamente está previsto para un uso general de laboratorio. Revisión de software Esta guía se aplica a la versión A del software Agilent OpenLAB CDS. Microsoft, Windows Server y SQL Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. Este producto puede usarse como componente de un sistema de diagnóstico in vitro si el sistema está registrado ante las autoridades competentes y cumple las normas pertinentes. De lo contrario, únicamente será válido para su uso general en laboratorio. Garantía El material contenido en este documento se proporciona "tal como es" y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso, en ediciones futuras. Además, hasta el máximo permitido por la ley aplicable, Agilent rechaza cualquier garantía, expresa o implícita, en relación con este manual y con cualquier información contenida en el mismo, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas de comercialización y adecuación a un fin determinado. En ningún caso Agilent será responsable de los errores o de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el suministro, utilización o uso de este documento o de cualquier información contenida en el mismo. En el caso que Agilent y el usuario tengan un acuerdo escrito separado con condiciones de garantía que cubran el material de este documento y que estén en conflicto con estas condiciones, prevalecerán las condiciones de garantía del acuerdo separado. Licencias sobre la tecnología El hardware y/o software descritos en este documento se suministran bajo una licencia y pueden utilizarse o copiarse únicamente de acuerdo con las condiciones de tal licencia. Avisos de seguridad PRECAUCIÓN Un aviso de PRECAUCIÓN indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento de operación, una práctica o similar que, si no se realizan correctamente o no se ponen en práctica, pueden provocar daños en el producto o pérdida de datos importantes. No avance más allá de un aviso de PRECAUCIÓN hasta que se entiendan y se cumplan completamente las condiciones indicadas. ADVERTENCIA Un aviso de ADVERTENCIA indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento de operación, una práctica o similar que, si no se realizan correctamente o no se ponen en práctica, pueden provocar daños personales o la muerte. No avance más allá de un aviso de ADVERTENCIA hasta que se entiendan y se cumplan completamente las condiciones indicadas. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
3 En esta guía... En esta guía... Este documento detalla los requisitos mínimos de hardware y software para garantizar la compatibilidad con la familia de productos Agilent OpenLAB Chromatography Data System (CDS). Este documento es válido para: OpenLAB Shared Services (versión A.02.02). OpenLAB CDS ChemStation Edition (versión C.01.07). OpenLAB CDS EZChrom Edition (versión A.04.07). OpenLAB Data Analysis (versión A.01.02). Estos requisitos se aplican a ediciones completas, VL y compactas de OpenLAB CDS, a menos que se establezca lo contrario. Tabla 1 Término Términos y abreviaturas utilizados en este documento Descripción ChemStation Secure Workstation EZChrom ECM Data Store AIC OpenLAB CDS ChemStation Edition Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition OpenLAB CDS EZChrom Edition OpenLAB Enterprise Content Manager OpenLAB Data Store Controlador de instrumentos de Agilent 1 Introducción Este capítulo contiene un resumen de los distintos tipos de instalación y los requisitos generales de software. 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS ChemStation Edition. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 3
4 En esta guía... 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS EZChrom Edition. 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition En este capítulo se describen los requisitos asociados a la solución Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis En este capítulo se describen los requisitos para instalar OpenLAB Data Analysis de forma independiente. 6 Servidor OpenLAB Shared Services En este capítulo se describen los requisitos asociados al servidor OpenLAB Shared Services. 7 Licencias Este capítulo contiene información sobre el software utilizado para temas relativos a las licencias. 4 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
5 Contenido Contenido 1 Introducción 7 Agilent OpenLAB CDS 8 Requisitos generales de software 11 Compatibilidad de idiomas 13 Notas importantes 14 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition 15 ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente 16 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition 18 Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido 21 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition 23 Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition 24 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition 26 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition 29 Hardware 30 Número de instrumentos 31 Software 32 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis 33 Hardware 34 Software 35 6 Servidor OpenLAB Shared Services 37 Hardware 38 Software 39 Bases de datos 39 7 Licencias 41 Software compatible 42 Licencias de Windows Server 42 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 5
6 Contenido 6 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
7 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 1 Introducción Agilent OpenLAB CDS 8 Requisitos generales de software 11 Compatibilidad con otros paquetes de software de Agilent 12 Compatibilidad de idiomas 13 EZChrom Edition 13 ChemStation Edition 13 Data Analysis 13 Notas importantes 14 Espacio en disco 14 Servidores exclusivos 14 Este capítulo contiene un resumen de los distintos tipos de instalación y los requisitos generales de software. Agilent Technologies 7
8 1 Introducción Agilent OpenLAB CDS Agilent OpenLAB CDS En función del tipo de instalación, pueden ser necesarios diferentes componentes de hardware. En las figuras siguientes se muestran los componentes necesarios para cada uno de los tipos de instalación. Figura 1 Configuración de la estación de trabajo 8 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
9 Introducción 1 Agilent OpenLAB CDS Figura 2 Configuración de estaciones de trabajo en red En las instalaciones con OpenLAB Data Store, tanto Data Store como OpenLAB Shared Services se instalan en el mismo servidor. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 9
10 1 Introducción Agilent OpenLAB CDS Figura 3 Configuración de un sistema distribuido En las instalaciones con OpenLAB Data Store, tanto Data Store como OpenLAB Shared Services se instalan en el mismo servidor. 10 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
11 Introducción 1 Requisitos generales de software Requisitos generales de software El siguiente software debe instalarse en todos aquellos sistemas operativos compatibles antes de proceder a instalar los componentes de OpenLAB CDS: Adobe Flash: debe instalarse para poder ver todas las características gráficas de la interfaz de usuario de Data Store. Por tanto, resulta necesario tanto para Secure Workstation como para el resto de sistemas conectados al servidor de Data Store. Adobe PDF Reader (XI): debe estar instalado para poder consultar los informes de preparación o administración de la ubicación y para utilizar el visor de informes Report Viewer. Debe instalarse el complemento del lector de PDF (cualquier versión) para poder visualizar la documentación (Start > All programs > Agilent Technologies > OpenLAB CDS Documentation). NOTA Si no hay ningún lector de PDF instalado en el sistema, puede instalar Adobe Reader desde los DVD de instalación de OpenLAB CDS. Se encuentra disponible en la ruta Disk1\ Tools\Adobe Reader en cuatro idiomas diferentes (inglés, japonés, chino y portugués). Navegador: debe haber un navegador instalado (p. ej., IE 9 o 10) para poder abrir la página OpenLAB CDS Documentation. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 11
12 1 Introducción Requisitos generales de software Compatibilidad con otros paquetes de software de Agilent Versiones de ECM OpenLAB CDS es compatible con el uso de OpenLAB ECM Server SP1 (última revisión) como ubicación de almacenamiento de archivos. Utilice Internet Explorer 9 o 10 para el cliente web. Versiones de Data Store Para que OpenLAB CDS pueda utilizar Data Store como ubicación de almacenamiento de archivos, debe disponer de la versión A de OpenLAB Data Store. Asimismo, antes de instalar los componentes de OpenLAB Data Store debe instalar Internet Explorer 10 u 11 en el sistema operativo compatible correspondiente. La función Active scripting debe estar activada para poder acceder al sitio web de Data Store. 12 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
13 Introducción 1 Compatibilidad de idiomas Compatibilidad de idiomas EZChrom Edition La versión en inglés de OpenLAB CDS EZChrom Edition está validada en los sistemas operativos de Windows en inglés y en idiomas de Europa Occidental. Las versiones traducidas de OpenLAB CDS son compatibles con las versiones traducidas de Windows y utilizan la fuente predeterminada del sistema: Chino: SimSun Japonés: MS UI Gothic Portugués (Brasil): MS Sans Serif (solo en estaciones de trabajo) Los controladores de instrumentos no traducidos son compatibles y aparecerán en inglés aunque se ejecuten versiones traducidas de OpenLAB CDS. ChemStation Edition Las versiones traducidas de OpenLAB CDS ChemStation Edition son compatibles con las versiones traducidas de los sistemas operativos Windows y utilizan las fuentes predeterminadas del sistema: Chino: SimSun Japonés: MS UI Gothic La versión en inglés de ChemStation Edition también es compatible con las versiones en ruso de Windows. Data Analysis Las versiones traducidas de OpenLAB CDS Data Analysis son compatibles con las versiones traducidas de Windows y utilizan la fuente predeterminada del sistema: Chino: Microsoft YaHei Japonés: Arial Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 13
14 1 Introducción Notas importantes Notas importantes Espacio en disco Los requisitos de espacio en disco deben ajustarse según el número y tipo de instrumentos y la periodicidad de almacenamiento. Agilent recomienda utilizar discos duros con una capacidad de almacenamiento que permita el funcionamiento del laboratorio durante un año, sin contar las necesidades del sistema operativo y OpenLAB CDS. Tabla 2 Tamaños típicos de archivo previstos Tiempo de análisis Descripción Tamaño de archivo previsto Datos 2D 60 min 10 Hz, datos de 2 canales Aprox. 600 kb Datos 3D 60 min 10 Hz, datos de 5 canales y espectros con una resolución de 1 nm entre 200 y 400 nm Aprox. 300 Mb Datos LC/MS 60 min Modo de barrido Aprox. 30 Mb Servidores exclusivos Para los productos basados en servidores (p. ej., el servidor de OpenLAB Shared Services o el controlador AIC de OpenLAB CDS ChemStation Edition), Agilent recomienda utilizar servidores exclusivos para evitar conflictos con otras aplicaciones y optimizar el rendimiento. 14 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
15 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente 16 Hardware 16 Número de instrumentos 16 Software 17 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition 18 Hardware 18 Número de instrumentos compatibles 19 Software 20 Virtualización 20 Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido 21 Hardware 21 Software 22 En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS ChemStation Edition. Agilent Technologies 15
16 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente Hardware Tabla 3 Elemento Requisitos mínimos de hardware (estaciones de trabajo ChemStation) Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB 160 GB (20 GB para el software más espacio de almacenamiento para datos; consulte la Tabla 2 en la página 14) 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/1000 Número de instrumentos Existe un límite respecto al número de instrumentos (por ejemplo, GC, LC o CE) que pueden configurarse en una estación de trabajo OpenLAB CDS ChemStation Edition: GC y LC (2D): cuatro instrumentos LC (3D): dos instrumentos CE: dos instrumentos LC/MS y CE/MS: un instrumento Cada instrumento puede constar de varios módulos, como en el caso de los sistemas LC modulares de Agilent. Aunque el número máximo teórico de módulos es 31, se recomienda utilizar 14 módulos como máximo. 16 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
17 OpenLAB CDS ChemStation Edition 2 ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente En una estación de trabajo OpenLAB CDS VL, puede configurar un GC o un LC con módulos específicos. Para obtener más información, consulte el documento Supported Instruments and Firmware Guide. Software Tabla 4 Software para las estaciones de trabajo OpenLAB CDS ChemStation Edition Componente Detalles Sistemas operativos Windows 7 Service Pack 1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 17
18 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition Hardware Tabla 5 Elemento Requisitos mínimos de hardware del controlador AIC para ChemStation Edition Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Doble cuádruple núcleo a 2 GHz Mínima: 12 GB o 1 GB por instrumento Recomendada: 16 GB 2 x 250 GB (20 GB para el software más espacio de almacenamiento para datos; consulte la Tabla 2 en la página 14) 17 '': 1280 x 1024 (SXGA), como mínimo 19 '': 1440 x Ratón Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows 1 Soporte extraíble Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/ Solo para la instalación y la administración. 2 Se recomienda utilizar una segunda interfaz LAN para aislar el tráfico de datos del instrumento. 18 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
19 OpenLAB CDS ChemStation Edition 2 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition Número de instrumentos compatibles Existe un límite respecto al número de instrumentos (por ejemplo, GC, LC o CE) que pueden configurarse para un controlador AIC con OpenLAB CDS ChemStation Edition: GC y LC (2D): diez instrumentos LC (3D) y CE: cinco instrumentos LC/MS y CE/MS: dos instrumentos Un instrumento LC/MS de cuadrupolo simple equivale a cuatro instrumentos LC 2D. Un único AIC permite gestionar dos instrumentos LC/MS de cuadrupolo simple y dos instrumentos LC 2D, o bien dos instrumentos LC/MS de cuadrupolo simple y un instrumento LC 3D. NOTA En los controladores de instrumentos de Agilent (AIC), OpenLAB ChemStation Edition es compatible con aquellos instrumentos y módulos conectados exclusivamente a través de una red LAN (los dispositivos GPIB, RS-232 y USB, así como cualquier tipo de convertidor, no son compatibles con los AIC). No hay límite en relación con el número de AIC en un sistema distribuido. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 19
20 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition Software Tabla 6 Software compatible con los controladores AIC de OpenLAB CDS ChemStation Edition Componente OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 R2 n/a n/a n/a Leyenda: : compatible n/a: no aplicable Virtualización Los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) compatibles con ChemStation Edition pueden virtualizarse con VMware VSphere 4.x o VSphere 5.x. Para obtener más información, consulte la nota técnica Virtualizing Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition with VMware. 20 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
21 OpenLAB CDS ChemStation Edition 2 Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido NOTA De cara a la resolución de problemas, se recomienda decididamente disponer de al menos un PC agrupado con Agilent ChemStation funcionando como cliente de OpenLAB CDS ChemStation. Dicho PC debe mantenerse como referencia para identificar problemas de visualización y rendimiento asociados al hardware del PC cliente. Hardware Tabla 7 Elemento Requisitos mínimos de hardware para clientes ChemStation en un sistema distribuido Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble 3 GHz, doble núcleo 4 GB 160 GB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows DVD ROM (12x) Red Adaptador LAN 100/1000 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 21
22 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido Software Tabla 8 Sistemas operativos compatibles con los clientes de OpenLAB CDS ChemStation Edition Sistema operativo Detalles Windows 7 Service Pack 1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits 22 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
23 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition 24 Hardware 24 Número de instrumentos 24 Software 25 Virtualización 25 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition 26 Hardware 26 Controladores de instrumentos 27 Número de instrumentos compatibles 27 Software 28 Virtualización 28 En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS EZChrom Edition. Agilent Technologies 23
24 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition Hardware Tabla 9 Elemento Requisitos mínimos de hardware (estaciones de trabajo y clientes de EZChrom) Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB 160 GB (20 GB para el software más espacio de almacenamiento para datos; consulte la Tabla 2 en la página 14) 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/1000 Número de instrumentos Existe un límite respecto al número de instrumentos que pueden configurarse en una estación de trabajo de OpenLAB CDS EZChrom Edition: GC y LC (2D): cuatro instrumentos LC (3D): dos instrumentos 24 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
25 OpenLAB CDS EZChrom Edition 3 Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition Software Tabla 10 Sistemas operativos compatibles con las estaciones de trabajo y los clientes de OpenLAB CDS EZChrom Edition Sistema operativo Detalles Windows 7 SP1 Enterprise 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Solo para clientes: Windows Server 2008 R2 Solo para clientes: Windows Server 2012 R2 SP1 64 bits 64 bits Virtualización Las estaciones de trabajo EZChrom pueden virtualizarse con VMware VSphere 4.x o VSphere 5.x. Los clientes de OpenLAB CDS EZChrom Edition también pueden funcionar a través de Terminal Services y de Citrix XenApp 6.x. Para obtener más información, consulte la nota técnica Virtualización de Agilent OpenLAB CDS EZChrom Edition con VMware. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 25
26 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Hardware Tabla 11 Elemento Requisitos mínimos de hardware de un controlador AIC para EZChrom Edition Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB 160 GB (20 GB para el software más espacio de almacenamiento para datos; consulte la Tabla 2 en la página 14) 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red 2 tarjetas LAN (LAN 100/1000) 26 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
27 OpenLAB CDS EZChrom Edition 3 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Controladores de instrumentos En la siguiente tabla se indican los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) con sistema operativo Windows 7 SP1 (32 bits) compatibles con la instalación de OpenLAB CDS EZChrom Edition y que se incluyen como sistemas agrupados. Tabla 12 Controladores de instrumentos de Agilent (AIC) con sistema operativo Windows 7 SP1 (32 bits) Modelo de AIC CPU RAM Espacio en disco Z210 Cuádruple núcleo a 3,10 GHz 4 GB 250 GB Z220 Cuádruple núcleo a 3,20 GHz 4 GB 250 GB Z230 Cuádruple núcleo a 3,20 GHz 4 GB 500 GB También puede utilizar su propio hardware con Windows 7 SP1 (64 bits). Los controladores AIC se deben actualizar para cumplir los requisitos mínimos de memoria según corresponda. Número de instrumentos compatibles Existe un límite respecto al número de instrumentos que pueden configurarse en un controlador de instrumentos de Agilent (AIC) con EZChrom Edition: GC y LC (2D): cuatro instrumentos LC (3D): dos instrumentos NOTA Solo se debería utilizar un instrumento por AIC para las conexiones GPIB. NOTA En los controladores de instrumentos de Agilent (AIC), cuando OpenLAB EZChrom Edition se ejecute en Microsoft Windows 2008 R2 no será compatible con aquellos instrumentos y módulos conectados mediante GPIB y SCSI. No hay límite en relación con el número de AIC en un sistema distribuido. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 27
28 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Software Tabla 13 Sistemas operativos compatibles con controladores AIC para OpenLAB CDS EZChrom Edition Sistema operativo OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A Windows XP SP3 Windows 7 SP1 Enterprise o Professional Windows 8.1 Enterprise o Professional n/a n/a Windows Server 2003 R2 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 R2 n/a n/a n/a Leyenda: : compatible : incompatible n/a: no aplicable Virtualización Los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) compatibles con EZChrom Edition pueden virtualizarse con VMware VSphere 4.x o VSphere 5.x. Para obtener más información, consulte la nota técnica Virtualizing Agilent OpenLAB CDS EZChrom Edition with VMware. 28 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
29 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Hardware 30 Número de instrumentos 31 Software 32 En este capítulo se describen los requisitos asociados a la solución Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Agilent Technologies 29
30 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Hardware Hardware Tabla 14 Elemento Requisitos mínimos de hardware para Secure ChemStation Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Cuádruple núcleo a 3 GHz 16 GB 4 x 500 GB o 2 x 1 Tb (20 GB para el software más espacio de almacenamiento para datos; consulte la Tabla 2 en la página 14) 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/ Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
31 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition 4 Número de instrumentos Número de instrumentos Existe un límite respecto al número de instrumentos que pueden configurarse en la solución Secure ChemStation: LC, GC, CE, A/D y SFC: dos instrumentos LC/MS y CE/MS: un instrumento Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 31
32 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Software Software Tabla 15 Software para Secure Workstation Componente Windows 7 SP1 (64 bits) Inglés (EE.UU.), japonés o chino Windows 8.1 OpenLAB CDS A n/a OpenLAB CDS A Internet Explorer 9 (32 bits) Internet Explorer 10 (32 bits) Internet Explorer 11 (32 bits) Adobe Flash 11 PostgreSQL La versión necesaria de PostgreSQL se instala automáticamente junto con Secure Workstation. Leyenda: : compatible : incompatible n/a: no aplicable 32 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
33 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis Hardware 34 Software 35 En este capítulo se describen los requisitos para instalar OpenLAB Data Analysis de forma independiente. Agilent Technologies 33
34 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis Hardware Hardware Tabla 16 Elemento Requisitos mínimos de hardware (estaciones de trabajo ChemStation) Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB 160 GB (20 GB para el software más espacio de almacenamiento para datos; consulte la Tabla 2 en la página 14) 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/ Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
35 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis 5 Software Software Tabla 17 Sistemas operativos compatibles para estaciones de trabajo independientes con OpenLAB Data Analysis Componente Detalles Sistemas operativos Windows 7 Service Pack 1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 35
36 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis Software 36 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
37 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 6 Servidor OpenLAB Shared Services Hardware 38 Software 39 Bases de datos 39 En este capítulo se describen los requisitos asociados al servidor OpenLAB Shared Services. Agilent Technologies 37
38 6 Servidor OpenLAB Shared Services Hardware Hardware Tabla 18 Elemento Requisitos mínimos de hardware para el servidor de Shared Services Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB (32 bits) 6 GB (64 bits) 160 GB 17": 1024 x 768 (SXGA) 19": 1440 x 900 Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/ Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
39 Servidor OpenLAB Shared Services 6 Software Software Tabla 19 Software para un servidor de OpenLAB Shared Services Sistema operativo OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A Windows Server 2003 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 R2 n/a n/a n/a Bases de datos Leyenda: : compatible : incompatible n/a: no aplicable Agilent OpenLAB Shared Services gestiona la información mediante una base de datos. La base de datos se instala y configura automáticamente durante la instalación de la estación de trabajo OpenLAB CDS. Cuando se implementen configuraciones de sistema de red, la base de datos exigirá una instalación adicional para garantizar un rendimiento aceptable del sistema. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 39
40 6 Servidor OpenLAB Shared Services Bases de datos Tabla 20 Software compatible para el alojamiento de la base de datos de Shared Services Base de datos OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A OpenLAB CDS A SQL Server 2008 R2 SP1 Express (Solo actualizaciones 1 ). (Solo actualizaciones 1 ) SQL Server 2008 R2 SP2 Standard o Enterprise (n/a n/a SQL Server 2012 SP2 Standard o Enterprise SQL Server 2014 Standard oenterprise n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a PostgreSQL 9.0 n/a n/a PostgreSQL 9.2 n/a n/a n/a Oracle 11g R2 (Solo actualizaciones 1 ) Oracle 12c R1 n/a n/a n/a 1 Los sistemas actualizados son compatibles con la base de datos existente Leyenda: : compatible : incompatible n/a: no aplicable NOTA Se recomienda decididamente almacenar los ficheros de bases de datos y los registros de transacciones (cuando corresponda) en discos duros físicamente independientes. 40 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
41 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 7 Licencias Software compatible 42 Licencias de Windows Server 42 Licencia de acceso de cliente (CAL) 42 Licencias de acceso de cliente para Servicios de Escritorio remoto (CAL de RDS) 42 Este capítulo contiene información sobre el software utilizado para temas relativos a las licencias. Agilent Technologies 41
4-430-599-61 (1) Display Network Manager Manual completo Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras. LMD-SN10 2013 Sony Corporation
Worry-Free. p c. Ediciones Advanced y Standard de. Business Security Service Pack 1 Requisitos del sistema. Securing Your Journey to the Cloud
Ediciones Advanced y Standard de Worry-Free Business Security Service Pack 1 Requisitos del sistema Securing Your Journey to the Cloud p c Protección en Internet ws Seguridad de Internet Trend Micro Incorporated
NSi Output Manager Preguntas frecuentes. Version 3.2
NSi Output Manager Preguntas frecuentes Version 3.2 I. Información general del producto 1. Cuáles son las novedades de Output Manager 3.2? Se han realizado varias mejoras nuevas en NSi Output Manager 3.2
Guía rápida Starter System 3.2
3.2 Índice ii / 13 Índice 1 El suministro incluye:... 3 2 Requisitos previos... 4 3 Los primeros pasos... 5 4 Informaciones y ayuda... 13 1 El suministro incluye: 3 / 13 1 El suministro incluye: Para el

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución