Source: https://www.technoac.com/es/cable-fault-location-equipment-es/item/tdr-ta3-7.html
Timestamp: 2020-01-28 19:39:42+00:00

Document:
Reflectómetro TDR-TA3.7
El reflectómetro TDR-TA3.7 es el instrumento de alta precisión, de campaña, de 2 canales, destinado a emplearse donde hay requerimientos aumentados a la clase de precisión (por ejemplo, cableado estructurado, en las redes CATV, en los sistemas de control remoto de redes de calefacción, etc.) TDR-TA3.7 permite efectuar las siguientes mediciones en cables desde 1 m hasta 32 km de largo, con error instrumental bajo (hasta 3 cm):
medición de distancias hasta irregularidades de la resistencia de ondas o deterioros: ruptura; defectos de mala resistencia óhmica (inferior a 10 kΩ); cortocircuito; soldadura defectuosa; amplificador defectuoso; presencia y ubicación de los acopladores; sectores de saturación o sectores con humedad elevada; acoplamientos, uniones de empalme de cable; bobinas de Pupin, debilidad de pares; defectos "flotantes";
evaluación de la resistencia de ondas de las líneas de cables.
El reflectómetro de impulsos TDR-TA3.7 se emplea para controlar los siguientes tipos de las líneas de cables en el proceso de su tendido y explotación:
Características mejoradas de medición
Reflectómetro TDR-TA3.7: establecimiento de los parámetros de sondeo.
El instrumento TDR-TA3.7 es una modernización profunda del reflectómetro RI-307 en cuanto a su hardware y software:
Error instrumental es de 3 cm (en caso de CA=1,499) – debido al aumento de la frecuencia efectiva de discretización hasta 3,2 GHz, el poder de resolución ha sido aumentado en los 4 veces en comparación con RI-307;
Detallado mejorado de reflectogramas – el procesamiento del canal recepción permitió ensanchar la banda pasante;
Bandas de distancia ampliadas – desde 15 m hasta 32 km: fueron introducidos dos bandas "cortas" adicionales de 15 m y 30 m con el fin de aumentar la eficacia de mediciones en la zona cercana;
La banda ancha de anchuras operativas del impulso de resonancia desde 10 ns hasta 50 µs le permite al operador escoger una relación óptima entre el instrumento y atenuación superpuesta. Es mejor utilizar los impulsos de resonancia cortos en los sectores cortos con atenuación ligera con el fin de asegurar una resolución mejor;
Es necesario establecer anchura grande del impulso de resonancia en las líneas largas de gran atenuación con el fin de asegurar una distancia máxima;
La promediación digital desde 1 hasta 128 realizaciones permite suprimir eficazmente interferencias y ruidos asincrónicos;
Dos canales físicos paralelos permiten revelar diferencias de las líneas en tiempo real sin acoger a la grabación del reflectograma en la memoria.
Operaciones ergonómicas, claras y convenientes
Reflectómetro TDR-TA3.7: sondeo de dos canales al mismo tiempo.
pantalla TFT de colores 5,7" con resolución de 640×480 píxeles y amplio ángulo de visión para trabajo cómodo y visualización de los resultados de medición. Opcionalmente, el instrumento puede estar equipado con pantalla de brillo aumentado y revestimiento antirreflectante para asegurar un trabajo confortable en caso de luz solar directa;
Visualización de hasta de 5 reflectogramas al mismo tiempo – el instrumento es capaz de visualizar simultáneamente los reflectogramas desde dos entradas físicas, así como tres reflectogramas desde la memoria de acceso aleatorio no volátil;
El control directo de los parámetros de medición permite controlar rápido y claramente los parámetros de medición sin gastar mucho tiempo para conmutar los menús;
El sistema de medición de dos cursores permite medir distancias entre cualesquiera dos puntos de la línea (ruta) – el instrumento indica la distancia hasta el primer y segundo cursores, así como la distancia entre ellos;
Memorización automática de los parámetros de medición – en caso de desactivación del instrumento (mediante el botón de desactivación o por el temporizador de desactivación automática), los parámetros de medición están grabados en la memoria de acceso aleatorio no volátil, debido a lo cual Usted no tendrá que volver a establecerlos;
La función renovada de Lupa permite revisar los reflectogramas con resolución de 3 cm en cualquier banda de distancia desde 15 m hasta 32 km; además, está previsto "zoom digital" para asegurar revisión más cómoda de los sectores separados;
Está prevista la posibilidad de desplazarse por la ventana de la lupa dentro de los límites de la banda;
El modo "Diferencia" (sustracción por puntos de los reflectogramas) está destinado a revelar diferencias en reflectogramas. Se puede emplear este modo tanto para reflectogramas de canales físicos como para reflectogramas desde la memoria en cualesquiera combinaciones en tiempo real;
El modo "Debilidad de pares" está destinado a determinar los lugares de trastrocamiento de pares (pares diferentes) en los acoplamientos o empalmes retorcidos;
El modo "Captación" aumenta la eficacia de funcionamiento del instrumento con el fin de determinar los defectos no permanentes (así llamados defectos "flotantes") – en este modo el instrumento acumula los reflectogramas en la pantalla durante cualquier período de tiempo, de manera que los eventos transitorios no se omitan.
Modos especiales para los sistemas de control remoto de redes de calefacción
El instrumento tiene la función de evaluación de resistencia de ondas de las líneas con precisión de unos 5%;
La función de formación de las "curvas de alarma" (configuración de la "Red de calefacción") sirve para facilitar revelación de los defectos significativos en los sistemas de control remoto de redes de calefacción.
Almacenamiento de resultados de medición e interfaz con ordenadora
Reflectómetro TDR-TA3.7: biblioteca de reflectogramas.
Hay gran volumen de memoria de acceso aleatorio no volátil para almacenar la biblioteca de reflectogramas y tabla con coeficientes de acortamiento;
El instrumento permite almacenar hasta 200 reflectogramas denominados y fechados con alta resolución (hasta 8000 puntos por un reflectograma) en la memoria de acceso aleatorio no volátil, lo cual permite estudiar detalladamente los resultados de medición y monitorear su evolución por un largo período de tiempo;
Retención de la posición de cursores al grabar reflectogramas en la memoria;
Posibilidad de comparar reflectogramas hechas para diversas bandas de distancia;
En el instrumento está prevista la tabla incorporada con los coeficientes de acortamiento, con posibilidad de completarla.
Reflectómetro TDR-TA3.7: biblioteca de coeficientes de acortamiento.
Función "Pantallazo" la cual permite hacer instantáneamente una captura de pantalla del instrumento y guardarla como archivo en formato JPG con indicación de fecha y hora. Las capturas se graban en la memoria externa a la vez con los archivos de reflectogramas; se puede leerlas mediante cualquier editor gráfico o de texto, que puede ser útil al hacer informes;
funcionalidad extensible del software incorporado – actualización fácil y segura del software.
Explotación bajo condiciones severas de campaña
Cuerpo hermético antichoque;
Teclado resistente a polvo y humedad;
Amplia banda de temperaturas de funcionamiento desde 20°C bajo cero hasta 40°C sobre cero;
El acumulador de Li-Ion potente permite prescindir de recarga durante un largo tiempo – el tiempo de funcionamiento continuo del acumulador es de 8 horas, como mínimo. La función de desactivación automática evita descarga del instrumento durante el tiempo inactivo;
El cargador de carga rápida permite recargar el instrumento de una manera operativa en pocos minutos, asegurando con esto el tiempo de funcionamiento suficiente a efectuar las mediciones;
Pequeñas dimensiones de 70×246×124 mm y peso de no más de 2,5 kg.
Pantalla TFT de colores 5,7" con resolución de 640х480 píxeles
(retardo de tiempo) desde 0 hasta 32000 m (desde 0 hasta 320 µs)
Subbandas de medición 0 – 15,625 m (0 – 0,15625 µs);
0 – 31,25 m (0 – 0,3125 µs);
0 – 62,5 m (0 – 0,625 µs);
0 – 500 m (0 – 5 µs); 0 – 1000 m (0 – 10 µs);
0 – 2000 m (0 – 20 µs);
0 – 4000 m (0 – 40 µs);
Discreción mínima del reflectograma 3 cm en todas las bandas en caso de CA=1,499
Frecuencia efectiva de discretización 3,2 GHz
Banda de resistencias coordinadas desde 25 Ω hasta 520 Ω
Anchura del impulso de resonancia desde 10 ns hasta 50 µs
Amplitud del impulso de resonancia unos 9,5 V con carga coordinada
(aproximadamente 19 V en el modo de marcha en vacío)
Banda de atenuación superpuesta 40 dB, como mínimo
Banda de ajuste del coeficiente de acortamiento desde 1,000 hasta 3,000, con un paso de 0,001
Volumen de la memoria de acceso aleatorio no volátil para reflectogramas 200 reflectogramas, como mínimo
Tiempo de funcionamiento continuo de un acumulador 8 horas, como mínimo, acumulador Li-Ion,
Tiempo de funcionamiento continuo a través del bloque de alimentación sin límites
TDR-TA3.7 – 1 pza
Reflectómetro de impulsos TDR-TA3.7 – 1 pza;
Cable de conexión de 5 m de largo, 75 Ω, BNC.M-pinzas de cocodrilo – 1 pza;
Manual de Empleo para TDR-TA3.7 – 1 copia;
Sustitución de la pantalla estándar por pantalla de brillo aumentado y revestimiento antirreflectante para asegurar un trabajo confortable en caso de luz solar directa;
Cargador (bloque de alimentación) de potencia elevada;
Memoria externa USB-Flash;
Cable de conexión de 0,5 m de largo, 75 Ω, BNC.M-pinzas de cocodrilo;

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución