Source: http://doczz.es/doc/35463/instrumentaci%C3%B3n-geot%C3%A9cnica-y-estructural
Timestamp: 2019-11-22 11:00:08+00:00

Document:
instrumentación geotécnica y estructural
geotécnica y estructural
EXTENSÓMETROS DE VARILLAS / BULÓN
EXTENSOMÉTRICO
Mekano4............................................................................................. 2
Encardio-rite......................................................................................... 3
PIEZÓMETROS / MEDIDA DEL NIVEL DE AGUA
Piezómetro de cuerda vibrante..............................................................
Piezómetro pequeño de cuerda vibrante................................................
Piezómetro de cuerda vibrante para hincado..........................................
Sensor de subpresión de cuerda vibrante..............................................
Medida de subpresión con indicador Bourdon.......................................
Piezómetro de Casagrande...................................................................
Indicador de nivel de agua....................................................................
Piezómetro hidráulico de tubos gemelos................................................
Transmisor de nivel sumergible..............................................................
MEDIDA DE FILTRACIÓN / ASENTAMIENTO
Extensómetro de varillas mecánico...................................................... 13
Extensómetro de varillas electrónico.................................................... 13
Bulón extensométrico......................................................................... 13
Cinta de convergencias...................................................................... 13
Extensómetro de sistema magnético................................................... 14
Extensómetro para suelos................................................................... 14
Clinómetro......................................................................................... 14
Sensor de balanceo........................................................................... 15
Clinómetro portátil............................................................................... 15
INCLINÓMETRO / PÉNDULO
Sistema de medida de filtraciones......................................................... 5
Sistema de medida de asentamiento..................................................... 6
Indicador de asentamiento por desborde hidráulico................................ 6
Sonda inclinómetro, registrador de datos, tuberías............................... 15
Software GTILT para inclinómetro........................................................ 16
Inclinómetro fijo.................................................................................. 16
Péndulo directo e invertido................................................................. 17
UNIDADES DE LECTURA / REGISTRADORES DE DATOS
Célula de presión para tierra/suelo.........................................................
Célula de presión para hormigón...........................................................
Célula de presión para el contacto suelo-hormigón................................
Célula de presión tipo gato...................................................................
Célula de presión para hormigón proyectado (NATM).............................
Célula de carga para anclajes de tipo galgas extensométricas................
Célula de carga para anclajes de tipo cuerda vibrante............................
Célula de carga para compresión..........................................................
Célula de carga para compresión alta capacidad..................................
Célula de carga hidráulica.....................................................................
EXTENSÓMETRO/BARRAS GEMELAS
Extensómetro soldable por puntos......................................................... 9
Extensómetro soldable por arco............................................................ 9
Extensómetro para embeber................................................................. 9
Extensómetro soldado por haz de electrones.........................................10
Extensómetro para hormigón proyectado...............................................10
Barras gemelas....................................................................................10
Sensor de temperatura de cuerda vibrante............................................10
Sonda termistor....................................................................................11
Sonda de temperatura RTD..................................................................11
Sensor de desplazamiento de cuerda vibrante.......................................11
Potenciómetro de desplazamiento.........................................................11
MEDIDOR DE FISURAS / JUNTAS
Fisurómetro mecánico...........................................................................12
Fisurómetro mecánico triaxial............................................................... 12
Medidor de fisuras/juntas en superficie de cuerda vibrante.................... 12
Medidor de juntas para embeber de cuerda vibrante............................ 12
Medidor de juntas triaxial de cuerda vibrante........................................ 12
Unidad de lectura de cuerda vibrante.................................................. 17
Unidad de lectura para sensores resistivos de galgas extensométricas 17
Unidad de lectura para sensores con salida 4-20 mA.......................... 17
Unidad de lectura para potenciómetros............................................... 17
Unidad de lectura para clinómetros..................................................... 17
Sistema automático de adquisición de datos....................................... 18
Protector contra sobretensión............................................................. 18
Multiplexor.......................................................................................... 18
Software para multilogger.................................................................... 18
DIANAS GEODÉSICAS
Dianas reflectantes (birreflectante/prisma)............................................ 19
Clavo de nivelación para edificios........................................................ 19
Clavo de nivelación para pavimento.................................................... 19
Clavo de nivelación para suelos.......................................................... 19
Cables............................................................................................... 20
Cajas de empalme............................................................................. 21
Cajas de conexiones con conmutador................................................. 21
Kit de unión........................................................................................ 21
Kit de empalme.................................................................................. 21
MeKano 4
En Mekano 4 ofrecemos soluciones técnicas para la construcción y el mantenimiento de puentes y estructuras, así
como para geotecnia con nuestras barras y anclajes al terreno, de forma que se preste un servicio especializado completo a nuestros clientes que cubra sus necesidades actuales, aportando alternativas innovadoras y eficientes.
Postensado, apoyos para puentes, juntas de dilatación, métodos constructivos alternativos para puentes, tirantes,
estructuras colgantes, anclajes al terreno, barras de alta resistencia, barra autoperforante, maquinaria de perforación,
instrumentación y auscultación,... Estos son algunos de los productos y soluciones técnicas que ofrecemos para
el mercado de puentes, estructuras y geotecnia.
Mekano4 tiene vasta experiencia en instrumentación geotécnica y estructural. Desde el año 2000 hemos instrumentado túneles, pantallas, pilotes, presas de hormigón y de tierra, terraplenes, laderas inestables, depósitos, puentes,
estructuras y edificios. Tenemos experiencia en el suministro de equipos, la instrumentación y la auscultación de
importantes obras de Metro así como de Líneas de Alta Velocidad en tramos urbanos.
Mekano4 distribuye la completa gama de instrumentación geotécnica y estructural de Encardio-rite. Además de la
propia reputación de los sensores de Encardio-rite, Mekano4 ha podido comprobar a lo largo de estos años la
calidad y fiabilidad a largo plazo de estos productos.
Mekano4 cuenta con personal formado y cualificado que proporciona el apoyo técnico necesario a nuestros clientes.
Nuestro objetivo es la satisfacción de los mismos a partir de la adecuación de los sensores y equipos a sus
necesidades así como de brindar nuestra asistencia a los clientes tras el suministro; proporcionando de esta manera
un servicio completo.
Nuestro sistema de calidad está certificado según ISO-9001:2000. En él incluimos la comercialización e instalación de
equipos de instrumentación geotécnica y de estructuras.
Encardio-rite Electronics Pvt. Ltd se fundó en 1966 en Lucknow.
Desde entonces Encardio-rite exporta a la mayoria de los países más
importantes de América, Europa, Asia, África y Oceania. Encardio-rite la
forman alrededor de 150 empleados.
Encardio-rite posee el certificado ISO-9001:2000. Tiene una división
independiente para el control de calidad y se ha labrado una reputación
basada en la calidad de sus productos y su fiabilidad a largo plazo.
Encardio-rite tiene un laboratorio de ensayos dentro de la propia empresa
adecuado para ensayar la mayoría de las especificaciones descritas en el
catálogo de productos. Algunos de los ensayos realizados para garantizar
la fiabilidad son los siguientes:
Encardio-rite tiene la capacidad técnica y las instalaciones adecuadas para
reunir las exigentes demandas de la instrumentación en el mundo de la
ingeniería civil. Tiene experiencia en la instrumentación de numerosas
presas de mampostería, hormigón y tierra, cavidades bajo tierra, túneles,
secciones en Y, pozos blindados, tanques compensadores, presas móviles, metros, autovías, aeropuertos, puertos marítimos, etc.
Encardio-rite destaca tanto en la tecnología de cuerda vibrante como
en la de galgas extensométricas para sensores. Encardio figura entre
las pocas empresas del mundo que fabrican instrumentos de cuerda
vibrante con una calidad reconocida a nivel internacional. Los sensores de cuerda vibrante fabricados por Encardio-rite son unos de
los mejores que se están fabricando en todo el mundo. La mayoría están
construidos de acero inoxidable, herméticamente cerrados con soldadura mediante haz de electrones bajo un vacío de 0.001 Torr en el
interior, que resulta en una protección de IP-68. Como consecuencia
de todo esto, se obtiene un sensor altamente resistente a los efectos
de la corrosión y a la entrada de humedad y agua.
Encardio-rite fabrica una amplia gama de instrumentación: geotecnia,
geofísica, aguas subterráneas e ingeniería estructural; para medir la
presión, el desplazamiento, el asentamiento, la inclinación, la tensión,
la carga, etc. Para ofrecer una solución total disponemos de unidades
de lectura digitales portátiles y sistemas automáticos de adquisición
de datos para la lectura, el almacenamiento y el análisis de dichos
· Ensayo para determinar los efectos causados por el ambiente y la temperatura
· Ensayo de humedad
· Deriva a largo plazo
· Choque mecánico
· Ensayo de vibración mecánica
· Ensayo cíclico acelerado
Para asegurar la fiabilidad a largo plazo de sus productos, Encardio-rite
ensaya con regularidad sus instrumentos siguiendo un protocolo de
Pleno apoyo técnico
En cuanto a la instalación, la supervisión y la auscultación de sus
productos, Encardio-rite proporciona a traves Mekano 4 un servicio completo con ingenieros experimentados. Aseguramos la máxima calidad y
satisfacción al cliente con nuestros productos desde el momento de la instalación hasta el final de su vida útil. Gracias a nuestro esfuerzo continuo,
seguimos trabajando en busca de un único objectivo: "si elige ser nuestro
cliente, lo será para siempre".
El mayor objetivo de la división I+D es alcanzar la excelencia.
Esta meta ha motivado a la organización para dar respuesta a los avances tecnológicos con una determinación inquebrantable y con el proposito de llegar a ser una referencia en el mundo de la instrumentación.
Estamos desarrollando continuamente nuevos productos y mejorando
nuestras técnicas de fabricación con nuevas tecnologías para atender
a los requisitos cambiantes de la industria de la construcción.
Encardio-rite dispone de excelentes instalaciones para la fabricación
y ensayos. Dichas instalaciones incluyen soldadura mediante haz de
electrones, cámaras para el análisis de los efectos de la temperatura y
del ambiente, análisis de vibraciones.
PIEZÓMETRO - CÉLULA DE SUBPRESIÓN (UPLIFT PRESSURE)
• Piezómetro de cuerda vibrante modelo EPP-30V
El modelo EPP-30V es un piezómetro de cuerda vibrante que se usa para medir la presión de agua de los poros
en suelos, rellenos de tierra/roca, cimentaciones y estructuras de hormigón. El EPP-30V se fabrica con acero inoxidable, está sellado herméticamente bajo un vacío de 0.001 Torr. Cada sensor incorpora un termistor para medir la
temperatura, así como un receptor de sobrecarga para protegerlo de descargas eléctricas. Para facilitar la conexión
del cable, el EPP-30V dispone de unos terminales de conexión soldados y sellados entre el cristal y el metal.
Rango (MPa) 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0, 10.0, específico
Exactitud ± 0.25 % F.E. normal / ± 0.1 % F.E. opcional
No linealidad ± 0.5 % F.E.
Sobrerrango límite 150 % del rango
Límite de temperatura -20 hasta 80°C
Termistor YSI 44005 o equivalente
Dimensiones (Ø x L) 42 x 185 mm
• Piezómetro pequeño de cuerda vibrante modelo EPP-40V
El modelo EPP-40V es un piezómetro de cuerda vibrante de pequeño tamaño diseñado específicamente para medir la
presión de agua de los poros en sondeos y pozos de pequeño diámetro. Se fabrica con acero inoxidable e incorpora
un termistor para medir la temperatura, así como un receptor de sobrecarga contra descargas eléctricas.
Rango (MPa) 0.35, 0.7, 1.0, 2.0
Exactitud ± 0.2 % F.E. normal / ± 0.1 % F.E. opcional
Dimensiones (Ø x L) 19 x 100 mm
Cable CS-0702 1m long; especifica
• Piezómetro de cuerda vibrante para introducción por hincado modelo EPP-50V
El modelo EPP-50V es un piezómetro de cuerda vibrante para introducción por hincado, diseñado para medir la presión
de agua de los poros en suelos o arcillas blandas y en rellenos. Tiene un cono puntiagudo en uno de los extremos y
una varilla para perforar en el otro extremo. Una vez roscado a la varilla de perforación, el piezómetro puede hincarse
directamente en suelos blandos. El cable unido al piezómetro se pasa a través de la varilla. Las opciones de roscado son
conectores de varilla de perforación EW o M28.
Dimensiones (Øx L) 35 x 166 mm
• Sistema de medida de subpresión (uplift pressure) de cuerda vibrante modelo EPU-20V
El modelo EPU-20V es un sistema de medida de subpresión (también llamada presión de levantamiento, en inglés:
uplift pressure) que usa un sensor de presión de cuerda vibrante. Está diseñado para medir subpresiones de agua en
cimentaciones de presas y estructuras de hormigón. El sensor es similar al EPP-30V excepto que en lugar del filtro, está
provisto de un adaptador BSP de 25 mm para la conexión de la tubería. Se inserta una tubería perforada/no perforada en
el sondeo, en la cabeza de la cual se une el EPU-20V a través de válvulas y otros accesorios.
Rango (MPa) 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, espicífico
Dimensiones (Ø x L) 42 x 210 mm
• Sistema de medida de subpresión (uplift pressure) de indicador Bourdon modelo EPU-20G
El modelo EPU-20V es un sistema de medida de subpresión (uplift pressure) similar al anterior con la excepción de que
incorpora un indicador Bourdon con comparador analógico en lugar de un sensor de presión de cuerda vibrante que
requiere de una unidad de lectura electrónica.
PIEZÓMETRO CASAGRANDE
NIVEL DE AGUA - MEDIDA DE FILTRACIONES
• Piezómetro de tubo poroso (Casagrande) modelo EPP-10
El piezómetro de tubo poroso EPP-10 está formado por un filtro poroso de carborundum o allundum (Casagrande),
tubo de PVC, los adaptadores apropiados y el tapón del extremo.
Filtro Casagrande 37 mm diám.ext., 25 mm diám. int., 60 cm long.
Tubería 20 mm diám. ext., 1.75 mm grosor tubo, 3 m long. cada tramo
• Indicador de nivel de agua modelo EPP-10/6
Se usa el indicador de nivel de agua EPP-10/6 para medir la profundidad del agua subterránea en tuberías,
perforaciones y pozos. Es una unidad ligera, funciona con batería, las lecturas obtenidas son exactas, rápidas y van
acompañadas de una señal sonora. La cinta empleada es lisa, de alta resistencia, sin elasticidad y con las correspondientes marcas. Está disponible en diferentes longitudes.
Longitud 30, 50, 100, 150, 300 m
Resolución 1 mm estándar
• Piezómetro hidráulico de tubos gemelos modelo EHP-10
El piezómetro hidráulico de tubos gemelos consta de un piezómetro de nailon y un filtro cerámico, conectado a un
sistema múltiple montado en la pared a través de tuberías gemelas de nailon cubiertas de polietileno, de diám.
int. 4 mm, llenas de agua sin aire. La presión de agua de los poros en el filtro se mide en cualquiera o en los dos
tubos de agua a través de un sensor de presión de cuerda vibrante y una unidad de lectura digital. El sistema de
piezómetro hidráulico de tubos gemelos es apropiado para medir cualquier presión de agua de los poros positiva o
negativa hasta (-) 5 m.c.a. .
Rango (MPa) 0.2, 0.3, 0.5, específico
• Transmisor de nivel sumergible modelo ELT-30S
El modelo ELT-30S está diseñado para controlar cambios en el nivel de agua en perforaciones o depósitos. El sensor
está alojado en un recipiente de acero inoxidable resistente a la corrosión y tiene una punta cónica de nailon con
agujeros inclinados para permitir la entrada de agua en la cápsula del sensor. El cable de señal tiene un tubo de
ventilación integrado. Además tiene un núcleo de fibra de elevada resistencia que permite al cable soportar el peso
del transmisor de nivel y la longitud de cable suspendida.
Rango (m.c.a) 0 hasta 3.5, 10, 20, 35, 70, 140
Señal de salida 4-20 mA, dos cables
Rango de temperatura 0 hasta 70ºC
Sobrepresión sin daños 200 % del rango
Material en contacto con el medio Acero inoxidable AISI 304, nitrilo, poliuretano
Estanquidad IP-68
• Sistema de medida de filtraciones de presas aforador en V modelo ESM-10
El sistema de medida de filtraciones ESM-10 consiste en un aforador en V que se utiliza para medir el flujo de agua.
Para controlar la altura de agua en el aforador en forma de V se utiliza un cilindro sumergible suspendido de un sensor
ESM-10V de cuerda vibrante. Las variaciones en el nivel provocan cambios en la flotabilidad del cilindro. El sensor
mide estos cambios de flotabilidad.
Rango (mm.c.a) 300, 500, 1000, específico
Exactitud ± 0.1 % F.E.
No-linealidad ± 0.5 % F.E
SISTEMA DE MEDIDA DE ASENTAMIENTO - CÉLULA DE PRESIÓN
• Sistema de medida de asentamiento modelo EGS-30V
El sistema de medida de asentamiento EGS-30V ha sido diseñado para controlar el asiento en rellenos, terraplenes
y presas, etc. Consta de un sensor de cuerda vibrante conectado al depósito a través de tuberías gemelas de nailon
cubiertas de polietileno y rellenas de fluido. El sensor se instala en el terraplén y el depósito en el suelo firme.
Al asentar el sensor con el suelo que le rodea, se incrementa la altura de fluido sobre el sensor. El cambio de la altura
de fluido medido es el asiento relativo respecto al depósito.
Rango (m) 7, 20, 30, 50, 70
Exactitud del sistema ± 0.25 % F.E. hasta ± 1 % F.E.
Armario del depósito 400 alto x 300 ancho x 220 de fondo mm
Exactitud del sensor ± 0.10 % F.E.
No linealidad del sensor ± 0.50 % F.E.
• Indicador de asentamiento por desborde hidráulico modelo EHOS-35
El indicador de asentamiento EHOS-35 es adecuado para controlar el asiento o levantamiento en terraplenes,
cimientos de terraplenes y presas de tierra. Consta de un tubo graduado y una célula de asentamiento sellada
con tres accesos el primero como válvula de rebose que se conecta a través de una tubería de nailon hasta el
tubo graduado, el segundo permite drenar el exceso de agua de la célula y el tercero permite que se mantenga
la presión atmosférica en el interior de la célula. La célula se instala en el terraplén y el tubo graduado en el suelo
firme, fuera de la estructura. Se llena con agua sin aire el tubo graduado y la conexión de este hasta la célula.
Comparando el nivel de agua en el tubo graduado con las lecturas tomadas anteriormente se obtiene el asiento/
levantamiento al que la célula está sujeta.
Rango de medida (m) 1, 1.5, 2, 3 , específico
CÉLULA DE PRESIÓN
• Célula de presión para tierra/suelo de cuerda vibrante modelo EPS-30V-S
La célula de presión para suelos EPS-30V-S está diseñada para medir la presión total en rellenos de tierra y
en terraplenes. El flexible y circular cuerpo hidráulico está fabricado a partir de dos discos de acero inoxidable
soldados alrededor de la periferia mediante haz de electrones (electron beam welded). El cuerpo hidráulico se
conecta al sensor de cuerda vibrante a través de un tubo de acero inoxidable de 6 mm diám. x 165 mm long.
La estrecha cavidad en el interior del cuerpo hidráulico y en el tubo está llena de fluido. La presión aplicada por
el terreno sobre la cápsula se transmite a través del fluido hasta el sensor de cuerda vibrante, el cual la convierte
en una señal eléctrica.
Rango (MPa) 0.5, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, 10.0, específico
Exactitud1 ± 0.5 % F.E. normal / ± 0.1 % F.E. opcional
hidráulico 200 mm Ø x 7 mm de grosor
Exactitud calibrada del sensor de presión
CÉLULA DE PRESIÓN PARA HORMIGÓN, TIPO GATO, HORMIGÓN
PROYECTADO (NATM)
• Célula de presión para hormigón de cuerda vibrante modelo EPS-30V-C
La célula de presión para hormigón EPS-30V-C está diseñada para ser embebida en hormigón. Este sensor
es similar al EPS-30V-S, a excepción de que tiene un tubo de represurización de 600 mm de longitud.
Tras el fraguado del hormigón y para garantizar un correcto contacto entre el cuerpo hidráulico y el hormigón
circundante, el tubo de represurización se aprieta empujando el fluido al interior del cuerpo hidráulico para
expandirlo/inflarlo.
Igual que EPS-30V-S
• Célula de presión para el contacto entre suelo y roca-hormigón de cuerda vibrante modelo EPS-30V-I
La célula de presión EPS-30V-I está diseñada para medir la presión en el contacto entre el suelo y la roca o el
hormigón. La fabricación es similar a la del EPS-30V-S, a excepción de que el diafragma del lado de la roca
hormigón del cuerpo hidráulico es más grueso para minimizar los efectos de carga puntual.
Tamaño de la cápsula 200 mm Ø x 10 mm de grosor
Otras características iguales que EPS-30V-S
• Célula de presión tipo gato de cuerda vibrante modelo EPS-30V-J
La célula de presión tipo gato EPS-30V-J está diseñada para medir la tensión en la base de la losas, pantallas,
slurry walls, etc. Consiste en un diafragma fino, flexible, redondo y liso de acero inoxidable soldado mediante haz
de electrones (electron beam welded) alrededor de la periferia a una gruesa y rígida lámina posterior dejando un
estrecho espacio entre las dos. Se suelda mediante haz de electrones un sensor de cuerda vibrante concéntrico
a la lámina posterior. La cavidad existente en el interior del sensor se llena con fluido sin aire.
Rango (MPa) 0.5, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, específico
Exactitud1 ± 0.5 % F.E.; ± 0.1 % F.E. disponible bajo petición
Tamaño en conjunto (mm) 125 Ø x 190 h - 200 Ø x 190 h
• Célula de presión para hormigón proyectado de cuerda vibrante modelo ESC-30V
El modelo ESC-30V es una célula de presión para hormigón proyectado tipo Nuevo Método Austríaco
(NATM) diseñada para medir las tensiones radiales y tangenciales en el sostenimiento de hormigón proyectado
de túneles. La célula consiste en un cuerpo hidráulico rectangular fabricado a partir de dos láminas de acero
inoxidable soldadas alrededor de su contorno. El cuerpo hidráulico se conecta al sensor de presión de cuerda
vibrante a través de un tubo de acero inoxidable de 6 mm diám. x 165 mm long. La cavidad del interior del
cuerpo hidráulico y del sensor de presión se llena de fluido sin aire. Se suministra un tubo de represurización
para inflar el cuerpo hidráulico después de que el hormigón que lo envuelve haya fraguado completamente, para
asegurar un correcto contacto entre el cuerpo hidráulico y el hormigón circundante.
Rango (MPa) 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0, específico
Tamaño de cuerpo hidráulico l x b (mm) 100 x 200 - 150 x 250 - 200 x 300 - 300 x 300
• Célula de carga para anclajes de tipo galgas extensométricas modelo ELC-30S
El modelo ELC-30S es una célula de carga con un agujero en el centro. Tiene galgas extensométricas y se usa para
determinar la carga en bulones, anclajes, etc. Consta de un cilindro de acero de alta resistencia con ocho galgas
extensométricas de 350 Ohm de resistencia, conectadas formando un puente de 700 Ohm. Para minimizar el efecto
de cargas excéntricas e irregulares, las ocho galgas están montadas, distribuidas en la circunferencia y a 45º la una
de la otra. La célula de carga está herméticamente sellada por soldadura mediante haz de electrones (electron beam
welding) quedando inmune a la entrada de agua y a la mayoría de ambientes corrosivos.
Rango (kN)/diám. int. (mm) 200/40, 500/52, 1000/78, 1000/105, 1500/85, 1500/130, 2000/105, 2000/155,
3500/185, 5000/202, específico
Capacidad de sobrerrango 150 %
Exactitud de calibración 0.25 % F.E.
No linealidad ± 1 % F.E.
Salida 2 mV/V ± 10 %
Excitación 10 V CC (máx. 20 V CC)
Límite de temperatura -10 hasta 55°C
Conexión del cable Seis terminales de conexión sellados entre el cristal y el metal.
• Célula de carga para anclajes de cuerda vibrante modelo ELC-32V
El modelo ELC-32V es una célula de carga de tipo cuerda vibrante con un agujero en el centro que se usa para determinar la carga en bulones, anclajes, etc. Consta de un cilindro de acero inoxidable martensítico de alta resistencia con
tres sensores de deformación de cuerda vibrante montados a 120º el uno del otro para minimizar el efecto de cargas
irregulares y excéntricas. Se toma la media de las tres lecturas. Se pueden solicitar células de carga con cuatro o seis
sensores de cuerda vibrante y cable de nueve hilos.
También hay disponibles células de carga macizas para la medida de tensiones en apoyos de túneles y en puntales.
Rango (kN) / diám. int. (mm) 250/27, 500/52, 1000/78, 1500/102, 2000/127, 2000/152, 3500/202, 5000/202,
específico. También hay disponibles células de carga macizas.
Límite de temperatura -10 hasta 80°C
Cable Apantallado de seis hilos de 5 m long.; específica
• Célula de carga para compresión de tipo galgas extensométricas modelo ELC-210S
El modelo ELC-210S es una célula de carga de tipo resistivo con galgas extensométricas diseñada para medir cargas
de compresión o fuerzas axiales. La célula de carga tiene una gran resistencia a fuerzas ajenas. Esto aumenta la vida
en fatiga, permite alineaciones menos estrictas en el montaje y reduce las posibilidades de error en la lectura. La célula
de carga está protegida contra el polvo, la humedad y las condiciones ambientales adversas.
Capacidad (kN) 1000, 1500, 2000, 3500
Salida 1.5 mV/V ± 10%
Estanquidad IP-68, soldado mediante haz de electrones bajo un vacío de 1/1000 Torr
Cable Apantallado de cuatro hilos de 2 m long.; específica
Otras características iguales que ELC-30S
• Célula de carga para compresión de tipo galgas extensométricas modelo ELC-150S-H
El modelo ELC-150S-H es una célula de carga de tipo galgas extensométricas diseñada para medir grandes cargas
compresivas o fuerzas axiales. La célula de carga se usa ampliamente en ensayos de pilotes. Como la ELC-210S,
esta célula de carga también tiene una gran resistencia a fuerzas ajenas y está protegida contra el polvo, la humedad
y las condiciones ambientales adversas.
Rango (kN) 5000, 6000, 7500
Capacidad de sobrerrango 120 % F.E. con un máximo de hasta 8000 kN
Salida 1.5 mV/V ± 10 %
Cable Apantallado de cuatro hilos de 5 m long; específica
CÉLULA DE CARGA HIDRÁULICA - EXTENSÓMETRO
• Célula de carga hidráulica modelo ELC-30M
El modelo ELC-30M es una célula de carga hidráulica con un agujero en el centro, modificada con precisión, especialmente diseñada para aplicaciones de ingeniería civil. Está rellena de fluido y está construida en acero inoxidable.
La presión en la célula de carga se mide bien a través de un manómetro o bien a través de un sensor de presión de
cuerda vibrante.
Rango (kN/D.I. mm) 250/35, 500/52, 750/78, 1000/105, 1500/105, 2000/130
Capacidad de sobrerrango 120 % F.E.
Resolución F.E. dividido por 100
EXTENSÓMETRO (STRAIN GAGE)
• Extensómetro soldable por puntos de cuerda vibrante modelo EDS-20V-SW
El extensómetro de cuerda vibrante EDS-20V-SW puede soldarse por puntos o pegarse con resina epoxi sobre
estructuras de acero, barras y puntales. También puede pegarse con resina epoxi en estructuras de hormigón.
La cubierta -con la bobina de captación- montada justo sobre el extensómetro, cierra completamente el sensor, formando un recinto hermético. Se suministran un par de abrazaderas para ayudar a fijar la cubierta al sustrato usando
un adhesivo epoxi.
Rango 3000 μ deformaciones (με)
Sensibilidad 1 μ deformación (με)
Longitud activa del sensor 50.8 mm
Tamaño l x b x h (mm) 87 x 22 x 18
Cable Apantallado de cuatro hilos de 1 m long.; específica
• Extensómetro soldable por arco de cuerda vibrante modelo EDS-20V-AW
El extensómetro de cuerda vibrante EDS-20V-AW puede soldarse por arco a estructuras de acero y barras para medir
la tensión en el sostenimiento de túneles, chimeneas de equilibrio, pilotes, puntales, pantallas, etc. Se suministran
dos soportes anulares para soldar por arco el extensómetro. Se puede disponer de una barra inyectable, anular y
reforzada como soporte para montar el extensómetro en una estructura de hormigón. El sensor está fabricado de
acero inoxidable y tiene estanquidad para impedir cualquier entrada de agua.
Rango 3000 μ deformaciones
Sensibilidad 1 μ deformación
Longitud activa del sensor 150 mm
Tamaño l x b x h (mm) 180 x 28.5 x 30
• Extensómetro de cuerda vibrante para embeber modelo EDS-20V-E
El extensómetro de cuerda vibrante EDS-20V-E es el apropiado para embeber en suelos u hormigón. Se utiliza
para medir deformaciones en excavaciones subterráneas, túneles, edificios, presas de hormigón y mampostería, etc. Se proporciona estanquidad al sensor para evitar la entrada de agua.
Tamaño l x b x h (mm) 170 x 28.5 x 30
Otras características iguales que ELC-20V-AW.
CÉLULA DE PRESIÓN - BARRAS GEMELAS
• Extensómetro de cuerda vibrante sellado herméticamente modelo EDS-11V
El modelo EDS-11V es un extensómetro muy resistente y robusto apropiado para ser embebido en hormigón en
masa o para el montaje en superficie por soldadura en estructuras de acero. El sensor está soldado mediante haz de
electrones (electron beam welded), generando un vacío de 1/1000 Torr en el interior del sensor. Esto elimina cualquier
efecto de oxidación, humedad y entrada de agua. Están disponibles diversos accesorios incluyendo: araña para
rosetas de deformación, recipiente sin tensión-deformación, falso extensómetro y extensor.
Rango ± 1500 μ deformaciones
Longitud activa del sensor 140 mm
Conexión del cable Terminales de conexión sellados y soldados entre el cristal y el metal.
• Extensómetro para hormigón proyectado modelo EDS-30V
El extensómetro para hormigón proyectado EDS-30V es un medidor de deformación especialmente diseñado para
controlar tanto las tensiones de tracción como las de compresión en hormigón proyectado o en revestimientos de
hormigón en excavaciones subterráneas. El modelo EDS-30V tiene un rango de medida de deformaciones mucho
mayor en comparación con otros extensómetros para embeber en hormigón convencionales como el modelo
EDS-20V-E de Encardio o equivalente.
Rango 15000 microdeformaciones (με)
Longitud efectiva del sensor 166 mm
Diámetro exterior 19 mm
Límite de temperatura -20 hasta 70°C
• Extensómetro de barras gemelas de cuerda vibrante modelo EDS-12V
El extensómetro de barras gemelas de cuerda vibrante EDS-12V se usa para medir la deformación en estructuras
de hormigón tales como: pilotes, pantallas, slurry walls, estribos de puentes, sostenimiento de túneles, presas,
cimentaciones, etc. Consta de una barra hueca con el sensor de cuerda vibrante montado coaxialmente en su interior.
La barra hueca se extiende a ambos lados con barras reforzadas de 12 mm Ø.
También está disponibe el extensómetro con las de barras reforzadas de Ø 16 mm.
Rango 2500 μ deformaciones
Máximo Ø x l (mm) 26 x 1400 (para Ø 12); 30 x 1400 (para Ø 16)
• Sensor de temperatura de cuerda vibrante modelo ETT-10V
El sensor de temperatura ETT-10V está diseñado para la medida de la temperatura interna en estructuras de hormigón, suelos o agua. Consta de un alambre magnético alargado, de elevada resistencia a tensión, fijo a un material
con diferente coeficiente de expansión lineal. Cualquier cambio en la temperatura afecta directamente a la tensión del
alambre y de esta manera a su frecuencia natural de vibración.
Rango -20°C hasta 80°C
Exactitud ± 0.5 % F.E. / ± 0.1 % opcional
Estanquidad Acero inoxidable, IP 68 sellado herméticamente con soldadura por haz de electrones (electron beam
welding).
SENSOR DE TEMPERATURA - SENSOR DE DESPLAZAMIENTO
• Sonda termistor resistiva modelo ETT-10TH
El modelo ETT-10TH está diseñado para medir la temperatura en superficies de estructuras de acero y hormigón y
la temperatura aproximada en el interior del hormigón. También funciona sumergido bajo el agua. El ETT-10TH es
una sonda de temperatura de poca masa y resistente al agua. Debido a su escasa masa térmica tiene una rápida
Tipo de sensor Termistor NTC ajustado a la curva R-T, equivalente a YSI 44005.
Exactitud 1°C
Material principal Cobre estañado
• Sonda de temperatura RTD (detector de temperatura resistivo) modelo ETT-10PT
Se puede usar el ETT-10PT en aplicaciones similares al ETT-10TH. La sonda tiene una estabilidad y exactitud excelentes que la hace idónea para instalaciones a largo plazo en las que se requiere una elevada exactitud y fidelidad.
Consta de un elemento resistivo cerámico (Pt 100) de acuerdo con la curva de calibración Europea DIN IEC 751
(antigua DIN 43760). La resistencia se halla en el interior de un robusto tubo cerrado de acero inoxidable que la
Tipo de sensor Pt 100
Exactitud ± (0.3°C + 0.005 |t|)°C
Calibración DIN IEC 751
Curva (Europea) a = 0.00385 Ohms/Ohm/°C
SENSOR DE DESPLAZAMIENTO Y MEDIDOR DE FISURAS/JUNTAS
•Transductor lineal de desplazamiento de cuerda vibrante modelo EDE-VXX
El transductor lineal de desplazamiento EDE-VXX incorpora un sensor de cuerda vibrante que convierte el desplazamiento mecánico en una frecuencia de salida eléctrica. Este tipo de salida puede transmitirse a largas distancias.
El sensor puede usarse en medidores de juntas uniaxiales, medidores de juntas triaxiales, fisurómetros, extensómetros de varilllas, extensómetros para suelos, etc.
Tipo de transductor Cuerda vibrante
Rango 50, 100 ó 150 mm
Exactitud 0.2 % F.E. (0.1% F.E. disponible bajo petición)
Sensibilidad 0.02 % F.E.
No linealidad 0.5 % F.E.
Límite de temperatura -10 hasta 50°C
El sensor está disponible en las siguientes variantes:
EDE-VXX-SC con cable en el lado (adecuado para fisurómetro)
EDE-VXX-RC con cable en la parte de atrás (adecuado para extensómetro de varillas)
EDE-VXX-WP resistente al agua
Nota : La versión suministrada por defecto es la RC
• Potenciómetro lineal de desplazamiento modelo EDE-PXX
El transductor lineal de desplazamiento EDE-PXX incorpora un sensor de tipo potenciómetro. El uso es igual
que el del EDE-VXX.
Tipo de transductor Potenciómetro
Rango 50, 150 mm
Entrada 5 ~ 13 V CC
Salida 0 - 2 V CC (nominal)
Exactitud 0.1 % F.E.
Sensibilidad 0.02 mm
MEDIDOR DE FISURAS/JUNTAS
• Fisurómetro modelo EDJ-40C
El fisurómetro EDJ-40C permite medir el cambio de anchura de una fisura superficial. Consta de una escala graduada
y una placa transparente acrílica con una marca muy fina como indicador. Cuando está instalada a través de una
fisura, la escala graduada y el cursor tienen un movimiento relativo el uno respecto al otro según se esté abriendo
o cerrando la grieta.
Rango 50, 100 mm
Resolución 0.5 mm
• Fisurómetro modelo EDJ-41M
El modelo EDJ-41M se usa para el control de grietas, juntas y fisuras. Consta de dos puntos de medida cilíndricos de
acero inoxidable que se instalan uno en cada lado de la abertura. Se utiliza un comparador digital con una resolución
de 0.01 mm para medir la distancia entre las ranuras de los puntos de medida.
• Fisurómetro/Medidor de juntas triaxial modelo EDJ-40TJ
El modelo EDJ-40TJ usado para medidas en superficies consta de dos elementos de precisión mecanizados fijados
mediante anclajes de barras reforzadas. Las medidas se toman anclando los dos elementos uno a cada lado de la
junta/grieta y se mide con exactitud la distancia entre ellos durante un periodo de tiempo con un comparador para
medida de profundidad de 50 mm de rango y 0.01 mm de resolución.
Rango ±15 mm en dirección X,Y, Z
• Fisurómetro/Medidor de juntas modelo EDJ-40V
Este fisurómetro/medidor de juntas está diseñado para la instalación en superficies y consta de un transductor de
desplazamiento de cuerda vibrante fijado entre anclajes instalados en lados opuestos de la fisura/junta.
Remitir a las características del transductor de desplazamiento de cuerda vibrante modelo EDE-VXX
• Medidor de juntas de cuerda vibrante modelo EDJ-50V
El modelo EDJ-50V mide movimientos entre módulos en presas de hormigón y es el adecuado para aplicaciones
embebidas. Consta de una cubierta plástica con un reborde de acero inoxidable en un extremo y en el otro un
casquillo también de acero inoxidable. En el interior de la cubierta, se conecta al reborde y al casquillo de acero
inoxidable un sensor de cuerda vibrante mediante juntas flexibles para permitir pequeños movimientos laterales.
Rango (mm) 15, 25, 50, específico
Exactitud 0.2 % F.E. (0.1 % F.E. disponible bajo petición)
No linealidad 1.0 % F.E.
• Medidor de juntas triaxial modelo EDJ-40T
El medidor de juntas triaxial con tres sensores de desplazamiento de cuerda vibrante EDE-VXX, juntas flexibles y
accesorios está disponible para controlar movimientos de juntas en las direcciones X, Y y Z. Se muestra en la figura
una configuración típica usando el sensor modelo EDE-V05.
Remitir al transductor de desplazamiento de cuerda vibrante modelo EDE-VXX para las características del sensor
EXTENSÓMETRO DE VARILLAS - BULÓN EXTENSOMÉTRICO
CINTA DE CONVERGENCIAS
EXTENSÓMETROS: DE VARILLAS, MAGNÉTICO, PARA SUELOS, CINTA Y BULÓN
• Extensómetro de varillas mecánico modelo EDS-63U/D
El extensómetro de varillas EDS-63U/D mide mecánicamente la deformación del macizo rocoso y del suelo adyacente que le rodea. Está disponible de 1 a 3 puntos, adecuado para una perforación de 76 mm, y de 4 a 6 puntos,
para una perforación de 102 mm. El sistema comprende los anclajes (inyectables o packer), las varillas de extensión
(de acero inoxidable o de fibra de vidrio) dentro de una cubierta de protección y el conjunto de la cabeza. Se utiliza un
calibre micrómetro digital de profundidad con una resolución de 0.01 mm para tomar las lecturas.
• Extensómetro de varillas con el conjunto de la cabeza eléctrico modelo EDS-70V/
EDS-70P
Es sistema es similar al EDS-63U/D a excepción de que el conjunto de la cabeza del modelo EDS-70V incorpora
sensores de desplazamiento de cuerda vibrante (modelo EDE-VXX, rango 50, 100 ó 150 mm) y el conjunto de la
cabeza del modelo EDS-70P incorpora potenciómetros de desplazamiento (modelo EDE-PXX, rango 50 ó 150 mm).
La salida eléctrica puede transmitirse a largas distancias a través de cable multifilar. Se pueden tomar las lecturas
con una unidad de lectura/registrador de datos portátil o a través de un sistema automático de adquisición de datos
remoto. El sistema está también preparado para utilizarse con aparatos de lectura mecánica.
Remitir al transductor de desplazamiento de cuerda vibrante modelo EDE-VXX o al potenciómetro de desplazamiento
modelo EDE-PXX, para las características del sensor
• Bulón extensométrico modelo EMA-11
El bulón extensométrico EMA-11, también conocido por bulón de medición, es una combinación de un bulón de
anclaje y un extensómetro. Se utiliza para determinar la carga ejercida sobre bulones. Es un instrumento de precisión
diseñado para evaluar el sistema de fuerzas del anclaje y su distribución dentro del bulón y, por lo tanto, su seguridad
y efectividad. Se utiliza un calibre/micrómetro digital de profundidades con una resolución de 0.01 mm para la toma
de lecturas. Opcionalmente se puede disponer de un conjunto de cabeza eléctrico que consta de cuatro potenciómetros para conseguir una salida eléctrica.
Longitud 3, 4, 6 m
Puntos fijos 4
Diámetro de la perforación 51 mm
Diámetro del anclaje 26.7 mm nominal
Capacidad de carga 250 kN
Medida eléctrica:
Rango ± 5 mm
Linealidad 0.2% F.E.
• Cinta de convergencias modelo EDS-80
La cinta de convergencias EDS-80 está diseñada para medir pequeñas diferencias longitudinales entre dos puntos de
referencia en cualquier orientación, para obtener la deformación de aberturas subterráneas, excavaciones, túneles,
clave de una mina, movimientos en terrenos inestables, etc. Las lecturas se visualizan en una pantalla de cristal líquido
(LCD) de 5 dígitos.
Longitud de la cinta 30 m ó 50 m
Precisión en medida de diferencias ± 0.2 mm
Resolución LCD 0.01 mm
Coeficiente de expansión lineal 11 ppm/°C (6.1 ppm/°F)
EXTENSÓMETROS DE PARA SUELOS Y MAGNÉTICO - CLINÓMETRO
• Extensómetro de sistema magnético modelo EDS-91
El extensómetro de sistema magnético EDS-91 mide el asentamiento o el hinchamiento en cimentaciones, terraplenes, rellenos, excavaciones, etc. El sistema consta de una tubería de acceso, anillos magnéticos y una sonda magnética portátil con interruptor de láminas. Se inserta la sonda en el interior de la tubería de acceso instalada con los
anillos magnéticos a diversas profundidades para detectar el cambio de posición de los anillos magnéticos debido
al movimiento vertical del suelo. También están disponibles anillos magnéticos adecuados para tubería inclinométrica.
Se dispone de platinas /discos magnéticos para rellenos e imanes en araña (con 3 ó 6 brazos) para perforaciones.
Está disponible un sistema similar para controlar el desplazamiento horizontal en terraplenes con un cable para tirar
de él en una bobina y un final ciego con una polea montada.
Rango 30, 50, 100, 150, 200, 300 m
Dimensión de la sonda 22 mm diám., 150 mm long.
Tubería de acceso PVC, 25 mm diám. int., 34 mm diám. ext., 3 m long., con juntas tóricas en ambos extremos y
con manguitos telescópicos.
• Extensómetro para suelos modelo EDS-92
El extensómetro para suelos EDS-92 está diseñado para controlar el movimiento de suelos y rocas en terraplenes y
presas. El sistema consiste en un sensor -especialmente montado- de desplazamiento de cuerda vibrante EDE-VXX
instalado en el interior de una tubería de protección telescópica fijado entre dos anclajes con varillas de conexión.
El cambio en la posición relativa entre los anclajes representa la deformación que está teniendo lugar y se mide con
el transductor de desplazamiento.
Remitir al transductor de desplazamiento de cuerda vibrante modelo EDE-VXX, para las características del sensor.
• Clinómetro modelo EAN-90M
El clinómetro EAN-90M es apropiado para controlar la inclinación y la rotación vertical en estructuras como edificios,
presas, etc. Es un clinómetro reforzado y de elevada resolución. El clinómetro se fija sobre una superficie vertical
u horizontal por medio de un soporte ajustable y un anclaje expandible. Se puede suministrar el clinómetro en una
versión biaxial en el mismo envolvente. Cuando se ha atornillado a una viga, el sensor puede usarse como un sensor
de balanceo vertical u horizontal. Tiene la salida en voltaje la cual puede leerse mediante cualquier indicador que mida
salidas de tensión diferencial y también puede conectarse directamente al sistema de adquisición de datos
de Encardio-rite.
Rango de medida ± 10º
Salida 16 sin 10º = 2.8 V
Sensibilidad ± 10 segundos de arco
Exactitud1 ± 0.1 % F.E.
Límite de temperatura -20 ºC hasta 50ºC
Dimensión 32 mm diám. x 260 mm long
Dimensión (soporte) 65 x 65 x 40 mm, 8 mm (grosor)
Ensayado bajo condiciones de laboratorio
CLINÓMETRO - INCLINÓMETRO
• Sensor de balanceo uniaxial modelo EAN-91M
El sensor de balanceo EAN-91M está diseñado para controlar el movimiento diferencial y la rotación en estructuras.
Puede utilizarse también para controlar la deflexión y la deformación de estructuras tales como muros de contención, etc.
El clinómetro se aloja en un balancín (1, 2 ó 3 m long.) el cual puede fijarse a la superficie. Los sensores individuales
de balanceo pueden usarse también unidos para obtener un perfil.
Remitir al clinómetro EAN-90M para las características del sensor
• Clinómetro portátil EAN-70M
El clinómetro portátil EAN-70M es adecuado para controlar los cambios de inclinación de una estructura. Es reforzado
en su construcción y tiene una excelente estabilidad térmica. El sistema de clinómetro incluye bases para clinómetro
portátil, un clinómetro portátil y una unidad de lectura. Las bases de bronce disponibles de Encardio-rite son estables
dimensionalmente y resistentes a la intemperie. Las bases se montan en la estructura en los emplazamientos
especificados. Las lecturas de inclinación pueden obtenerse rápida y sencillamente por un único operario.
Sensor Uniaxial
Rango de medida ± 15º
Sensibilidad 10 segundos de arco
Dimensión 162 L x 90 B x 140 H mm
Dimensión (base) 125 mm diám. x 30 mm grosor
INCLINÓMETRO Y PÉNDULO
• Sistema de inclinómetro modelo EAN-25M
El sistema de inclinómetro vertical EAN-25M se usa para medir desplazamientos laterales y deformación en movimientos de tierras o estructuras. Proporciona la magnitud de la inclinación y su variación en el tiempo en estructuras
como muros de contención, pantallas, slurry walls, pilotes, etc. El sistema de inclinómetro horizontal EAN-25/M-H
proporciona datos significativos y cuantitativos de la magnitud del asentamiento/levantamiento de cimentaciones y su
variación en el tiempo. También proporciona el patrón de deformación, zonas de peligro potencial y la efectividad de
las medidas de control de la construcción tomadas.
El sistema de inclinómetro consta básicamente de: tubería inclinométrica con manguitos, sonda y registrador de datos
(datalogger). También disponemos de accesorios como la sonda de comprobación, el kit de calibración y el suporte
para introducción de cable.
Exactitud del sistema ± 6 mm/30 m
• Sonda inclinómetro vertical EAN-25/2M
El modelo EAN-25/2M consta de dos acelerómetros de precisión en el interior de un cuerpo estanco de acero
inoxidable, en el que se han ajustado dos pares de ruedas con suspensión oscilantes. Las ruedas con muelle
de presión ayudan a centrar la sonda en el interior de la tubería a cualquier profundidad que se requiera.
Se proporciona un conector de seis clavijas para la conexión con el cable.
El cable está graduado cada 0,5 m, tiene un alma de alta resistencia a la deformación y se suministra con un
carrete fácil de llevar.
Sonda vertical:
Rango de medida ± 15º de la vertical, ± 30º, ± 50º opcional
Resolución ± 0.025 mm/500 mm
Límite de temperatura 0 hasta 80ºC
Dist. entre ruedas 500 mm
Dimensiones (f x L) 32 mm Ø x 700 mm long.
Nota: El rango de medida se reduce a ± 14º cuando se usa con la unidad de lectura EDI-53INS a ± 4 V F.E.
de rango de entrada
INCLINÓMETRO - PÉNDULO - UNIDAD DE LECTURA
Sonda inclinómetro horizontal EAN-25M/2M-H
La sonda inclinómetro horizontal EAN-25/2M-H está diseñada para tomar medidas en el interior de una tubería de
inclinómetro instalada horizontalmente. Es biaxial y se le han ajustado dor pares de ruedas con suspensión oscilantes
que pueden girar libremente sobre cojinetes individuales. El extremo posterior de la sonda está provisto de un cáncamo que se usa para unir el cable de tracción en la toma de lecturas.
Sonda horizontal:
Rango de medida ± 15º de la horizontal
Otras características iguales que las de la sonda inclinómetro vertical EAN-25/2M
Registrador de datos del inclinómetro EDI-53 INS
El registrador de datos está alojado en una caja reforzada y resistente a la intemperie. Puede memorizar lecturas con
fecha y hora. Se entrega completo con un programa que permite transferir los datos al PC, ya sea para procesarlos
más o con el objetivo de archivarlos.
Registrador de datos (Datalogger):
Pantalla Pantalla de cristal líquido (LCD)
Resolución 0.0001 V @ 2 V rango F.E.
Rango ± 2 V, ± 4 V, ± 8 V (configurado en la fábrica)
Rango de temperatura 0 hasta 50°C
Tubería y accesorios modelo EAN-25/1
Se puede instalar tubería de inclinómetro en una perforación, embebida en un relleno u hormigón durante la
construcción o fijarse a la cara de una estructura ya terminada. Se trata de tuberías autoalineadas de ABS con ranuras
longitudinales a 90º para la orientación de la sonda. La tubería y los manguitos (fijos o telescópicos) se unen mediante
remaches. Se aplica cinta de resina sobre las juntas para hacerlas resistentes al agua.
Tubería y manguitos:
Tubería ABS, 70 mm diám. ext., 58 mm diám. int., 3 m long.
Manguito fijo ABS, 77 mm diám ext., 160 mm long.
Manguito telescópico ABS, 77 mm diám. ext., 400 mm long., 150 mm rango de desplazamiento
Tapones ABS
El programa GTILT está diseñado para tratar grandes o pequeños volúmenes de datos del datalogger del inclinómetro
EDI-53 INS. Es apropiado para hacer gráficos de desplazamiento acumulado, desplazamiento incremental y posición
absoluta respecto a la profundidad o la elevación. Traza desplazamiento, deformación por esfuerzo cortante, tasa de
desplazamiento y tasa de deformación por esfuerzo cortante frente al tiempo. Todos los gráficos están disponibles
en las direcciones de las ranuras del inclinómetro o en un ángulo sesgado. Se pueden ver las sumas de control en
forma de histograma, permitiendo una valoración cuantitativa inmediata de la calidad de cada hoja de datos. Los
gráficos descendentes pueden incorporar mediciones independientes o movimientos de superficie. El programa
permite dibujar líneas, polilíneas y texto sobre los gráficos para mostrar la estratigrafía, pilotes, túneles, excavaciones,
etcétera, con tamaños de puntos y colores definibles por el usuario.
• Sistema de inclinómetro fijo vertical modelo EAN-51M
Como el modelo EAN-25, el EAN-51M se utiliza para medir desplazamientos laterales y deformaciones en movimientos de
tierras o estructuras, la diferencia es que en este sistema se deja la sonda en el interior de la tubería para su seguimiento
en tiempo real. Al sensor de la sonda fija se le ha ajustado un par de ruedas con suspensión oscilantes. Se puede colocar
una cadena de sensores en el interior de la tubería para conseguir un perfil completo de la deflexión.
Sensor Uniaxial o biaxial
Rango de medida ± 15°, ± 30º
Exactitud1 ± 0,1 % F.E.
Rango de temperatura 0º hasta 80°C
PÉNDULO - UNIDAD DE LECTURA
• Péndulo directo e invertido modelo EDS-50/51
Los péndulos EDS-50 (directo) y EDS-51 (invertido) se usan para controlar la inclinación de estructuras altas y edificios
de rápida construcción, así como para medir y controlar los desplazamientos relativos en presas de hormigón y de
mampostería. El sistema de lectura consta de péndulos de referencia y dos telescopios móviles (uno para el eje X y
el otro para el Y) para la medición del desplazamiento.
Rango de medida ± 75 mm (directo) - ± 50 mm (invertido)
Exactitud 0.1 mm
Tamaño de la mesa 625 mm x 625 mm
UNIDAD DE LECTURA Y REGISTRADOR DE DATOS
• Unidad de lectura/registrador de datos de cuerda vibrante portátil modelo EDI-51V
La unidad EDI-51V se usa para leer cualquier sensor Encardio-rite de cuerda vibrante. Permite visualizar la frecuencia
medida en términos de periodo de tiempo, frecuencia, frecuencia al cuadrado o directamente el valor del parámetro
medido en la unidad de ingeniería correspondiente. Tiene una memoria capaz de guardar alrededor de 4500 lecturas, con la fecha y la hora, de hasta 500 sensores. La unidad de lectura se suministra con baterías recargables y un
cargador de batería apropiado, interfaz serie RS232C, los cables necesarios y el manual.
Rango de frecuencia 500 Hz hasta 5 kHz.
Parámetros periodo de tiempo, frecuencia, frecuencia2, unidades de ingeniería
Resolución 0.01 microsegundos
Rango de temperatura -20 hasta +100°C (rango de medida)
Límite de temperatura 0 hasta +45°C
Caja Caja de plástico moldeado resistente a impactos de ABS + PU.
• Unidad de lectura/registrador de datos en cuatro variantes portátil modelo EDI-53
La unidad de lectura EDI-53 se presenta en cuatro variantes descritas más abajo. La unidad muestra el parámetro
medido directamente en unidades de ingeniería aplicables. Tiene memoria para guardar 3600 lecturas, con la fecha y
la hora, de hasta 250 sensores. La caja y los accesorios que se proporcionan son similares a los de la EDI-51V.
Modelo EDI-53L
La unidad EDI-53L se usa para sensores resistivos de galgas extensométricas incluyendo células de carga.
Entrada Célula de carga con puente de galgas extensométricas con salida de 0...3 mV/V.
Tensión de excitación 5 V CC
Ganancia de preamplificador 100
Modelo EDI-53P
La unidad EDI-53P se usa para leer potenciómetros de desplazamiento con salida de tensión a escala completa 0 -2 V.
Entrada 0-2 V CC.
Modelo EDI-53I
La unidad EDI-53I está diseñada para leer transductores con salida de corriente 4-20 mA CC.
Entrada 4-20 mA corriente CC
Resistencia de entrada 50 Ohm
Modelo EDI-53UTM
La unidad EDI-53UTM está diseñada para usarse con la gama de clinómetros uniaxiales de Encardio-rite.
No obstante, con un conmutador externo se puede también utilizar con clinómetros biaxiales.
Entrada ± 2 V, ± 4 V ó ± 8 V (configurado en la fábrica)
Tensión de excitación ± 12 V CC
SISTEMA AUTOMÁTICO DE ADQUISICIÓN DE DATOS
• Sistema automático de adquisición de datos modelo EDAS-10
El modelo EDAS-10 da medidas exactas y fiables en aplicaciones diversas. Es el más apropiado para aplicaciones
no atendidas o en red. Este sistema, construido entorno del módulo de control y medida programable CR-10X de
Campbell Scientific, incluye multiplexores, derivación de sobretensión, acondicionador de señal para sensores de
cuerda vibrante, módulo de memoria, almacenamiento de datos, softwares de transmisión y análisis. Están disponibles diferentes opciones para la conexión al PC como la interfaz serie RS232C, el módem banda base, el módem RF,
etc. Hay unidades disponibles de hasta 16/48/64/80/96/192 canales en consolas de diferentes tamaños.
Resolución 0.66 microvoltios (analógico)
Tasa de muestreo Pocas veces por segundo hasta una por hora
Consumo de energía 50 mA durante las medidas
Requerimiento de alimentación 9.6 a 16 V CC
Capacidad de almacenamiento 2 M punto de entrada de datos, (ampliable con perfiféricos)
Límite de temperatura -25 hasta +50°C
El multiplexor permite aumentar el número de sensores a muestrear con un único CR-10X. El módulo multiplexor
EAM416 multiplexa en secuencia 16 grupos de 4 líneas o 32 grupos de 2 líneas a la vez. Entre los sensores
compatibles se incluyen los de cuerda vibrante, termistores, termopares, potenciómetros, células de carga, bandas
extensométricas y bloques de humedad del suelo.
Protector contra sobretensión ESP-216
Se pueden proteger las líneas de entrada del multiplexor contra transitorios de alto voltaje inducidos por sobretensiones
de tipo rayo usando la tarjeta de protección contra sobretensiones ESP-216. Cada tarjeta ESP-216 puede proteger hasta
Software para Multilogger
El multilogger es un software basado en Windows para descargar y analizar los datos desde el sistema de adquisición de datos EDAS-10 basado en el CR-10X. Se puede configurar cada canal de medida por tipo de instrumento
y programarse para obtener datos en unidades de ingeniería con la corrección por temperatura aplicada. Además
pueden especificarse límites de alarma. El Multilogger usa la información introducida para generar automáticamente
un programa de registro de datos apropiado. El multilogger incluye una potente herramienta de análisis de datos
que dispone de: editor de datos, selector de datos, hoja de cálculo compatible con Excel, generador de informes y
herramienta de reconocimiento.
DIANAS GEODÉSICAS Y SEÑALES DE TOPOGRAFÍA
Las dianas se usan ampliamente para medir la deformación durante la excavación de túneles y la construcción de
pasos subterráneos y para controlar desplazamientos en puentes, presas, laderas y estructuras de edificios.
ERT-10B
• Dianas reflectantes
Diana birreflectante modelo ERT-10B
Perno de convergencias
El modelo ERT-10B consta de reflectores a ambos lados y está montado en una unión universal. La diana tiene
un pequeño agujero central que permite marcar el punto con precisión. La diana es intercambiable.
Campo de medición1 Típicamente 12 m hasta 140 m
Material El soporte del reflector es de plástico y está montado sobre uniones universales con láminas reflectantes
Prisma modelo ERT-10P1
ERT-10P1
El modelo ERT-10P1 consiste en un miniprisma montado en una unión universal de manera que puede orientarse en
cualquier dirección que sea necesaria.
Prisma modelo ERT-10P2
El prisma modelo ERT-10P2 es igual que el ERT- 10P1 pero con el prisma recubierto de cobre.
Características prismas ERT-10P1/2
Campo de medición1 Típicamente 0.3 m hasta 600 m
Material El soporte del reflector es de plástico y está montado sobre uniones universales
La distancia máxima de la medida depende principalmente de las condiciones atmosféricas y del modelo de EDM
(Medición Electromagnética de Distancias) usado.
EBS-17
Diana reflectante EBS-17
La diana reflectante modelo EBS-17 consta de una pegatina autoadhesiva con un marcado triangular como el que se
muestra en la figura. Otros tamaños están disponibles bajo petición.
Miniprisma modelo ERT-20P-M1
El miniprisma ERT-20P-M1 consiste en un prisma montado en un soporte giratorio. Esta diana no es intercambiable.
ERT-20P1-M1
Miniprisma modelo ERT-20P2-M1
El miniprisma modelo ERT-20P2-M1 es igual que el ERT-20P1-M1 pero con el prisma recubierto de cobre.
Componentes opcionales para ERT-10B y ERT-10P:
• Perno de convergencias de acero galvanizado con cabeza de acero inoxidable roscada a 3/8”, longitud 250 mm y
con tapón de protección
• Adaptador de plástico con un punto de rotura de referencia.
• Clavo de nivelación para edificios modelo EBS-16
El modelo EBS-16 está disponible en diferentes formas y tamaños. Básicamente consiste en un localizador
de referencia esférico con una varilla roscada.
• Clavo de nivelación para pavimento modelo EPS-12
El modelo EPS-12 está disponible en diferentes formas y tamaños para ajustarse a cualquier aplicación.
Básicamente consiste en un disco de plástico y un clavo especial de fijación.
• Clavo de nivelación para suelos modelo ESMP-10 / ESMP-11
ESMP-10
El modelo ESMP-10 comprende un clavo de nivelación SS-304 con una cabeza semiesférica. En la parte
superior lleva una marca en forma de cruz pintada de rojo. Están disponibles variaciones (ESMP-11 / ESMP12) con varillas de extensión / anclajes adecuadas para diferentes aplicaciones.
ACCESORIOS: CABLES, CONMUTADORES, CAJAS DE EMPALME
CS-0401-2
7/0.34 mm cobre recocido, cable bifilar rojo/negro, relleno de vaselina, 0.9 mm Ø cable de acero armado galvanizado,
con cubierta de polietileno, ~ 15 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.3 kg/m
CS-0401-4
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con cables de 4 hilos en rojo/negro y verde/blanco,
~ 15.5 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.35 kg/m
CS-0401-6
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con cables de 6 hilos en rojo/negro, verde/blanco
y azul/gris ~ 16.5 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.40 kg/m
CS-0402-1P
7/0.25 mm ATC, cable trenzado de par en rojo/negro apantallado con lámina de aluminio, 0.3 mm de alambre trenzado de hierro armado galvanizado, en general con cubierta de polietileno, ~ 10 mm diámetro exterior, peso unitario
(aprox.) 0.1 kg/m
CS-0402-2P
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con dos cables trenzados de par (4 hilos) en rojo/
negro y verde/blanco, ~ 11 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.12 kg/m
CS-0402-3P
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con tres cables trenzados de par (6 hilos) en rojo/
negro, verde/blanco y azul/gris, ~ 11.5 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.14 kg/m
CS-0402-6P
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con seis cables trenzados de par (12 hilos) codificados por colores, ~ 14 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.40 kg/m
CS-0402-10P
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con diez cables trenzados de par (20 hilos) codificados por colores, ~ 16 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.3 kg/m
CS-0402-20P
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con veinte cables trenzados de par (40 hilos) codificados por colores, ~ 19.8 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.35 kg/m
7/0.20 mm ATC, cable de 4 hilos en rojo/negro y verde/blanco apantallados y con recubrimiento cromado de PVC.
Temperatura máxima 80ºC, ~ 5.6 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.35 kg/10 m
CS-0405-6
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con 6 hilos en blanco /negro, rojo/verde y marrón/
azul, Temperatura máxima 60ºC, ~ 5.8 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.40 kg/10 m
CS-0405-9
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con 9 hilos en negro, blanco, rojo, verde, marrón,
azul, naranja, amarillo y violeta, ~ 6.2 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.50 kg/10 m
CS-0406
7/0.25 mm ATC, cable dual de par trenzado, apantallado, y con recubrimiento cromado de PVC. Temperatura máxima
60ºC, ~ 4.3 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.30 kg/10 m
CS-0407-5P
7/0.2 mm cobre recocido, cables de 10 hilos codificados por colores, relleno de vaselina, 0.9 mm ámina galvanizada
armada, principalmente recubierta de polietileno negro, ~ 18 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.45 kg/m
CS-0407-10P
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con 20 hilos codificados por colores, ~ 19 mm
diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.50 kg/m
CS-0407-20P
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con 40 hilos codificados por colores, ~ 20 mm
diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.55 kg/m
CS-0410-5
7/0.2 mm ATC, aislado, cable apantallado de 5 hilos- rojo, negro, blanco, verde y marrón, con recubrimiento cromado
de PCV ~ 6.25 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.05 kg/m
CS-0410-8
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con 8 hilos en rojo, negro, blanco, verde, marrón,
naranja, azul y amarillo, ~ 7.1 mm f diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.08 kg/m
7/0.2 mm ATC, cable dual de par trenzado y apantallado, de color rojo/negro y verde/blanco con tubo de ventilación,
cubierto con poliuretano de color amarillo, ~ 9 mm f diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.08 kg/m
CS-0502
7/0.25 mm ATC, cable dual de par trenzado y blindado, de color rojo/negro y verde /blanco, con cubierta de polietileno de color rojo, ~ 6.0 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.55 kg/10 m
CS-0601-2
7/0.25 mm cobre recocido, cable bifilar rojo/negro, relleno de vaselina, 0.9 mm Ø cable de acero armado galvanizado, con cubierta de polietileno, ~ 15 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.3 kg/m
CS-0601-4
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con 4 hilos en rojo/ negro y verde/blanco,
~ 15.5 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.35 kg/m.
CS-0601-6
Características iguales a las indicadas en el apartado anterior pero con 6 hilos en rojo/negro, verde/blanco y azul/gris,
16.5 mm diámetro exterior, peso unitario (aprox.) 0.40 kg/m.
CS-0702
7/0.25 mm cobre recocido, cable dual de par trenzado y blindado, de color rojo/negro & verde/blanco, blindado con
film de poliester aluminizado, aislamiento de polietileno, con hilo de drenaje y cubierta de poliuterano, 6.35 mm de
diámetro exterior.
CS-0703
7/0.25 mm ATC, cable de 6 hilos, negro, blanco, rojo, verde, marrón y azul, blindado con film de poliester aluminizado,
aislamiento de polietileno, con hilo de drenaje y cubierta de poliuterano, 6.65 mm de diámetro exterior.
2. CAJA DE EMPALME
EJB-10-4-YY
Para conectar hasta 10 sensores a través de diez cables de 4 hilos de entrada a un cable de salida.
EJB-10-6-YY
Para conectar hasta 10 sensores a través de diez cables de 6 hilos de entrada a un cable de salida.
EJB-N-X-YY
Para conectar hasta N (especificar número) a través de cables de X hilos (especificar hilos) de entrada a un cable de salida.
YY=especificar código de cable o diámetro del mismo (para cable de entrada y de salida)
EJB-3-1
ESB-10-4-YY
Para conectar y conmutar entradas de hasta 10 sensores a través de diez cables de 4 hilos de entrada a la unidad
de lectura y al cable de salida.
ESB-12-4-YY
Para conectar y conmutar entradas de hasta 12 sensores a través de doce cables de 4 hilos de entrada a la unidad
ESB-N-12-YY
Para conectar y conmutar entradas de hasta N sensores a través de “N” cables de 12 hilos de entrada a la unidad
ESB-N-X-YY
Para conectar y conmutar entradas de hasta N (especificar número) cables de X hilos (especificar número de hilos) de
entrada a la unidad de lectura y al cable de salida.
EJB-10-10
4. CAJA DE UNIÓN DE CABLE/KIT DE EMPALME DE CABLE
ECJ-11-X
Este cable se utiliza para hacer una unión impermeable entre los extremos de cable (X- códicgo de cable especifico)
ECS-05-Y
Para el alargamiento de cables CS-0405-6/CS-0406/CS-0502 con terminales crimpadas (Y-especificar el código del
cable); material ABS.
ECS-06-Y
EJB-1-1
Para el alargamiento de otros cables con terminales crimpadas (Y-especificar el código del cable); material plástico
reforzado con fibra de vidrio/aluminio
Herramienta para el crimpado de lo anterior
ECS-08-Y
Adecuado para alargamientos de cables con terminales atornilladas (Y-especificar el código del cable); material plástico reforzado con fibra de vidrio/aluminio
ECJ-10-Y
Adecuado para empalmes entre dos cables de 4/6 hilos rellenos de vaselina o extremos de cable con relleno contra
la transmisión de agua (Y-especificar el código del cable); material acero inoxidable AISI 420.
ECJ-11-Y
ESB-10-1
Adecuado para empalmes reforzados entre dos cables de 4/6 hilos rellenos de vaselina o extremos de cable con
relleno contra la transmisión de agua (Y-especificar el código del cable); material acero inoxidable AISI 304.
MeKano4, S.A.
www.mekano4.com
Carretera de Rubí 72-74
Edificio Horizon
Av. Labradores, 1
plta. 4e oficina n°1
Tel. +34 902 153 533
Fax +34 935 706 003
Tel. +34 918 049 260
Fax +34 918 032 864
2 3 - Tu Taller Mecánico

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución