Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-11-febrero-2002-comunidad-autonoma-de-madrid-49289
Timestamp: 2016-10-25 15:00:02+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca 'Tokheim', modelo Quantium T, fabricado por 'Tokheim', en sus fábricas de Reino Unido y Francia, y presentado por la empresa 'Tokheim Koppens Ibérica, Sociedad Anónima', con registro de control metrológico número 16-H-012
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca "Tokheim", modelo Quantium T, fabricado por "Tokheim", en sus fábricas de Reino Unido y Francia, y presentado por la empresa "Tokheim Koppens Ibérica, Sociedad Anónima", con registro de control metrológico número 16-H-012 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca "Tokheim", modelo Quantium T, fabricado por "Tokheim", en sus fábricas de Reino Unido y Francia, y presentado por la empresa "Tokheim Koppens Ibérica, Sociedad Anónima", con registro de control metrológico número 16-H-012 Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2002, de la Dirección, General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación, de modelo del sistema de medida des tirado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca ""Tokheim"y modelo Quantizcm T, fabricado por ""Tokheim"y en sus fabricas de Reino Unido y Mrancia, y presentado por la empresa ""Tokheim Koppens Ibérica, Sociedad Anónima, con registro de control metrológico número 1611012
Vista la petición interesada por don José María de Lara Prieto, en nombre y representación de la entidad ""Tokheim Koppens Ibérica, Sociedad Anónima", con domicilio social en la calle Imprenta, 5, polígono industrial, 28108 Alcobendas (Madrid), en solicitud de aprobación de modelo para el sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca ""Tokheim"", modelo Quantium T, en sus distintas versiones;
Vista la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el control metrológico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se regula el control de los contadores volumétricos de líquidos distintos del agua y de sus dispositivos complementarios, y la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los sistemas de medida de líquidos distintos del agua;
Considerando que el medidor volumétrico marca ""Tokheim"", modr lo MA26, posee aprobación de modelo CEE número NL02.E257, emitida por el Nederlands Meetinstituut de Holanda;
Considerando que el conjunto bomba/separador de gases marca ""Tokheim"", modelo EPZ, posee aprobación de modelo CEE número NL02.E258, emitida por el Nederlands Meetinstituut de Holanda;
Considerando que el conjunto bomba/separador de gases marca ""Tokheim"", modelo PAS V3 posee aprobación de modelo CEE número NL98.E217, emitida por el Nederlands Meetinstituut de Holanda;
Considerando que el calculador electrónico W WC y el emisor de impulsos MPl.l fueron ensayados en el proceso de aprobación de modelo del sistema de medida marca ""Schlumberger", modelo Quantium, concedida por Resolución de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 4 de junio de 1999, y que la única diferencia entre los emisores de impulsos MPl.l y MP-Tl es que en el segundo se ha cambiado el sentido de giro del eje;
De conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, modificado por las Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, así como el Decreto 239/2001, de 11 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnología, por el que se atribuye a esta Dirección General el ejercicio de las competencias sobre esta materia,
Primero.-Conceder aprobación de modelo del sistema de medida des tinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca ""Tokheim"", modelo Quantium T, a favor de la entidad ""Tokheim Koppens Ibérica, Sociedad Anónima", con registro de control metrológico númr ro 16-H-012.
Cada sistema de medida está compuesto por uno o varios subsistemas protegidos por la misma carcasa y funcionando conectados a un único calculador y dispositivo indicador común, marca ""Tokheim", modelo World Wide Calculator (WWC).
Cada uno de estos subsistemas está formado por:
Un conjunto bomba/separador de gases marca ""Tokheim"", modelo EPZ para caudales de 45 1/min; un conjunto bomba/separador de gases marca ""Tokheim"", modelo PAS V3, para caudales de 80 y 130 1/min; o bien una bomba sumergida.
Uno o dos medidores marca ""Tokheim"", modelo MA26.
Uno o dos emisores de impulsos marca ""Tokheim"", modelo MP-Tl.
Para aquellos subsistemas que contienen dos medidores, el líquido medido puede ser dispensado a través de dos boquereles simultáneamente (el mismo producto a cada lado del aparato surtidor/dispensador).
Marca: ""Tokheim".
Modelo: Quantium T.
Versiones: Quantium 500 T, Quantium 400 T y Quantium 300 T.
El sistema de medida se comercializa integrado en tres versiones difr rentes de aparato surtidor/dispensador denominadas Quantium 500 T, Quantium 400 T y Quantium 300 T. La estructura descriptiva de versión y opciones se define en los siguientes campos:Ver TABLA
Campo 1.°: Contendrá dos letras y un número, representando la versión a la que pertenece el sistema de medida. Como se ha indicado antes, las versiones a considerar son: Quantium 500 T (QT5), Quantium 400 T (QT4) y Quantium 300 T (QT3).
Campo 2.°: Indica el número total medidores de los que está dotado el sistema de medida.
Campo 3.°: Indica el caudal máximo del sistema, pudiendo tomar los siguientes valores: ""4" para caudal de 45 1/min., ""8" para 80 1/min., y ""130" para 1301/min.
Campo 4.°: Indica si la bomba instalada corresponde a una bomba de aspiración ""A" (EPZ o PA&V3) o a una bomba sumergida ""BS".
Campo 5.°: En este campo aparecerá la sigla L" para indicar que el aparato surtidor sólo dispone de posiciones de suministro a un lado del aparato surtidor/dispensador y T"" en caso de que el sistema disponga de visualizadores en ambos lados del aparato surtidor/dispensador que indiquen las medidas realizadas en cualquiera de los dos laterales del mismo.
Opciones de la versión Quantium 300 T: QT3-184, QT3-18BS, QT3-18A.T, QT3-18BS.T, QT3-244, QT3-24BS, QT3-284, QT3-28BS, QT3-28A.T, QT328BS.T, QT3-28A.L, QT3-28BS.L, QT3-38A.L, QT3-38BS.L, QT3-444, QT3-44BS, QT3-21304, QT3-2130BS, QT3-41304, QT3-4130BS.
Opciones de la versión Quantium 400 T: QT4-184, QT4-18BS, QT4-244, QT424BS, QT4-284, QT4-28BS, QT4-28A.L, QT4-28BS.L, QT4-38A.L, QT4-38BS.L, QT4-444, QT4-44BS, QT4-484, QT4-48BS, QT4-644, QT4-64BS, QT4-684, QT468BS, QT4-844, QT4-84BS, QT4-48A.L, QT4-48BS.L.
Opciones de la versión Quantium 500 T: QT5-184, QT5-18BS, QT5-244, QT524BS, QT5-284, QT5-28BS, QT5-28A.L, QT5-28BS.L, QT5-38A.L, QT5-38BS.L, QT5-444, QT5-44BS, QT5-484, QT5-48BS, QT5-644, QT5-64BS, QT5-684, QT568BS, QT5-844, QT5-84BS, QT5-48A.L, QT5-48BS.L, QT5-884, QT5-88BS, QT51044, QT5-104BS.
Caudal máximo: 45, 80 ó 1301/min., según versión/opción.
Caudal mínimo: 1.61/min.
Clases de líquidos a medir: Gasolinas y gasóleos con viscosidad dinámica S 20 mPa.
Margen de temperatura de funcionamiento: - 10 °C a+ 50 °C.
Máxima indicación de precio unitario: 9,999 euros.
Clases de líquidos a medir.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.° del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de modelo tiene validez hasta el próximo 8 de febrero de 2012, pudiendo ser prorrogada por períodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Madrid, 11 de febrero de 2002.-El Director general, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIóN 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 2
 Real Decreto