Source: https://www.fortest.es/es/productos/c/gama-t/p/t8960
Timestamp: 2020-02-25 10:03:39+00:00

Document:
- T8960 Probador de estanqueidad diferencial - ForTest
Instrumento de ensayo de estanqueidad universal diferencial
Mecánico Electrodomésticos
Electrónica Empaquetado
Fundición Gas
Neumática Calefacción
Refrigeración Hidráulica
Pinzas de freno Energía Alternativa
Un toque de innovación.
El nuevo instrumento de ensayo de estanqueidad T8960 nace con la idea de mejorar el que se consideraba el mejor dispositivo logrado en la historia de ForTest, el M8990.
La nueva controller vídeo “ForTest MMI” ha colocado en un nivel superior la interacción hombre-máquina, gracias a un innovador panel capacitivo de vidrio temperado, que rodea una espléndida pantalla de 6,2” a colores.
La programación de los parámetros es mucho más rápida gracias al nuevo teclado numérico integrado en los menús, y la gran pantalla hace aún más clara la visión del ciclo de ensayo.
En la pantalla principal se puede además interactuar con funciones rápidas como cambio de programa de ensayo, menú archivo ensayos “smart”, bloqueo/desbloqueo con contraseña.
Pantalla 6,2” a colores Gráfico ensayo Pantalla táctil “full área” Teclado de programación amplia
La dotación del nuevo T8960 comprende puertos usb slave, RS232, RS485, Can bus y TTY. Como opción se pueden montar un puerto ethernet y un conector 26 polos con 4 entradas y 8 salidas completamente programables, para la conexión a la interfaz de válvulas externas, barreras de seguridad, interruptores, etc…
En el panel frontal se ha montado un puerto usb master para la conexión de una memoria usb, para permitir la memorización de los ensayos realizados, el backup/restore de los parámetros y la actualización del firmware del instrumento.
La conexión con impresoras térmicas, lectores bar-code / data-matrix y marcadoras se realiza de manera automática mediante menú interno.
Usb key Salidas de alta potencia RS232, RS485, Can, TTY Ethernet y conector auxiliar
Medida cada vez mejor.
La tecnología diferencial, por su naturaleza, permite una sensibilidad de medida aún mejor que la de caída absoluta, garantizando una resolución de caída de 0,1 Pa hasta de 6 bar de prueba.
La adopción de nuevos sensores de presión, junto a la sección de medida con tecnología de centrado en ventanas y doble jaula de Faraday optoaislada, permitió una ulterior mejora de los rendimientos del instrumento.
Tecnología diferencial Tecnología de centrado en ventanas Resolución de 0,1 Pa hasta de 6 bar
Sección neumática optimizada.
El montaje de electroválvulas de nueva generación han permitido el aumento del 50% de la velocidad de llenado respecto al modelo anterior, manteniendo inalterada la fiabilidad en el tiempo. Nuestros instrumentos no necesitan costosos mantenimientos en la sección neumática, al contrario, nuestro objetivo es que sean cada vez más fiables y duraderos.
Velocidad de llenado +50% Gran resistencia a la humedad Ningún mantenimiento periódico
Lo que parece sólo un funcionamiento de diseño, en realidad esconde un profundo estudio para simplificar al máximo el uso y la comprensión del instrumento.
El panel frontal está realizado en una plancha única de vidrio temperado y aluminio, que lo hacen extremadamente fácil de limpiar, es por lo tanto T8960 adecuado tanto para el uso en laboratorio como en línea de producción.
Los menús internos amplios son de fácil comprensión, y la interfaz gráfica está estudiada para mostrar sólo las informaciones importantes.
Todo está exactamente donde debería estar.
Interfaz user-friendly Fácil limpieza Uso en sectores a 360°
Modelo 0-0,2 bar 0-0,5 bar 0-1 bar 0-2 bar 0-3 bar 0-6 bar 0-10 bar 0-15 bar
Precisión Dp / capacidad 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT
Alcance de medida Dp / capacidad 0-65 mbar 0-65 mbar 0-65 mbar 0-65 mbar 0-65 mbar 0-65 mbar 0-650 mbar 0-650 mbar
Resolución Dp / capacidad 0,001 mbar 0,001 mbar 0,001 mbar 0,001 mbar 0,001 mbar 0,001 mbar 0,01 mbar 0,01 mbar
Precisión presión de llenado 1,0%FS 1,0%FS 1,0%FS 1,0%FS 1,0%FS 1,0%FS 1,0%FS 1,0%FS
Alcance de medida presión de llenado 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS
Resolución presión de llenado 0,01 mbar 0,01 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 1 mbar 1 mbar
Precisión medida pérdida en cc/’ 1%RDG+0,01cc/min 1%RDG+0,01cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min
Alcance de medida pérdida en cc/’ 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min
Resolución medida pérdida en cc/’ 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min
Precisión medida volumen en cc 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min
Alcance de medida volumen en cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc
Resolución medida volumen en cc 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min
Unidad de medida mbar, bar, psi, mmHg, mmH2O, Pa, HPa, cc/min, cc/h, pressure/s.
Dimensiones 270X160X300 mm
Dimensiones pantalla 800x280 pixel
Alcance temperatura de funcionamiento 5-40 °C
Puertas RS232 2
Puertas RS485 1
Puerto usb “master” 1
Puerto usb “slave” 1
Puerto ethernet Optional
Señales I/O Start, Stop, Filling, Test, Good, Reject, 4BCD
Señales I/O auxiliares (opcional) 8 output programmable, 4 input programmable, 4BCD
Número programas 300
Memoria archivo pruebas Advanced
Bloqueo con contraseña Yes
Nombre programa Yes, 16 characters
Patrones de referencia EN 61010-1, EN61326-1 / EN61326/A1, EN61000-3-2 / EN61000-3-2/A14, EN61000-3-3 / EN61000-3-3/A1, EN61000-4-2 / EN61000-4-2/A1, EN61000-4-3 / EN61000-4-3/A1 / EN61000-4-3/A2, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, EN1779
Electroválvula de descarga externa con filtro
Pulsador externo de start
Pulsador externo start/abort
Pulsador externo selección 4 programas
Etiqueta adhesiva para impresora 4500pz
Cable prolongación señal AUX
Racor staubly macho
Grifo micrométrico de precisión
Grifo micrométrico
Software M Serie manager
Protocolo en serie
Grupo válvula "cilindro" con filtros
PC propietario cable serie ---> M serie
Staubli hembra de montaje
Impresora térmica con despegado
Impresora térmica sin cáscara
Cable adaptador AUX serie M ---> Serie ET
Remote Start / Cancelar / bueno / Rechazar
5 micrones del filtro de aire
Regalador de presión de precisión frontal - (STANDARD)
Modulo neumático de mesura remota
Circuito de auto cero presión primaria - (STANDARD)
Puerta USB Activa - (STANDARD)
Mesura de alta resolución (1M pti AD) - (STANDARD)
ForTest Group - VAT FR64498043769 - E-mail info@fortest.com - Privacy Policy

References: resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución