Source: http://www.pioneerps.com/Spanish/SpanishPages/Products/pps27-s.html
Timestamp: 2018-10-19 16:30:38+00:00

Document:
﻿ Permanente Downhole Medidores y Sistemas de Monitoreo | PPS27
Monitoreo para todo tipo de terminaciones de pozos
Sistemas de monitoreo de fondo de pozo permanentes PPS27 tienen múltiples niveles de indicadores y sistemas de Adquisición de datos de superficie. Los clientes pueden elegir entre la PPS27 PDMS, PPS27-ESPLink, monitoreo PPS27-PCP y Control de la temperatura PPS27XM Extreme. Estos sistemas funcionan para diversas aplicaciones de pozos de baja presión a extremadamente pozos corrosivos con dióxido de carbono de alta concentración [CO2] y / o sulfuro de hidrógeno [H2S].
PPS27 Folleto (Solo ingles)
Monitoreo de Inyección
CO2 Monitoreo de Inyección
Seguimiento Observación Bueno
Supervisión del Sistema de la Bomba
Caja de Superficie SmartWatcher II
Individual o multi-drop terminaciones calibre permanentes con una opción de la presión de la tubería lectura del medidor o la presión del anillo están disponibles. Todo el estado de la técnica de herramientas de fondo de PPS incorporan los principales sensores de la industria, la tecnología electrónica de alta temperatura innovadora y un haz de electrones soldada y metal para el diseño de viviendas sello de metal.
Serie Vibración
Nivel Series Premium 6K Premium 10K
Tipo de Sensor Piezo Piezo
Rango de Presión 6K psi 10K psi
Presión Exactitud ± 0.03% (FS) ± 0.03% (FS)
Resolución de Presión 0.02 0.03
Temperatura Precisión ± 0.5 °C ± 0.5 °C
Resolución de la Temperatura 0.01 °C @ 1 sec 0.01 °C @ 1 sec
Gamas adicionales de presión y temperatura disponibles a pedido
PPS27 Premium Series Especificaciones Rev. 02, 2014-12-19
Rango de Presión 10K psi 16K psi 25K psi
Presión Exactitud ± 0.02% (FS) ± 0.02% (FS) ± 0.02% (FS)
Resolución de Presión <0.01 <0.01 <0.01
Temperatura Precisión ± 0.3 °C ± 0.3 °C ± 0.3 °C
Resolución de la Temperatura <0.005 <0.005 <0.005
PPS27 Elite Series Especificaciones Rev. 02, 2014-12-30
Nivel Series LPLT-5K LPLT-10K
Rango de Presión 5 Kpsi 10 Kpsi
Presión Exactitud ± 0.02%(FS) ± 0.02%(FS)
Resolución de Presión <0.006 psi @ 1 sec <0.006 psi @ 1 sec
Temperatura Precisión ± 0.3 °C ± 0.3 °C
Resolución de la Temperatura <0.005 °C @ 1 sec <0.005 °C @ 1 sec
PPS27 LPLT Cuarzo Gauge Series Especificaciones Rev. 01, 2014-12-30
Nivel Series Vibración
Rango de Presión 6 Kpsi
Presión Exactitud ± 0.03%(FS)
Resolución de Presión 0.02 psi @ 1 sec
Resolución de la Temperatura <0.01 °C @ 1 sec
PPS27 Vibración Series Especificaciones Rev. 01, 2014-12-30

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución