Source: http://docplayer.pl/755780-Samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-otwock-dnia-06-05-2015-im-prof-adama-grucy-cmkp-ul-konarskiego-13-05-400-otwock-wyjasnienia-siwz.html
Timestamp: 2017-01-21 04:29:48+00:00

Document:
⭐Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ
Download "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ"
1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu artroskopowego (wieży artroskopowej) wraz z dostawą elementów zużywalnych dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/48/2015 WYJAŚNIENIA SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Pytanie nr 1. Dotyczy Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości (FULL HD)- punkt 5 Czy Zamawiający dopuści kamerę endoskopową ze skanowaniem progresywnym? Tak, Zamawiający dopuszcza kamerę endoskopową ze skanowaniem progresywnym. Pytanie nr 2. Dotyczy Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości (FULL HD)- punkt 7 Czy Zamawiający dopuści kamerę endoskopową z wyjściami cyfrowym typu: 2x DVI/RGBHV, złącze 29-stykowe DVI-I i analogowe typu S-VHS (Y/C) złącze 4stykowe mini DIN? Tak. Zamawiający dopuszcza kamerę endoskopową z wyjściami cyfrowym typu: 2x DVI/RGBHV, złącze 29-stykowe DVI-I i analogowe typu S-VHS (Y/C) złącze 4stykowe mini DIN pod warunkiem, że są to wyjścia sygnału o rozdzielczości 1920x1080p. Pytanie nr 3. Dotyczy Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości (FULL HD)- punkt 9 Czy Zamawiający dopuści kamerę z zoomem cyfrowym, zakres powiększania 1,8 razy? Tak. Zamawiający dopuszcza kamerę z zoomem cyfrowym, zakres powiększania 1,8. Pytanie nr 4. Dotyczy Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości (FULL HD)- punkt 11 Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery z czterema programowalnymi przyciskami na głowicy kamery sterującymi: źródłem światła, zoom, balans bieli, jasność, robienie zdjęć, nagrywanie filmów oraz sterowanie rejestratorem cyfrowym (robienie zdjęcia, włączenie i wyłączenie nagrywania) i pracą innych elementów zestawu artroskopowego?2 Tak. Zamawiający dopuszcza głowicę kamery z czterema programowalnymi przyciskami na głowicy kamery sterującymi: źródłem światła, zoom, balans bieli, jasność, robienie zdjęć, nagrywanie filmów oraz sterowanie rejestratorem cyfrowym (robienie zdjęcia, włączenie i wyłączenie nagrywania) i pracą innych elementów zestawu artroskopowego. Pytanie nr 5. Dotyczy Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości (FULL HD)- punkt 12 Czy Zamawiający dopuści konsolę kamery bez możliwości ustawień bezpośrednio w konsoli programów osobistych? Funkcja ta realizowana jest przez cyfrowy system rejestracji znajdujący się w zestawie. Tak. Zamawiający dopuszcza konsolę kamery bez możliwości ustawień bezpośrednio w konsoli programów osobistych. Pod warunkiem, że funkcja ta realizowana jest przez cyfrowy system rejestracji znajdujący się w zestawie. Pytanie nr 6. Dotyczy Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości (FULL HD)- punkt 13 Czy Zamawiający dopuści kamerę bez możliwości bezpośredniego zapisu obrazu z kamery przez złącze USB? Bezpośrednie nagrywanie w pamięci typu PenDrive może skutkować ryzykiem utraty danych w razie uszkodzenia pamięci PenDrive oraz braku możliwości ponownego zarchiwizowania materiału wideo i zdjęć. Tak. Zamawiający dopuszcza kamerę bez możliwości bezpośredniego zapisu obrazu z kamery przez złącze USB. Pytanie nr 7. Dotyczy Monitor medyczny LED- punkt 19 Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny LED z matrycą IPS Alpha, o wyższych parametrach z wejściami: DVI, 3G/HD/SD-SDI, VGA, S-Video, C-Video, Component/RGBs (R/Pr, G/Y, B/Pb, HS, VS), RS232? Takie rozwiązanie pozwala na podłączenie większości monitorów znanych producentów. Tak. Zamawiający dopuszcza monitor medyczny LED z matrycą IPS Alpha, o wyższych parametrach z wejściami: DVI, 3G/HD/SD-SDI, VGA, S-Video, C-Video, Component/RGBs (R/Pr, G/Y, B/Pb, HS, VS), RS232. Pytanie nr 8. Dotyczy Monitor medyczny LED Czy Zamawiający wymaga aby monitor posiadał osłonę, stanowiącą ochronę matrycy przed uszkodzeniem? Zamawiający nie wymaga, aby monitor posiadał osłonę stanowiącą ochronę matrycy przed uszkodzeniem jednak dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 9. Dotyczy Źródło światła LED- punkt 24 Czy Zamawiający dopuści źródło światła, w którym zastosowano technologię diody emitującej światło LED, która zapewnia jasne, wyraźne światło bez podania temperatury barwy światła? Tak. Zamawiający dopuszcza źródło światła, w którym zastosowano lampę LED, która zapewnia jasne, wyraźne światło bez podania temperatury barwy światła. Zamawiający rezygnuje z wymogu podania temperatury barwowej.3 Pytanie nr 10. Dotyczy Źródło światła LED- punkt 25 Czy Zamawiający dopuści źródło światła z wbudowaną diodą LED o żywotności minimum 16 tys. godzin? Tak. Zamawiający dopuszcza źródło światła z wbudowaną diodą LED o żywotności minimum 16 tys. godzin pod warunkiem, że lampa LED jest elementem wymiennym i można ją wymienić bez udziału serwisu i wykonawca dostarczy wraz ze źródłem światła zapasową lampę LED, której koszt wliczony będzie w cenę źródła światła. Pytanie nr 11. Dotyczy Źródło światła LED- punkt 26 Czy Zamawiający dopuści źródło światła z wyświetlaczem informującym o aktualnym natężeniu światła bez podawania informacji o zużyciu żarówki zastosowany moduł LED? Tak. Zamawiający dopuszcza źródło światła z wyświetlaczem informującym o aktualnym natężeniu światła bez podawania informacji o zużyciu lampy LED. Pytanie nr 12. Dotyczy Źródło światła LED punkt 30 Czy Zamawiający wymaga, aby źródło światła było kompatybilne ze wszystkimi światłowodami dostępnymi na rynku różnych producentów Smith & Nephew (Dyonics)/ Stryker/Olympus /ACMI /Storz bez stosowania dodatkowych adapterów? Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający oczekuje, aby źródło światła było Kompatybilne ze światłowodami Smith & Nephew (Dyonics)/ Olympus /ACMI /Storz. Zamawiający nie określa sposobu rozwiązania funkcjonalności. Pytanie nr 13. Dotyczy Światłowód Czy Zamawiający wymaga, aby światłowód był w przezroczystej osłonie, zużycia? Zamawiający nie wymaga, aby światłowód był w przezroczystej osłonie. co ułatwia ocenę jego Pytanie nr 14. Dotyczy Osprzęt toru wizyjnego- punkt 36 Czy Zamawiający wymaga aby, optyka wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, dł. 16,5 cm, autoklawowalna, była z szafirową soczewką na dystalnym końcu optyki i była laserowo zespolona z obudową, co zwiększa żywotność (większa odporność na zarysowania)oraz zwiększa szczelność ( mniejsze prawdopodobieństwo rozszczelnienia optyki w procesie sterylizacji)? Zamawiający nie wymaga aby, optyka wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, dł. 16,5 cm, autoklawowalna, była z szafirową soczewką na dystalnym końcu optyki i była laserowo zespolona z obudową. Pytanie nr 15. Dotyczy Osprzęt toru wizyjnego- punkt 36 Czy Zamawiający wymaga aby, optyka wysokiej rozdzielczości HD posiadała w zestawie adaptery kompatybilne do światłowodów innych producentów?4 Tak. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga, aby optyka wysokiej rozdzielczości HD posiadała w zestawie adaptery kompatybilne do światłowodów producentów STRYKER, STORZ, Smith & Nepehew co wynika z tabeli cenowej zał. 1A tabela 1 pozycja 10. Pytanie nr 16. Dotyczy Pompa artroskopowa Czy Zamawiający wymaga aktywnej współpracy i komunikacji pompy artroskopowej z konsolami rożnych producentów? Zamawiający nie wymaga aktywnej współpracy i komunikacji pompy artroskopowej z konsolami różnych producentów. Zamawiający oczekuje komunikacji pompy jedynie z zaoferowaną konsolą. Pytanie nr 17. Dotyczy Generator do koablacji- punkt 62 Czy Zamawiający dopuści generator do koablacji bez funkcji kontroli temperatury płynu w stawie w czasie rzeczywistym, bez wyświetlania jej wartości oraz bez sygnalizacji akustycznej przekroczenia zadanej temperatury? Tak. Zamawiający dopuszcza generator do koablacji bez funkcji kontroli temperatury płynu w stawie w czasie rzeczywistym, bez wyświetlania jej wartości oraz bez sygnalizacji akustycznej przekroczenia zadanej temperatury. Pytanie nr 18. Dotyczy Generator do koablacji- punkt 66 Czy Zamawiający dopuści możliwość aktywacji elektrody przez przewodowy sterownik nożny? Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość aktywacji elektrody przez przewodowy sterownik nożny. Pytanie nr 19. Dotyczy Konsola shavera- punkt 70 Czy Zamawiający dopuści jedną konsolę do obsługi shavera artroskopowego i waporyzacji bez możliwości obsługi wiertarki i piły oscylacyjnej? Tak. Zamawiający dopuszcza jedną/wspólną konsolę do obsługi shavera artroskopowego i waporyzacji bez możliwości obsługi wiertarki i piły oscylacyjnej. Pytanie nr 20. Dotyczy Konsola shavera- punkt 84 Czy Zamawiający dopuści shaver artroskopowy bez funkcji trybu pamięci położenia okna ostrza wewnętrznego shavera polegającej na tym, iż można ustawić pozycję okna ostrza tnącego w ten sposób, że za każdym razem po zatrzymaniu napędu ostrze zatrzymuje się w tym samym miejscu? Tak. Zamawiający dopuszcza shaver artroskopowy bez funkcji trybu pamięci położenia okna ostrza wewnętrznego shavera. Pytanie nr 21. Dotyczy Cyfrowy system rejestracji - punkt 92 Czy Zamawiający dopuści cyfrowy system rejestracji z wbudowanym, uchylnym i dotykowym, kolorowym panelem dotykowym LCD o przekątnej 85 Tak. Zamawiający dopuszcza cyfrowy system rejestracji z wbudowanym, uchylnym i dotykowym, kolorowym panelem dotykowym LCD o przekątnej 8 Pytanie nr 22. Dotyczy Cyfrowy system rejestracji - punkt 94 Czy Zamawiający dopuści cyfrowy system rejestracji z wbudowanymi wejściami złącza video takimi jak: S-Video (2szt.), Composite (1szt.), DVI (2szt.), RGBHV przez złącze DVI-I (2szt.)? Tak. Zamawiający dopuszcza cyfrowy system rejestracji z wbudowanymi wejściami złącza video takimi jak: S-Video (2szt.), Composite (1szt.), DVI (2szt.), RGBHV przez złącze DVI-I (2szt.) Pytanie nr 23. Dotyczy Cyfrowy system rejestracji - punkt 95 Czy Zamawiający dopuści cyfrowy system rejestracyjny z wbudowanymi wyjściami złącza video takie jak: S-Video (1szt.), Composite (1szt.), DVI (2szt.), RGBHV przez złącze DVI-I (2szt.)? Tak. Zamawiający dopuszcza cyfrowy system rejestracyjny z wbudowanymi wyjściami złącza video takie jak: S-Video (1szt.), Composite (1szt.), DVI (2szt.), RGBHV przez złącze DVI-I (2szt.) Pytanie nr 24. Dotyczy Cyfrowy system rejestracji Czy Zamawiający wymaga aby cyfrowy system rejestracji posiadał możliwość zapisania profili użytkowników, pozwalających na zapamiętywanie indywidualnych ustawień wszystkich elementów zestawu artroskopowego? Zamawiający nie wymaga aby cyfrowy system rejestracji posiadał możliwość zapisania profili użytkowników, pozwalających na zapamiętywanie indywidualnych ustawień wszystkich elementów zestawu artroskopowego. Dotyczy: Elementów zużywalnych kompatybilnych z dostarczoną wieżą artroskopową -Zadanie 2 Pytanie nr 25. Dotyczy dreny/kasety punkt 3.1 Czy Zamawiający dopuści dreny jednorazowe do toru napływu pompy artroskopowej jako rozwiązanie alternatywne do drenów/ kaset jednodniowych? Zamawiający nie dopuszcza drenów jednorazowych do toru napływu pompy artroskopowej jako rozwiązania alternatywnego do drenów/ kaset jednodniowych. Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie. z up. Dyrektora SPSK Kierownik Działu Zamówień Publicznych Olimpia Jobda Podobne dokumenty
26.04.2012 r. L.dz. SSM-XI-25/GS/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE ZESTAW DO ARTROSKOPII Elementy zestawu Liczba Nazwa i typ Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu medycznego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak
Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) LP OPIS Parametr wymagany Parametr oferowany Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... 1 Rok produkcji min 2015 Endoskopowy Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz parametrów technicznych sprzętu LP. WYMAGANE PARAMETRY Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK/NIE Parametry oferowane (podać Bardziej szczegółowo STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim
STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM AB.272.1.6.2014 Nowe Miasto Lubawskie, dnia 19.08.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu Bardziej szczegółowo Zestaw artroskopowy parametry techniczne
Załącznik nr 9 Zestaw artroskopowy parametry techniczne Monitor medyczny 26 Full HD LED 1szt. Lp. PARAMETRY WARTOŚĆ WYMAGANA PARAMETR OFEROWANY 1 Monitor medyczny FULL HD LED wielkośd 26 O maksymalnej Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ / /11 Data: 05.05.2011 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ / /11 Data: 05.05.2011 r. Dotyczy: na dostawę kolumny laparoskopowej dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak postępowania:1690/2011) W imieniu Pro-Medica w Ełku Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 5 maja 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.26.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa, Bardziej szczegółowo ... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:
WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 10.12.2014 LICZBA STRON: 7 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D, sygn. sprawy 674/D/2014. Bardziej szczegółowo Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.
Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu Bardziej szczegółowo VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
Kamery endoskopowe Kamera C3 Multi HD Kamera C3 Multi HD gwarantuje najlepszy, jasny obraz HD, przy jednoczesnej łatwej obsłudze. Kamery endoskopowe C3 Multi HD wyposażone są w moduł sterujący posiadający Bardziej szczegółowo Sopro 397 3CCD Full HD
sprzęt zabiegowy Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z oferowanym przez nas nowoczesnym sprzętem zabiegowym. Proponujemy wysokiej jakości tory wizyjne, optyki sztywne oraz wózki medyczne produkowane Bardziej szczegółowo PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw Bardziej szczegółowo Poznań, dnia 22.03.2012r.
Poznań, dnia 22.03.2012r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-10/12 ODPOWIEDŹ Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 29 kwietnia 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.26.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console
ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 z dnia 17.05.2010r.
Formularz asortymentowo - cenowy Załącznik nr 5 z dnia 17.05.2010r. Lp. OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW warunków granicznych Wymogi graniczne TAK/NIE (naleŝy wpisać właściwe) Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ Bardziej szczegółowo ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.
ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Bardziej szczegółowo na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn
Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 03.02.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 03.02.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na: Wymianę drzwi i okien w budynkach Bardziej szczegółowo Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. Zawiadomienie o wniesionym proteście
Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. OG 3431/VII/07 Zawiadomienie o wniesionym proteście Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6.1 do siwz
Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:
FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,, Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014
Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych Bardziej szczegółowo strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1
. Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2015. TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2015 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia Stanowiska do badań algorytmów sterowania interfejsów energoelektronicznych zasobników energii bazujących na układach programowalnych FPGA. Stanowiska laboratoryjne mają służyć Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Szczecin, dnia 10.11.2015 r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do obsługi rejestracji obrazu filmowego na potrzeby Centrum Bardziej szczegółowo Część III - Zestawy multimedialne
Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY Bardziej szczegółowo Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 Bardziej szczegółowo 1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł.
1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. Jasność 2600 Ansi lm Żywotność lampy: 3000h/5000h w trybie eco Głośnik 7W Waga 2,5 kg Poziom szumu: 34dB/31dB w trybie Bardziej szczegółowo Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty
. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy Bardziej szczegółowo Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych
(pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/50/2014-DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Bardziej szczegółowo Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia Bardziej szczegółowo www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl
Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Limited firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych Bardziej szczegółowo Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej
Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Chełmno, dnia 14.07.2010 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Bardziej szczegółowo 1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),
FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM
Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej negatoskopu cyfrowego i kamery Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi Negatoskop cyfrowy M 168 i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej Bardziej szczegółowo Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne
Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA Bardziej szczegółowo DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY
POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA Bardziej szczegółowo Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:
Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT Bardziej szczegółowo MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A
DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A Tel. (+48 42) 616 21 00, Fax (+48 42) 616 21 Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY Bardziej szczegółowo PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik
PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka Bardziej szczegółowo PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO
PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa Bardziej szczegółowo AVer F30 i F50: nowe wizualizery z interaktywnym oprogramowaniem
AVer F30 i F50: nowe wizualizery z interaktywnym oprogramowaniem Najnowsze propozycje lidera wśród producentów wizualizerów - firmy AVer - będą wielkim ułatwieniem w pracy nauczycieli. Po podłączeniu bezpośrednio Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521. NZZ/46/P/13 Bydgoszcz, dnia 29.07.2013 r.
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521 ISO Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania
Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego Bardziej szczegółowo Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji
Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja Bardziej szczegółowo Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015
Poznań 21 maja 2015 r. Wyjaśnienia treści siwz: Pytania dotyczą przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni znak sprawy: 8/2015 Na podstawie art. 38 Pzp prosimy o Bardziej szczegółowo System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych
System hybrydowy Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych Hybrydowy system wieloabonentowy serii "Gate View" łączy Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 23.10.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 23.10.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: Dostawy endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania
WNB.2420.15.2012.AM Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania Zadanie nr 1 mikroskop biologiczny z systemem fotograficznym mikroskopu stereoskopowego Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1
Nr postępowania WF.2420.06.2014.MW Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Tabela I.1 Bardziej szczegółowo I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać:
Sprawa Nr RAP.272.21.2014 Załącznik Nr 6a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne Bardziej szczegółowo KAMERY BEZPRZEWODOWE
KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERA E-905IR Z ODBIORNIKIEM Kamera bezprzewodowa przeznaczona do pracy wewnątrz lub na zewnątrz, wyposażona w diody podczerwieni załączane automatycznie w ciemności. Zasięg do 100 Bardziej szczegółowo Ginekologiczny zestaw endoskopowy z torem video
Ginekologiczny zestaw endoskopowy z torem video Endoskopy to podstawowy instrument chirurgii małoinwazyjnej. Dostarczają światło do wnętrz ludzkiego ciała umożliwiając wizualizacje struktur wewnętrznych. Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne i zabiegowe
Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi, Bardziej szczegółowo KAMERY SPORTOWE KAMERY SAMOCHODOWE
1 2 XtremeLE 4 XtremeTouch 5 XtremeRemote 6 SportCam 7 Girdo2 Driver 9 Strada Driver 10 Viaggio Driver 11 Arrivo Driver 12 3 4 XtremeLE KTM 43897 Kompaktowa kamera Xtreme LE to podstawowy model w ofercie Bardziej szczegółowo Uniwersalne monitory kolorowe LCD
System telewizji przemysłowej (CCTV) Uniwersalne monitory kolorowe LCD Uniwersalne monitory kolorowe LCD Obsługuje rozdzielczość 1280 x 1024-1,3 megapiksela (UML 190 90 i UML 170 90) lub rozdzielczość Bardziej szczegółowo Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe
Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany Bardziej szczegółowo Zestawy wideodomofonowe jednorodzinne - kolorowe. Cena z rabatem. Cena detal
Zestawy wideodomofonowe jednorodzinne - kolorowe F-S7V3 Monitor kolorowy F-V1 z ekranem LCD 3,5", panel zewnętrzny aluminiowy natynkowy F-S7, zasilacz F-4013-14V/800mA na szynę DIN, możliwość rozbudowy Bardziej szczegółowo Wideoboroskop AX-B250
Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... Bardziej szczegółowo OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ
OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego Regulaminu Bardziej szczegółowo 1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Producent:... Typ/model:... Kraj pochodzenia:... LP. 1. Minimalne wymagane Bardziej szczegółowo Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.
Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne: Bardziej szczegółowo ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start
ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem Bardziej szczegółowo 1. Skaner dokumentów (1 szt.)
Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów); Bardziej szczegółowo MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT
MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne: Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Zakup instrumentarium do usuwania wkrętów implantów systemu ChLP wraz z Bardziej szczegółowo W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011
ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej
Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście Bardziej szczegółowo MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer
MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa, Bardziej szczegółowo Poznań, dn. 14.09.2010 r EZ/ 6323/2010
Poznań, dn. 14.09.2010 r EZ/ 6323/2010 Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 105/2010 na zakup i dostawę zestawu do operacji laparoskopowych Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1
Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Stanowiska do badań algorytmów sterowania interfejsów energoelektronicznych zasobników energii bazujących na układach programowalnych FPGA. Stanowiska laboratoryjne mają Bardziej szczegółowo Najlepszy zestaw wideodomofonowy. Ostateczna odpowiedź na potrzeby rynku
Zestaw wideodomofonowy Najlepszy zestaw wideodomofonowy. Ostateczna odpowiedź na potrzeby rynku Zestaw wideodomofonowy z monitorem głośnomówiącym, panel wywołania, pamięć obrazów, kontrola dostępu, nadzór Bardziej szczegółowo LP. WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY OFEROWANE WARUNKI I PARAMETRY
Załącznik Nr 8 ZESTAWIENIE WYPOSAśENIA I WYMAGANYCH WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WyposaŜenie w sprzęt elektroniczny Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w C i e c h a n o w i e Znak sprawy: KAG.2390-3/07 Bardziej szczegółowo Us.262.1.1.2016.RPO. Jastrzębie- Zdrój, dn. 05.01.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE
Us.262.1.1.2016.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn. 05.01.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę, konfiguracje i montaż sprzętu RTV w ramach realizacji projektu O krok do przodu realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Bardziej szczegółowo ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)
... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny Bardziej szczegółowo SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS
Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie Bardziej szczegółowo WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID
WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery Bardziej szczegółowo SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik Bardziej szczegółowo Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD
Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od Bardziej szczegółowo Odmiany aparatów cyfrowych
Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera) Bardziej szczegółowo Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED
Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr umowy POIS.08.01.00-00-009/10 Sprzęt komputerowy do sali konferencyjnej - dostawa i montaż Komputer przenośny - 1szt. Typ: Komputer Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. Bardziej szczegółowo Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 do siwz W/NO/ZP-2/12 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Ilekroć w treści siwz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający Bardziej szczegółowo Projektor multimedialny, karta telewizyjna, sprzętowy dekoder DVD, karta wideo
Projektor multimedialny, karta telewizyjna, sprzętowy dekoder DVD, karta wideo Wykład: rzutnik, projektor multimedialny, DLP, LCD, złącza, parametry, rodzaje, budowa, rozdzielczość, jasność, kontrast, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.5wszk.com.pl
1 z 6 2014-10-30 09:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.5wszk.com.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO Bardziej szczegółowo Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D
Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze Bardziej szczegółowo 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

References: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 181
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38