Source: http://docplayer.it/14596183-Il-controllo-magnetico-fluorescente-in-area-non-oscurata-principali-vantaggi-di-sicurezza-e-riduzione-dei-costi-normativa-e-casi-aziendali.html
Timestamp: 2018-09-25 11:43:31+00:00

Document:
Il controllo magnetico fluorescente in area non oscurata:principali vantaggi di sicurezza e riduzione dei costi. Normativa e casi aziendali - PDF
Download "Il controllo magnetico fluorescente in area non oscurata:principali vantaggi di sicurezza e riduzione dei costi. Normativa e casi aziendali"
Fiora Salvatore
1 DRAFT FOR DISCUSSION Il controllo magnetico fluorescente in area non oscurata:principali vantaggi di sicurezza e riduzione dei costi. Normativa e casi aziendali AIPnD - Convegno Prodotti Forgiati, Laminati e Fusi Cogne, 31 ottobre 2014
2 Agenda 1. International Standards 2. La Fluorescenza delle Polveri Magnetiche 3. I Test Effettuati 4. Casi Aziendali 5. Conclusioni
3 International Standards ASTM E709; ASME V Art. 7; ISO If the indication obtained under the proposed conditions appears the same or better than that obtained under standard conditions, the proposed procedure shall be considered qualified for use (Standard conditions: UV light>1.000 µw/cm 2, Visible light<2 fc) ASME V Art. 7 A higher UV-A intensity allows the acceptance of a proportionally higher environmental white light intensity, provided that it can be proved that the contrast between the indications and the background is maintained unchanged EN ISO
4 International Standards Perché utilizzare particelle magnetiche fluorescenti in area non oscurata? Principali vantaggi di Sicurezza e di Costo Vantaggi di Sicurezza: 1. Possibilità di effettuare un controllo magnetico fluorescente senza oscurare la zona: gli operatori possono lavorare con un miglior ricambio di aria e in presenza di luce naturale o artificiale anziché al buio 2. Eliminazione (Dlgs. 81/08) del rischio di infiammabilità dovuto alla lacca di contrasto bianca nei casi in cui il controllo magnetico visibile (bianco/nero) può essere sostituito dal controllo magnetico fluorescente Vantaggi di Costo: 1. Eliminazione dei tempi e costi di oscuramento area 2. Visibilità migliore e più veloce delle indicazioni 3. Se la luce visibile è > lx / 100 fc, VT e MT possono essere effettuati dallo stesso operatore in rapida successione 4. Eliminazione dei tempi di adattamento dell occhio all oscurità 5. Produttività maggiore e costi minori rispetto al controllo con particelle magnetiche visibili
5 International Standards Perché utilizzare particelle magnetiche fluorescenti con luce visible? Principali vantaggi di Sicurezza e di Costo Le polveri magnetiche Dual Colored ( Duali ) hanno la stessa sensibilità delle particelle fluorescenti Le polveri magnetiche Dual Colored possono rivelare meglio alcune indicazioni critiche rispetto alle particelle fluorescenti in cabina oscurata
6 International Standards Perché utilizzare particelle magnetiche fluorescenti con luce visible? Principali vantaggi di Sicurezza e di Costo Reference Block ASTM E 1444 ISO Polveri Magnetiche Fluorescenti e Dual Colored Elite FW1 UV Light: 1.500µW/cm 2 Visible Light: < 20 lx UV Light: 3.000µW/cm 2 Visible Light: lx
7 International Standards Caratteristiche delle particelle magnetiche Dual-Colored TECHNICAL DATA SHEET
8 International Standards Caratteristiche delle particelle magnetiche Dual-Colored Dual-colored contro Fluorescenti in area non oscurata Dual-colored particles Fluorescent particles Dual-colored particles Fluorescent particles Condizioni Standard UV light > µw/cm2 Visible light < 20 lx Area non Oscurata UV light > µw/cm2 Visible light > 20 lx
9 International Standards Caratteristiche delle particelle magnetiche Dual-Colored Facilmente sospendibili e ottimo rapporto segnale/disturbo Polvere magnetica Dual-colored Polvere magnetica fluorescente luminosa ma con elevato sottofondo
10 International Standards Caratteristiche delle particelle magnetiche Dual-Colored Le 3 variabili chiave Le 3 variabili chiave : 1. Luce Visibile (intensità max) 2. Luce UV (intensità min) 3. Concentrazione delle Particelle Magnetiche NB: Tutti i parametri sono gli stessi nel controllo magnetico Dual Colored rispetto al Fluorescente (esempio: strumenti di magnetizzazione, ecc.) The concentration of dual-colored particles in the wet-method bath suspension may be adjusted to best perform in the desired lighting environment Significa che le Società possono fissare tale variabile rispetto alla loro produzione con l obbiettivo di: Ottimizzare una visibilità più veloce delle indicazioni (maggiore produttività) Diminuire i consumi di polveri magnetiche (minori costi variabili)
11 La Fluorescenza delle Polveri Magnetiche Misurare la Fluorescenza: ISO Vs. ASTM E1135 ISO
12 La Fluorescenza delle Polveri Magnetiche I risultati ottenuti secondo la ASTM E-1135 Code % Measured Difference % G as reference) 0 G G M M L A K C FW
13 I Test Effettuati Pic. A): ref. block type 1 ISO (ASTM E 1444) UV Light: 15 W/m2; visible light: < 20 Lux
14 I Test Effettuati Differenze di performance tra particelle magnetiche dual-colored e in confronto alle particelle visibili (bianco/nero) con 500 lx luce visibile Elite BW2 + WBL5 (metodo visibile) Elite FW1 (Dual-Colored) G6 (Dual-Colored rossa ) Difetti artificiali shims (ASME V art.7, ASTM E709) Le particelle magnetiche Dual colored possono in alcuni casi sostituire il controllo MT visibile (bianco/nero) Concentrazione consigliata delle polveri (implicazioni economiche) Elite FW1: 1-2 g/l G6: 8 g/l
15 Casi Aziendali Settori: Energia, Automotive Acciaio forgiato Particelle magnetiche dual colored Elite FW1 Vs. particelle magnetiche fluorescenti di altro produttore UV light: µw/cm2 Visible light: 250 lx Particelle magnetiche Dual colored Particelle magnetiche fluorescenti
16 Casi Aziendali Settori: Energia, Automotive Saldatura su serbatoio in pressione Particelle magnetiche dual colored Elite FW1 Vs. particelle magnetiche fluorescenti di altro produttore UV light: µw/cm2 Visible light: 90 lx Dual-colored particles Fluorescent particles
17 Casi Aziendali Settori: Energia, Automotive Settore automotive Produttore automobilistico Europeo Particelle magnetiche dual colored Elite FW1 UV light: µw/cm 2 Visible light: 300 lx Particelle magnetiche dual colored Elite FW1 UV light: µw/cm 2 Visible light: < 20 lx
18 Casi Aziendali Settori: Energia, Automotive Pezzo campione Flawtech numero MT-5220 Particelle magnetiche Dual colored Particelle magnetiche Fluorescenti Particelle magnetiche Visibili
19 Conclusioni Perché utilizzare particelle magnetiche fluorescenti in area non oscurata? Principali vantaggi di Sicurezza e di Costo Vantaggi di Sicurezza: 1. Possibilità di effettuare un controllo magnetico fluorescente senza oscurare la zona: gli operatori possono lavorare con un miglior ricambio di aria e in presenza di luce naturale o artificiale anziché al buio 2. Eliminazione (Dlgs. 81/08) del rischio di infiammabilità dovuto alla lacca di contrasto bianca nei casi in cui il controllo magnetico visibile (bianco/nero) può essere sostituito dal controllo magnetico fluorescente Vantaggi di Costo: 1. Eliminazione dei tempi e costi di oscuramento area 2. Visibilità migliore e più veloce delle indicazioni 3. Se la luce visibile è > lx / 100 fc, VT e MT possono essere effettuati dallo stesso operatore in rapida successione 4. Eliminazione dei tempi di adattamento dell occhio all oscurità 5. Produttività maggiore e costi minori rispetto al controllo con particelle magnetiche visibili
20 Facebook NDT Italiana Michele Cevenini NDT Italiana ringrazia tutte le Società che hanno contribuito a questa presentazione con le loro fotografie e specifiche scritte sulle polveri fluorescenti e duali Elite FW1 NDT ITALIANA supporta la Fondazione Beat Leukemia "The difference between difficult and impossible is that impossible takes longer. Miracles just require faith"
21 Il controllo magnetico fluorescente in area non oscurata:principali vantaggi di sicurezza e riduzione dei costi. Normativa e casi aziendali. Michele Cevenini NDT ITALIANA Via del Lavoro 28 Concorezzo (Milan- Italy) Tel Fax ABSTRACT Le normative internazionali (ASTM E-709, ASME V Art. 7, ISO ) consentono l utilizzo di particelle magnetiche fluorescenti in undarkened conditions ovvero con luce visibile superiore a 20 lx (2 fc). Questa possibilità ha avuto notevoli ricadute per le aziende in termini di miglioramenti della sicurezza aziendale e riduzione dei costi del controllo non distruttivo. Quando si effettua un controllo magnetico fluorescente in area non oscurata, risulta di primaria importanza la qualità delle particelle magnetiche utilizzate. Keywords: Polveri Magnetiche Fluorescenti, Polveri Magnetiche Dual-colored, Luce UV, Luce Visibile, Controllo Magnetico (MT), Controllo Visivo (VT) Il controllo magnetico fluorescente in area non oscurata: principali vantaggi di sicurezza e riduzione dei costi La normative internazionale (ASME V Art.7, ASTM E709, ISO 9934) consente di effettuare il controllo magnetico fluorescente in area non oscurata, ovvero con luce visibile superiore a 20 lux. I principali vantaggi di questa possibilità sono: 1. Riduzione dei Costi: a) Eliminazione dei tempi e dei costi di oscuramento dell area di lavoro sotto i 20 lx, specialmente nel caso di parti grandi o controlli all aperto; b) Acquisto e tempo di applicazione di un solo prodotto (magnetico fluorescente e duale) invece di due prodotti (magnetico nero e lacca bianca di contrasto) c) Eliminando la lacca bianca di contrasto si eliminano i tempi e i costi di rimozione della lacca bianca alla fine del controllo magnetico d) Se la luce visibile artificiale è tenuta a un livello di almeno 500 lx (ISO 3059) o 100 foot candles = lx (ASTM E709) è possibile effettuare il controllo magnetico (MT) ed il controllo visivo (VT) in rapida successione da parte di un solo operatore e) Eliminazione dei tempi di adattamento dell occhio all oscurità f) Migliore e più veloce visibilità di alcune indicazioni, in particolare quelle molto aperte o molto superficiali 2. Sicurezza: a) Eliminazione del rischio di infiammabilità (Dlgs. 81/08) dovuto all eliminazione della lacca bianca di contrasto b) Gli operatori possono lavorare in un ambiente luminoso e con migliore ricambio d aria. Il livello di attenzione dell operatore è migliore rispetto al lavoro in ambienti chiusi e bui, con il risultato di una maggiore produttività e una migliore visibilità delle indicazioni. Nel corso dei test effettuati insieme a primarie aziende in Italia e all estero, nel corso della presentazione è dimostrato quanto sia importante la qualità delle particelle magnetiche fluorescenti e duali utilizzate quando si lavora in condizioni di luce visibile per garantire un controllo magnetico affidabile: le particelle magnetiche Elite FW1 sono state qualificate per utilizzo in area non oscurata ( un-darkened ).
POLVERI MAGNETICHE FLUORESCENTI PER APPLICAZIONI A LUCE VISIBILE Codice IDN50
POLVERI MAGNETICHE FLUORESCENTI PER APPLICAZIONI A LUCE VISIBILE Codice IDN50 Le nuove ASME 2010 Sez.V Art. 7 descrivono rispettivamente nell Appendice III : Magnetic Particle Examination using the Yoke
WWW.NDT.IT info@ndt.it
La sicurezza dell'uomo e dell'ambiente durante gli esami PND con Liquidi Penetranti / Particelle Magnetiche. Valutazione ed Analisi del rischio per operatore ed azienda. Sviluppo e messa a punto di nuovi
Abbiamo provato per voi... Liquidi Penetranti Elite Flaw-Findr di NDT ITALIANA 1. Introduzione Il controllo con liquidi penetranti è uno dei più diffusi metodi di indagine non distruttiva, in particolare
CHIARIMENTI AL 12 OTTOBRE 2015
Oggetto: Procedura aperta per l affidamento dell appalto avente per oggetto la fornitura finalizzata all installazione di misuratori di portata (e di altro materiale idraulico) nei manufatti in gestione
La stessa gamma di lampade è disponibile sia con BL o BLB lunga lunghezza d'onda tubi:
Ampiamente utilizzate nei laboratori di ricerca medica e scientifica, nonché nel campo dell'elettronica e delle industrie alimentari e delle bevande. Tutte queste aree sono caratterizzate dall essere da
Abbiamo provato per voi... Rivelatori magnetici Elite Flaw-Findr di NDT Italiana 1. Introduzione Il controllo mediante particelle magnetiche è un controllo non distruttivo superficiale basato sulle leggi
Programma di addestramento raccomandato per l esame con Particelle Magnetiche di 2 livello secondo EN 473
Programma di addestramento raccomandato per l esame con Particelle Magnetiche di 2 livello secondo EN 473 0 0 0 Parte 1. Principi del controllo magnetoscopico 1.1 Scopo e limitazioni del metodo di controllo
WWW.NDT.IT info@ndt.it DRAFT FOR DISCUSSION QUALIFICAZIONE DI PROCEDURE DI CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI A TEMPERATURA MAGGIORE DI 50 C IN ACCORDO A ISO 3452-5 GNS8, Istituto Italiano della Saldatura
Controllo Welding Inspection con particelle magnetiche CONTROLLO CON PARTICELLE MAGNETICHE (MT) Introduzione al magnetismo Il magnetismo è la capacità di alcuni materiali (detti ferromagnetici) di attrarre
L orizzonte temporale nei prospetti semplificati dei fondi aperti. Nota di studio. Ufficio Studi
L orizzonte temporale nei prospetti semplificati dei fondi aperti Nota di studio Ufficio Studi Gennaio 2012 1 1] Premessa Nel corso del 2010 uno degli obiettivi del Gruppo di Lavoro Rischio e Classificazione
Scheda tecnica TRASMETTITORI
Sez.02 - SOLUZIONI PER DIAGNOSTICA E TELECONTROLLO - Pagina 02.2.2 1/7 Scheda tecnica TRASMETTITORI GC-05/GD-05 Temperatura Integrata Temperatura Integrata Range Risoluzione Precisione -30 to +65ºC 0.1ºC

References: Art. 7
 Art. 7
 art.7
 Art. 7
 Art.7
 Art. 7