Source: https://www.finaltest.com.mx/Fluke-1577-p/fluke-1577.htm
Timestamp: 2019-12-07 09:37:37+00:00

Document:
Fluke 1577, Multimetro Medidor de Aislamiento.
Código del Producto: FLUKE-1577
Precisión: 1577: ±(0,2%+2)
Resolución máxima: 0,001 V
Precisión: 1577: ±(2%+3)
Ancho de banda CA: 1587: 5 kHz*
*con filtro paso bajo; 3 db a 800 Hz
Corriente máxima: 400 mA
Precisión en corriente: 1577: ±(1%+2)
Resolución máxima: 0,01 mA
Precisión en corriente: 1577: ±(2%+2)*
* ancho de banda de 1 kHz
Precisión: 1577: ±(1,2%+2)
Resolución máxima: 0,1 Ω
Capacidad (sólo para el 1587)
Capacidad máxima: 9.999 µF
Precisión: ±(1,2%+2)
Resolución máxima: 1 nF
Frecuencia (sólo para el 1587)
Frecuencia máxima: 100 kHz
Precisión: ±(0,1%+1)
Resolución máxima: 0,01 Hz
Medida de la temperatura (sólo para el 1587)
de -40,0 °C a 537 °C
Comprobación de diodos (sólo para el 1587)
Rango: 6 V
Precisión: ±(2% + 1)
Corriente de prueba mínima de 1 kΩ/V:
Tensiones de medida:
Resistencia máxima según tensión de prueba:
Resolución máxima según tensión de prueba:
Precisión según tensión de prueba:
500 V: 1577: ±(2% + 5)
1000 V: 1577: ±(2% + 5)
1587: ±(1,5% + 5) a 600 MΩ, ±(10% + 3) por encima de 600 MΩ
de –20 °C a +55 °C
Cumple con ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04, e IEC/EN 61010-1 2ª edición para medidas de CAT III 1000 V y CAT IV 600 V
203 x 100 x 50 mm (con funda)
Para funciones de multímetro: 1000 horas
Para funciones de comprobador de aislamiento: Hasta 1000 pruebas de aislamiento con baterías alcalinas nuevas a temperatura ambiente, entendidas como pruebas estándar de 1000 V en 1 MΩ con un ciclo de trabajo de 5 segundos encendido y 25 segundos apagado.
Función 1587 1577
Tensiones de prueba de aislamiento de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V y 1.000 V •
Tensiones de prueba de aislamiento de 500 V, 1.000 V •
Prueba de aislamiento: de 0,1 MΩ a 2 GΩ •
Prueba de aislamiento: de 0,1 MΩ a 600 MΩ •
Descarga automática de la tensión capacitiva • •
Lectura gradual de la prueba de aislamiento •
Frecuencia •
Capacidad •
Comprobación de diodos •
Valores mínimo y máximo •
Filtro paso bajo (para trabajos en variadores de velocidad) •
Tensión CA o CC • •
Milivoltios de CC • •
Miliamperios de CA/CC • •
Resistencia (de 0,1 Ω a 50 MΩ) • •
Continuidad • •
3 años de garantía • •
Sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo • •
Termopar tipo K •
Maletín rígido • •
Apagado automático para ahorrar energía • •
Verdadero valor eficaz • •
Gran pantalla con retroiluminación • •
Detección de circuitos bajo tensión para evitar la prueba de aislamiento si se detecta tensión > 30 V • •
Categorías de medida CAT III 100V, CAT IV 600V • •
Compatible con el accesorio opcional Fluke TPAKTM que permite colgar el multímetro para mayor facilidad de uso • •
Amprobe 37XR-A Multimetro digital con Verdadero Valor Eficaz y prueba de componentes logicos
GW Instek GDM-461, Multimetro de Mano de 22000 cuentas. Barra analóga. Prueba de Hfe. RMS Verdadero. Puerto RS232.
Precio: $146.00 Dólares+IVA

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución