Source: http://docplayer.es/31341891-Tp-2016-es-tipcam-1-s-3d-orl-a-dimension-ahead.html
Timestamp: 2018-11-19 12:20:30+00:00

Document:
TP /2016-ES TIPCAM 1 S 3D ORL. A Dimension Ahead - PDF
Download "TP /2016-ES TIPCAM 1 S 3D ORL. A Dimension Ahead"
María Antonia Méndez Cortés
1 TP /2016-ES TIPCAM 1 S 3D ORL A Dimension Ahead
2 TIPCAM 1 S 3D ORL A Dimension Ahead La nueva TIPCAM 1 S 3D ORL de KARL STORZ es un videoendoscopio 3D que destaca por su excelente reproducción de imágenes en 2D y 3D, a pesar de su reducido diámetro exterior de 4 mm. Al formar parte de la plataforma modular IMAGE1 S, los clientes que ya disponen del sistema pueden ampliar su equipamiento con la reproducción de imagen 3D. Por tanto, IMAGE1 S aporta una tecnología orientada al futuro. El efecto 3D resulta especialmente útil en las anatomías abovedadas o huecas con estructuras pequeñas, como por ejemplo las que se encuentran en el seno esfenoidal. Este aspecto constituye otra gran ventaja de la nueva TIPCAM 1 S 3D ORL, especialmente en el campo de la ORL. La representación tridimensional de los senos frontales por medio del sistema de KARL STORZ es excelente. La visualización tridimensional es de especial importancia durante el aprendizaje en la cirugía de los senos frontales, ya que permite visualizar de manera diferenciada las estructuras tisulares claves, lo que representa una gran ventaja para el cirujano.* El sistema 3D ofrece una excelente profundidad de campo. La tecnología 3D me parece especialmente útil en el etmoides posterior, en el esfenoides y en la rino-neurocirugía. Yo empezaría con el modo CHROMA y, en caso necesario, cambiaría al modo CLARA + CHROMA en la base craneal.* 2
3 La tercera dimensión siempre resulta útil. No obstante, en condiciones anatómicas estrechas es aconsejable pasar a 2D.* Al comienzo de la operación en una anatomía estrecha, trabajo en 2D y luego paso a 3D. La tercera dimensión me parece especialmente útil en situaciones en las que deben reconocerse estructuras fi nas y durante la resección.* En las estructuras huecas el efecto 3D resulta muy útil. Yo utilizo el modo CLARA + CHROMA como confi guración estándar para todas las intervenciones en la nariz.* * Comentarios de cirujanos de ORL sobre el nuevo videoendoscopio 3D de KARL STORZ 3
4 TIPCAM 1 S 3D ORL A Dimension Ahead Imágenes brillantes Imágenes 2D y 3D circulares en FULL HD claras y siempre nítidas Reproducción natural de los colores Óptima nitidez en el área de trabajo Zoom digital 3D en FULL HD Excelente reproducción tridimensional Experiencia háptica mejorada: la tercera dimensión aumenta la precisión de los movimientos durante la operación La tecnología 3D aumenta la curva de aprendizaje Mayor seguridad para el paciente Rentabilidad y orientación al futuro Parte de la plataforma de cámara modular IMAGE1 S Documentación en 2D por medio de la memoria USB Sencilla integración de nuevas tecnologías Compatibilidad con dispositivos anteriores y posteriores CLARA, CHROMA, SPECTRA en 2D y 3D Modos de visualización para el diagnóstico y la terapia que permiten una fácil diferenciación de las estructuras tisulares No se precisa ningún equipamiento especial (como por ejemplo, fuentes de luz especiales) 4
5 Modos de visualización innovadores CLARA: Iluminación homogénea CHROMA: Aumento de contraste SPECTRA: Desplazamiento del espectro cromático y filtración de tonalidades Imagen estándar CLARA Imagen estándar CHROMA Imagen estándar CLARA + CHROMA Imagen estándar SPECTRA A Imagen estándar SPECTRA B 5
6 A la medida de sus necesidades IMAGE1 S La plataforma de cámara IMAGE1 S es una solución modular de aplicación múltiple que incorpora diversas tecnologías (p. ej. endoscopia rígida, flexible y 3D) a fin de adaptarse a las necesidades individuales del usuario. También permite trabajar con infrarrojos cercanos (NIR/ICG) en la reproducción de imágenes por fluorescencia, así como integrar microscopios quirúrgicos y el VITOM 3D. 6
7 Sistema modular, económico y sostenible Inversión segura Plataforma flexible y modular Bajos costes de inversión, gracias a la compatibilidad con las tecnologías futuras Ventajas económicas Inversión sostenible Mayor seguridad para el paciente Una interfaz de usuario para todas las aplicaciones Estandarización para todas las disciplinas Más eficacia Más seguridad Competidores IMAGE1 S Costes totales k Costes totales k 3 k 2 k Curva de costes 3 k 2 k Curva de costes Gastos adicionales para el módulo a Duración de la inversión t Duración de la inversión t Primera adquisición Primer recambio Segundo recambio Tercer recambio Primera adquisición Primera extensión Segunda extensión Tercera extensión Los sistemas de KARL STORZ están basados en el principio de modularidad. Ello permite al usuario, en función de sus necesidades, sustituir y modernizar los componentes individuales. En el caso de sistemas que no son modulares, la modernización del equipamiento implica su sustitución completa. La adquisición de componentes modulares es por lo tanto una inversión sostenible. 7
8 Videoendoscopios 3D CLARA CHROMA SPECTRA Videoscopio de 4 mm 7240 AA3D TIPCAM 1 S 3D ORL, 4 mm, 0 Para utilizar con 7240 BA3D TIPCAM 1 S 3D ORL, 4 mm, 30 IMAGE1 S CONNECT + IMAGE1 S D3-LINK Datos técnicos: Frecuencia 50/60 Hz Sensor de imagen 2 chips, FULL HD Resolución 1920 x 1080 píxeles Método de escaneo 30 Diámetro exterior 4 mm Longitud útil 18 cm Peso 295 g Longitud del cable Guía para cables Botones del cabezal de la cámara Acondicionamiento cm recta programables esterilizable en autoclave, esterilizable por plasma Tecnologías S CLARA, CHROMA, SPECTRA Clase de protección CF a prueba de desfibrilador Dirección visual progresivo
9 La cadena de imagen 3D perfecta AA3D/BA 3D ND GF Line-by-Line 5 TM WD TC TC 302 9
10 Artículos recomendados: Acondicionamiento STC Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento de los videoendoscopios TIPCAM 1 S 3D 7240 AA3D/ 7240 BA3D y un cable de luz,esterilizable en autoclave, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):50 x 15 x 9 cm Monitor 3D y gafas 3D Monitor 3D TM 323 Monitor 3D de 32", sistemas de color PAL/NTSC, resolución máx. de la pantalla 1920 x 1080, formato de imagen 16:9, entradas de vídeo: 2x DVI, 2x 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, salidas de vídeo: DVI, 2x 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, tensión de trabajo VAC, 50/60 Hz, 5V, salida de corriente continua (1 A), montaje en la pared con soporte VESA 200, para utilizar con pie de apoyo para monitor 9832 SFH 9826 NB-3D Monitor 3D de 26", sistemas de color PAL/NTSC, resolución máx. de la pantalla 1920 x 1080, formato de imagen 16:9, tensión de trabajo VAC, 50/60 Hz, montaje en la pared con soporte VESA 100, entradas de vídeo: 2x DVI, 2x HD-SDI, Composite, VGA, S-Video salidas de vídeo: DVI, 2x HD-SDI, VGA, S-Video, Composite 10
11 Gafas 3D 9800 GF 9800 C 9800 GF Gafas 3D de polarización, con recubrimiento antivaho, pasivas, envase de 2 unidades, para utilizar con monitores 3D, como por ejemplo 9826 NB-3D, 9832 NB-3D y 9824 NB-3D 9800 C Clip para gafas 3D, polarización circular, para utilizar con los monitores 3D 9824 NB-3D, 9826 NB-3D, 9832 NB-3D Plataforma modular de cámara IMAGE1 S TC 200ES* IMAGE1 S CONNECT, unidad de conexión, para usar con un máx. de 3 módulos de enlace, resolución 1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZ- SCB y módulo digital de procesamiento de imágenes integrados, tensión de trabajo VAC/ VAC, 50/60 Hz TC 302 IMAGE1 S D3-LINK, módulo de enlace, para utilizar con TIPCAM 1 S 3D, tensión de trabajo VAC/ VAC, 50/60 Hz, para utilizar con IMAGE1 S CONNECT TC 200 * Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU 11
12 Fuente de luz y cable de luz Fuente de luz Fuente de luz fría Power LED 175 SCB, con KARL STORZ-SCB integrado, LED de alto rendimiento y una conexión de cable de luz KARL STORZ, tensión de trabajo VAC, 50/60 Hz Cable de luz 495 ND Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 3,5 mm Ø, longitud 300 cm 495 NAC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, con cierre de seguridad, elevada transmisión de luz, apto para utilizarse con verde de indocianina, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm Documentación de imágenes y vídeos AIDA sin SMARTSCREEN WD 200-ES AIDA, sistema de documentación, para la grabación de imágenes fijas y secuencias de vídeos, dos canales hasta calidad FULL HD, 2D/3D, tensión de trabajo VAC, 50/60 Hz 12
13 AIDA con SMARTSCREEN WD 250-ES Sistema de documentación AIDA, para la grabación de imágenes fijas y secuencias de vídeos, dos canales hasta calidad FULL HD, 2D/3D, incluye SMARTSCREEN (pantalla táctil), tensión de trabajo VAC, 50/60 Hz Enrutamiento WUIS 1851 Procesador de imágenes de vídeo OR1 mini, configuración A, matriz escaladora de vídeo (cross-scaling) 10 x 5, resolución máx x El control se realiza a través de una interfaz RS-232 o una interfaz Ethernet. Entradas Salidas Control Tensión de trabajo Dimensiones (ancho x alto x fondo) Peso 2x S-Video (Mini-DIN 4 pines) 2x Composite (BNC) 2x RGBHV (DE15, 5x BNC) 2x DVI-D (DVI-I) 2x SD/HD/3G-SDI (BNC) 5x DVI-D (DVI-I) 1x RS-232 (DE9 hembra) 1x ethernet (8P8C) VAC, 50/60 Hz, 2 A (máx.) 44 x 14 x 38 cm 9 kg 13
14 WUIS 1852 Procesador de imágenes de vídeo OR1 mini, configuración B, matriz escaladora de vídeo (cross-scaling) 10 x 5, resolución máx x El control se realiza a través de una interfaz RS-232 o una interfaz ethernet MDD: clase I, certificado IEC (entre otros). Entradas Salidas Control Tensión de trabajo Dimensiones (ancho x alto x fondo): Peso 2x S-Video (Mini-DIN 4 pines) 2x Composite (BNC) 4x DVI-D (DVI-I) 2x SD/HD/3G-SDI (BNC) 5x DVI-D (DVI-I) 1x RS-232 (DE9 hembra) 1x ethernet (8P8C) VAC, 50/60 Hz, 2 A (máx.) 44 x 14 x 38 cm 9 kg WUIS 1856 Tableta de control OR1 mini, 10", tableta mini con aplicación de control OR1 preinstalada, con marco de protección, montada en la base dock (VESA 75, cable de conexión USB 4,5 m) Control y fuente de alimentación Tensión de trabajo Dimensiones (ancho x alto x fondo) Peso 1x USB 5 VDC 2A 28 x 21 x 4 cm 2 kg 14
15 Sistema de irrigación intraoperatorio 7230 AS Vaina de irrigación y aspiración 0, 4,8 x 6 mm Ø exterior, longitud útil 14 cm, para utilizar con ópticas HOPKINS 7230 AA, AA, TIPCAM 1 S 3D 7240 AA 3D y sistema de irrigación de lentes KARL STORZ CLEARVISION II 7230 BS Vaina de irrigación y aspiración 30, 4,8 x 6 mm Ø exterior, longitud útil 14 cm, para utilizar con ópticas HOPKINS 7230 BA, BA, TIPCAM 1 S 3D 7240 BA 3D y sistema de irrigación de lentes KARL STORZ CLEARVISION II Set CLEARVISION II, sistema de irrigación de lentes para endoscopios, tensión de trabajo VAC, 50/60 Hz incluye: Cable de red Interruptor monopedal Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso, envase de 3 unidades Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con KARL STORZ CLEARVISION II Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo. 15
16 KARL STORZ GmbH & Co. KG Mittelstraße 8, Tuttlingen, Alemania Postbox 230, Tuttlingen, Alemania Teléfono: +49 (0) Fax: +49 (0) EW /2016/EW-ES
De la óptica depende Calidad HD antes de que hubiera HD... Ópticas Karl Storz el original
De la óptica depende Calidad HD antes de que hubiera HD... Ópticas Karl Storz el original Excelente calidad de imagen El sistema de lentes cilíndricas HOPKINS de KARL STORZ garantiza la mejor calidad de
TECHNO PACK T LED. La nueva generación de la gama de productos TECHNO PACK. Con el nuevo software de medición MULTIPOINT 3.0
TECHNO PACK T LED La nueva generación de la gama de productos TECHNO PACK Con el nuevo software de medición MULTIPOINT 3.0 TECHNO PACK T LED En la última generación de la gama de productos TECHNO PACK
Instrumentos pediátricos de KARL STORZ
Instrumentos pediátricos de KARL STORZ Para muchos fabricantes, la pediatría no cuenta entre sus puntos fuertes. KARL STORZ, sin embargo, marca nuevas pautas gracias a la estrecha colaboración con cirujanos

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución