Source: https://www.scribd.com/document/55220771/tm1800-qdesblok
Timestamp: 2018-09-22 02:41:12+00:00

Document:
tm1800_qdesblok
Uploaded by Ramiro Escobar Iporre
Luces Chevy
1_LABEP2017-II (1)
Sesion 9.2 Excitacion de Las Maquinas de c.c.
Informe 1 lab maquinas 2
Cursos de eléctricidad del automóvil 5
Unidad i.- Componentes y Aspectos de Construccion de Una Maquina de CD
Inductores Aire (1)
RLC en cc 2
Castilla y LeÓn 2002 Junio
Unidad I.- Componentes y Aspectos de Construcción de Una Maquina de CD
Protocolos de Pruebas de Tableros Eléctricos
Calculo BC
planilla mod 4.xlsx
2520140519070407EspecificacionesTécnicasreposiciónválvulas
pruebas tan-del cts.xlsx
Trabajo de Automatización Industrial
Fenómeno de resonancia en transformadores
Teoria Modos de Operacion
Precomisionado Comisionado CCTV
LABORATORIO INTERRUPTORES.docx
rt115_caidadetension
VirtualMaterials_5952_Integración Plant Design Suite con Excel Project Cálculos Hidráulicos Cobra
CP1L_CP1E
97932082-Presentacion1
Hhc 12 Series
Cancer de Ovario Andrea
Esp. Tec Materiales
™ TM1800
Programma® Products
Los soﬁsticados módulos de medida permiten realizar el trabajo en menos tiempo ya que permiten medir numerosos parámetros al mismo tiempo. lo que elimina la necesidad de conﬁgurar el equipo cada vez que se vaya a realizar una medida. sin necesidad de realizar ningún tipo de conﬁguración previa. etc .TM18 0 0 TM1800™ Analizador de interruptores El TM1800™ es una plataforma completamente novedosa para el mantenimiento de interruptores basada en 20 años de experiencia en los que se han suministrado más de 4.000 analizadores de interruptores. Su diseño resistente contiene una nueva y potente tecnología que permite racionalizar la comprobación de interruptores. hasta funciones avanzadas de ayuda para conectar con el objeto del ensayo. Un nuevo tipo de entrada de tiempo de alta resolución analógica que no solo puede medir el tiempo de contacto. permite gestionar todos los datos desde los tiempos con la ayuda de un simple botón giratorio. sino que proporciona los valores de resistencia para las resistencias en serie y los contactos principales. El potente software. Su diseño modular posibilita la conﬁguración del TM1800™ para realizar mediciones de todos los tipos conocidos de interruptores en funcionamiento del mercado mundial. El sistema ofrece además funciones completas de conexión a redes locales. fácil de utilizar. impresoras.
67 ms entre transiciones cero. que se queme la bobina. Debe apuntarse también que los interruptores que realizan una ruptura sincronizada deben cumplir con unos requisitos más estrictos en las situaciones mencionadas anteriormente. las potentes tensiones Medición de resistencia dinámica (DRM. En esta situación el interruptor se convierte en un divisor de tensión al abrir un circuito. La velocidad se calcula entre dos puntos en la curva de desplazamiento. mecánicas que se producen pueden acortar la vida útil del interruptor y/o producir graves daños. El fabricante del interruptor le puede proporcionar información detallada sobre este ciclo. el interruptor no se dispararía. DRM se utiliza principalmente para la determinación del acortamiento de los contactos en la formación del arco eléctrico. Dynamic Resistance Measurement) La resistencia del contacto principal durante el funcionamiento se obtiene mediante la medición de la resistencia dinámica (DRM). El punto superior se deﬁne como una distancia en longitud. que se corresponde con 1-2 transiciones cero. pico de intensidad inferior está relacionado con la intensidad de la bobina completamente saturada(intensidad máx. El contacto B debe abrirse cuando el mecanismo de accionamiento haya liberado su energía almacenada para poder cerrar el interruptor.Aplicaciones Medición de Tiempos La simultaneidad en una sola fase es muy importante cuando se han conectado varios contactos en serie. y su relación proporciona un indicador de la velocidad hasta la tensión de disparo más baja. Este ensayo indica si se ha cortocircuitado o no una bobina. Posición cerrada Toque del contacto Recorrido Separación del contacto Zone de arco Position Puntas de calculatión de volocidad Posición abierta Zona de amortiguación Tiempo 1 Bobina de disparo activada 2-3 Desplazamiento de armadura 3-4 La armadura acciona el cierre de disparo 4-5 La armadura completa su desplazamiento 5 La armadura llega al tope 6 Cambio en la inductancia de la bobina 7 Proporcional a la resistencia de la bobina de CC 8 Apertura del contacto auxiliar 9 Caída de intensidad Curva de movimiento Ejemplo de intensidad de bobina en un interruptor TM18 0 0 . aceite o gas adecuada (dependiendo del tipo de interruptor). Cuando la armadura llega a su posición de parada mecánica. Si la bobina alcanzara su intensidad máxima antes de que la armadura y el cierre comiencen a moverse. Es posible calcular una curva de aceleración o una velocidad en la curva de desplazamiento que permiten detectar incluso las variaciones mínimas que puedan producirse en el sistema mecánico del interruptor. El amortiguamiento de las operaciones de apertura suele medirse como una segunda velocidad aunque también se puede basar en el tiempo que transcurre entre dos puntos justo por encima de la posición de apertura del interruptor. El contacto A debe cerrase completamente antes del cierre del contacto principal. incluso en este tipo de sistemas. especialmente por efecto de la temperatura. Además. Sin embargo. Si la diferencia de tiempos es demasiado grande. El valor pico del primero. la tolerancia de tiempo se suele especiﬁcar como inferior a 2 ms. Al aplicar tensión en una bobina. Cuando la armadura de la bobina. comienza a moverse. la curva de intensidad mostrará en primer lugar una transición recta cuya velocidad de aumento dependerá de las características eléctricas de la bobina y de la tensión del suministro (consulte la ilustración 1-2). A continuación. La intensidad máxima de la boina (si se permite que la intensidad alcance su valor más alto) es una función directa de la tensión de accionamiento y la resistencia de la bobina. Esta corriente refrigera el arco eléctrico lo suﬁciente como para interrumpir la intensidad en la siguiente transición cero. a continuación. Intensidades de Bobina Se pueden medir de forma rutinaria para la detección prematura de problemas mecánicos y/o eléctricos potenciales en las bobinas de accionamiento y evitar así su fallo. la tensión en uno de los contactos será demasiado alta y la tolerancia para la mayoría de los tipos de interruptores será inferior a 2 ms. La tolerancia de tiempo para la simultaneidad entre fases es superior en un sistema trifásico de transmisión de energía que funcione a 50 Hz ya que siempre transcurren 6.). pero es de gran importancia comprender y comprobar su funcionamiento. El tiempo que transcurre entre estos dos puntos varía entre 10 a 20 ms. Si el dispositivo de amortiguamiento no funciona del modo correcto. por lo tanto. Es muy importante interrumpir la intensidad de tal modo que el arco no vuelva a actuar antes de que el contacto del interruptor haya entrado en la denominada zona de amortiguamiento. grados o porcentaje de movimiento desde a) la posición de cierre del interruptor o b) el punto de cierre de contacto o separación de contacto. El amortiguamiento es un parámetro importante para los mecanismos de accionamiento de alta energía que se utilizan para la apertura y cierre de un interruptor. Dicho circuito debe activar una bobina de cierre cuando un interruptor se disponga a realizar una operación de cierre y. la bobina alcanza la intensidad proporcional a la tensión de la bobina (5-8). El objeto de un contacto auxiliar es el de cerrar y abrir un circuito. es importante señalar que la relación entre los dos picos de intensidad pueden variar. el contacto auxiliar abre el circuito y la intensidad de la bobina cae hasta cero con una caída de intensidad provocada por la inductancia del circuito (8-9). No existen límites de tiempo deﬁnidos para las relaciones de tiempo entre los contactos principal y auxiliares. La distancia en la que se debe extinguir el arco eléctrico se suele denominar zona del arco. Esto también es aplicable a la tensión de disparo más baja. abrir el circuito inmediatamente después de haberse iniciado la operación evitando. que acciona el cierre en el paquete de energía del mecanismo de accionamiento. Medición del Desplazamiento Los interruptores de alta tensión se diseñan para interruptor una intensidad cortocircuitada especíﬁca y requiere un accionamiento a una velocidad determinada para poder desarrollar una corriente de refrigeración de aire. se produce una variación en la relación eléctrica y la intensidad de la bobina sufre una caída (3-5).
Es posible conﬁgurar la Unidad básica para la realización de un conjunto de ensayos completos con los tipos de módulos que necesite tanto para la realización de un ensayo especíﬁco. Ethernet. Un módulo M/R de tiempo puede medir hasta seis interruptores incluyendo el tiempo de los contactos PIR lineales y presentar el resultado individual de cada contacto. RS232. El modulo M/R de tiempo también mide la caída de tensión al realizar DRM sin tener que realizar reconexiones peligrosas y difíciles ya que se utilizan las mismas tomas tanto para el cálculo de tiempo. C-A. como para un uso general. • Tres funciones de contacto independientes por módulo • Secuencia preprogramadas C. El Módulo de control puede conﬁgurarse para accionar cualquier bobina de disparo para la realización de la secuencia programas y medir los parámetros importantes durante la secuencia como intensidad. resistencia de la bobina y tiempo del contacto auxiliar par cada fase en interruptores monofásicos. como para la medida de la tensión. A-C.TM18 0 0 Diseño modular Unidad básica El TM1800™ tiene un diseño modular que se adapta a las necesidades del usuario. tensión. LTP y VGA) Módulo de control Al accionar el TM1800 genera las secuencias del interruptor seleccionado de forma precisa y sin rebotes. Su modularidad permite que cualquier usuario pueda actualizar o reconﬁgurar el hardware para mejorar o adaptar nuevas funciones. tensión de control. A. Todas las entradas y salidas del TM1800™ y los módulos se han diseñado para soportar los entornos más exigentes en subestaciones de alta tensión y entornos industriales. • Seis canales por módulo • Tiempo del contacto principal • Tiempo del contacto de las resistencias en paralelo • Valor de resistencia de resistencias en paralelo . Sus circuitos de protección incorporados y la protección diseñada por software convierten al TM1800™ en una protección óptima contra inﬂuencias e incluso contra fallo provocados por las sobretensiones generadas en el entorno. resistencia y tiempo del contacto auxiliar. Es posible utilizar dos módulos de control para controlar el interruptor y medir la intensidad de la bobina. El panel superior de la unidad básica cuenta con las siguientes entradas y salidas: • 8 puertos conﬁgurables por el usuario para los módulos • Entrada de la alimentación eléctrica • Salidas y entradas de disparo • Salida para señales de advertencia • Conexión de la toma de tierra • Interfaces de comunicación (USB. El Módulo M/R de tiempo utiliza una conexión para el ensayo de todos los parámetros importantes de tiempo de un interruptor sin tener que realizar reconexiones o conﬁguraciones especiales. A-C-A • Conﬁguración de la secuencia conﬁgurable por el usuario en CABA Local (software interno) • Tiempo de los contactos auxiliares a y b Módulo M/R de tiempo Introduce la nueva generación de medidas de tiempo con un diseño analógico que permite la realización de ensayos de parámetros de interruptores de un modo más rápido y preciso.
• Método de impresión térmica matricial • Anchura de papel de 114 mm (4”) • Velocidad de impresión 50 mm/s (400 líneas de puntos/s) Módulo digital Con el Módulo digital la medida del movimiento con el sistema TM1800 es más precisa y la conﬁguración más sencilla. velocidad. • Dos tipos de ranura PCMCIA I/II/III • Capacidad de almacenamiento de 20 GB en la unidad de disco incorporada • Opcional: Disco ﬂash (se pide por separado) Módulo auxiliar de tiempo Aumenta el sistema TM1800 con entradas de tiempo para la medida de cualquier contacto auxiliar en el interruptor. Su interfaz ﬂexible y fácil de utilizar facilita al máximo la medida de movimiento de un interruptor. imprimir los resultados de los ensayos directamente desde el sistema TM1800. de un modo práctico y sencillo. por ejemplo. Mide el tiempo. vibración. tensión. etc. Este módulo se quita fácilmente para el transporte o almacenamiento del TM1800 para minimizar el riesgo de que se pierdan los datos. presión. etc. velocidad de los interruptores y características de amortiguación en mecanismos de accionamiento.Módulo analógico El Módulo analógico mide cualquier entidad analógica desde un transductor montado en un interruptor. el tiempo de un motor de carga por resorte. Permite el uso de transductores lineales o rotatorios para la medida de movimiento. relé anti bombeo. es insensible la polaridad. De forma opcional es posible cambiar la unidad de disco por una unidad de disco ﬂash que soporta los requisitos ambientales más exigentes en entornos difíciles o durante el transporte. • Tres canales por módulo • Salidas de 10 V y 24 V • Rango de entrada 4-20mA • Admite transductores analógicos industriales Módulo de impresora El Módulo de impresora permite. como húmedos para medir. etc. • Seis entradas de tiempo • Insensible a la polaridad • Contactos auxiliares secos y húmedos TM18 0 0 . tanto de contactos secos. Este módulo se introduce siempre en la ranura 10. Los informes impresos pueden imprimirse en una impresora externa a través de puerto paralelo (LPT) o el puerto USB del TM1800. Permite la medida de movimiento. intensidad. redes sin hilos. El Módulo de tarjeta PC se suministra con dos ranuras estándar PCMCIA que pueden utilizarse para tarjetas de memoria. Los informes impresos contienen resultados en forma gráﬁca y numérica y las plantillas de impresión que se suministran preinstaladas en el sistema TM1800 son fáciles de adaptar para adecuarse a las necesidades especíﬁcas y poder imprimir un informe claro y detallado de todos los parámetros sometidos a ensayo. • Seis canales por módulo • Transductores incrementales con una resolución máxima de ±32000 impulsos • Unidad de alimentación incorporada de 5 V o 12 V CC Módulo de tarjeta PC El almacenamiento de los datos registrados se realiza en el módulo de tarjeta PC que se suministra con los sistemas TM1800.
La conﬁguración mínima de módulos para esta aplicación es: 1 Módulo de control 1 Módulo M/R de tiempo 1 Módulo analógico Sistema de Interruptores con mecanismos de accionamiento independientes por polo Conﬁguración del TM1800 para dos contactos principales y un mecanismo de accionamiento por polo. La conﬁguración mínima de módulos para esta aplicación es: 2 Módulos de Control 1Módulo M/R de tiempo Y1 = Bobina de cierre. Y3 = Bobina de disparo 2 . Son necesarios dos módulos de control (seis salidas) para controlar cada bobina (Y1/Y2) para cada polo. Y3 = Bobina de disparo 2 Y1 = Bobina de cierre. en el lugar donde se realice el ensayo. La conﬁguración del TM1800 es fácil de realizar con el software CABA Local. La conexión para los polos B y C se realiza de acuerdo al polo A. En la conﬁguración anterior se muestra el cableado para el polo A. Y2 = Bobina de disparo 1. Es posible añadir la medición del desplazamiento con un módulo digital o analógico. Esta conﬁguración permite realizar un ensayo automático del tiempo en los contactos auxiliares que están conectados en serie a las bobinas. podrá obtener ayuda acerca del modo de realizar las conexiones si pulsa el botón i tal y como se muestra en el ejemplo de la derecha. En la conﬁguración anterior se muestra el cableado completo para el polo A. Y2 = Bobina de disparo 1. Fácil acceso a través de las teclas de función y el teclado integrado con bola de control de cursor y una amplia y brillante pantalla que ofrece una visión clara tanto en interiores como bajo la luz directa del sol.TM18 0 0 Ejemplo de aplicación ¡ IMPORTANTE ! Lea el manual de usuario antes de usar el instrumento. Cuando se vaya a realizar la conexión. Sistema de Interruptores con mecanismo de accionamiento común Conﬁguración del TM1800 para un contacto principal con mecanismo de accionamiento común En el dibujo se muestra una medición analógica pero también puede realizarse con un módulo digital y transductores incrementales.
macho D-Sub 9-patillas SVGA.5 A Intensidad máx. 0°C a +50°C -20°C a +50°C. no condensante Directiva 73/23/CEE (Baja Tensión) enmendada por la 93/68/CEE Directiva de EMC 89/336/CEE enmendada por 91/263/CEE.1 Fast Ethernet 100 Base-Tx LTP. podrá obtener ayuda acerca del modo de realizar las conexiones si pulsa el botón i tal y como se muestra en el ejemplo de la derecha. conﬁgurable por el usuario en intervalos de 1 s Entrada externa Disparo de entrada Inexactitud de tiempo ±0. de cortocircuito Entorno Campo de aplicación El instrumento está diseñado para usarlo en subcentrales de alta tensión y en entornos industriales.5 kg WARNING (ADVERTENCIA) Relé 0 – 999 s. DRM.Especiﬁcaciones TM1800 General Las especiﬁcaciones son válidas tras un tiempo de calentamienot de 30 minutos. WARNING) Cuando se vaya a realizar la conexión. 1. ver. resolución máxima de 800 x 600 en colores a 24 bit. de conmutación Caída de tensión a 0. suministro de 5 V Bus de serie universal. conﬁgurable por el usuario en intervalos de 1 ms ±0.5 A Modo de tensión Tensión sin carga Tensión a 0. Especiﬁcaciones modiﬁcables sin previo aviso.5 A a 12 V y carga resistiva 4. de conmutación Rango Resolución Tarjeta PC USB Ethernet Puerto de impresora Puerto de serie Pantalla externa 1 A a 12 V y carga resistiva Modo de contacto Tensión sin carga Intensidad de cortocircuito Nivel de umbral Sensor externo de tempratura (accesorio opcional) -20°C a +50°C 0. con disco ﬂash -55°C a +70°C 5% – 95% RH. TRIG OUT (Disparo de salida) Interruptor Duración de impulso Inexactitud Electrónico 1 – 999 ms. 92/31/ CEE y 93/68/CEE Temperatura de funcionamiento de almacenamiento Humedad Modo de contacto Intensidad máx.5 A Intensidad máx. (TRIG OUT.5 A Modo de tensión Tensión sin carga Tensión a 0. de cortocircuito 0.5 V CC ±10% 1. 50 / 60 Hz 250 VA 515 x 173 x 452 mm 15.001% anual. hembra D-sub 25-patillas RS232.5°C Tarjetas PCMCIA Tipo I/II/III.1 ms 12 V CC ±5% 9 V CC ±10% 1.1 ms 0 – 250 V CA/CC Conﬁgurable por el usuario en el software en intervalos de 1 V 35 V CC ±20% 10 – 40 mA 1 – 2 kΩ Modo de tensión Tensión de salida 12 V CC ±10% Protección contra corto.5 A Marca CE LVD EMC DRM Interruptor Relé 12 V CC ±5% 11 V CC ±10% 1.5 A Intensidad máx.Fusible 1 A CC de activación rápida circuito (F1H250V) Modo de tensión Rango de entrada Nivel de umbral Modo de contacto Intensidad máx. Tiempo de variación base del sistema 0. multimodo en paralelo (ECP/ EPP/SPP). 32 MB SDRAM Interfaces de comunicación Salidas externas General Número de entradas 3. en el lugar donde se realice el ensayo. TM18 0 0 . de cortocircuito Interruptor Advertencia previa a la operación Unidad básica General Tensiones de red Consumo (máx) Dimensiones Peso 100 – 240 V CA.
1% de escala 0 – 250 V CA/CC ±10 V CC. de muestreo con compresión de datos 500 Ω – 10 kΩ a 10 V salida 0. ±15 Vpico.01% de escala Resistencia/estado de contactos auxiliares Medida de tensión Rango de tensión de entrada Rangos de medida Resolución Inexactitud Rango de 250 V Rango de 10 V Módulo M/R de temporización General Número de entradas 6. 60 A CA/CC durante 100 ms co intermitencias de 5% Protección contra corto. de muestreo desde 10 kHz y superiores) 9. 5 Ω a 10 kΩ ±2% de la lectura ±0. de salida Medida de intensidades Rango de medida Resolución Inexactitud 0 – 20 mA CC 0. de muestreo.1 ms 10 kHz 19 s a 10 kHz vel. 0.3 mV.8 kg 10 V CC ±5%. 40 μVpara compresión de datos) ±1% de la lectura ±0.000 colores ción Luminancia 350 cd/m2 Teclado Botones de ratón y bola de control de cursor incorporados Inexactitud base de tiempo Resolución (min.0 kg 15 A CA/CC Intensidad de cortocircuito Umbral de estado Principal Principal y resistencia Tipos de PIR admitidos Rango de medida Inexactitud Cerrado < 10 Ω < Abierto Principal < 10 Ω <PIR < 10 kΩ < Abierto PIR lineal 10 Ω – 10 kΩ ±10% de la lectura ±0.1% de escala 25 – 35 V CC 10 – 40 mA Abierto > 10 kΩ > cerrado 0 – 10 kΩ 100 mΩ a 100 Ω.1% de escala Medida de resistencia PIR Medida de tensión Rangos de medida Resolución Inexactitud Rango de tensión de entrada Peso Interruptor sin rebote Intensidad máx.7 mA o 42 mA ±10% Peso Tensión sin carga Temporización de contactos principales y resistivos Módulos Módulo de control General Número de entradas Inexactitud base de tiempo Resolución (min.1% de escala ±0. 200 s a 10 kHz vel.) Velocidad máx. 13 mV (0. máxima de muestreo Tiempo de medida 3 ±0. de muestreo Tiempo de medida ±0.35 μA (0. 24 V CC ±5% 20 – 30 mA Medida de intensidades Rango de medida Resolución Inexactitud 0 – 60 A CA/CC 3 mA (6 mA para compresión de datos) ±2% de la lectura ±0. continua Intensidad máx.15 A CC circuito Duración 1 ms – 1000 s.) Vel. 200 s a 10 kHz vel.2% de escala Resistencia del transductor Peso Medida de tensión Rango de medida Resolución Inexactitud Tensión sin carga Intensidad de cortocircuito Umbral de estado Rango de resistencia Resolución Inexactitud Salida Salida de tensión Intensidad máx. 200 s a 10 kHz l.TM18 0 0 HMI.conﬁgurable por el usuario en intervalos de 1 s Módulo analógico General Número de entradas Inexactitud base de tiempo Resolución (min. conﬁgurable por el usuario en intervalos de 1 s Retardo 0 – 999 s. 39 s a 5 kHz l.01% de la lectura ±1 intervalo de muestreo 0. de muestreo. 0 – 250 V CA/CC 0. de muestreo con compresión de datos La compresión de datos está disponible a velocidades de muestreo máximas de 20 kHz 0.6 mV. 1 mV.01% de la lectura ±1 intervalo de muestra 0.) Vel. de muestreo. 26 mV para compresión de datos) ±1% de la lectura ±0. vel. de muestreo.5 Vpico 2 mV. 20 μV (4 mV. alemán Idiomas disponibles para menú Pantalla de visualización Compensada para aumentar la visibilidad a la luz directa del sol Tamaño de diagonal 21 cm (8”) Nº de píxeles 800 x 600 (W x H) Modo de visualiza256.1% de la lectura ±0.7 μA para comprensión de datos) ±1% de la lectura ±0. 32 s a 10 kHz vel. de muestreo.5 mV.1% de escala ±50 Vpico.025 ms 40 kHz 10 s a 40 kHz vel. vel. (2 rangos de tensión por canal cuando se utiliza en modo de tensión) . ±0. de muestreo con compresión de datos 0 – 250 V CA/CC 1.1% de escala 0 – 250 V CA/CC 20 mV (40 mV para compresión de datos) ±1% de la lectura ±0. de muestreo.8 kg 6 V o 26 V ±10% (cambiando cada segunda muestra a vel. Interfaz humano-máquina Sistema operativo CABA Local Windows XP Embedded Programa para análisis de interruptores Inglés. 20 s a 20 kHz vel.01% de la lectura ±1 intervalo de muestra 0. máxima de muestreo Tiempo de medida 3 ±0.05 ms 40 kHz 16 s a 20 kHz vel.
GA-01005 Módulo digital Módulo aux. 200 s a 10 kHz vel. unidad básica con Flashdisk Nº Art: CG-19090 CG-19091 Módulos Módulo de control Incluye 3 juegos de cables.05 ms 20 kHz 15 s a 20 kHz vel. de muestreo con compresión de datos 0. de muestreo. máxima de muestreo Tiempo de medida 6 Tranductores incrementales.01% de la lectura ±1 intervalo de muestra 0.01% de la lectura ±1 intervalo de muestra 0.5 V 25 – 35 V 10 – 30 mA Cerrado < 100 Ω. de muestreo. 1. de muestreo con compresión de datos 0.630 mA CC circuitos CG-19080 CG-19000 CG-19040 CG-19060 CG-19050 Entrada digital Rango Resolución Inexactitud ±32000 impulsos 1 impulso ±1 impulso Accesorios opcionales Consulte la sección. GA-00850 Módulo analógico Incluye 3 juegos de cables. de 200 mA salida Protección contra corto.) Vel.) Vel. GA-00870 Módulo de impresora Incluye rollo de papel.8 kg 0 – 250 V CA/CC ±10 V ±0. 5 m de longitud total.8 kg TM18 0 0 .7 kg Información para pedidos TM1800 Completo con: CABA Local Maleta de transporte Memoria USB TM1800. GC-00040 CG-19030 Peso Salida Tensión 5 V CC ±5% or 12 V CC ±5% Intensidad máx. 32 s a 10 kHz vel. máxima de muestreo Tiempo de medida 6 ±0. RS422 ±0. 5 m. de muestreo. Abierto > 2 kΩ Peso Modo de tensión Rango d etensión de entrada Umbral de estado Inexactitud Modo de contacto Tensión sin carga Intensidad de cortocircuito Umbral de estado Módulo de impresora General Tipo de impresora Tipo de papel Velocidad de impresión Resolución horizontal Resolución vertical Temperatura de almacenamiento y transporte Peso Impresora térmica Térmica 114 mm 50 mm/s (400 líneas de puntos/s) 8 puntos/mm 8 puntos/mm -20°C a +60°C 0. unidad básica TM1800. “Accesorios para ensayos de interruptores” Módulo Aux de tiempo General Número de entradas Inexactitud base de tiempo Resolución (min. 30 s a 10 kHz vel.05 ms 20 kHz 16 s a 20 kHz vel.5 m expandido.Módulo digital General Número de entradas Tipos admitidos Inexactitud base de tiempo Resolución (min. de tiempo Incluye 3 juegos de cables. 10 m. GA-00877 Módulo M/R de tiempo Incluye 3 juegos de cables. de muestreo. 200 s a 10 kHz vel. 5 m.
9”).5 ft). Transductores – Rotatorios Analógico Novotechnic IP6501 Cable de 1 m incluido (39”). acoplamiento Flex de 6 mm. Cable de 0. Cable de 0. 4 mm enchufes de seguridad apilables Juegos de cables de tiempos X X X X X X GA-00231 GA-00241 GA-00251 BL-90060 03-10070 GA-00150 . llave hexagonal Cable de 10 m incluido. incluido. kit de montaje XB-51010 Kit monofásico x 3 incluido XB-71020 X X X X X X Negro Rojo Amarillo Verde Azul Los juegos de cables están compuestos por 8 cables con pinzas y enchufes de seguridad apilables 8x5m 8 x 10 m Rollo de cable Alargador de cable Cable de extensión XL 8 x 15 m Rollo de cable y conector múltiple para 4 canales de tiempo Nota: sin cable Cable para rollo de cable BL-90060. incluido cable RS232 TM1800 TM1600 EGIL Nº Art: X X X X X X X X X X X X X X CG-8000X BL-8203X BL-8204X CG-8010X XB-30020 XB-30117 XB-30030 XB-30033 Actualización de CABA Win Transductores – Lineales TLH 500 LWG 225 TS 150 Desplazamiento 500 mm (20”). acoplamiento Flex de 10/6 mm.5 m (20”) incluido Desplazamiento 225 mm (9”). incluido interfaz USB y ﬁbra óptica Software para análisis de interruptores. Cable de 1 m (39”) incluido Los transductores anteriores están disponibles también en otras longitudes.5 m (20”) incluido Desplazamiento 150 mm (5. tabla de conversión de software BL-8720X X X X X X X XB-51010 XB-51020 Kit de montaje de transductores – Especíﬁcos para interruptores X X X X XB-61010 XB-61020 Kits listos para su uso – Rotarios Analógico Kit monofásico Kit trifásico Incluido transductor XB-31010. póngase en contacto con GE Energy.05A3600LO-B Kit de montaje para transductores rotatorios Kit de montaje para transductor Universal LTB Kit (ABB) HPL/BLG Kit (ABB) X XB-39130 Kit de montaje de transductores – Universal Para transductores XB-31010 y XB-39130 Para transductores lineales y rotatorios Kit de montaje XB-51010 incluido. Cable de 1 m (39”) incluido X X X X TS 25 Desplazamiento 25 mm (1”). tabla de conversión de software conversión BL-8730X Kit de montaje XB-51010. Especiﬁcar longitud al realizar el pedido 10 m.ACCE SORIOS PAR A ENS AYO DE INTERRUP TORE S Accesorios para ensayo de interruptores Elemento CABA – Software CABA Win Descripción Software para análisis de interruptores. para medida de tiempos en contactos principales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XB-71010 XB-71013 XB-71020 XB-71023 XB-39029 XB-39013 GA-00840 GA-00842 GA-00844 GA-00845 GA-00846 Digital Kit monofásico Kit trifásico Soporte Universal Cambie la base magnètica Accesorios para el montaje del transductor Cables Rollo de cables 20 m (65. kit de montaje XB-51010 Kit monofásico x 3 incluido XB-71010 Incluido transductor XB-39130. llave hexagonal X X X XB-31010 Digital Baumer BDH16. incluido cable de enlace Ethernet Software para análisis de interruptores. Si desea obtener más información.
Transductor lineal. Baumer BDH (digital) Kit de montaje de transductor rotatorio Base magnética de conmutación Rollos de cable Asistencia general ACCE SORIOS PAR A ENS AYO DE INTERRUP TORE S . TS 25 Transductor rotatorio. TLH 225 Transductor lineal. Novotechnic IP6501 (analógico) Transductor rotatorio.
.) Medida de la resistencia dinámica de los contactos del interruptor. Fluke 80i-110s Kit de detección de intensidad 1 canal (Fluke 80i-110s cable incluido GA-00140) Kit de detección de intensidad 3 canales (Fluke 80i-110s cables incluidos GA-00140) Para medida de la temperatura ambiente (próximamente) EPROM para montar en el TM1600 Inicia la medición cuando se produce un cambio en cualquier de las entradas de medida de tiempo Funciona del mismo modo que un TM1600 estándar pero vuelve automáticamente a estar preparado tras realizar la medida 114 mm. Ø 40 mm X X X X BL-90070 X X BL-90080 BL-90082 X X X X X BL-90600 BL-90610 Sensor de temperatura Control a largo plazo LTM1 LTM2 X BL-80010 X X X BL-80011 GC-00030 GC-00040 GD-00340 Papel térmico Papel térmico Maleta blanda Si desea obtener más información sobre los accesorios opcionales. Controla la inyección de intensidad hasta 1000 A. para ensayo de vibración con acelerómetros con ampliﬁcadores de carga incorporados (nota: se necesita software de análisis DTW) Opción de CABA para análisis DTW DYTRAN 3200B5 TM1800 TM1600 EGIL X X X X X X X X X X X X X Nº Art: GA-01005 GA-01000 GA-00040 GA-00888 GA-00885 GA-00890 GA-00960 Cable analógico abierto XLR para enchufes de seguridad de 4 Cable alargador de transductor digital Cable digital abierto Cable digital L & L Cable Ethernet. relación 400/1 (para TM1600 y EGIL con canal analógico) El adaptador se utiliza para realizar ensayos de interruptores con resistencias de preinserción cuando la resistencia es inferior a 250 Ω o superior a 3000 Ω. entrada analógica de EGIL Para conexión de transductor analógico personalizado Para conexión de transductor analógico personalizado 10 m Para conexión de transductor digital personalizado Para transductor digital Leine & Linde 530 Para conexión a la red Ampliﬁcador de acondicionamiento de señales. póngase en contacto con GE Energy. Hay dos versiones: PIR. 10 m Para módulos M/R de tiempo y analógicos. MA61/31. Se suministra completo con los siguientes componentes: • Unidad de control DRM1000 cable incluido KG-00702 (rojo) y cable KG-00706 (azul) con conectores a presión para batería sellada de 12 V • Caja de conexiones • Cables sensibles. Suministro externo de 12 V CC. 90 – 4500 Ω Intensidad Sonda de intensidad/ﬁjado/pinza AC/CC. software y cables (suministrados en l maleta de transporte) DRM1000 Kit de ensayo de relés de conmutación sincronizados (SSR) Kit SSR para TM1800 SSR para TM1600 (VD401 incl. red Ensayo de vibración SCA606 X X X BL-13096 BL-8270X XB-32010 Software de análisis de vibración Acelerómetro Kit SSR con accesorios incluid.ACCE SORIOS PAR A ENS AYO DE INTERRUP TORE S Elemento Cable analógico Descripción XLR hembra para macho. 15 – 250 Ω PIR2. suministro de energía. 30 m 114 mm. Filtro de acondicionamiento de señal y ampliﬁcador. 2 x 2 m con pinzas para conectar el interruptor a la caja de conexiones • Maleta de transporte DRM para TM1800 Cables de intensidad (próximamente) 100 A 250 A 1000 A X X X X GA-00424 GA-00422 GA-00420 X X CG-91200 BL-91200 Medida de resistencia dinámica X BL-90041 X X X X BL-90040 BL-90035 GA-00430 50-00110 Otros VD401 Adaptador PIR Divisor de tensión.
Dytran 3200B5 Unidad de corriente DRM1000 Divisor de tensión.Ampliﬁcador para acondicionamiento de señal SCA606 Rollo de cable. GA-00150 Acelerómetro. BL-90060 Cable de extensión XL. VD401 Adaptador de PIR (resistencia de preinserción) Maletín blando ACCE SORIOS PAR A ENS AYO DE INTERRUP TORE S .
Inc.com AVISO DE COPYRIGHT & DERECHOS PROPIETARIOS © 2005. IEEE® es demandado como marca registrada por el instituto por los Electrical Electronics Engineers. Programma Electric AB. El contenido de este documento es propiedad de Programma Electric AB. Sin embargo. Sujeto a cambios sin previo aviso. El resto de nombres de producto y marcas mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios.(Ingenieros Electrónicos y Electricistas. Programma Electric AB ha realizado todos los esfuerzos posibles por asegurar el contenido y precisión de la información contenida en este documento.Programma Electric AB Eldarvägen 4 SE-187 75 TÄBY Sweden Tel Fax E-mail Internet +46 8 510 195 00 +46 8 510 195 95 programma@ge.A). S. Extracto del catálogo “Equipos de Pruebas Eléctricas” Impreso N°. excepto del modo permitido en el acuerdo de licencia escrito de Programma Electric AB.gepower. Todos los derechos reservados. ZG-9906Q R100 GEA 13466A – SP . Programma Electric AB posee la certiﬁcación ISO 9001. AVISO DE MARCA COMERCIAL Programma® es una marca comercial registrada de Programma Electric AB. El logotipo GE es una marca comercial registrada de General Electric Company. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier modo o con cualquier medio de este documento o de cualquier parte del mismo. la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa ningún compromiso para Programma Electric AB.com www.
Documents Similar To tm1800_qdesblok
Lesslie Perez Navarro
Trifasics Torrats
More From Ramiro Escobar Iporre

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución