Source: https://pi-services.net/PowerQualityAnalyzer/elspec/elspec-g5dfr-multi-functional-digital-fault-recorder/
Timestamp: 2019-01-19 18:47:04+00:00

Document:
ELSPEC G5DFR Multi-Functional Digital Fault Recorder • P&I Services
Inicio / ELSPEC / ELSPEC G5DFR Multi-Functional Digital Fault Recorder
Categoría: ELSPEC
Multi-Funcional Digital Grabador de Faltas
El analizador de calidad de energía BlackBox G5DFR es un grabador de fallas digital totalmente equipado con la tecnología PQZIP. El analizador de calidad de energía BlackBox G5DFR es un dispositivo de adquisición de datos multifuncional distribuido que registra continuamente todas las señales de forma de onda a una velocidad de muestreo de 1.024 muestras por ciclo.
Grabador de fallas digitales (DFR)
Unidad de medición del fasor (PMU)
Monitorización de la calidad de energía (PQM)
Secuencia de grabación de eventos (SER)
Supervisión dinámica del sistema (DSM)
Ubicación de fallo basada en impedancia (IbFL)
Medición de facturación de energía (EBM)
Distancia de impedancia a la ubicación de fallo (IDFL)
24 bits Adquisición continua a 1.024 muestras por ciclo [50/60 Hz]
Sincronización Suprema
Cumple con IEC 61850 MMS, mensajería GOOSE y valor de muestra
LCD táctil de 7 “
¡Único para la serie BLACKBOX!
El G5DFR es un analizador de calidad de energía capaz de registrar y almacenar toda forma de onda eléctrica en cualquier momento dado, durante más de un año, sin interrupciones en los datos. RMS, armónicos y cualquier otro valor de la forma de onda en post-procesamiento, incluyendo la tabulación de más de 10.000 parámetros. Con el Analizador G5DFR, el resultado es claro ya que muestra las condiciones antes, durante y después de un evento.
El G5DFR mide y registra 5.000 parámetros de potencia continuamente con una resolución de ½ ciclos, 10/12 ciclos, 150/180 ciclos, 10 min y 2 horas de los cuales, cualquier resolución dada se calcula para la visualización y la presentación de informes. Por lo tanto, no hay necesidad de seleccionar qué parámetros registrar y, lo que es más importante, qué parámetros ignorar.
El analizador de calidad de energía G5DFR impulsa dos motores FFT para el análisis de armónicos: Ciclo por ciclo: realiza FFT a 1 ciclo de resolución para ancho de banda extendido. Este motor proporciona un orden de 512 armónicos a una resolución de 50 Hz. Ciclos 10/12: realiza la resolución FFT 10/12 ciclos para resolución extendida y cálculo de subgrupos. Este motor proporciona la magnitud y el ángulo de 512 componentes del espectro a una resolución de 5Hz.
El analizador G5DFR está diseñado para detectar cualquier evento que se produzca en su sistema. El mecanismo de eventos le permite configurar eventos en cualquier parámetro medido (más de 1.000) y / o puertos de E / S. El mecanismo de eventos soporta eventos fuera de límite, así como la tasa de límites modificados. El G5DFR registra continuamente las señales de forma de onda. La configuración de eventos no activa la grabación, sino que almacena los registros de resumen, incluyendo la hora de inicio y finalización, la duración, la gravedad y la magnitud del evento. Todos los eventos se muestran en tablas o diagramas de dispersión como CBEME / ITIC.
La medición pionera de Elspec Utiliza una ganancia de doble alcance de 2 x 16 bits para producir, una superior Precisión que sobrepasa IEC 61000-4-30 Requisitos de clase A, Capturando así los detalles más finos
Y las desviaciones en los parámetros PQ.
En la misma escala de tiempo
Análisis, propagación del comportamiento y
Rastreo de origen.
Industria, los analizadores de calidad de energía BLACKBOX
Cumplir con las normas para:
Agregaciones, reloj de tiempo
Incertidumbre, marcado y transitorio
Cantidades de influencia.
Sampling Rate, Maximum Samples/Cycle 256
Sé el primero en valorar “ELSPEC G5DFR Multi-Functional Digital Fault Recorder” Cancelar respuesta

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución