Source: http://sistemainterno.com/web/ultrasonidodoppler/category/sonosite/
Timestamp: 2015-11-28 23:46:33+00:00

Document:
Ultrasonido Doppler » SONOSITE - sonosite, mindray, ultrasonidos usado, ultrasonidos nuevos, equipos de ultrasonido, ecocardio, equipos de ecocardio, ecodoppler, doppler color, equipos doppler color, ultrasonido 3D, ultrasonido 4D, ultrasonido portatil, DP-10, DC-3, DC-6, DC-8, DC-7, DP-50, Micromaxx, MTurbo, Edge, Nanomaxx, Voluson, Logic www.ultrasonidodoppler.com.mx
www.ultrasonidodoppler.mx
www.ultrasonidodoppler.com
ultrasonidodoppler.com.mx
ultrasonidodoppler.mx
ultrasonidodoppler.com - Guadalajara, Jalisco; México
M-Turbo Serie S
Nanomaxx NANOMAXX
The NanoMaxx® ultrasound system combines best-in-class performance with affordability and simplicity
Peso 2.7 kg (incluyendo la batería)
Dimensiones 35,8 cm (longitud) x 20,8 cm (alto) x 5,8 cm (ancho)
Pantalla Táctil LCD de 21,3 cm. de diagonal
Resistencia de caídas Hasta 1 metro de altura
Tiempo de arranque Menos de 20 segundos
Arquitectura Banda ancha totalmente digital
Modos de generación y procesamiento de imágenes:
THI, SonoADAPT™, SonoMB™, SonoHD™, rango dinámico y ganancia
Ajustes personalizables de imagen:
- Profundidad, ganancia, 2X pan/zoom panorámico
- Tecnología de optimización de imagen SonoMB™ e imagen
armónica tisular (THI)
- Modos 2D, Color Doppler y Color Power Doppler
- Ajustes de optimización de imagen- Resolución, General y Penetración
- Cuadro Color Doppler y Color Power Doppler
Guía para Agujas L25:
Guía de aplicación transversal para diámetros 1,219; 0,812 y 0,711
- Visualización pictográfica para exploraciones abdominales, vasculares,
ginecológicas y obstétricas, cardiológicas, nerviosas, superficiales,
venosas, IMT y de partes pequeñas
- Cuatro posiciones de pantalla pre-configuradas para pictogramas
- Tres campos de texto de etiquetas predefinidas para cada tipo de
- Campos de texto personalizables (hasta un máximo de 90 etiquetas)
Gestión de datos del paciente:
- Información sobre el paciente - nombre y apellidos, ID, número de
ingreso, fecha de nacimiento, sexo, iniciales, institución, tensión arterial y
frecuencia cardiaca al seleccionar exploración IMT
- La información del paciente puede ocultarse en el encabezado de imagen
antes de realizar la exportación
2GB de memoria interna no volátil. Capacidad máxima de 40 pacientes con
Aviso automático cuando la capacidad de memoria interna es inferior al 10 %
Clave de licencia de usuario para mejoras del software del sistema,
actualización del sistema a través de USB
Montaje VESA®:
(75 mm x 75 mm) y
Soporte ajustable de 35 a 50 grados sobre la posición horizontal
Alimentación opcional CA/CC
Fabricante de equipo original: videoimpresora en blanco y negro
- Altura ajustable de 78,7 cm a 109,2 cm de distancia con respecto al
- Compartimentos para botellas de gel y para bolsas de gel desechables
Paquete de Lujo (opcional):
- Cesta (38,1 cm x 22,8 cm x 12,7 cm) para almacenar todo tipo de
accesorios y estante para el teclado
- Accesorios para el almacenamiento de los cables
- Con fuente de alimentación
M-Turbo, Serie S M-TURBO, SERIE-S
M-Turbo Applications Include:
• Cardovascular Disease Management
SONOSITE M-TURBO. Tecnología de innovación que combina el alto desempeño de los sistemas estacionarios con la velocidad, flexibilidad y durabilidad de los sistemas portátiles. Similar en tamaño y apariencia a una computadora portátil, con un peso de menos de 3.8 kg., que proporciona calidad de imagen de alta resolución a una fracción de costo de los sistemas basados en carro..
El sistema M-TURBO dispone de una amplia gama de transductores que superan los requisitos más exigentes en cuanto a resistencia a caídas y protección al acceso, por lo que pueden utilizarse con total seguridad, incluso en las condiciones más adversas.
Dentro de la gama de transductores para los sistemas M-Turbo podemos referir las siguientes aplicaciones clínicas: ecocardiografía, vascular, músculo esquelético, mama, partes pequeñas, transcraneal y cálculo de íntima media.
La ingeniería del sistema M-TURBO proporciona una mejor calidad de imagen con una aguda resolución de contraste y clara delineación tisular. Podrá visualizar detalladamente y mejorar su habilidad para diferenciar estructuras y patologías.
El sistema M-TURBO también ofrece como opción adicional SonoCalc TM IMT: el software patentado de detección de bordes, integrado en el sistema. El software IMT les permite a los internistas medir rápida y fácilmente el grosor en la íntima-media carótida para evaluar la evolución de enfermedades de la pared arterial y el riesgo cardiovascular.
• Peso 3.04 kg (unicamente el ecógrafo)
• Dimensiones 30,2 cm (largo) x 27,7 cm (ancho) x 7,9 cm (alto)
• Pantalla De cristal líquido de 26,4 cm de diagonal (NTSC o PAL)
• Arquitectura Banda ancha totalmente digital
• Número de canales 128
• Rango Dinámico Hasta 165 dB
• normativas HIPAA Conjunto completo de herramientas
• Modos de formación y procesamiento de imágenes:
• Imagen multifrecuencia y de banda ancha:
• 2D / Imagen armónica tisular / Modo M
• Doppler Color Velocidad / Color Power Doppler
• Doppler pulsado (PW), doppler tisular PW y doppler continuo (CW)
• Visualización optimizada de tejidos SonoADAPT™
• Tecnología de obtención de imágenes SonoHD™
• Tecnología de optimización de la imagen SonoMB™ multi-beam
• Imagen dúplex
• Zoom panorámico
• Rango dinámico y ganancia
• Banda ancha y multifrecuencia:
• Lineal, cónvex y phased array
• Interfaz de usuario y funciones programables:
• - Teclas programables para funciones avanzadas.
• - Teclas A y B programables: el usuario puede asignarles una función específi ca para
• una mayor facilidad de uso
• - Teclado alfanumérico QWERTY
• - Ratón táctil con tecla de selección para facilitar el control y la navegación
• - Controles Doppler de ángulo, dirección, escala, línea de base, ganancia y volumen
• - Teclas de adquisición de imágenes: revisión, creación de informes, guardar,
• almacenamiento de vídeo, VCR y DVD
• - Teclas de función AutoGain y de exploración que permiten una activación rápida
• Cálculos de aplicaciones específi cas:
• Obstetricia, ginecología y fertilidad:
• Medición de trazado, diámetro y folículos (seis opciones distintas); volumen, peso fetal
• estimado, fecha de parto, edad gestacional, fecha de la última menstruación, gráfi cos
• de crecimiento, tablas personalizables, diversos autores seleccionables por el usuario,
• ratios, índice de líquido amniótico e informes de paciente
• Medición de diámetro, área y trazado; volumen, fl ujo de volumen, porcentaje de
• diámetro y reducción de área, ratio Lt/Rt CCA, ICA, ECA, ICA/CCA, promedio de tiempo
• (TAM), máximo trazado, ratio ICA/CCA, corrección de ángulo e informes de paciente.
• IMT (Grosor íntima-media):
• Software opcional SonoCalc®: detección periférica automática con función de
• informes de grosor mínimo y máximo
• Cardíaco:
• Paquete completo de cálculos cardíacos y generación de informes de pacientes, que
• incluye: medición ventricular, aórtica y auricular; fracción de eyección, mediciones de
• volumen, método Simpson, ecuación de continuidad, tiempo de hemipresión y gasto
• Revisión/almacenamiento integrado de vídeos e imágenes:
• 8 GB de memoria interna Flash
• Capacidad para almacenar hasta 64 000 imágenes o 1066 vídeos de 2 segundos
• Almacenamiento de vídeos por número de ciclos cardíacos (mediante ECG) o por
• tiempo. Capacidad máxima de almacenamiento en modo cardíaco: 10 ciclos
• cardíacos. Capacidad máxima de almacenamiento en modo temporal: 60 segundos.
• Modo cine: revisión de hasta 255 imágenes fotograma a fotograma
• Gestión externa de datos:
• Administración de imágenes mediante DICOM® (TCP/IP)
• Modalidades Print, Store
• y Worklist
• Administración de imágenes desde un ordenador (TCP/IP, o lector de tarjetas
• Flashcard o USB)
• SiteLink™ Image Manager: permite transferir, archivar, visualizar e imprimir
• imágenes de mapa de bits y vídeos en alta resolución, así como comprimir por lotes
• imágenes en formato JPEG desde el ordenador
• Escritura directa en medios extraíbles USB 2.0 de almacenamiento masivo
• (compatible con PC y Mac)
• Formatos de exportación compatibles: MPEG4 (H.264), JPEG, BMP y HTML
• Herramientas de medición, pictogramas y anotaciones:
• 2D: caliper de distancia y trazado de área manual
• Doppler: medición de velocidad, tiempo de hemipresión y trazado manual y automático
• Modo M: medición de tiempo y distancia, y cálculos de frecuencia cardíaca
• Texto y pictogramas personalizables
• Anotaciones personalizables según aplicaciones
• Guías para la realización de biopsias
• Vídeo y audio externos (es necesario un sistema MDSm o MDS Lite, o minidock
• independiente de acoplamiento ):
• - Entrada y salida de S-video a vídeo o DVD para la grabación y reproducción
• - Salida RGB o DVI a pantalla LCD externa
• - Salida de vídeo compuesto (NTSC/PAL) a DVD o vídeo, videoimpresora o
• pantalla LCD externa
• - Salida de audio
• - Altavoces integrados
• El sistema funciona con baterías o corriente alterna
• Batería recargable de ión de litio
• CA: fuente de alimentación universal, 100 a 240 V de CA, entrada de 50/60 Hz y salida
• de 15 V de CC
• Periféricos y estaciones de acoplamiento móviles (MDS):
• Estaciones de trabajo MDSm:
• - Almacenamiento de impresoras o DVD integrados
• - Protección y almacenamiento de los transductores
• - Conector de transductor triple (TTC) opcional que permite al usuario activar los
• electrónicamente con rapidez.
• - Interruptor de pie opcional
• - Monitor DVI DE 38 cm (diagonales) opcional
• Estaciones de trabajo MDS Lite:
• - Conector de transductor triple opcional que permite al usuario activar los
• transductores electrónicamente con rapidez.
• Impresoras: modelos médicos en blanco y negro o en color
• Dispositivos externos de almacenamiento: DVD médicos
• Dispositivos externos de entrada de datos: lector de códigos de barras
• Módulo ECG: ECG trifase, compatible con los principales electrodos y cables ECG
• También disponible entrada análoga externa de ECG
Micromaxx MICROMAXX
EQUIPOS NUEVOS O REMANUFACTURADOS DE FABRICA
MISMAS CARACTERISTICAS OPTIMAS CONDICIONES POR MENOS DE LA MITAD DE PRECIO Y ENTREGA INMEDIATA
MicroMaxx Applications Include:
SONOSITE MICROMAXX. Nueva generación de ecografía portátil digital y de alta resolución –representa el punto de convergencia entre los sistemas portátiles y los sistemas estacionarios. Similar en tamaño y apariencia a una computadora portátil, con un peso de menos de 3.8 kg. y que proporciona calidad de imagen de alta resolución a una fracción de costo de los sistemas basados en carro.
El sistema MICROMAXX dispone de una amplia gama de transductores para múltiples aplicaciones clínicas: ecocardiografía, vascular, músculo esquelético, mama, partes pequeñas, transcraneal, transesofágico, cálculo de íntima media. Con el sistema MICROMAXX, se amplía la capacidad de los sistemas portátiles, añadiendo prestaciones de alto rendimiento; tales como la formación de imágenes de alta resolución con sondas lineales de alta frecuencia y transesofágicas multiplanares.
El sistema MICROMAXX también ofrece como opción adicional SonoCalc TM IMT: el software patentado de detección de bordes, integrado en el sistema. El software IMT les permite a los internistas medir rápida y fácilmente el grosor en la íntima-media carótida para evaluar la evolución de enfermedades de la pared arterial y el riesgo cardiovascular. D
MicroMaxx TM Especificaciones técnicas
Peso 3,8 kg (con un transductor)
Dimensiones 30,2 cm Largo x 27,7 cm Ancho x 8 cm Alto
Pantalla 10,4” diagonal LCD (NTSC/PAL)
Arquitectura Completamente Digital – Banda Ancha
Canales Digitales 128 canales
Rango Dinámico 165 dBEscala de Grises 256Seguridad HIPAA Completa integración en el sistema
Modos de Imagen y Procesamiento:
2D/Doppler Color Velocidad/Color Power Doppler/Modo M/Doppler PW y Doppler CW/Imagen Dual
Modo M/Imagen Dúplex:
3 velocidades de barrido
Opciones: 1/2:1/2, 1/3:2/3 y Pantalla Completa
Segundo Armónico de Tejidos
Banda Ancha, Multifrecuencia
1-8 zonas focales
Compresión, ajuste de contraste, persistencia, rango dinámico y ganancia
Formatos de Escaneo (Transductores Banda Ancha, Multifrecuencia):
Lineal, Convex, Phased Array, TEE Multiplanar
- So- Teclas de control de funciones avanzadas
- Botón Delta: Configurable por el usuario de facilidad de manejo
- TrackPad con botón de selección de fácil manejo y operatibilidad
- Controles Doppler / Modo M: Ángulo, Steer, Escala, Línea Base, Ganancia y Volumen.
- Adquisición de imágenes: almacenamiento, revisión, informe, VCR, almacenamiento de clips
Paquetes de cálculos:
OB/Gin:
Medidas Diámetro/Elipse, Volúmenes, seis medidas de folículos, estimación de peso fetal, fecha estimada de parto, edad gestacional, último período menstrual, tablas de crecimiento, definición de tablas personalizadas por el usuario, múltiple selección de autores, ratios, índice de fluido amniótico, informe de paciente
Medidas Diámetro/Elipse/Trazo, volúmenes, volumen de flujo, diámetro porcentual y reducción de área, Lt/Rt ACC, ACI, ACE, ratio ACI/ACC, time average mean (TAM), trazado pico, ratio definido por usuario, corrección de ángulo, informe de paciente
Paquete completo de cálculos cardiológicos e informe de paciente incluido: Medidas Ventriculares, Aorta, Aurículas, Fracción de Eyección, Medidas de volúmenes, Método Simpson, Ecuación de continuidad, THP y gasto cardíaco
Almacenamiento y Revisión de imágenes y Clips sobre el propio equipo:
Almacenamiento de hasta 10.000 imágenes con tarjeta CompactFlash Card de 1 GB
Cine loop: revisión de 220 imágenes
Almacenamiento de hasta 700 Clips con tarjeta CompactFlash Card de 4GB
Gestión de Datos Externos:
Gestión de Imagen DICOM (Interfaz Ethernet)
Modalidad Work List
Gestión de Imágenes PC Workstation (Interfaz Ethernet o USB)
Sitelink Image Manager - permite transferor, almacenar, reviser e imprimir imágenes bitmap de alta resolución y compresión JPEG en PC
Herramientas de Medidas, Marcadores Corporales y Anotaciones:
Elipse para medidas de áreas y circunferencias
Medidas de Velocidades, IR & ratio S/D
Cálculo de volúmenes de flujo
Medidas de tiempo y distancia
Marcadores de texto y corporales seleccionables por el usuario
Textos predefinidos mediante Teclas de Función
Líneas para Guías de Biopsia
Video y Audio Externo (requiere MDS, MDS Lite, o minidock:
- S-Video (in/out) a VCR o DVD para grabación y reproducción.
- Salida RGB para LCD externo
- Salida de vídeo compuesto (NTSC/PAL) para VCR, Printer o LCD externa.
El sistema trabaja mediante una batería de corriente AC, con una autonomía máxima de 4horas con batería cargada, Batería recargable de ion-litio
AC: adaptador universal, 100-240V, 50/60Hz input, 15 VDC output
Mobile Docking Stations y Periféricos:
MDS – Convenient Workstation:
Soporte totalmente integrado para Printer, VCR y/o DVD
Triple Conector Opcional de rápida activación y conmutación de transductores
Monitor Opcional 12,1” diagonal
MDS Lite – Convenient Workstation:
Dispositivos médicos Blanco/negro y Color
Dispositivos de almacenamiento externo:
Dispositivos médicos VCR y DVD
Módulo ECG:
Estándar ECG y electrodos
Líder Mundial en Ecografía Portáti
MICROMAXX EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN AUN EN CONDICIONES EXTREMAS
Acerca de SonoSite SonoSite, Inc. – World leader and specialist in hand-carried ultrasound
SonoSite, Inc. es el líder mundial en ultrasonidos portátiles. A través de su experiencia en el diseño ASIC®, SonoSite es capaz de ofrecer un rendimiento de imagen típicamente en costosas máquinas de ultrasonido que pesen más de 300 libras en un sistema que es aproximadamente del tamaño y peso de una computadora portátil. Este avance está transformando y ampliando el mercado mundial de diagnóstico por ultrasonidos, sirviendo de manera más eficiente los mercados clínicos y la creación de nuevos puntos de atención de aplicaciones en las que la ecografía era demasiado pesada o demasiado caros para ser utilizados antes. Con más de 50.000 sistemas vendidos desde 1999, los productos de SonoSite ® son conocidos por su rendimiento excepcional, facilidad de uso y durabilidad
Historia y Revisión de la Compañia
SonoSite, Inc. es una joven compañia con una larga historia. Originalmente, SonoSite empezó como un proyecto conjunto entre ATL y el Departamento de defensa de los EEUU . El propósito de este proyecto era crear un sistema de ultrasonido que sea menor de 10 libras y sea lo suficientemente durable para mantener las condiciones precarias y peligrosas en el campo de batalla. Se logra esto luego de una década de experiencia en ultrasonido digital y el diseño personalizado de la tecnología ASIC. El resultado fue el sistema SonoSite 180. En 1998 después de la compra de ATL por parte de Philips, SonoSite se dividió como separada, compañía pública con un gran portafolio de compañía IP. Actualmente SonoSite tiene 150 patentes y numerosos premios de diseños
El conocimiento en ultrasonido digital y diseño personalizado ASIC han guiado el desarrollo de innovadores productos de ultrasonido de alto rendimiento portátiles que potencian a los médicos en el punto de cuidado del paciente. Como resultado, el ultrasonido fue adoptado en áreas no tradicionales de la medicina como medicina de emergencia, anestesiología y ahora en cuidado críticos. Las siguientes tecnologías y avances han permitido la realización del ultrasonido en el punto de cuidado del paciente:
Tecnología Chip Fusion™
La tecnología propietaria de SonoSite Chip Fusion integra el procesamiento digital de señales y múltiples funciones del sistema en un chip personalizado, circuito integrado de aplicación específica (ASIC). Como resultado las complejas funciones del sistema que típicamente requieren muchas tarjetas de circuitos pueden ser reemplazadas utilizando un pequeño chip en un espacio compacto. Esta tecnología permite la miniaturización de las unidades de ultrasonido, y también aumenta la confiabilidad y reduce consumo de energía. Mientras que algunos sistemas de carro típicamente utilizan hasta 20 tarjetas de circuitos, la tecnología de la Chip Fusión permite un sistema de alto rendimiento en una sola tarjeta de circuito
SonoMB™
SonoMB es una técnica propietaria de imágenes compuestas que utilizan el manejo electrónico de la angulación de los haces de un transductor para rápidamente adquirir escaneos superpuestas de un objeto desde diferentes líneas de visión. La información de las señales de estas vistas son compiladas y correlacionadas en tiempo real. Si la información es correlacionada en todas las vistas es retenida, la información que no es validada en todas las líneas de visión se consideran Artefacto o ruidos y son descartadas. SonoMB muestra una mejor calidad de las imágenes mayormente por la reducción de puntos, ruidos, y otros artefactos acústicos. Adicionalmente la técnica del SonoMB resulta en una velocidad de barrido mayor que las técnicas tradicionales de composiciones espaciales. SonoMB provee de una mejora en cuanto a resolución de contraste, diferenciación de tejido y detección de bordes para mejorar la confiabilidad del diagnóstico
Sono MB reduce:
o Otros artefactos acústicos
SonoMB resulta en:
o Velocidad de barrido más rápida que las técnicas de composición espacial de la competencia
o Mejora la resolución de contraste
o Mejora la diferenciación tisular y la detección de bordes
SonoRes™
SonoRes es un procesamiento de Imagen automático propiedad de SonoSite (algoritmo de filtrado) para reducir la aparición de ruido en imágenes 2D. SonoRes permite que las imágenes sean analizadas por inconsistencia acústica, así la información del tejido que es similar en calidad acústica es realzada. Como resultado de detección de bordes, definición de bordes e información tisular son realzados versus el procesamiento de imagen tradicional.
Tecnología de Imagen SonoHD™
La tecnología de SonoHD subraya las imágenes brillantes en el M-Turbo y las Serie S de herramientas de ultrasonido. Esta tecnología de la imagen es permitida de hecho en estas plataformas gracias a su nuevo poder de procesamiento que es 16x con respecto a nuestra generación anterior. Las sorprendentes imágenes generadas por la tecnología del SonoHD es el resultado de la combinación del aumento de poder de procesamiento y de imagen realzada por algoritmos que reducen puntos, ruido en las imágenes mientras se mantiene y se define mejor la información del tejido. Estos resultados mejoran drásticamente la resolución de contraste, el realce de bordes para mostrar las estructuras mas definidas y finas. SonoHD realza, en tiempo real, la estética y el valor clínico de la imagen del ultrasonido, más allá de lo que hacíamos en generaciones anteriores.
Tecnología de Imagen Adaptativa
La tecnología de imagen adaptativa es función única de los productos de SonoSite que destacan el rendimiento y uso a través de la aplicación inteligente de la tecnología de realce de las imágenes. Esto ocurre gracias a continuas manipulaciones automáticas de múltiples parámetros de imágenes a medida que el usuario cambia la profundidad de la imagen. Ya que estás manipulaciones son automáticas y adaptativas, no hace falta otras que el usuario tenga que realizar otros cambios para optimizar la imagen. El sistema dinámicamente optimiza las siguientes funciones que son ajustadas cuando se cambia la profundidad: SonoMB, THI, zonas focales, SonoHD, rango dinámico, compresión, mapas de escala de grises, suavizado lateral y axial y persistencia.
Chip DaVinci
Desarrollado por Texas Instruments, los chips DaVinci se utiliza en el “state of the art” del procesamiento digital de señal de video . La tecnología DaVinci integra un unidad de procesamiento central (CPU) y un procesador digital de señales (DSP) en un solo chip. La integración de estos dos componentes simplifican el diseño del sistema y mejoran la eficiencia de procesamiento. Esta tecnología de video es utilizada en dispositivos portátiles como en cámaras digitales, video teléfonos o reproductores de medios. La integración de esta tecnología dentro de los sistemas M-Turbo y la Serie S marca la primera vez que esta tecnología se utiliza en sistemas de imágenes médicas, y permite las funciones de multimedia de las máquinas, incluyendo reproducción de video para tutoriales e instrucciones clínicas en el equipo.
Formador de Haz
El formador de haz se alinea correctamente en las señales de retorno (focalizándose) así cuando todos los canales están propiamente unificados se obtiene el tejido exacto. El formador de haz de banda ancha digital se utiliza para preservar la verdadera información acústica sin distorsión para el espectro completo de frecuencia de banda ancha. Más información de tejido es adquirido lo cuál mejora la resolución axial, espacial y de contraste y despliega imágenes con resolución y claridad sobresaliente.
En contraste, la tecnología análoga o híbrida de formador de haz utiliza un retraso análogo de líneas. Este retraso análogo de líneas impone limitaciones significativas en el rendimiento del formador de haz. Por ejemplo: Limitada exactitud de focalización y susceptibilidad para cambiar los valores sobre tiempo y temperatura. El resultado es una distorsión de la información acústica
Cada tejido dentro del cuerpo responde a la energía del ultrasonido de diferentes frecuencias en una forma característica, el cuál suele denominarse característica del tejido. La información del tejido es llevada dentro del espectro de frecuencias del ultrasonido volviendo desde el tejido. Estas bandas de frecuencias se denominan espectro de frecuencia de banda ancha, o simplemente banda ancha.
Los transductores de banda ancha tienen una amplia banda de funcionalidad permitiendo que mayor información de tejido sea adquirido. Los transductores de banda ancha en combinación con los formadores de haz digital son requeridos para procesar el
espectro completo de señales recibidas.. Mayor información de tejido es adquirida lo cuál mejora la resolución axial, espacial y de contraste y muestra las imágenes con una resolución y claridad inmejorable.
Adicionalmente con el procesamiento del espectro completo de frecuencia, se obtienen excelentes imágenes con alta resolución y claridad son realizadas desde el plano cercano hasta el lejano de la imagen. No necesita sacrificar la resolución por penetración. Como resultado un solo transductor podrá ser utilizado para una gran variedad de exámenes en diferentes tipos de paciente sin la necesidad de cambiar el transductor.
Imagen de Armónica Tisular
Con la imagen de armónica tisular la señal fundamental del ultrasonido es transmitida a una banda ancha de baja frecuencia. La señal resuena retornando del tejido al doble de la frecuencia transmitida. Dado que son señales de alta frecuencia viajan una sola vez desde el tejido al transductor, no son atenuadas. Y dado que las señales no incluyen frecuencias fundamentales, son virtualmente libres de artefactos de imagen. Las imágenes son menos borrosas y menos ruidosas. Como resultado hay una mejor visualización de la información del tejido e interfases. Las imágenes de armónica de tejidos demuestran significativas mejoras en las imágenes de escala de grises, especialmente en pacientes considerados técnicamente difíciles.
o Resulta in menos ruido y artefactos
o Mejora la visualización de la información del tejido e interfases
Ultrasonido Doppler Derechos Reservados ® / Desarrollado por: WebExpress /

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución