Source: https://www.spminstrument.se/produkter-och-tjanster/produkter-for-ex-miljo/leonova-diamond-is/
Timestamp: 2020-07-05 20:24:30+00:00

Document:
Leonova Diamond IS är marknadens mest avancerade ATEX/IECEx-certifierade instrument. Med tre parallella vibrationskanaler och stor färgskärm erbjuder Leonova Diamond IS en unik kombination av avancerad teknologi och användbarhet i ett och samma instrument.
Instrumentet är byggt för att tåla tuffa miljöförhållanden. Tunga industrier med krav på egensäker utrustning som exempelvis raffinaderier, gruvor eller olja- och gasindustri är krävande miljöer. Leonova Diamond IS uppfyller de mest strikta ATEX/IECEx-kraven och kan därmed användas i zonerna 0 - 2.
Leonova Diamond IS erbjuder den starkaste kombinationen av tillgängliga mätmetoder. Vibrationsmätning på tre kanaler (DC till 40 kHz) med HD Order Tracking och avancerad analys, samt stötpulsmetoden SPM HD för tillståndskontroll av rullningslager (varvtalsområde 1-20 000 rpm) ger maximal flexibilitet för att upptäcka maskinfel.
Sofistikerat instrument med skalbar funktionalitet
Leonova Diamond IS är ett utmärkt val när det krävs ett komplett utbud av mätmetoder och stor analyskraft för att övervaka anläggningsutrustning.
Baserat på ett skalbart system erbjuder Leonova Diamond IS kundanpassade lösningar där ytterligare funktionalitet kan läggas till efter behov.
Med utgångspunkt från endast få ingångsdata mäter SPM HD signaler från rullningslager och utvärderar omedelbart den mekaniska konditionen på en intuitiv grön-gul-röd skala.
SÖKER DU EFTER STANDARD VERSIONEN AV INSTRUMENTET?
Leonova Diamond® är ett portabelt instrument för konditionsmätning i tuff industriell miljö. Detta slitstarka och sofistikerade instrument erbjuder kraftfulla analys- och felsökningsfunktioner för ditt tillståndsbaserade underhåll.
Läs mer om Leonova Diamond
Vill du veta mer om Leonova Diamond IS?
Leonova Diamond IS inkluderar mätmetoden SPM HD® (Shock Pulse Method High Definition) för lagermätning, avancerad vibrationsanalys på tre kanaler för diagnostisering av övergripande maskinkondition, samt många andra funktioner, se nedan.
Lagerkondition och smörjstatus
Notera: Läs även om HD ENV® (nedan) för lagerkondition.
Mätmetoden SPM HD® (HDm/HDc)
SPM HD® är en patenterad vidareutveckling av den välkända och tillförlitliga stötpulsmetoden (True SPM®). SPM HD är mindre känslig för störningar från andra signaler och har en unik kapacitet att mäta även vid mycket låga varvtal (0,1-20 000 rpm). SPM HD används för snabb, enkel och tillförlitlig diagnos av driftkonditionen hos rullningslager.
SPM Spectrum™ baseras på exceptionell signalkvalitet och 24 bitars A/D-omvandling, som ger knivskarp upplösning och gör det enklare att med stor precision avgöra i vilken del av lagret skadan finns.
Den ursprungliga stötpulsmetoden (True SPM®) baseras på mätvärdena dBm/dBc, som räknar antalet inkommande stötpulser per sekund och ger ett värde för stötpulsmattenivån samt ett värde för den maximala nivån (toppar/peaks).
Mätmetoden LR/HR utvecklades ur den ursprungliga stötpulsmetoden (True SPM®) för konditionsmätning på rullningslager och gör det möjligt att med stor precision analysera smörjkondition.
Mätmetoden HD ENV®
HD ENV® är en patenterad envelopingteknik för tidig upptäckt av maskinproblem såsom kugg- och lagerfel. Ett antal fördefinierade filter finns för enkel konfiguration av mätningen; samtliga utformade för att upptäcka skador olika stadier. Metoden utnyttjar skickligt konstruerade algoritmer för digital signalbehandling för att få fram optimala data för trendning.
Vibrationsgrad och FFT Spectrum
Mätning av vibrationshastighet, acceleration och displacement i frekvensområdet 0-40 kHz och med hög upplösning, även den senaste ISO 10816-standarden är ett hjälpmedel för att diagnostisera generell maskinkondition. Förutom RMS-värdet visar instrumentet också ett FFT-spektrum, där symptom på obalans, uppriktningsfel och strukturella svagheter enkelt identifieras.
Vibrationsanalys på tre kanaler
Med vibrationsmätning på tre kanaler kan maskinrörelser studeras i tre dimensioner genom att observera skillnaden i fasvinkeln mellan kanalerna. De tre kanalerna mäter parallellt, vilket innebär snabb hantering och snabb utvärdering av uppdrag.
Mätmetoden EVAM® (Evaluated Vibration Analysis Method) tillhandahåller spektrum med upp till 25 600 linjer med true zoom samt förprogrammerade felsymptom och trendning.
På maskiner med glidlager ger simultan mätning med två vibrationsgivare en tillförlitlig graf över axelns dynamiska rörelse och centrumlinjens rörelse.
Strukturella resonanser
Mätning under uppstart/utrullning och slagprov är hjälpmedel för analys av en skadas grundorsaker och visar maskinens vibrationsegenskaper, resonansfrekvens och beteende vid kritiska varvtal.
Rotorbalansering på fältet i ett och två plan i enlighet med standarden ISO 1940-1 med en inledande vibrationsmätning vägleder användaren genom balanseringsproceduren och ger flera alternativ för att korrigera obalansen.
Leonova Diamond IS har låg vikt, är ergonomisk och lättanvänd. Ladda ned mätronder till Leonova från datorn, mät och spara. Alla ingångsdata fördefinieras och du får omedelbar konditionsutvärdering på en skala i grönt-gult-rött.
Instrumentet kommer att leverera under lång tid och under de tuffaste och mest krävande av omständigheter. Leonova Diamond IS uppfyller de mest strikta ATEX/IECEx-kraven och kan därmed användas i zonerna 0 till 2.
Mått: 297x130x69 mm
Display: TFT-färgskärm, 480 x 272 pixlar, 4,3 tums widescreen, justerbar
Hölje: Kolfiberförstärkt, IP65
För optimal kombination av pris och prestanda kan du välja mellan två alternativ för köp av funktioner; begränsad eller obegränsad användning. Begränsade och obegränsade funktioner kan kombineras efter behov. Plattformsfunktionerna har obegränsad användning.
Plattform – obegränsad användning
SPM HDm/HDc och/eller LR/HR.
RMS-mätning, ISO 2372.
Långtidsmätning, upp till 50 timmar.
Kontrollpunkter, fritext.
Stödjer simultan vibrationsmätning på två kanaler.
Stödjer upp till 12 800 linjer, 20 kHz.
Funktioner för begränsad eller obegränsad användning
Begränsad och obegränsad användning kan kombineras efter behov.
SPM HD Expert, analys i tids- och frekvensdomänen.
Stötpulsmätning HDm/HDc.
Stötpulsmätning dBm/dBc.
Stötpulsmätning LR/HR.
Orbitanalys/ Shaft centerline plot.
Simultan vibrationsmätning på tre kanaler.
Tidssignal och 25 600 linjer, 40 kHz.
Uppstart/utrullning och slagprov.
Tidssignal och 12 800 linjer, 20 kHz.
FFT med felsymptom.
Leonova Diamond IS kan användas med vibrations-, stötpuls- eller DuoTech-givare avsedda för explosiva miljöer, konstruerade för att tåla tuffa förhållanden. Läs mer om våra givare för explosiva miljöer.
Givarna är finns i en mängd monteringsalternativ; med magnetfot, som snabbkopplingsgivare eller för fast installation – välj det som är mest praktiskt för dina behov.
Den handhållna stötpulsgivaren med mätspets är perfekt för användning tillsammans med våra portabla Ex-instrument i potentiellt explosiv atmosfär. Mätspetsen är fjäderbelastad och rör sig i en hylsa av kloroprengummi, som tål en maximal arbetstemperatur på 110 °C. Mätspetsen har skyddsklass IP65.
Kombinerad tachometer- och temperaturgivare
Tachometer- och temperaturgivaren för potentiellt explosiv miljö används för optisk mätning av varvtal och för kontaktmätning av såväl varvtal som periferihastighet. Givaren har även en inbyggd temperatursensor för mätning upp till +300 °C.
Vi erbjuder också ett bekvämt headset (godkänt för användning i potentiellt explosiva atmosfärer – utom för zon 0) som ger utmärkt ljudåtergivning även i bullriga miljöer. Headsetet är utrustat med mikrofon för röstinspelning av kommentarer till mätpunkter. Anslutningskabel av mjuk spiralformad polyuretan med en 6,3 mm stereokontakt. En adapter måste användas eftersom ljuduttaget i Leonova IS-instrumenten är 3,5 mm. Välj mellan headset/hörlurar med hjässbygel, nackbygel eller fästen för hjälm.
Praktisk väska för all din Leonova Diamond IS-utrustning
Väskan är tillverkad av det konduktiva materialet skai och speciellt utformad för att transportera mätinstrument i explosiva miljöer. Väskan förhindrar elektrostatisk laddning och avleder redan befintliga laddningar. Det mjuka fodralet har lätt anpassningsbara modulära insatser och är försett med axelrem.
Mått: 37x20x27 cm.

References: HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 

HD 
 HD