Source: http://www.instruments.nidec-shimpo.com/es/fg-7000l-digital-medidor/
Timestamp: 2018-12-18 16:17:24+00:00

Document:
FG-7000L Digital Medidor | NIDEC-SHIMPO CORPORATION
FG-7000L Digital Medidor
Los dinamómetros digitales Serie FG-7000L proporcionan flexibilidad adicional en pruebas de tensión y compresión con su entrada de carga externa.
Las celdas de carga externas se reconocen inmediatamente cuando se conectan a la base de la pantalla. Dos estilos de celdas de carga están disponibles para sus necesidades de pruebas específicas. La primera es la celda de carga estilo viga ‘S’ para pruebas tanto de tensión y de compresión con capacidades que van desde 220 lbf (100 kgf) hasta 4.500 lbf (2.000 kgf). El segundo estilo disponible es la celda de carga tipo ‘Anillo’ para aplicaciones de compresión con capacidades que van desde 2.250 lbf (1.000 kgf) todo el camino hasta un considerable 44.000 lbf (200 kN).
El lenguaje de programación múltiple del FG-7000L proporciona un menú para facilitar la selección y puesta en marcha del instrumento a sus requerimientos deseados. Cuenta con cuatro modos de funcionamiento seleccionables: modo Seguimiento para lecturas en vivo, el modo Pico para la visualización de la lectura máxima, Auto Pico, donde se restablece el valor máximo después de un período de tiempo programado y la Primer Pico donde sólo el pico inicial se registra una vez que la disminución se detecta. La pantalla tiene dos operaciones seleccionables, vista numérica con gráfico de barras o vista de gráfico con gráfico de barras. En el modo gráfico si se establecen tolerancias de alarma, se presenta al usuario una indicación rápida donde su proceso es en relación con su límite superior e inferior de las líneas del gráfico y se puede determinar de inmediato el estado pase /falla. Estos instrumentos de alta tecnología pueden ingresar fácilmente los datos de una lectura con sólo pulsar un botón para la adquisición de datos, o se ajustan para un continuo almacenamiento de datos. Los datos pueden ser vistos en la pantalla, enviados a una impresora opcional, o cargados en el programa de software libre para analizar y graficar. La memoria de 1000 puntos con grupos definibles permite para múltiples pruebas ser
registrados y separados fácilmente durante la carga. Además, la salida del comparador se puede configurar para la integración del instrumento en su sistema de calidad para pruebas repetitivas, como en una línea de producción.
La carcasa robusta del FG-7000L está diseñada para adaptarse perfectamente en la mano del operador para la prueba portátil. La gran pantalla reversible 180° retroiluminada, iconos compresión/tensión, combinados con el doble teclado etiquetado permite el uso del medidor en varias posiciones sin dejar de ser capaz de ver y operar fácilmente. Estas muchas características hacen al FG-7000L el instrumento de fuerza ideal para diversas aplicaciones tales como, inspección de calidad entrante, pruebas de productos terminados, R&D o casi cualquier requerimiento de pruebas de soporte de fuerza o portátil.
1000 Hz de frecuencia de muestreo combinado con +/- 0.2% FS exactitud proporciona muestreo rápido gran resolución y resultados más precisos
Cuatro modos de operación: Seguimiento, Pico, Primer Pico y Auto Pico
Pantalla reversible 180 ° iconos de tensión/compresión, y el teclado impreso verticalmente permite el uso como un indicador portátil o montado al revés en un banco de pruebas
Límites Programables Máximo & Mínimo permiten visualización instantánea e indicación audible de prueba satisfactoria o no satisfactoria
Capacidad de recolección de datos de 1000 puntos se puede ver en la pantalla, enviarse a impresora opcional o subirse al software a través del puerto USB o RS-232 para su posterior análisis
Modelo FG-7000L
Precisión ± 0.2% F.S.
Seleccionables kN, N, kgf, tf, lbf y klbf. (Dependiendo del Rango)
Sobrecarga Viga S: 150% de F.S.; Tipo Anillo 120% de F.S. (LCD parpadea más de 110% of F.S.)
Método de Medición Pico, Auto pico, Primer Pico o Modo Seguimiento
Frecuencia de Muestreo de Datos 1000 Hz
Pantalla 160*128 ); Matriz de puntos LCD con luz LED de fondo
Energía Baterías Recargables Ni-MH 3.6VDC 800mAH
Batería Aproximadamente 16 horas continuas de uso
Efectos de Temperatura <0.054% por °F (0.03% FS por °C)
Temperatura de Operación 14 a 104°F (-10 a 40°C)
Temperatura de Almacenamiento -4 a 122°F (-20 a 50°C)
Carcasa Alumino
Salidas USB, Puerto Serie RS-232, Límite máximo y mínimo NPN
Dimensiones 5.7 x 2.9 x 1.4˝ (145 x 73 x 35.5 mm)
Peso del Producto 1.5 lb (0.7 kg)
Peso del Empaque 2.8 lb (1.3 kg)
Accesorios Incluidos Adaptador/Cargador AC, cable USB, certificado de calibración
Especificaciones de Celda de Carga
Balance Cero Viga S & Tipo Anillo ±2% F.S.
No linealidad Viga S 0.03% F.S.; Tipo Anillo 0.1% F.S.
Histéresis Viga S 0.03% F.S.; Tipo Anillo 0.1% F.S.
Efectos de Temperatura Viga S 0.03%/10°C F.S.; Tipo Anillo 0.05%/10°C F.S.
Protección de Sobrecarga Viga S 150%; Tipo Anillo 120%
Clase de Protección IP76
Viga-S para Compresión o Tensión N kgf lbf kN
S-1 1kN Capacidad 1000 100 220 –
Resolución 0.1 0.01 0.05 –
S-2 2kN Capacidad 2000 200 450 –
Resolución 0.5 0.05 0.1 –
S-5 5kN Capacidad 5000 500 1100 –
Resolución 1 0.1 0.1 –
S-10 10kN Capacidad 10000 1000 2250 10
Resolución 1 0.1 0.5 0.01
S-20 20kN Capacidad – 2000 4500 20
Resolución – 0.5 1 0.005
Tipo Anillo para Compresión N kgf lbf kN klbf tf
R-10 10kN Capacidad 10000 1000 2250 10 – –
Resolución 0.1 0.1 0.5 0.01 – –
R-20 20kN Capacidad – 2000 4500 20 – –
Resolución – 0.5 1 0.005 – –
R-50 50kN Capacidad – 5000 – 50 11 5
Resolución – 1 – 0.01 0.001 0.001
R-100 100kN Capacidad – – – 100 22 10
Resolución – – – 0.01 0.005 0.001
R-200 200kN Capacidad – – – 200 44 20
Resolución – – – 0.05 0.01 0.005
Download FG-7000L Dimensions
FG-7000L-S-1 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Viga-S Capacidad 220 lb (1 kN)
FG-7000L-S-2 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Viga-S Capacidad 450 lb (2 kN)
FG-7000L-S-5 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Viga-S Capacidad 1100 lb (5 kN)
FG-7000L-S-10 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Viga-S Capacidad 2250 lb (10 kN)
FG-7000L-S-20 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Viga-S Capacidad 4500 lb (20 kN)
FG-7000L-R-10 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Tipo Anillo Capacidad 2250 lb (10 kN)
FG-7000L-R-20 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Tipo Anillo Capacidad 4500 lb (20 kN)
FG-7000L-R-50 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Tipo Anillo Capacidad 11 klb (50 kN)
FG-7000L-R-100 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Tipo Anillo Capacidad 22 klb (100 kN)
FG-7000L-R-200 Medidor de Fuerza Digital con Celda de Carga Remota Tipo Anillo Capacidad 44 klb (200 kN)
FG-7USB Cable USB
FG-7000L Data Sheet | FG-7000L Manual | FG-7000L Software | FG-7000L Software Manual

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución