Source: http://docplayer.es/3289989-Indicadores-digitales.html
Timestamp: 2018-05-25 23:37:55+00:00

Document:
Indicadores digitales - PDF
Download "Indicadores digitales"
Roberto Medina Moreno
1 Indicadores digitales PCE-N20I Serie PCE-N20U Serie PCE-N20Z Serie Indicador para señales normalizadas ma, 2 salidas de alarma Indicador para señales normalizadas V y con 2 salidas de alarma Indicador para la medición de tensiones hasta 400 V y con 2 salidas de alarma El indicador digital analiza la señal normalizada ma. Como muchos sensores y transductores trabajan con una salida analógica, este indicador digital se puede usar en muchos sectores. La señal ma tiene dos importantes ventajas: Primero, el cable que se usa para la transmisión puede tener una longitud indefinida. Segundo, el indicador digital puede, gracias a su valor límite inferior de 4 ma, identificar y mostrar un corte de cable. En la pantalla LED de 5 dígitos de este indicador digital puede leer el valor actual de medición. Para señales normalizadas ma 2 salidas de alarma Conexiones sobre terminal de tornillo Indicación en pantalla en tres colores del sensor de 24 V LED de 5 dígitos IP 65 en la parte frontal El instrumento de medición PCE-N20U analiza la señal normalizada V. Como muchos sensores y transductores trabajan con una salida analógica, este instrumento de medición se puede usar en muchos sectores. En la pantalla LED de 5 dígitos de este instrumento de medición puede leer el valor actual de medición. El color de pantalla del instrumento de medición se muestra, según el valor, hasta en tres diferentes colores. Esto permite una valoración rápida del valor de medición. Dos salidas permiten enviar una alarma al sobrepasar los valores límite. Para señales normalizadas V 2 salidas de alarma Conexiones sobre terminal de tornillo Indicación en pantalla en tres colores del sensor de 24 V LED de 5 dígitos IP 65 en la parte frontal El indicador de tensión PCE-N20Z se puede usar para realizar mediciones de tensión alterna hasta 400 V. La tensión a medir se conecta directamente y se puede leer el valor en la pantalla LED. El color de pantalla se muestra, según el valor de medición, hasta en tres diferentes colores. El usuario puede establecer los valores límite. Esto permite una valoración rápida del valor de medición. Las dos salidas colector abierto se pueden usar para el control de la tensión. Al sobrepasar los valores límite superior o inferior se activa la alarma. Para configurar los límites de alarma y el cambio de color en pantalla, puede usar el software LPCon. Mide tensión hasta 400 V 2 salidas de alarma Conexiones sobre terminal de tornillo Indicación en pantalla en tres colores Configuración a través del puerto USB LED de 5 dígitos IP 65 en la parte frontal Entrada 3, ma Resistencia de entrada 10 Ω ±1 % ± (0,2 % FS + 1 dígito) Escala 2 puntos Tiempo para valor promedio 0, s LED de 5 dígitos, tres colores Rango de indicación del sensor 24 V DC, 30 ma 2 x colector abierto, 30 V, 20 ma Potencia absorbida <6 VA Cond. ambientales C V AC/DC (dependiendo del modelo) V AC/DC para 92 x 45 mm instalación en panel (según DIN) 96 x 48 x 64 mm 250 g Entrada V Resistencia de entrada 1 MΩ ± (0,2 % FS + 1 dígito) Escala 2 puntos Tiempo para valor promedio 0, s LED de 5 dígitos, tres colores Rango de indicación del sensor 24 V DC, 30 ma 2 x colector abierto, 30 V, 20 ma Potencia absorbida <6 VA Cond. ambientales C V AC/DC (dependiendo del modelo) V AC/DC para 92 x 45 mm instalación en panel (según DIN) 96 x 48 x 64 mm 250 g Entrada V Resistencia de entrada 2 MΩ ± (0,5 % FS + 1 dígito) Escala Tiempo para valor promedio 0, s LED de 5 dígitos, tres colores Rango de indicación del sensor x colector abierto, 30 V, 20 ma Potencia absorbida <6 VA Cond. ambientales C / >95 % H.r V AC/DC (dependiendo del modelo) V AC/DC para 92 x 45 mm instalación en panel (según DIN) 96 x 48 x 64 mm 250 g Indicador digital PCE-N20I, material de sujeción, junta, instrucciones de uso C-PCE-N20I-1 Indicador digital, V C-PCE-N20I-2 Indicador digital, V Indicador digital PCE-N20U, material de sujeción, junta, instrucciones de uso C-PCE-N20U-1 Indicador digital, V C-PCE-N20U-2 Indicador digital, V Indicador digital PCE-N20Z, material de sujeción, junta, instrucciones de uso C-PCE-N20Z-1 Indicador digital, V C-PCE-N20Z-2 Indicador digital, V C-PCE-PD 14 Software e adaptador para programación C-PCE-PD 14 Software y adaptador para programación C-PCE-PD 14 Software e adaptador para programación II./2 Línea de pedidos: (+34)
2 Indicadores digitales PCE-N20T Serie PCE-N24S Serie PCE-N25S Serie Indicador de temperatura para sensores Pt100 con 2 salidas de alarma Indicador para la señal de procesos de ma con dígitos extra grandes Indicador digital de 5 dígitos para señales normalizadas y alimentación opcional del sensor El indicador de temperatura PCE-N20T valora las señales de los sensores de temperatura Pt100. Se puede conectar el sensor PT100 con 2 o 3 hilos al indicador de temperatura. En la pantalla LED de 5 dígitos se puede leer el valor de medición actual. El color de pantalla se muestra, según el valor de medición, hasta en tres diferentes colores. Esto permite una valoración rápida del valor de medición. La configuración de los límites de alarma y los umbrales para cambiar el color en pantalla se realiza a través del software LPCon. Para sensores Pt100 de 2 o 3 hilos 2 salidas de alarma Conexión mediante terminal de tornillo Indicación en pantalla en tres colores del sensor 24 V LED de 5 dígitos IP 65 en la parte frontal El indicador de procesos PCE-N24S sirve para la valoración de la señal de procesos más común ma. Tiene la posibilidad de escalar la señal de entrada de forma libre lo que le permite un uso muy variado. El valor actual se puede leer fácilmente gracias a la gran pantalla LED de 4 dígitos. La alimentación del sensor de 24 V opcional le permite una conexión directa de sensores de 2 hilos o de transductores, lo que simplifica el uso. LED de 4 dígitos con altura de cifras de 20 mm IP 65 en la parte frontal Para señales de procesos de 4-20 ma Conexión mediante terminal de tornillo del sensor de 24 V (PCE-N24S-2 y 3) El indicador digital PCE-N25S se usa como pantalla de la señal de procesos ma. La alimentación del sensor de 24 V opcional le permite una conexión directa de sensores de 2 hilos o de transductores, lo que simplifica el uso. La configuración se efectúa a través del software libre de licencia LPCon. Mediante al adaptador de programación PCE-PD14 puede efectuar ajustes o leer los valores del indicador digital. Para señales de procesos de 4-20 ma IP 65 en la parte frontal Conexión mediante terminal de tornillo del sensor de 24 V (según modelo) LED de 5 dígitos Especificaciones técnica Entrada sensor Pt C Corriente de medición <300 µa ±0,2 % del rango de medición + 1 dígito Escala 2 puntos Duración para formar un promedio 0, s LED de 5 dígitos con tres colores Rango de indicación del sensor x colector abierto, 30 V, 20 ma Rendimiento <6 VA Temperatura ambiental C Tensión de alimentación V AC/DC (según modelo) V AC/DC Dim. instalación en panel 92 x 45 mm (según DIN) 96 x 48 x 64 mm 250 g Entrada 3, ma Impedancia interna 10 Ω ±1 % ±0,2 % del rango de medición + 1 dígito Escala 2 puntos Duración para formar un promedio 0, s LED de 4 dígitos, cifras de 20 mm Rango de indicación del sensor 24 V DC, máx. 30 ma (sólo modelos -2 y -3) Rendimiento <6 VA Temperatura de funcionamiento C Tensión de alimentación V AC/DC (según modelo) V AC/DC Dim. instalación en panel 92 x 45 mm (según DIN) 96 x 48 x 64 mm 200 g Entrada 3, ma Impedancia interna 10 Ω ±1 % ±0,2 % del rango de medición + 1 dígito Escala 2 puntos Duración para formar un promedio 0, s LED de 4 dígitos Rango de indicación del sensor 24 V DC, máx. 30 ma (sólo modelos -2 y -3) Rendimiento <6 VA Temperatura de funcionamiento C Tensión de alimentación V AC/DC (según modelo) V AC/DC Dim. instalación en panel 92 x 45 mm (según DIN) 96 x 48 x 64 mm 200 g Indicador de temperatura PCE-N20T, material de sujeción, junta, instrucciones de usonungsanleitung C-PCE-N20T-1 Indicador digital, V C-PCE-N20T-2 Indicador digital, V C-PCE-PD 14 Adaptador de programación de indicadores digitales mediante software para PC a través de conexión USB Indicador digital PCE-N24S, material de sujeción, junta, instrucciones de uso C-PCE-N24S-1 Indicador digital, V C-PCE-N24S-2 Indicador digital, V, del sensor 24 V C-PCE-N24S-3 Indicador digital, V, del sensor 24 V C-PCE-PD 14 Adaptador de programación de indicadores digitales mediante software para PC a través de conexión USB Indicador digital PCE-N25S, material de sujeción, junta, instrucciones de uso C-PCE-N25S-1 Indicador digita, V C-PCE-N25S-2 Indicador digita, V, del sensor 24 V C-PCE-N25S-3 Indicador digital, V, del sensor 24 V C-PCE-PD 14 Adaptador de programación de indicadores digitales mediante software para PC a través de conexión USB II./3
3 Indicadores digitales PCE-N30U Serie PCE-NA5 & PCE-NA6 digital para la indicación señales de entrada normalizadas, de temperatura y con salidas de relé Indicador de barra digital de 1 y 2 canales con 4 relés de alarma, con salida analógica opcional e interfaz RS-485 La pantalla digital es un medidor para indicar las magnitudes de procesos, y está disponible en cuatro diferentes versiones. Además de tener la pantalla digital entradas para las señales normalizadas 0/4-20 ma y 0-10 V, también puede conectarle sensores de temperatura de resistencia y termoelementos. Gracias a su pantalla digital de tres colores y los LEDs, que se iluminan cuando se superan los valores límite, el usuario puede valorar en la pantalla digital de forma rápida los valores de medición actuales del indicador digital. Además, en su pantalla digital puede seleccionar 56 diferentes unidades. Esta pantalla digital posee una escala digital de más de 21 puntos que le permite una copia precisa de curvas específicas. Escala de 21 puntos IP 65 en la parte frontal de la pantalla digital 56 diferentes unidades Dos salidas de alarma del sensor de 24 V Interfaz RS-485 opcional para la pantalla digital Los indicadores de barra digital PCE-NA 5/ PCE-NA6 disponen de un indicador de barra de 55 posiciones que se puede programar libremente. Adicionalmente al indicador de barra, estos equipos disponen de un visualizador digital que indica el valor en números. Estos indicadores de barra digital pueden procesar diferentes señales de entrada. Además de la entrada de señales normalizadas, también tienen la posibilidad de conectar Pt100, Pt500, Pt1000, termoelementos (J, K, T, etc.), tensiones hasta 600 V, corriente hasta 5 A y resistencias hasta 10 kω. Modelos disponibles con 1 o 2 canales. Indicador de barra de 55 posiciones Indicador de 4 dígitos y 7 segmentos 4 salidas de alarma del sensor de 24 V Disponibles modelos con interfaz RS-485 y salida analógica PCE-NA5 PCE-NA6 Entrada 2, 3 hilos Pt100, Pt500, Pt1000 termoelementos tipo J, K, N, E, R, S resistencia / 4010 tensión mv, V corriente ma 1 / segundo 16 Bit Cuota de medición Resolución de la pantalla digital 0,1 % Impedancia interna medición de tensión: 1 MΩ medición de corriente: 12 Ω Escala 21 puntos LED de 5 dígitos de 7 segmentos, en tres colores Rango de indicación Unidades selección entre 56 unidades disponibles del sensor 24 V DC, max. 30 ma 2 relés de alarma, alimentación del sensor, salida analógica (0/ ma o V) interfaz RS-485, colector abierto NPN (se activa al sobrepasar el rango de medición) Temperatura de funcionamiento C Tensión de alimentación V AC ( Hz) o DC V AC ( Hz) o DC para instalación en panel 92 x 45 mm (según Din) 96 x 48 x 93 mm 200 g digital PCE-N30U (una de los 4 modelos), material de sujeción, instrucciones de uso Modelo PCE-NA5 PCE-NA6 Canales 1 2 Entrada corriente: ±40 ma ±5 A tensión: ±300 mv, 600 V resistencia: 10 kω Pt100, Pt1000: C tipo K: C separación galvánica (seún modelo) 0/ ma V Salida relés máx. 250 AC V / 150 DC V (4 piezas) máx. 5 A (250 AC V / 30 DC V) máx VA / 150 W Salida digital RS-485 (según modelo) del sensor 24 V DC, máx. 30 ma LED de 4 dígitos Rango de indicación Unidades selección entre 56 unidades disponibles Indicador de barra digital 55 segmentos Resolución del indicador de barra digital programable Condiciones ambientales de funcionamiento C / <95 % H.r. Tensión de alimentación V AC/DC V AC/DC Tensión de alimentación V AC/DC para instalación en panel 44 x 137 mm 400 g Indicador de barra digital PCE-NA 6, material de sujeción e instrucciones de uso C-PCE-N30U-1 digital, V, 2 relés de alarma C-PCE-N30U-2 digital, V, 2 relés de alarma C-PCE-N30U-3 digital, V, AC, 2 relés de alarma, Salida analógica, interfaz RS-485 Colector abierto NPN C-PCE-N30U-4 digital, V, 2 relés de alarma, Salida analógica, interfaz RS-485, Colector abierto NPN Por favor, indique en el pedido el modelo que desea. C-PCE NA5-1 Indicador de barra digital, V AC/DC C-PCE NA5-2 Indicador de barra digital, V AC/DC, con salida analógica e interfaz RS-485 C-PCE NA5-3 Indicador de barra digital, V AC/DC C-PCE NA5-4 Indicador de barra digital, V AC/DC, con salida analógica e interfaz RS-485 C-PCE NA6-1 Indicador de barra digital, V AC/DC C-PCE NA6-2 Indicador de barra digital, V AC/DC, con salida analógica e interfaz RS-485 C-PCE NA6-3 Indicador de barra digital, V AC/DC C-PCE NA6-4 Indicador de barra digital, V AC/DC, con salida analógica e interfaz RS-485 II./4 Fax de pedidos: (+34)
4 Indicadores digitales PAX-P Serie PAX-T Serie Indicador digital de procesos inteligentes con tarjetas opcionales que permiten una ampliación de interfaces Indicador inteligente digital de temperatura para termoelementos y sensores Pt100 con la opción de tarjetas ampliables El indicador digital PAX-P es un aparato muy flexible para medir y visualizar señales de procesos. La pantalla regulable con dígitos LED de 14 mm de altura garantiza una lectura segura de los valores de medición, incluso en condiciones luminosas adversas.mediante las 5 teclas en la parte frontal puede ajustar de forma rápida en el indicador digital la tarea de medición. Hay disponibles diferentes tarjetas opcionales que permite una ampliación de las interfaces analógicas y digitales (p.e ma, RS- 232, Profibus). Escalable digitalmente Lectura de la pantalla con luz solar Alto tipo de protección IP 65 Contador totalizador Unidad iluminada del sensor Tarjetas opcionales (RS-485, Profibus, etc.) El indicador digital es un aparato muy flexible para medir y visualizar temperatura. Se puede conectar al indicador digital diferentes termoelementos y también sensores de resistencia Pt100. Mediante las 5 teclas en la parte frontal puede ajustar de forma rápida en el indicador digital la tarea de medición. La pantalla regulable con dígitos LED de 14 mm de altura garantiza una lectura segura de los valores de medición, incluso en condiciones luminosas adversas. También forma parte del equipamiento un sensor en caso de rotura de cable. Para conexión con sensor Pt100 o termoelementos de 2 o 3 hilos Escalable digitalmente Lectura de la pantalla también con luz solar Alto tipo de protección IP 65 Contador totalizador Contador totalizador Tarjetas opcionales (RS-485, Profibus, etc.) Entrada 0/ ma o V Cuota de medición 20 / segundos Resolución Corriente: 1 µa Tensión: 1 mv : 0,03 % del valor de medición +2 dígitos Impedancia interna alimentación de corriente: 20 Ω medición de tensión: 500 kω Escala linealización de 16 pasos, offset, ajuste libre de los decimales LED de 5 dígitos Rango de indicación Indicadores valores valores mín.- / máx.-, totalizador, contactos límites Entradas para funciones 3 entradas programables Totalizador contador totalizador de 9 dígitos con indicación alterna del sensor 24 V DC, máx. 50 ma según uso de tarjetas ampliables Temperatura ambiental C V AC V DC o 24 V AC para instalación en panel 92 x 45 mm (según DIN) Diemensiones 97 x 50 x 104 mm 300 g Entradas tipo S, T, J, N, K, E, R, B, N, C Sensores especificos Pt100, NI120, CU10 Resistencia mv, Ω, Ω Cuota de medición 20 mediciones / segundo Resolución 0,1 C Escala linealización de 16 pasos, offset, ajuste libre de los decimales LED de 5 dígitos de 7 segmentos Rango de indicación Indicadores valores min.- / máx, totalizador, contactos límites Entradas para funciones 3 entradas programables Totalizador contador totalizador de 9 dígitos con indicación alterna del sensor 100 Ω: 165 µa 10 Ω: 2,6 ma según uso de tarjetas ampliables Temperatura de funciónamiento C V AC V DC o 24 V AC para instalación en panel 92 x 45 mm (según DIN) 97 x 50 x 104 mm 300 g Indicador digital PAX-P (0000 o 0010), material de sujeción, junta, instrucciones de uso Indicador digital PAX-T (0000 o 0010), material de sujeción, junta, instrucciones de uso C-PAX-P 0000 Indicador digital, V AC C-PAX-P 0010 Indicador digital, V DC C-PAX-PSOFT Software de programación, incluido cable de conexión C-PAX-PRS-232 Tarjeta de ampliación interfaz RS-232 C-PAX-PRS-485 Tarjeta de ampliación interfaz RS-485 C-PAX-PAK-2 Tarjeta con salida relé (2x contacto inversor) C-PAX-PAK-4 Tarjeta con salida relé (4x contacto de cierre) C-PAX-PTAK-NPN Tarjeta con salida para transistor (4x NPN) C-PAX-PTAK-PNP Tarjeta con salida para transistor (4x PNP) C-PAX-PANALOG Tarjeta con salida analógica (10 V, ma) C-PAX-PROFIBUS Interfaz Profibus-DP C-PAX-DEVICENET Interfaz DeviceNett C-PAX-T 0000 Indicador digital, V AC C-PAX-T 0010 Indicador digital, V DC C-PAX-PSOFT Software de programación, incluido cable de conexión C-PAX-PRS-232 Tarjeta de ampliación interfaz RS-232 C-PAX-PRS-485 Tarjeta de ampliación interfaz C-PAX-PAK-2 Tarjeta con salida relé (2x contacto libre de potencial) C-PAX-PAK-4 Tarjeta con salida relé (4x contacto 250VAC o 30 VDC) C-PAX-PTAK-NPN Tarjeta con salida para transistor (4x NPN) C-PAX-PTAK-PNP Tarjeta con salida para transistor (4x PNP) C-PAX-PANALOG Tarjeta con salida analógica ( V, ma) C-PAX-PROFIBUS Interfaz Profibus-DP C-PAX-DEVICENET Interfaz DeviceNett II./5
5 Módulos lógicos PCE-SR12-MTDC PCE-SR12-MRDC Módulo lógico con 8 entradas, 4 salidas de transistor, valores de procesamiento analógicos con reloj interno de tiempo real Mini controlador con valoración analógica, 4 salidas relé con reloj interno de tiempo real y memoria interna de 65 k El módulo lógico PCE-SR12-MTDC es un controlador de fácil programación. En la memoria interna de 64 k puede almacenar el esquema eléctrico programado. Además de las funciones lógicas, también le ofrece contadores y hasta 128 acontecimientos controlados en el tiempo. El programa puede estar compuesto por un máximo de 128 bloques. En las ocho entradas puede consultar señales binarias como barreras de luz, palpadores, contactos de puertas o un contacto de final de carrera. Seis entradas pueden ser usadas como entradas analógicas, lo que permite la consulta de los sensores. Las cuatro salidas disponibles son de tipo transistores NPN y pueden conmutar hasta 2 A de carga. También puede consultar la fecha y hora actual, ya que dispone de un reloj interno en tiempo real que tiene almacenado más de 80 horas (3 días). 4 salidas de transistor Memoria de programas de 64 k Hasta 128 bloques de función Reloj en tiempo real LCD opcional (incluido en el kit) 6 entradas analógicas El mini controlador SR12-MRDC es un controlador universal con muchas funciones. Además de las funciones lógicas, también le ofrece contadores y hasta 128 acontecimientos controlados en el tiempo. En la memoria interna de 64 k puede almacenar el esquema eléctrico programado. El programa puede tener un máximo de 128 bloques. En las ocho entradas puede consultar señales binarias como barreras de luz, palpadores, contactos de puertas o un contacto de final de carrera. Seis entradas pueden ser usadas como entradas analógicas, lo que permite la consulta de los sensores. Esto le permite realizar con este mini controlador por ejemplo regulaciones de temperatura. Las cuatro salidas relé pueden conmutar cargas hasta 10 A (no inductivo). 4 salidas relé Memoria de programa de 64 k Hasta 128 bloque de función Reloj en tiempo real LCD opcional (En el kit incluido) El mini controlador con conexión USB Entradas 8 Entradas (A0 - A5, B4 - B5) Tensión de entrada máx 24 V DC Señal Low <5 V Señal High >10 V 4 salidas transistores NPN Tensión máx. 24 V DC Corriente máx. 2 A Reloj interno almacenamiento interior para reloj hasta 80 horas Tipo de protección IP 20 Memoria de programa 64 k Cantidad máx. funciones de bloque 128 Temperatura ambiental C V DC Entradas 8 entradas (A0 - A5, B4 - B5) Tensión de entrada máx. 24 V DC Señal Low <5 V Señal High >10 V 4 salidas relé Tensión máx. 24 V DC, 240 V AC Corriente máx. 2 A (inductivo), 10 A (no inductivo) Reloj interno en tiempo real almacenamiento para reloj 80 horas Tipo de protección IP 20 Memoria de programa 64 k Cantidad máx. funciones de bloque 128 Temperatura de almacenado C V DC Módulo lógico SR12-MTDC, software SuperCAD, instrucciones de uso Kit: Con pantalla SR-HMI, cable de conexión USB SR-DUSB Mini controlador SR12-MRDC, software SuperCAD e instrucciones de uso. Kit: SR-HMI y un cable de conexión USB C-PCE-SR12-MTDC Módulo lógico SR12-MTDC sin pantalla C-PCE-SR12-MTDC-Kit Kit de iniciación, Módulo lógico SR12-MTDC con pantalla y cable de conexión USB C-PCE-SR-HMI LCD-Módulo C-PCE-SR-DUSB Cable de conexión USB C-PCE-SR-24AL Fuente de alimentación C-PCE-20ETD Modulo de ampliación (12 Entradas, 8 ) C-PCE-SR12-MRDC Mini controlador SR12-MRDC sin pantalla C-PCE-SR12-MRDC-Kit Kit de iniciación, mini controlador SR12-MRDC con pantalla LCD y cable de conexión USB C-PCE-SR-HMI LCD SR-HMI C-PCE-SR-DUSB Cable de conexión USB SR-DUSB C-PCE-SR-24AL Componente de red SP-24AL C-PCE-20ETD Módulo de ampliación SR-20ETD I/O (12 entradas, 8 salidas) II./6 Línea de pedidos: (+34)
6 Reguladores / Dispositivos de control PCE-RE22 PCE-RE23 Regulador de 2 puntos temperatura o señales de procesos con salida relé conmutador Regulador PID universal de 2 puntos para señales de procesos y temperatura con tiempo de mantenimiento programable El regulador de temperatura de 2 puntos PCE-RE22 es un regulador PID compacto para el uso en muchas aplicaciones. La señal de entrada que procesa son, según el modelo, sensores de resistencia y termoelementos o las señales de procesos 0/4-20 ma y 0-5/10 V. Para optimizar la regulación puede seleccionar diferentes modos de operación. Puede seleccionar desde una regulación sencilla de "Encendido/apagado" con ajuste de la histéresis hasta una regulación PID; el regulador de temperatura de 2 puntos le ofrece muchas posibilidades. Además puede activar la función de encendido suave, que facilita la subida lenta de la potencia, mientras que el funcionamiento manual le permite regular manualmente el proceso. La pantalla le muestra el valor de medición a través de una pantalla LED de 4 dígitos. Diferentes modos de control: P, PD, PI, PID, regulación "Encendido / apagado" Protección parte frontal IP 65 Indicación del estado a través de 4 LEDs Entrada: señales de temperatura o de procesos LED de 4 dígitos Función encendido suave Una particularidad de este regulador de procesos PCE-RE23 es que puede programar el desarrollo del proceso con 9 valores con el tiempo de mantenimiento de los parámetros correspondientes, para que el regulador realice esta tarea de forma automática. La señal de entrada que procesa es, según el modelo, una señal normalizada de 0/4-20 ma y 0-5/10 V o sensores de resistencia y termoelementos. El regulador de procesos se ajusta a través de las tres teclas en la parte frontal. Puede seleccionar desde una regulación sencilla de "Encendido/apagado" con ajuste de la histéresis hasta una regulación PID; el regulador de procesos le ofrece muchas posibilidades. Además puede activar la función de encendido suave, que facilita la subida lenta de la potencia, mientras que el funcionamiento manual le permite regular manualmente el proceso. Programación del desarrollo del proceso con 9 valores Diferentes modos de control: P, PD, PI, PID, regulación "Encendido / apagado" Parte frontal protección IP 65 Dos LED de 4 dígitos Señal de entrada de temperatura o de procesos de dos LED de 4 dígitos Función encendido suave Modelo PCE-RE22T PCE-RE22P Entradas Pt100, Pt1000 o 0/ ma termoelementos tipo o J, T, K, S, R, B, E, N, L /10 V Tiempo de medición 0,33 s 0,16 s Pt100/1000: ±0,2 % ±0,2 % + 1 dígito termoelementos: ±0,3 % (0,5 % B, R, S) Impedancia interna tensión 150 kω corriente: 4 Ω Modos de control P, PD, PI, PID, regulación ON/OFF con histéresis relés, contacto de conmutación: tensión: 250 V AC, 150 V DC corriente: 5 A, 250 V AC; 5 A, 30 V DC carga máxima: 1250 VA, 150 W LED de 4 dígitos Temperatura funcionamiento C / <85 % H.r. (sin condensación) 48 x 48 x 93 mm para instalación en panel 45 x 45 mm Tensión de alimentación PCE-RE22-T/P-1: 230 V AC PCE-RE22-T/P-2: 24 V DC 250 g Modelo PCE-RE23T PCE-RE23P Entradas Pt100, Pt1000 o 0/ ma termoelementos tipo o J, T, K, S, R, B, E, N, L /10 V Tiempo de medición 0,33 s 0,16 s Pt100/1000: ±0,2 % ±0,2 % + 1 dígito termoelementos: ±0,3 % (0,5 % B, R, S) Impedancia interna tensión 150 kω corriente: 4 Ω Modos de control P, PD, PI, PID, regulación ON/OFF con histéresis relé, Contacto de conmutación: tensión: 250 V AC, 150 V DC corriente: 5 A, 250 V AC; 5 A, 30 V DC carga máxima: 1250 VA, 150 W LED de 4 dígitos Temperatura de funcionamiento C / <85 % H.r. (sin condensación) 48 x 48 x 93 mm para instalación en panel 45 x 45 mm Tensión de alimentación PCE-RE23-T/P-1: 230 V AC PCE-RE23-T/P-2: 24 V DC 250 g El regulador de temperatura PCE-RE22 (según el modelo), material de sujeción, instrucciones de uso C-PCE-RE22T-1 Regulador de temperatura PCE-RE22 para Pt100, Pt1000 y termoelementos : 230 V AC C-PCE-RE22T-2 Regulador de temperatura PCE-RE22 para Pt100, Pt1000 y termoelementos : 24 V DC C-PCE-RE22P-1 Regulador de temperatura PCE-RE22 para señales de procesos : 230 V AC C-PCE-RE22P-2 Regulador de temperatura PCE-RE22 para señales de procesos : 24 V DC Regulador de procesos PCE-RE23 (según modelo), material de sujeción, instrucciones de uso C-PCE-RE23T-1 Regulador de procesos PCE-RE23T para Pt100, Pt1000 y termoelementos : 230 V AC C-PCE-RE23T-2 Regulador de temperatura PCE-RE23T para Pt100, Pt1000 y termoelementos : 24 V DC C-PCE-RE23P-1 Regulador PCE-RE23P para señales de procesos analógicas : 230 V AC C-PCE-RE23P-2 Regulador PCE-RE23P para señales de procesos analógicas : 24 V DC II./7
7 Reguladores / Dispositivos de control PCE-RE26 PCE-RE60 Regulador digital universal PID para señales de temperatura o procesos con dos salidas y con autooptimización Regulador de temperatura PID para Pt 100, para instalación sobre regleta de montaje y con salida de alarma El regulador digital PCE-RE26 es un regulador PID compacto que tiene un amplio ámbito de uso. En la entrada, el regulador digital procesa según el modelo las señales de proceso 0/4-20 ma y 0-5/10 V o sensores de resistencia y termoelementos. Para igualar la magnitud de regulación a la magnitud de medición puede seleccionar diferentes modos de operación. Además de la regulación sencilla "On/Off" con ajuste de la histéresis, el regulador le ofrece diferentes combinaciones de la regulación PID. La regulación se puede optimizar de forma automática mediante la conexión adicional de la lógica Fuzzy. También puede evitar un cambio en el regulador digital de la magnitud de ajuste con la función encendido suave que evita un cambio brusco, mientras que en el modo manual es posible controlar de forma manual la regulación del proceso. Dos LED de 4 dígitos Dos salidas relés Protección parte frontal IP 65 Integra autooptimización por lógica Fuzzy Función encendido suave y modo manual Conexiones sobre terminal de tornillo El regulador de temperatura Pt100 se usa donde no sea posible instalar un regulador de temperatura en un panel. El regulador se monta en la regleta de montaje de 35 mm (medida estándar), y por tanto puede ser instalado en cualquier armario eléctrico. El rango de medición depende del sensor y se puede ajustar a través de las teclas en el regulador de temperatura. Se regula mediante "Encendido/Apagado", regulación P, PD o PID. Los ajustes de esta regulación se realizan en el propio regulador de temperatura. Todos los parámetros importantes se muestran en la pantalla LCD. Regulación PID o "Encendido / apagado" Regleta de montaje Conexión directa de sensores Pt100 al regulador de temperatura 1 relé de alarma 1 relé de regulación LCD (matriz de puntos) Modelo PCE-RE26T PCE-RE26P Entradas Pt100, Pt1000 o 0/ ma termoelementos tipo o J, T, K, S, R, B, E, N, L /10 V Tiempo de medición 0,33 s 0,16 s Pt100/1000: ±0,2 % ±0,2 % +1 dígito termoelementos: ±0,3 % (0,5 % B, R, S) Impedancia interna tensión 150 kω corriente: 4 Ω Modos de control P, PD, PI, PID,regulación ON/OFF con histéresis 2 x relés, contacto cerrado: máx. 230 V / 2 A pantalla LED de 4 dígitos Condiciones ambientales C / <85 % H.r. (sin condensación) 48 x 48 x 93 mm para instalación en panel 45 x 45 mm Tensión de alimentación Regulador digital PCE-RE26-T/P-1: V AC/DC PCE-RE26-T/P-2: V AC/DC 250 g Regulador digital PCE-RE26 (según el modelo), material de sujeción, instrucciones de uso Nº Art. Artikel C-K-PCE-RE26T-1 Regulador para señales de temperatura PCE-RE26 para Pt100, Pt1000 y termoelementos : V AC/DC C-K-PCE-RE26T-2 Regulador para señales de temperatura PCE-RE26 para Pt100, Pt1000 y termoelementos : V AC/DC C-K-PCE-RE26P-1 Regulador PCE-RE26 para señales de procesos analógicas : V AC/DC C-K-PCE-RE26P-2 Regulador PCE-RE26 para señales de procesos analógicas : V AC/DC Modelo PCE-RE60 Entrada Pt100 Tiempo de medición 0,5 s Pt100: ±0,2 % Modos de control P, PD, PI, PID, regulación "Encendido/apagado Relé: tensión: 250 V AC, 150 V DC corriente: 5 A, 250 V AC; 5 A, 30 V DC carga máxima: 1250 VA, 150 W LCD (matriz de puntos) Temperatura ambiental ºC/ <85 % H.r. (sin condensación) 45 x 100 x 120 mm Montaje sobre regleta de montaje de 35 mm Tensión de alimentación PCE-RE60-PT-1/-3: 230 V AC PCE-RE60-PT-2/-4: V DC 300 g Regulador de temperatura PCE-RE60 (dependiendo de la versión), material de conexión, instrucciones de uso Nº Art. Artikel C-K-PCE-RE-PT-1 Regulador de temperatura PCE-RE60 para PT100 ( C) 1 x Relé de regulación, 1 x Relé de alarma, : 230 V AC C-K-PCE-RE-PT-2 Regulador de temperatura PCE-RE60 para PT100 ( C) 1 x Relé de regulación, 1 x Relé de alarma, : V DC C-K-PCE-RE-PT-3 Regulador de temperatura PCE-RE60 para PT100 ( C) 1 x Relé de regulación, 1 x Relé de alarma, : 230 V AC C-K-PCE-RE-PT-4 Regulador de temperatura PCE-RE60 para PT100 ( C) 1 x Relé de regulación, 1 x Relé de alarma, : V DC II./8 Fax de pedidos: (+34)
8 Reguladores / Dispositivos de control PCE-RE15 PCE-RE19 Regulador universal con entrada analógica universal con dos indicadores de barra y proceso programable Regulador PID para señales de proceso analógicas y regulación de dos campos El regulador universal PCE-RE15 se usa para regular la temperatura u otras magnitudes físicas como presión, humedad o indicador de nivel. La entrada analógica de este regulador universal puede procesar diferentes señales y se puede escalar libremente. A través de la entrada digital puede conectar por ejemplo un PLC que influirá en el regulador universal. El regulador universal le ofrece cuatro salidas que, según la aplicación, puede realizar diferentes tareas. Además de la función de regulación también puede usarlo como salida de señal o salida de alarma. Gracias a dos bucles de control internos con parámetros de regulación propios, también es posible realizar una regulación de tres puntos. La función del regulador universal se puede controlar en tres modos. Además de controlar el regulador mediante un valor de referencia fijado por el usuario, también puede controlarlo a través de la entrada analógica opcional. Como tercera posibilidad puede depositar en la memoria interna del regulador universal 15 programas con 15 segmentos cada uno, que controlan el valor de referencia. Dos indicadores de 7 segmentos y gráficos de barras Búsqueda automática de los parámetros óptimos de regulación Posibilidad de regulación de 3 puntos Entrada analógica universal Memoria para 15 programas Opción disponible de segunda entrada analógica Interfaz RS-485 opcional con salida de regulación continúa El regulador PCE-RE19 es un regulador concebido para realizar tareas complejas de regulación. Las dos entradas analógicas universales procesan las señales más comunes y permite escalarlas libremente. Además el regulador PID, puede enlazarlas de forma matemática y se pueden proveer con un filtro digital. A esto se le debe añadir dos entradas digitales, a través de las cuales pueden influir los controladores PLC. Las cuatro salidas disponibles del regulador PID se pueden usar para asignar diferentes tareas. Además de las funciones de regulación puede ejecutar funciones de alarma. En la memoria interna del regulador puede almacenar 15 programas con 15 segmentos cada uno. Adicionalmente el regulador puede memorizar varios parámetros y valores consigna. La indicación de los valores consigna y reales se visualizan en el regulador PID en la pantalla de 5 dígitos. El regulador dispone además una pantalla LCD alfanumérica de dos dígitos, a través de la cual puede visualizar otros parámetros del proceso de regulación, mientras que el usuario puede valorar de forma rápida la situación gracias a 4 LEDs y 6 iconos iluminados. Dos entradas analógicas universales Dos indicadores de 7 segmentos y pantalla LCD Memoria para 15 programas Búsqueda automática de los parámetros óptimos en el regulador PID Memoria para varios parámetros PID Interfaz RS-485 opcional con salida de regulación continúa Entradas analógicas Entrada analógica opcional Entrada digital Modos de control Temperatura de funcionamiento para instalación en panel sensores de resistencia: 2 o 3 hilos Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu100 termoelementos tipo: J, T, K, S, R, B, E, N resistencia: Ω tensión: V, V corriente: ma, ma corriente: 0/ ma contacto libre de potencia (abierto o cerrado) P, PD, PI, PID, regulación ON/OFF con histéresis 3/4 relés, contacto de conmutación: 250 V, 5 A opcional: salida de regulación continua: 0/ V, 0/ ma interfaz RS x pantallas LED de 4 dígitos 2 x gráficos de barras (21 segmentos) C / <85 % H.r. (sin condensación) 96 x 48 x 93 mm 92 x 45 mm PCE-RE15P-1/3/5/7: V AC/DC PCE-RE15P-2/4/6/8: V DC 300 g Regulador universal PCE-RE15 (según modelo), material de montaje e instrucciones de uso PCE-RE15P-5/6/7/8: software para la configuración del regulador a través de RS-485 C-PCE-RE15P-1 Regulador PCE-RE15, : V AC/DC, 4 relés C-PCE-RE15P-2 Regulador PCE-RE15, : V DC, 4 relés C-PCE-RE15P-3 Regulador PCE-RE15, : V AC/DC, 3 relés y salida de regulación continúa C-PCE-RE15P-4 Regulador PCE-RE15, : V DC, 3 relés y salida de regulación continúa C-PCE-RE15P-5 Regulador PCE-RE15, : V AC/DC, 4 relés, RS-485 y entrada analógica adicional C-PCE-RE15P-6 Regulador PCE-RE15, : V DC, 4 Relais, RS-485 y salida de regulación continúa C-PCE-RE15P-7 Regulador PCE-RE15, : V AC/DC, 3 relés y salida de regulación continúa, RS-485 y entrada analógica adicional C-PCE-RE15P-8 Regulador PCE-RE15, : V DC, 3 relés y una salida de regulación continua, RS-485 y entrada analógica adicional Entradas 2 entradas analógicas universales Sensores de resistencia: 2 o 3 hilos Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu100 termoelementos tipo J, T, K, S, R, B, E, N tensión: V, V, V corriente: ma, ma opcional: entrada analógica 0/ ma Modos de control P, PD, PI, PID, regulación ON/OFF con histéresis relé 3/4, contacto de conmutación: 250 V, 5 A opcional: salida de regulación continua: 0/ V, 0/ ma interfaz RS-485 LED de 5 dígitos y 2 x 16 caracteres LCD Potencia absorbida <9 VA Temperatura de funcionamiento C / <85 % H.r. (sin condensación) 96 x 96 x 81 mm para instalación en panel 92 x 92 mm PCE-RE19P-1/3/5/7: V AC PCE-RE19P-2/4/6/8: V DC 400 g Regulador de temperatura PCE-RE19 (según modelo), material de sujeción e instrucciones de uso Sólo en versión PCE-RE19P-5/6/7/8: software para la configuración del regulador a través de RS-485 C-PCE-RE19P-1 Regulador PCE-RE19, : V AC, 4 Relés C-PCE-RE19P-2 Regulador PCE-RE19, : V DC, 4 Relés C-PCE-RE19P-3 Regulador PCE-RE19, : V AC, 3 Relés y salida analógica C-PCE-RE19P-4 Regulador PCE-RE19, : V DC, 3 Relés y salida analógica C-PCE-RE19P-5 Regulador PCE-RE19, : V AC, 4 Relés, RS-485 y entrada analógica adicional C-PCE-RE19P-6 Regulador PCE-RE19, : V DC, 4 Relés, RS-485 y entrada analógica adicional C-PCE-RE19P-7 Regulador PCE-RE19, : V AC, 3 Relés y salida analógica, RS-485 y entrada analógica adicional C-PCE-RE19P-8 Regulador PCE-RE19, : V DC, 3 Relés y salida analógica, RS-485 y entrada analógica adicional II./9
9 Reguladores / Dispositivos de control PCE-PHC 1 Regulador de ph de 3 puntos con salida de ma para registrador El regulador de ph PCE-PHC 1 mide y regula el valor ph de diferentes elementos, y está preparado para influir en el valor ph. Se trata de un regulador de 3 puntos clásicos, lo que significa que el PCE-PHC 1 puede influir en el valor ph tanto en dirección ácida o alcalina. Gracias a los dos reguladores de relé puede realizar un uso ilimitado. Los valores límite para la regulación de 3 puntos se programan a través de las teclas en la parte frontal del regulador de ph. Todas las conexiones son atornillables, lo que permite conectar cualquier electrodo ph al regulador. También puede conectar a través de la conexión atornillable un sistema de visualización, ya que dispone de una salida de 4 20 ma. A través de esa salida se envían paralelamente a los valores de medición también señales normalizadas.. Mide y regula el valor ph Conexiones atornillables Salida para registrador de ma Calibración en dos puntos 2 relés de regulación De escasas dimensiones Gran pantalla retroiluminada Rango de medición ph -600 mv mv Resolución 0,01 ph 1 mv Salida para registrador ma; máx. 1kΩ Salida de regulación tensión máx. : 220 V AC corriente máx: 3 A potencia máx: 600 VA Calibración 2 puntos 2 x LCD de 4 dígitos con retroiluminación Condiciones ambientales C 96 x 96 x 110 mm para instalación en panel 92 x 92 mm 230 V AC (50 Hz) 110 V AC (60 Hz) 200 g Regulador de ph PCE-PHC 1, material de sujeción e instrucciones de uso C-PCE-PHC 1 Regulador de ph PCE-PHC 1 C-IE-PHC 1 Conexión de electrodo ph atornillable II./10 Línea de pedidos: (+34)
10 Reguladores / Dispositivos de control HI 8710 HI 8711 Regulador de ph de 2 puntos, conexión directa de electrodos de ph y salida analógica 4 20 ma con relé de alarma y de control Regulador de ph de 3 puntos con conexión directa de electrodos de ph y salida analógica 4-20 ma, con 2 relés de control y 1 relé de alarma El regulador de ph HI 8710 es un regulador de 2 puntos discontinuo, diseñado para la instalación en un armario de aparatos de mando.la regulación del valor ph se realiza a través de un relé de dosis, al que se le puede conectar una bomba dosificadora. La parte frontal del regulador tiene una cubierta de poliestireno (IP44), lo que lo convierte en un regulador apto para el uso industrial. El manejo se realiza a través de teclas protegidas por una fina tapa de plástico colocadas en la parte frontal, donde también está la pantalla LCD. Los LEDs en la parte frontal indican al usuario en qué modo se encuentra el regulador de ph. A través de un conmutador puede seleccionar tres modos: apagado, automático y encendido. El electrodo de ph se puede conectar directamente al regulador de ph. La longitud del cable es de máximo 10 m. En caso que el lugar de medición esté a más de 10 m, se puede usar una entrada analógica (4-20 ma). En ese caso es necesario montar un transductor en el lugar de medición, que convertirá el valor ph en una señal 4-20 ma.. Conexión directa de los electrodos de ph Un relé de alarma y un relé de control Regulación de 2 puntos Entrada 4-20 ma Resistencia de entrada: Ω Ajuste del tiempo máximo de dosificación Este regulador de 3 puntos se puede usar en muchos sectores de la industria y la investigación. La regulación del valor ph se efectúa a través de dos relés de dosificación, a los cuales están conectadas una bomba dosificadora o una válvula magnética para el ácido o la base. El electrodo de ph se conecta directamente al regulador de 3 puntos. La longitud máxima del cable es de 10 m. Para distancias superiores se puede usar la entrada analógica (4-20 ma). En ese caso es necesario montar un transductor en el lugar de medición, que convertirá el valor ph en una señal 4-20 ma. El regulador de 3 puntos HI 8711 se maneja a través de teclas en la parte frontal que están protegidas por una fina tapa de plástico. Los valores se muestran a través de una pantalla LCD, y a través de los LEDs en la parte frontal se muestra al usuario en qué modo se encuentra el regulador de 3 puntos. Algunas funciones de prueba adicionales permiten una comprobación rápida del sensor y la electrónica interna. Conexión directa de los electrodos de ph 2 relés de control y un relé de alarma Regulación de 3 puntos Entrada ma Resistencia de entrada: Ω Ajuste del tiempo máximo de dosificación Rango de medición -2, ,00 ph Resolución 0,01 ph ± 0,02 ph ( C) ± 0,05 ph ( C) entrada analógica: ± 0,5 % Resistencia Ω Entrada analógica ma para el electrodo amplificador ±5 V, 150 ma Calibración cero absoluto: ± ph 2 transconductancia: % Compensación automática fija o automática con sonda PT100 ( C) Modo de control regulación de 2 puntos LCD Salida analógica 0/ ma Relé de control 1 x 2 A, 240 V, libre de potencial Relé de alarma 1 x 2 A, 240 V,libre de potencial Modos de funcionamiento OFF, AUTO, ON Tiempo máximo de dosificación minutos Temperatura ambiental C / <95 % H.r. (sin condensación) 72 x 144 x 135 mm para instalación en panel 141 x 69 mm 230 V AC 1000 g Regulador de ph de dos puntos HI 8710 e instrucciones de uso Rango de medición -2, ,00 ph Resolución 0,01 ph ±0,02 ph ( C) ±0,05 ph ( C) entrada analógica: ± 0,5 % Resistencia Ω Entrada analógica ma para el electrodo amplificador ±5 V, 150 ma Calibración cero absoluto: ±2 ph transconductancia: % Compensación automática fija o automática con sonda PT100 ( C) Modo de control Regulación de 3 puntos LCD Salida analógica 0/ ma Relé de control 2 x 2 A, 240 V, libre de potencial Relé de alarma 1 x 2 A, 240 V, libre de potencial Modos de funcionamiento OFF, AUTO, ON Tiempo máximo de dosificación minutos Temperatura ambiental C / <95 % H.r. (sin condensación) 72 x 144 x 135 mm para instalación en panel 141 x 69 mm 230 V AC 1000 g Regulador de 3 puntos HI 8711 e instrucciones de uso C-HI 8710 Regulador de ph HI 8710 C-HI 8711 Regulador de ph HI 8711 Componentes Adicionales C-HI 1001 Electrodo de ph atornillable, ph, presión máx. 6 bar C-HI 1110T Electrodo de ph, ph aplicación en escaso grado de suciedad C-HI 1192T PH-Elektrode, ph aplicación en soluciones sucias C-CA 778/x Cable de electrodo para la conexión a los electrodos de ph HI 1110T y HI 1192T con cabezal de rosca S7. Cable disponible en varias longitudes: 1, 3, 5, 7, 10 m C-HI 6051 Soporte para electrodos de ph HI 1110T und HI 1192T, largo 1105 mm Componentes Adicionales C-HI 1001 Electrodo de ph atornillable, ph, presión máx. 6 bar C-HI 1110T Electrodo de ph, ph,aplicación en escaso grado de suciedad C-HI 1192T ph-elektrode, ph, aplicación en soluciones sucias C-CA 778/x Cable de electrodo para la conexión a los electrodos de ph 1110T y el HI 1192T con cabezal de rosca S7. Cable disponible en varias longitudes: 1, 3, 5, 7, 10 m C-HI 6051 Soporte para electrodos de ph HI 1110T und HI 1192T, largo 1105 mm II./11
11 Sistemas de visualización / Logger PAR 99X-MA Registrador analógico con hasta 8 entradas analógicas ( ma), con memoria interna, conexión para lápiz USB, interfaz RS-485 y con entradas digitales escalables El registrador analógico PAR 99X-MA es un medidor de múltiples usos en la industria y la investigación. Se puede conectar al registrador analógico diferentes sensores en las entradas 4-20 ma. Los canales pueden ser identificados individualmente con nombre y escalados digitalmente. Por tanto, es apto para el uso en pequeños y medianos sistemas de medición, y además le permite registrar simultáneamente hasta ocho señales de procesos. Los valores registrados se almacenan en la memoria interna y pueden ser leídos a través del puerto RS-485 en el PC, o puede traspasar los datos a un lápiz USB. Para configurar el registrador analógico tiene a disposición un software que le permite efectuar los ajustes necesarios a través del PC. Por supuesto, también puede efectuar los ajustes directamente en el registrador analógico. Las configuraciones realizadas las puede guardar como fichero, lo que le permite traspasarlos a otros aparatos, o volverlas a cargar en un momento posterior. En la pantalla gráfica puede controlar directamente el transcurso gráfico de los diferentes canales. - gráfica LCD de 128 x 64 píxeles con iluminación de fondo - Puerto USB para lápiz USB - Memoria interna 8 MB - Interfaz RS Entradas digitales escalables - del sensor - Configuración a través del PC o directamente en el registrador analógico - Versión de 4 y 8 entradas analógicas - Diferentes modos de indicación - Cumple con EN CAT II Modelo PAR-99X-MA4 PAR-99X-MA8 Entradas analógicas 4 x 0/ MA 8 x 0/ ma Entrada digital 24 V DC Auflösung 12 Bit ±0,25% +1 dígito Resistencia de entrada 100 Ω pantalla gráfica con iluminación de fondo resolución: 128 x 64 píxeles Rango de indicación ±9.999 Modos de indicación valor actual de un canal lista de los últimos valores de un canal gráfico de un canal valores actuales de todos los canales del sensor 24 V DC, ±5 %, máx. 200 ma Temperatura y humedad ambiental C / <90 % no condensado Diemensiones 96 x 96 x 100 mm para instalación en panel 90,5 x 90,5 mm V AC, 50/60 Hz, 12 VA 300 g Registrador analógico PAR 99X-MA4 o PAR 99X-MA8, material de montaje, instrucciones de uso C-PAR-99X-MA4 Registrador analógico de 4 entradas C-PAR-99X-MA8 Registrador analógico de 8 entradas II./12 Fax de pedidos: (+34)
12 Sistemas de visualización / Logger PCE-KD7 Registrador digital (hasta 12 canales) procesa tensión, corriente, termoelementos y resistencias con función de alarma, con pantalla táctil, con registro en tarjeta CF y diversas interfaces digitales El registrador digital se puede usar como registrador de datos en los sistemas de regulación, control y medición. Los campos de aplicación abarcan la medición, la visualización, el control y registro de magnitudes de proceso en diferentes sectores de la industria, como por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria química o la industria alimentaria. Además de las señales normalizadas como corriente o tensión, puede procesar diferentes termoelementos y sensores de resistencia (hasta 12 canales). Este registrador digital recupera y registra hasta 16 valores de medición a través de la interfaz digital Ethernet o RS-485. El medio de almacenaje es una tarjeta CF. Una memoria intermedia interna permite al registrador digital cambiar la tarjeta sin perder ningún dato. La indicación de datos y el manejo se realizan a través de la pantalla táctil de 5,7", con una resolución de 320 x 240 píxeles. Las señales de entrada pueden ser compensadas con funciones matemáticas, lo que amplía el campo de aplicación. Como la parte frontal cuenta con un tipo de protección IP 65, este registrador digital lo puede instalar también en ambientes adversos. Mediante los módulos software que se incluyen en el envío puede leer y comprobar los datos registrados. Además, puede elaborar datos de configuración y transferirlos posteriormente al registrador digital. táctil de 320 x 240 píxeles Memoria interna: 6 MB Ranura para tarjeta CF hasta 4GB Conexión directa de sensores de temperatura Opción de diferentes configuraciones a través del software Obción de funciones matemáticas Entradas analógicas 3, 6 o 12 Entradas digitales 8 o 16 entradas con masa en común Posibles señales de entrada tensión: ±10 V corriente: ±20 ma termoelementos tipo J, K, N, E, R, S, T, B sensores de resistencia: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni 100, CU100 resistencia: 2000 Ω digital: 0/ V DC (mac. 50 Hz) analógicas 4 o 8 digitales 6 o 16 Señal de salida analógica corriente: ma oder 0/ ma, <500 Ω tensión: 0/ V, <250 Ω oder V, <500 Ω Relé de alarma relé electromagnetico: 250 V AC, 1A y 30 V DC, 1A relé OptoMOS: 85 V DC, 100 ma und 60 V AC, 70 ma del sensor 2 x 24 V DC, 30 ma Interfaz digital USB 1.1 / Ethernet 10 Base-T (Según la opción) RS-232, MODBUS Slave, 0, kbit/s / 2 x RS-485, MODBUS Slave, 0, kbit/s Temperatura de funcionamiento C / <70 % no condensado pantalla táctil LCD de 5,7, 320 x 240 píxeles 144 x 144 x 155 mm para instalación en panel 137 x 137 mm V o V DC 2000 g Registrador digital PCE-KD7, software(kd Connect y KD-Check), cable de datos USB, material de montaje y conexión, tarjeta CF e instrucciones de uso Por favor, incluir opciones en el pedido (la selección de corriente de alimentación debe ser indicada obligatoriamente) C-PCE-KD7 Registrador digital PCE-KD7 Corriente de alimentación y otros Interfaces de datos y software C-KD-30V Tensión de alimentación V DC C-KD-EN-485 USB, Ethernet y 2 x RS-485 Interfaces C-KD-253V de tensión V AC C-KD-EN-232 USB, Ethernet y RS-232 Interfaces C-KD-MATH Funciones matemáticas C-KD-SOFT KD7-Setup- y Archivo de software C-KD-CF 4 GB CF-Tarjeta de memoria (adicional) Slot 1 Slot 2 C-KD1-UAI3 3 Entradas analógicas universal C-KD2-UAI3 3 Entradas analógicas universal C-KD1-UAI6 6 Entradas analógicas universal C-KD2-UAI6 6 Entradas analógicas universal C-KD1-SAI6-U 6 Entradas analógicas estándar V C-KD2-SAI6-U 6 Entradas analógicas estándar V C-KD1-SAI6-I1 6 Entradas analógicas estándar ma C-KD2-SAI6-I1 6 Entradas analógicas estándar ma C-KD1-SAI6-I2 6 Entradas analógicas estándar ma C-KD2-SAI6-I2 6 Entradas analógicas estándar ma C-KD1-SAI6-UI1 6 Entradas analógicas estándar 3 x V+3 x ma C-KD2-SAI6-UI1 6 Entradas analógicas estándar3 x V+3 x ma C-KD1-SAI6-UI2 6 Entradas analógicas estándar 3 x V+3 x ma C-KD2-SAI6-UI2 6 Entradas analógicas estándar 3 x V+3 x ma Slot 3 Slot 4 C-KD3-DO Relés (cerrado) + 8 Relés OptoMOS C-KD4-DO Relés (cerrado) + 8 Relés OptoMOS C-KD3-DO Relés (abierto) + 8 Relés OptoMOS C-KD4-DO Relés (abierto) + 8 Relés OptoMOS C-KD3-DI8-AO4-I0 8 Entradas digitales+4 analógicas ma C-KD4-DI8-AO4-I0 8 Entradas digitales+4 analógicas ma C-KD3-DI8-AO4-I1 8 Entradas digitales+4 analógicas ma C-KD4-DI8-AO4-I1 8 Entradas digitales+4 analógicas ma C-KD3-DI8-AO4-I2 8 Entradas digitales+4 analógicas ma C-KD4-DI8-AO4-I2 8 Entradas digitales+4 analógicas ma C-KD3-DI8-AO4-U1 8 Entradas digitales+4 analógicas V C-KD4-DI8-AO4-U1 8 Entradas digitales+4 analógicas V C-KD3-DI8-AO4-U2 8 8 Entradas digitales+4 analógicas V C-KD4-DI8-AO4-U2 8 Entradas digitales+4 analógicas V II./13
13 Transformadores de medida IFMA IAMA ICM5 Convertidor de señal de frecuencia a señal analógica Convertidor de señal con 110 combinaciones a seleccionar Convertidor de señal de protocolos RS-232 a RS-485 o RS-422 El convertidor de señal para frecuencia / señal analógica IFMA procesa una frecuencia de entrada de Hz a khz y la transforma en una señal analógica. El convertidor de señal se puede programar y controlar con facilidad por medio de un interruptor DIP de 7 polos, un interruptor redondo BCD, un palpador y dos LED's. Se desliza simplemente por un carril en C o de sombrerete. Transforma un rango de frecuencia de entrada en una señal analógica Rango de frecuencia ajustable de Hz a khz LED de entrada y salida, INFO Cuatro rangos de salida: V, V, ma, ma Todos los sensores se adaptan con el interruptor DIP AC o DC / entrada / salida con triple separación galvánica Montaje sobre carril en C o de sombrerete El convertidor de señal universal IAMA transforma una señal de entrada analógica en una señal de salida analógica correspondiente. Las señales de entrada y salida están completamente separadas por tratamiento galvánico. El ajuste de los rangos de entrada y salida se realiza por medio de un interruptor DIP. Las 100 diferentes combinaciones de entrada y salida y la graduación libre dentro de los rangos ajustados hacen del IAMA un aparato de uso universal y le ahorra un costoso almacenamiento. Ya que el rango de entrada y salida se pueden ajustar de manera idéntica, el IAMA se puede emplear para realizar un desacoplamiento galvánico. 110 combinaciones por medio de interruptor DIP que se seleccionan rápidamente Transforma señales de entrada analógicas (p.e V, max. 100 V, max ma) en señales analógicas normalizadas se paradas por galvanizado Sseparación galvánica de señal de entrada, de salida y alimentación Se desliza simplemente por un carril en C o de sombrerete Con el convertidor de señal para protocolos ICM5 podrá conectar aparatos que poseen protocolos RS 232 con aparatos que posean protocolos RS 485 o RS 422. Para ello deberá existir una concordancia entre los formatos de los datos. Con la separación galvánica se evitan daños de los aparatos conectados producidos por tensiones de pico. El convertidor de señales para protocolos se entrega preconfigurado. Esto significa que realiza la conversión deseada de manera automática en el 99 % de los casos sin necesidad de que el usuario tenga que hacerlo o adaptar el aparato. Convierte de RS 232 a RS 485 / RS 422 Enchufe SUB D de 9 pol para conexión RS 232 Enchufe RJ11 o regleta de bornes para conexión RS 485 / RS 422 Control automático de emisión y recepción RS 485, no es necesaria ninguna manipulación Cuota Baud: 9.600, , , o Semi duplex (RS 485) y duplex compl (RS 422) Funcionamiento DTE & DCE seleccionable Entrada todos los sensores habituales (PNP, NPN, imán permanente, relé, CMOS o TTL) pueden adaptarse por medio de los tres interruptores DIP PNP: 1 kω-pull-down Resistencia, máx.12 ma para 12 V NPN: 3,9 kω-pull-up Resistencia, máx. 3 ma histéresis de disp. baja: V =0,25 V; V =0,75 V histéresis de disp. alta: V =2,5 V; V =3,0 V entrada V máx. +/-90 V; max. 2,75 ma (interruptor DIP 1 y 3 en OFF) tensión: VDC o VDC corriente: ma o ma carga: 500 Ohm para 10 VDC Principio de medición medición continúa por periodos Rango de frecuencia Hz hasta khz ajustable Tiempo de respuesta ajustable de 5 ms + 1 periodo a 10 s + 1 per. Resolución tensión: 3,5 mv mín Corriente: 5 µa mín 0,1 % del rango operativo (0,2 % % para el rango VDC) LED rojo y verde de sensor AC Version: +12 VDC 25 %, máx. 60 ma VDC (convertidor de señal IFMA 1) VAC (convertidor de señal IFMA 2) Temperatura ambiente C Diemensiones 28 x 107 x 79 mm 170 g Convertidor de señal IFMA (modelo 1 o modelo 2), instrucciones de uso C-IFMA-1 Convertidor de señal IFMA, V DC C-IFMA-2 Convertidor de señal IFMA, V AC Entrada tensión de entrada máxima: 110 V corriente de entrada máxima: 110 ma resistencia de entrada: Stromeingang:10 Ω entrada de tensión: > 100 kω Salida ma, ma: mín.12 V ma: mín. 10 V V DC, V DC calibrado para resistencias de carga >1MΩ Graduación el convertidor de señal se gradúa definiendo el rango de entrada y de salida por medio de la introducción de las magnitudes de señal que se desean Tiempo de respuesta 300 ms Resolución 0,006 % del valor de entrada máximo para rango de salida 1 ma, 2 ma, 20 mv: ±0,2 % del valor máximo (todos los demás rangos de salida: ±0,1 % del valor máximo) Protección 1500 VAC, 50 / 60 Hz, 1 min entre entrada y salida VDC; máx. 2,5 W Condiciones ambientales C 28 x 107 x 79 mm 130 g Convertidor de señal IAMA, instrucciones de uso C-IAMA Convertidor de señal IAMA Protocolo RS 232 RXD: máx. ±30 V DC / lógico 1: 0,8 V DC, lógico 0: 2,4 V DC TXD: lógico 1: -8 V DC (típico.), lógico 0: +8 V DC (típico.) Protocolo RS 485 tensión diferencial en la salida: máx. ±5 V DC (sin carga) tensión diferencial en la entrada: máx. ±5 V DC lógico 1: -0,2 V DC, lógico 0: +0,2 V DC pueden funcionar hasta 32 participantes RS-485 en paralelo tiempo de desconexión: tras 1 señal dependiendo de la cuota Baud Longitud máxima de cable RS-232: 15 m / RS-485: 1200 m Cuota Baud Conexión RS 485 / RS 422 (pinzas roscadas y RJ11), RS 232 a través de enchufe SUB D de 9 polos VDC, max. 125 ma típico Condiciones ambientales C 25 x 85 x 89 mm 180 g Convertidor de señal ICM5, instrucciones de uso C-ICM5 Convertidor de señal ICM5 II./14 Línea de pedidos: (+34)
14 Transformadores de medida PCE-P20 UMU-100 WK121 Transmisor de temperatura para termoelementos y termómetros de resistencia para señales normalizadas El transmisor de temperatura PCE-P20 se ha desarrollado para convertir la señal de diferentes sensores de temperatura en una señal normalizada de ma. Además de sensores de temperatura como Pt100, Pt1000 o termoelementos, el transmisor de temperatura puede convertir otros diferentes tipos de señales. Se puede usar de forma amplia. Incluso puede convertir tensiones de en diferentes escalas de 4 20 ma. La entrada, la salida y la alimentación están separadas galvánicamente. Entradas para diferentes formas de onda Salida ma Programación a través del software con separación galvánica Regleta de montaje De escasas dimensiones Convertidor de señal para sensores Pt100 y conexión para conductores de 2, 3 y 4 hilos El convertidor de señal UMU 100 es un transductor ideal para la valoración de sensores Pt100 y termoelementos (tipo K, J, etc.) y señales normalizadas. La programación se realiza a través de una pantalla que se puede adquirir de forma opcional. La configuración de los parámetros obtenidos a través de la pantalla extraíble, quedara almacenado en el convertidor de señal y en la pantalla. Esto nos da la posibilidad de traspasar los datos de la configuración a otro convertidor de señal. La manipulación por personas no autorizadas se evita por la pantalla extraíble y una contraseña. Para sensores Pt100 y termoelementos Indicación de error en pantalla universal Separación galvánica de las entradas y salidas 2 relés de alarma opcionales Con entrada y salida de corriente y tensión que se puede conectar para parametrizar Transductor universal para señales de resistencia, corriente y tensión El transductor WK121 es un equipo de uso universal. Este transductor universal puede convertir señales de termoelementos, sensores de temperatura de resistencia, potenciómetros y señales de corriente y tensión en una señal de 4 20 ma. El transductor universal se alimenta directamente del bucle de alimentación. Como algunos indicadores digitales de nuestra gama, como por ejemplo el N30U, ponen a disposición tal alimentación, la combinación entre este transductor universal y el indicador digital puede solucionar muchos problemas. Para sensores Pt100, termoelementos, señales de tensión y corriente Se alimenta directamente del bucle de alimentación Configuración a través del software opcional Separación galvánica de las entradas y salidas Resolución de 16 bit Salida de corriente UMU-FD Entrada Resistencia Pt100, Pt250, Pt500, Pt1000 Termoelementos tipo K, J, S Tensión V Corriente ma Resistencia Ω Salida Tensión V, V, 0/ V, /1 V Corriente 0/ ma, /4 ma Resistencia de entrada tensión: >1 mω corriente: 12 Ω ±^% Resistencia máx. de salida <500 Ω Ajustes mediante adaptador de programación Temperatura operativa C, <95 % H.r V AC/DC (según modelo) V AC/DC Montaje regleta de 35 mm 22,5 x 100 x 120 mm 125 g Transmisor de temperatura PCE-P20 e instrucciones de uso Entrada Pt C C Resistencia lineal kω Potenciómetro kω Termoelementos C Corriente 0/ ma Tensión V, 0/ V, 0/ V Salida Corriente 0/ ma, /4 ma Tensión V, 0/ V, 0/ V V, /1 V, /2 V Relés (UMU-100PR) (cerrado, abierto, Hold) (máx. 250 V, 2A AV o 1 A DC) Potencia absorbida máxima <2,5 W Tiempo de respuesta temp.: <1 s, corriente/tensión: <400 ms V AC V DC sin pantalla: 109 x 23,5 x 104 mm con pantalla: 109 x 23,5 x 116 mm 175 g Convertidor de señal UMU 100, 1 x instrucciones de uso Entradas Rando de Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 medición 2, 3 o 4 hilos Termoelementos tipo S, T, J, N, K, E, R, B Resistencia Ω /1760 Ω Potenciómetro 500 Ω kω Corriente ma Tensión -150 mv mv, -30 V V ma, ma Carga máx. 1 kω con una alimentación de 28 V Resolución 2 µa 0,1 % Aislamiento separación galvánica Temperatura ambiental C Tensión de alimentación V DC, max. 660 mw Montaje regleta de montaje de 35 mm 6,2 x 93,1 x 102,5 mm 45 g Transductor universal WK121, instrucciones de uso C-PCE-P20-PT-1 Transmisor de temperatura, V Preprogramado: PT100, C C-PCE-P20-PT-2 Transmisor de temperatura, V Preprogramado: PT100, C C-PCE-P20-PC-1 Transmisor de temperatura, V Preprogramado: Tipo K, C C-PCE-P20-PC-2 Transmisor de temperatura, V Preprogramado:Tipo K, C C-PCE-P20-KV-1 Transmisor de temperatura, V Preprogramado: según solic.de cliente C-PCE-P20-KV-2 Transmisor de temperatura, V Preprogramado: según solic.de cliente Art-Nr. C-UMU-100 C-UMU-100R Artikel Convertidor de señal universal Convertidor de señal universal con 2 relés de alarma Art-Nr. C-WK121 Artikel Transductor universal C-PCE-PD 14 Contiene adaptador para programación del transmisor de temperatura PCE-P20 con software para PC a través del puerto USB C-UMU-FD acoplable para la programación del convertidor de señal UMU-100 C-WS117P00 Paquete de software para programación II./15
15 Transformadores de medida KMU 100 PCE-P18L WK109-Serie Transductor para sensores Pt100 para conexión de 2, 3 o 4 hilos Transductor de temperatura y humedad del aire Convertidor de señal de temperatura para sensores Pt100 y Termoelementos El transductor KMU se ha concebido para detectar la temperatura de sensores Pt100 y convertirla en una señal normalizada. Este transductor destaca por sus dimensiones compactas y permite una integración con casi cualquier sensor. Se configura online a través de una interfaz, pero también se puede enviar con los parámetros configurados. El transductor se puede usar de forma universal y ofrece la posibilidad de conectar sensores Pt100 de 2, 3 o 4 hilos. Transductor para sensores Pt100 Instalación en cabezales de aluminio y acero inoxidable por bucle de 4 a 20 ma Alta precisión Cable interfaz y software opcional Rango de medición hasta 650 ºC Apto para todos los sensores de resistencia WTR universal hasta 35 V El transductor de temperatura PCE-P18L se ha diseñado para el control continuo de temperatura o humedad del aire. Las dimensiones compactas hacen que este aparato sea destacado. La medición de temperatura y humedad del aire se realiza a través de un elemento semiconductor. Internamente se convierte la magnitud física medida en una señal normalizada 4 20 ma. Se alimenta mediante un bucle de alimentación de tensión continua, y está por tanto preparado para trabajar con indicadores digitales alimentados por transmisor. Sensor de temperatura y humedad del aire Salida de 4 a 20 ma Preparado para montar en pared Preparado para el control continuo Disponible con diferentes filtros Escasas dimensiones El convertidor de señal de temperatura WK109PT0 convierte una señal Pt100 y señales de termoelementos en una señales normalizadas. El convertidor de señal de temperatura, integrado en una carcasa de plástico, tiene una resolución de 14 bit y una precisión de 0,1 %. Una serie de diferentes señales de salida permiten un uso muy flexible de este convertidor de señal de temperatura. Una separación galvánica garantiza un funcionamiento correcto del convertidor de señal de temperatura. WK109PT0: Para sensores Pt100 (2-, 3- y 4-hilos) WK109TC: para termoelementos tipo S, T, J, N, K, E, R, B Diferentes señales de salida (corriente / tensión) universal Separación galvánica de las entradas y salidas Ajuste sobre interruptores DIP Resolución de 14 bit Ancho de sólo 6,2 mm Entrada Pt100 de 2-, 3-, 4-hilos ma carga máxima 21 ma carga mínima : 3,5 ma Rango de medición C Intervalo min. 10 K <±0,1 % del valor final Carcasa Plástico PC diametro: 44 mm x H: 22,5 mm orificio central de 7mm Mittelbohrung sujeción 2 tornillos M4 para carcasa DIN B Temperatura operativa C Conexión Terminal de tornillo V DC Rango de medición C % H.r.) ±0,5 % del rango de medición ±2 % ( % H.r.),si no: ±3 %H.r.) Salida ma Resistencia máxima en la salida <500 Ω Potencia <1,5 W Tiempo de precalentamiento 15 minutos Ajustes de la señal de salida mediante interruptor DIP Temperatura ambiental C, <95 % H.r. Montaje Montaje Protección IP 65 Tensión de alimentación V DC Dimension 35 x 58 x 118 mm 125 g Entrada WK109PT0: PT100 de 2-, 3-, 4-hilos WK109TC Termoelementos tipo S,T, J, N, K, E, R, B Rango de WK109PT C medición WK109TC según tipo Rango de WK109PT0 min. 50 C temper. WK109TC min. 100 C Resistencia máxima (WK109PT0) max. 20 Ω Salida Tensión V, V, 0/ V, /1 V Corriente 0/ ma, /4 ma Carga tensión: mín. 2 kω corriente: 500 Ω Resolución 14 Bit, 1 mv, 2 µa 0,1 % Ajustes interruptor DPI Aislamiento separación galvánica Temperatura ambiental C, <90 % H.r. 19, V DC, máx. 25 ma Montaje regleta de montaje de 35 mm 6,2 x 93,1 x 102,5 mm 45 g Transductor KMU 100, instrucciones de uso C-KUMU 100 Transductor KMU 100 Componente adicional C-PXU01 Kit de parametrización, compuesto por: software, cable interfaz para USB, adaptador para KMU y sensores de tempetura WTR Transductor de temperatura PCE-P18L, instrucciones de uso C-PCE-P18L Transductor de temperatura Componente adicional C-PCE-P18L-MF Carcasa de plástico laminada con teflón, Tamaño de poros: 1 µm, Respuesta: 15 s C-PCE-P18L-TF Carcasa de plástico laminada con teflón, Tamaño de poros: 50 µm, Respuesta: 14 s C-PCE-P18L-BSF Teflón, sinterizado, tamaño de poros: 60 µm, Respuesta: 10 s Convertidor de señal de temperatura WK109PT0 y WK109TC, instrucciónes de uso C-WK109PT0 Conver.de señal de temp. WK109PT0 C-WK109TC Conver.de señal de temp. WK109TC II./16 Fax de pedidos: (+34)
16 Transformadores de medida EE 21 Transductor de humedad muy preciso para humedad y temperatura El transductor de humedad se ha diseñado para efectuar mediciones de humedad del aire y temperatura de muy alta precisión. El transductor se puede obtener en diferentes versiones. Es posible pedirlo para montarlo en la pared o la versión para montarlo en un canal. El transductor se envía normalmente con una salida analógica. Puede seleccionar entre una salida de corriente o una de tensión. Las aplicaciones típicas son invernaderos, almacenes, piscinas o la meteorología, aplicaciones que requieren alta precisión y seguridad operativa. Cuenta con una protección IP 65, por lo que es resistente a influencias externas como el agua, lo que convierte al transductor en un instrumento ideal para usarlo en ambientes adversos en el sector de la industria. Una capa especial en los sensores garantizan una larga duración y ofrecen la seguridad que se espera de transductores de precisión en entornos de mucha suciedad. Diferentes filtros aseguran que los sensores no estén expuestos directamente al ambiente adverso. Estos filtros lo protejen contra las radiaciones solares evitando que estas produzcan una medición erronea, y por consiguiente se transmitan al sistema erroneamente. Rango de medición de % H.r. Sensor de temperatura Pt1000 o Pt100 Salida de corriente o tensión Montaje en pared o canal Carcasa de plástico robusta con IP 65 Capa opcional de los sensores para ambientes adversos Typ B Acabado Montaje a canal Typ A Acabado Montaje a pared Sensor Pt100 o Pt1000 (clase A, DIN EN 60751) HC1000 o HC1000C (con capa) Rango de medición C, oder C (otros rangos de medición posibles) % H.r. mirar abajo temperatura ±2 % H.r. ( % H.r.), ±3 % H.r. acerca de eso ( en relación con la temperatura se muestra abajo en el diagrama) Salida Tensión V, V oder V, Corriente ma (dos hilos) tipo. 5 ma DC / tipo. 15 ma AC Carcasa policarbonato Tipo de protección IP 65 Temperatura ambiental C, <90 % H.r V DC / V AC de la carcasa 37,2 x 80 x 80 mm Longitud de la sonda 50 mm o 200 mm 45 g Transductor de humedad EE 21, instrucciones de uso Nº Art. El número de artículo se obtiene según la combinación requerida por usted. Modelo Salida Forma de montaje Long.de sonda Filtro Rango de Temperatura Humedad + temperatura (FT) V (3-) Montaje a la pared (A) 50 mm (2) filtro de membrana(1) C (T02) ma (6-) Montaje con canal(b) 200 mm(5) filtro de acero inoxidable (3) C (T08) otra (Txx) Ejemplo de pedido EE21-FT3-A21-T02 Modelo: F/T Transductor Salida: V Forma de montaje:montaje a la pared Largo del sensor:50 mm Filtro: Filtro de membrana Calibración: Estandar Rango de temp.: C Bauform Typ A Bauform Typ B II./17
17 Transformadores de medida EE 22 Transductor de humedad y temperatura con opción a pantalla integrada El transductor de humedad y temperatura EE 22 se usa para controlar almacenes o procesos de producción. Gracias a su construcción robusta puede usar este transductor de humedad y temperatura en casi cualquier lugar. Además de la posibilidad de montar el equipo en una pared, también puede colocarlo en una regleta de montaje según la normativa DIN EN La pantalla incorporada permite una lectura rápida de la temperatura y la humedad del aire, lo que convierte este transductor de humedad y temperatura en un instrumento de medición valioso en el ámbito de procesos de producción. El transductor de humedad y temperatura trabaja en un rango de medición de 0 a 100% H.r. y -40 ºC a 80 ºC. Los sensores pueden ser montados directamente al aparato o a distancia del transductor, lo que permite controlar por ejemplo una cámara frigorífica desde el exterior, sin necesidad de situar el transductor de humedad y temperatura dentro del almacén frigorífico. Diferentes filtros permiten el uso en ambientes adversos y garantizan valores de medición precisos. El transductor de humedad y temperatura tiene salida analógica de corriente de 4 a 20 ma o de tensión de 0 a 1 V o de 0 a 10 V. Rango de medición de % H.r. Opcionalmente con pantalla integrada Diferentes filtros para los cabezales Salida de corriente o tensión Carcasa metálica o de plástico con IP 65 Sensor de temperatura Pt1000 de -40 ºC a +80 ºC Para montar en la pared o en regleta de montaje Capa opcional de los sensores Sensor Pt1000 (clase A, DIN EN 60751) HC105 Rango de medida según rango seleccionado % H.r ±0,5 C ±1,5 % r.f. +0,5 % del valor de medición ( % r.f.), ±2,5 % H.r. por encima Salida Tensión V, V, Corriente ma (dos hilos) Corriente de alimentación typ. 10 ma DC / typ. 20 ma AC Carcasa plástico o metálica Tipo de protección IP 65 Temperatura ambiental C, <90 % H.r V DC / V AC de Carcasa Carcasa de plástico Carcasa metálica con sensor de T/H.r. conectable EE22-xFTx1x Con sensor de T/H.r. separados EE22-xFTx1x + HAxxxx Longitud del cable Sensor T. Sensor H.r. Sensor T. con dos sensores de T/H.r conectables EE22-xFTx2x con dos sensores de T/H.r. separados EE22-xFTx2x +2x Haxxxx Montaje a canal HA Longitud del sensor según versión (mirar arriba) según versión Transductor de humedad y temperatura EE 22, instrucciones de uso Nº Art. El número del artículo se obtiene según la combinación elegida Carcasa Modelo Salida Montaje tipo Sensor Filter Metal (M) Humedad + (FT) V (3) Montaje a la pared (A) 1 sensor H.r./T (1) Filtro de acero (3) Con pantalla (D07) Plástico (P) Temperatura ma (6) (Prensaestopa sobre M16 x 1,5) 2 sensores H.r (2) Filtro PTFE (5) Montaje a la pared (F) Filtro de plástico con (6) (Entrada del cable por la parte posterior) rejilla metálica II./18 Adaptador Sensor Unidad de Rango de Longitud del Ejemplo de codigo de pedido (solo montaje A) Capa Temper. Temper. cable (accesorio) EE22-MFT3A26/D07/C03//HC01/T24 sin adaptador (sin) con (HC01) C (sin codigo) C (T24) 2 m (HA010801) Carcasa: Metal con adaptador para (C03) Capa Modelo: Humedad + Temperatura y. salidas Salida: V Montaje: Montaje a la pared - conex.de cable sobre M16 x 1,5 Sensor: 2 sensores H.r y de T Filtro: Filtro de plástico con rejilla metálica (plástico) : con pantalla Adaptador: con adaptador Capa: con capa Unidad de T.: C Rango de T.: C Cable de sensor adicional: 2 x HA (2 x 2 m) Línea de pedidos: (+34)
18 Transformadores de medida EE 23 Transductor de humedad y temperatura con opción a pantalla integrada y con sensores desplazados (cable hasta 20 metros) El transductor de humedad y temperatura EE 23 le ofrece un amplio campo de aplicaciones gracias a sus diferentes versiones. Puede adquirir el transductor de temperatura y humedad con sensores internos o sensores desplazados. También puede seleccionar la carcasa: de plástico o en versión metálica. El transductor está preparado para ser usado en el laboratorio o en centros de producción con ambientes adversos. Opcionalmente puede equipar el transductor de temperatura y humedad con una pantalla. Esto permite al usuario un control rápido y preciso de la temperatura y humedad del aire, lo que a su vez permite intervenir rápidamente en el proceso de producción. El transductor trabaja en un rango de temperatura de -40 ºC a +120 ºC, lo que permite un uso en todo el sector de calefacción, ventilación y climatización. El transductor tiene protección IP 65 y por tanto, está protegido contra chorros de agua. Una capa especial en los sensores garantizan una larga duración y ofrecen la seguridad que se espera de transductores de precisión en entornos de mucha suciedad. El transductor de temperatura y humedad tiene salida analógica de corriente de 0/4 a 20 ma o de ensión de 0 V a 1 V, 0 V a 5 V o de 0 V a 10 V. El transductor puede ser montado en una pared o una regleta de montaje. - Rango de medición de % H.r. y C - Con pantalla integrada - Cálculo del punto de rocío y de congelación - Salida de corriente o tensión - Carcasa metálica o de plástico con IP 65 - Sensor de humedad HC Módulo de salida de conmutación opcional Modelo A / B: Montaje a la pared / a canal Modelo C: con sensor desplazado ( C) Modelo A Modelo B Modelo C Sensor EE23-xA/B/Cx: PT1000 (clase A, DIN EN 60751) / EE23-xHx: PT1000 (clase B, DIN EN 60751) / EE23-xA/B/Cx: HC Rango de medición EE23-xAx: C, EE23-xBx: C / EE23-xCx: C % H.r. mirar el esquema a la derecha EE23-xA/B/Cx: ±1,3 % H.r. +0,3 % v. Valor de medición ( % H.r.), ±2,3 % sobre (en el rango de temperatura) C) Salida Tensión V (otros a petición) Corriente 0/ ma (dos hilos) Carcasa plástico o metal Tipo de protección IP 65 Temperatura ambiente C, <90 % H.r V DC / V AC de la carcasa Carcasa metálica E23-xAx Montaje a la pared Material del sensor: Plástico Codigo Largo del cable Codigo Largo del sensor EE23-xCx Sensor desplazado hasta 120 C, material del sensor: acero inoxidable EE23-xBx Montaje a canal Material del sensor: acero inoxidable Longitud del sensor Según versión (mirar arriba) según versión Transductor de humedad y temperatura EE 23, instrucciónes de uso Nº Art. Hardware EE23- Carcasa metálica M Modelo humedad + temperatura FT Montaje montaje a la pared A (Ver foto arriba) montaje a canal B sensor desplazado hasta +120 C C Filtro filtro de acero inoxidable 3 filtro PTFE 5 filtro con rejilla metálica 6 Longitud del cable (incl. 2 m 02 sensor Montaje C) Longitud del sensor 65 mm 2 (solo para montaje B y C) 200 mm 5 con pantalla D03 Salida de conmutación con salida de conmutación SW (solo posible con montaje F) Adaptador 1 cable conterminal de tornillo M16 x 1,5 Capa si HC01 de V DC / V AC Tensión V AC 50/60 Hz V01 Software EE23 Tamaño fisico humedad relativa % H.r. (A) Salida 1 de las temperatura C (B) (A-D) temperatura de punto de rocio C (C) Salida 2 (A-D) Tipo de señales de V 3 salida ma 6 Imagen-T ºC (T10) Salida T Imagen-Td ºC (T15) Salida Td Modo de pantalla 1 Salida de unidad de medida + 2 alternos M12 Ejemplo de codigo de pedido EE23-MFT/A302/D03/SW/HC01/AB/6/T15/T15/M12 II./19
19 Sensórica WTR 110 WTR 120 WTR 130 Sonda de temperatura con sensor de 3 hilos y rosca de sujeción permite intercambiar unidades de medida La sonda de temperatura Pt100 WTR 110 está equipada con una rosca de sujeción. También cumple con la normativa DIN La sonda se envía como sensor de 3 hilos lo que garantiza una alta precisión. El sensor es intercambiable y se puede sustituir rápidamente por otro en caso de defecto. La carcasa está disponible en aluminio y acero inoxidable y cumple con el tipo de protección IP 54, 69 o 69K. Mide la temperatura de forma fiable en un rango de C. La rosca de sujeción está disponible por defecto hasta una longitud de 300 mm y es de acero inoxidable Sonda de temperatura Pt100 de 3 hilos Armadura protectora de acero inoxidable Cabezal de acero inoxidable o aluminio Sonda de temperatura Pt100 clase A Rango de medición: ºC Sensores disponibles con diferentes longitudes Posibilidad de conexión al transductor KMU 100 Sensor de temperatura con rosca de sujeción con sonda de 3 hilos intercambiable La sonda de temperatura Pt100 WTR 120 es un sensor de temperatura robusto sin rosca de sujeción. Se puede conectar directamente en el proceso a través de la armadura protectora. La sonda Pt100 es de 3 hilos y de clase de precisión A. La sonda del Pt100 es intercambiable. El cabezal explorador robusto se puede conectar al transductor KMU 100. El rango de medición del sensor de temperatura va desde -50 hasta +400 C, y por tanto ofrece un amplio campo de aplicacione. Sonda de temperatura Pt100 de 3 hilos Armadura protectora de acero inoxidable IP 54 o IP 69 Alta precisión Sonda de temperatura Pt100 clase A Rango de medición: ºC Posibilidad de conexión al transductor KMU 100 Termómetro de resistencia sin rosca de sujeción con sonda de 3 hilos, carcasa de aluminio o acero inoxidable El termómetro de resistencia WTR 130 no tiene ni rosca de sujeción ni rosca para conexión a procesos. La sonda del termómetro es intercambiable. Este termometro de resistencia también ha sido concebido para trabajar en un rango de medición de C. El cabezal del termómetro de resistencia WTR 130 es de aluminio o acero inoxidable. Las amplias dimensiones del cabezal de medición permiten que el transductor KMU 100 se pueda colocar en el propio cabezal. La sonda del termometro está disponible con longitudes a partir de 50 mm hasta 350 mm. Rango de medición: ºC Cabezal de aluminio o de acero inoxidable Sonda de temperatura Pt100 de 3 hilos Montaje de diferentes tornillos de sujeción Clase de precisión A Longitud de sensor hasta 300 mm Armadura protectora lisa Posibilidad de conexión al transductor KMU 100 Carcasa acero inoxidable o en aluminio armadura protectora: acero inoxidable Ø 9 mm Modo de conexión 3 hilos de conductores Rango de medición -50 C C Clase de medición clase A Longitud de montaje (en mm) 50, 160, 250 (otras longitudes bajo petición) Carcasa acero inoxidable o en aluminio armadura protectora: acero inoxidable Ø 9 mm Modo de conexión 3 hilos de conductores Rango de medición -50 C C Clase de medición clase A Longitud de montaje (en mm) 50, 160, 250 (otras longitudes bajo petición) Carcasa acero inoxidable o en aluminio armadura protectora: acero inoxidable Ø 6 mm Modo de conexión 3 hilos de conductores Rango de medición -50 C C Clase de medición clase A Longitud de montaje (en mm) 50, 160, 250 (otras longitudes bajo petición) Sonda de temperatura Pt100 WTR 110, instrucciones de uso Sonda de temperatura Pt100 WTR 120, instrucciones de uso El termómetro de resistencia WTR 130, instrucciones de uso C-K-WTR A Sonda de temperatura Alu 50 mm C-K-WTR C Sonda de temperatura Alu 160 mm C-K-WTR E Sonda de temperatura Alu 250 mm C-K-WTR A Sonda de temperatura Alu 50 mm C-K-WTR C Sonda de temperatura Alu 160 mm C-K-WTR E Sonda de temperatura Alu 250 mm C-K-WTR A Sonda de temperatura Alu 50 mm C-K-WTR C Sonda de temperatura Alu 160 mm C-K-WTR E Sonda de temperatura Alu 250 mm C-K-WTR A S. de temperatura Acero inox. 50 mm C-K-WTR C S. de temperatura Acero inox.160 mm C-K-WTR E S. de temperatura Acero inox. 250 mm C-K-WTR A C-K-WTR C C-K-WTR E S. de temperatura Acero inox.50 mm S. de temperatura Acero inox. 160 mm S. de temperatura Acero inox. 250 mm C-K-WTR A C-K-WTR C C-K-WTR E S. de temperatura Acero inox. 50 mm S. de temperatura Acero inox. 160 mm S. de temperatura Acero inox. 250 mm C-KMU 100 Transductor ideal para Pt100 sensor de temperatura WTR 110 (La información se peude encontrar en la pagina II./16) C-KMU 100 Transductor ideal para Pt100 sensor de temperatura WTR 120 (La información se peude encontrar en la pagina II./16) C-KMU 100 Transductor ideal para Pt100 sensor de temperatura WTR 130 (La información se peude encontrar en la pagina II./16) II./20 Fax de pedidos: (+34)
20 Sensórica WTR 140 WTR 150 WTR 190 Sensor Pt100 para la industria alimentaria con sonda de 3 hilos El sensor Pt100 WTR 140 es muy apto para el uso en el sector de la industria alimentaria pues toda su carcasa es de acero inoxidable. La sonda del sensor Pt100 se puede cambiar; además dispone de un zócalo de cerámica que se puede sustituir por el transductor KMU 100. El rango de medición es de -50 a +400 ºC y por tanto es apto para muchas aplicaciones, sobre todo en el sector de la industria alimentaria. El sensor Pt100 está completamente aislado a través del manguito soldado. El manguito tiene un diámetro de 25 mm. Rango de medición: ºC De acero inoxidable Medición de temperatura en tubos y recipientes Clase de precisión A Manguitos soldado redondo Construcción robusta Completamente aislado Posibilidad de conexión al transductor KMU 100 Sensor con rosca para conexión de 1/2", rango de medición hasta 400 ºC, Pt100 de 3 hilos, apto para la industria alimentaria El sensor de resistencia de temperatura WTR 150 se ha desarrollado para aplicaciones en la industria alimentaria. Gracias a la rosca de 1/2" puede atornillar el sensor a un tubo o recipiente mediante un manguito. Como la punta es redondeada no existe ningún problema si el sensor entra en contacto con los alimentos. La longitud de la sonda la puede seleccionar entre 50 y 300 mm (tramos de 50 mm). El rango de medición se encuentra entre -50 y +400 C. El sensor Pt100 de 3 hilos está integrado en un zócalo de cerámica atornillable, que se puede conectar al transductor KMU 100. Diámetro del sensor de 6 mm Rosca de conexión para manguitos de 1/2" Rango de medición: ºC Alta precisiónpt100 clase A Zócalo de cerámica Construcción robusta Sonda intercambiable Posibilidad de conexión al transductor KMU 100 Sensor preparado para montar en la pared con o sin transductor, Pt100 de 3 hilos y tipo de protección IP 65 El sensor de temperatura ambiental WTR 190 está preparado para ser montado en una pared. La carcasa es de poliamida. La armadura protectora donde se encuentra el sensor Pt100 es de acero inoxidable. El rango de medición es de -50 a +130 C. En caso que se incorpore en la carcasa del sensor de temperatura ambiental un transductor del tipo KMU 100 el rango de medición disminuye de -40 a +85 ºC. Gracias a sus escasas dimensiones es posible montar el sensor en casi cualquier lugar. El sensor de temperatura ambiental cuenta con una protección IP 69. Longitud del sensor de 45 mm Preparada para montaje a la pared Pt100 clase A Armadura protectora de acero inoxidable Rango de medición -50 C C Posibilidad de conexión al transductor KMU 100 Caracasa acero inoxidable armadura protectora: acero inoxidable , Ø 6mm Modo de conexión 3 hilos conductores Rango de medición -50 C C Clase de medición clase A Longitud de montaje (en mm) 50, 160, 250 Carcasa acero inoxidable o aluminio armadura protectora: acero inoxidable, , Ø 9mm Modo de conexión 3 hilos conductores Rango de medición -50 C C Clase de medición clase A Longitud de montaje (en mm) 50, 100, 160, 200, 250, 300 Carcasa carcasa de conexión: poliamida sensor: acero inoxidable 58 x 64 x 35 mm Mode de conexión 3 hilos conductores Rango de medición -50 C C -40 C C (con transductor) Clase de precisión clase A Longitud del sensor 45 mm Sensor Pt100 WTR 140, instrucciones de uso Sensor de de resistencia de temperatura Pt100 WTR 150, instrucciónes de uso Sensor de de resistencia de temperatura WTR 190, instrucciónes de uso C-K-WTR A S. de temperatura Acero inox. 50 mm C-K-WTR B S. de temperatura Acero inox. 100 mm C-K-WTR C S. de temperatura Acero inox. 150 mm C-K-WTR D S. de temperatura Acero inox. 200 mm C-K-WTR E S. de temperatura Acero inox. 250 mm Nº Art.. Artículo C-K-WTR A Sensor de temperatura Alu 50 mm C-K-WTR C Sensor de temperatura Alu 150 mm C-K-WTR E Sensor de temperatura Alu 250 mm C-K-WTR A Sensor de temp. acero inoxi. 50 mm C-K-WTR C Sensor de temp. acero inoxi.150 mm C-K-WTR E Sensor de temp. acero inoxi. 250 mm C-K-WTR 190-A1 Sensor de temperatura ambiental, Enrroscado arriba, Sensor hacia abajo C-KMU 100 Transductor ideal para Pt100 sensor de temperatura WTR 140 (La información se peude encontrar en la pagina II./16) C-KMU 100 Transductor ideal para Pt100 sensor de temperatura WTR 150 (La información se peude encontrar en la pagina II./16) C-KMU 100 Transductor ideal para Pt100 sensor de temperatura WTR 190 (La información se peude encontrar en la pagina II./16) II./21

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución