Source: https://www.scribd.com/document/37987699/analizador-espectros
Timestamp: 2017-01-23 22:20:38+00:00

Document:
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinPRACTICA 1: EL ANALIZADOR DE ESPECTRO1.1 INTRODUCCIÓN
Los fenómenos físicos pueden convertirse en señales eléctricas si se emplean los transductores adecuados. Estas señales pueden estudiarse mediante su representación en función del tiempo con un osciloscopio y/o mediante su representación en frecuencia, empleando un analizador de espectro. El osciloscopio permite obtener información de amplitudes e intervalos de tiempo de la señal eléctrica, mientras que el analizador de espectro presenta información de amplitudes y frecuencias de las diferentes componentes discretas de la señal eléctrica. En ambos casos la información se presenta en un tubo de rayos catódicos (TRC). ¿Qué clase de medidas pueden realizarse con un analizador de espectro? • Potencia y tensión RMS. • Potencia de ruido. • Medidas de relación señal a ruido. • Frecuencia. • Distorsión. • Medidas relativas a modulaciones en amplitud • Medidas relativas a modulaciones de frecuencia y fase. • Pureza espectral. • Intensidad de campo. Esta lista representa algunas de las medidas que pueden realizarse. No todas ellas se consiguen con el mismo grado de exactitud que un equipo de propósito específico, pues es normal que un equipo diseñado para un propósito general tenga menor exactitud que un equipo diseñado exclusivamente para realizar un único tipo de medidas. Por ejemplo, cuando se realizan medidas de potencia absolutas con un medidor de potencia (10 dBm, 10 GHz), pueden conseguirse exactitudes de ±0.2 dB, mientras que con un analizador de espectro tan solo de ±2.0 dB1. No obstante en algunas situaciones los resultados obtenidos son claramente mejores. Por ejemplo: si se pretendiera estudiar una señal compleja que además del fundamental contuviera armónicos y señales espúreas (debidas a un variado y posiblemente desconocido número de fuentes), realizar una medida de la frecuencia fundamental con un frecuencímetro o determinarla con un medidor de potencia, conducirían sin lugar a dudas a un resultado erróneo. Emplear un analizador de espectro permitiría obtener todas las frecuencias, y potencias asociadas a ellas, presentes en la medida, aunque eso sí, con menor exactitud. En resumen, como puede deducirse a partir de la lista, el analizador de espectro permite realizar gran variedad de medidas con un único instrumento, por lo que es muy interesante para cualquier laboratorio. Su presencia, en muchos casos, evita la adquisición de un completo y costoso equipamiento específico para cada tipo de medidas.
valores pueden reducirse enormemente en función de la calidad de los equipos.
El analizador de espectro. Pág. 1/17
1.2 SISTEMAS DE ANALISIS ESPECTRAL
Un analizador de espectro pueden clasificarse en función de la técnica empleada para realizar el análisis espectral. como:
Analizador de filtros en paralelo. Se trata de un analizador en tiempo real formado por un banco de filtros paso banda contiguos y un banco de detectores, donde cada conjunto analiza una porción del espectro.
Figura 1.2.1.: Analizador de filtros en paralelo.
Analizador secuencial. Aprovecha el mismo principio que el primero, pero emplea un conmutador
para reducir el número de detectores necesarios. No se trata ya de un analizador en tiempo real.
Figura 1.2.2: Analizador secuencial.
Analizador de barrido con filtro sintonizable. En este sistema (figura 1.2.3) el analizador dispone de un filtro (de ancho de banda B) que se sintoniza linealmente a lo largo de un margen
frecuencial (f1-f3) durante un intervalo de tiempo T, manteniendo durante este intervalo su ancho de banda constante. Cualquier frecuencia continua (f2) aparecería en la pantalla del TRC como un impulso con la forma de la respuesta del filtro (figura 1 .2.4), debido a que el detector proporcionaría salida durante todo el tiempo en que la señal coincida con el paso de la banda (B) del filtro. Para conseguir mayor resolución, lo que debería hacerse es reducir al máximo el ancho de banda del filtro.
Analizador superheterodino. Si en lugar de sintonizar la frecuencia central del filtro como en el
caso del analizador de barrido con filtro sintonizable lo que se hace es desplazar el espectro de la señal de entrada, el resultado que se conseguiría sería el mismo. Basándose en esta idea el analizador superheterodino realiza una doble conversión a frecuencia intermedia (FI), permitiendo utilizar un único filtro, de manera que éste mantiene sus características a lo largo de toda la banda de frecuencias. No obstante permite disponer de diferentes filtros seleccionables en la etapa de FI para poder trabajar con diferentes resoluciones, según el tipo de medida que se desee realizar.
El analizador de espectro. Pág. 2/17
Figura 1.2.3: Analizador de barrido con filtro sintonizable.
Figura 1.2.4: Respuesta del analizador de barrido con filtro sintonizable a una señal compuesta por dos frecuencias.
En la figura 1.2.5 puede verse un diagrama de bloques de un analizador superheterodino:
Figura 1.2.5: Analizador superheterodino.
El analizador de espectro. Pág. 3/17
• el factor de escala vertical se determina a partir de la ganancia del amplificador vertical (que actúa sobre el TRC). • la velocidad de barrido es seleccionable variando el periodo del diente de sierra. • la sensibilidad viene dada por medio del atenuador de RF.
El analizador de espectro. en función de la dispersión deseada (barrido en el primer mezclador para dispersiones superiores a 50 kHz/div). pudiendo ser lineal o logarítmico. • el nivel de referencia resulta de combinar el efecto del atenuador de RF y la ganancia del preamplificador de H. Para dispersiones inferiores es muy importante que el primer oscilador local se mantenga fija. 4/17
. Pág. Para evitar problemas de espúreos (conversión con armónicos. por lo que se emplea un circuito de fijación de fase (PLL).Con esta configuración se tiene que: • la dispersión o SPAN (ancho de banda que se va a representar en la pantalla del analizador) viene determinada por la amplitud del diente de sierra aplicado al oscilador local (OL). • la frecuencia central está asociada a la componente continua del diente de sierra. • la banda de trabajo se selecciona por cambio de los circuitos resonantes del OL. frecuencia imagen y alimentación directa de FI) se emplea barrido en el primer mezclador o en el segundo. • la resolución la determina el ancho de banda del filtro de FI.
Ancho de banda del filtro de resolución. Permite presentar en pantalla un margen amplio de señales variando la amplitud que representa cada una de las divisiones de pantalla.3. 1. emplear un condensador de bloqueo externo. Aunque es muy útil ajustar este nivel a partir de los dos mandos anteriores puede resultar más cómoda la opción que ofrecen algunos analizadores en la que emplean un único mando que regula un óptimo entre los dos anteriores. Indica el nivel de señal de la línea superior de pantalla. Pág.3. Varía la anchura del espectro de frecuencia a visualizar.
• Vigilar siempre el nivel máximo de entrada.1. Normalmente la escala es logarítmica (dBm/div o dB/div) si bien también puede ser lineal (mostrando valores eficaces (V/div). En función de lo aparecido en pantalla puede seleccionarse otro nivel de atenuación inferior hasta obtener la presentación deseada. 1. En cualquier analizador existen otros mandos que realizan funciones específicas con objeto de facilitar diversos procesos de medida al usuario. Si se cree que hay señal continua presente en el cable. dependiendo del tipo de analizador) del filtro de FI del analizador. Permite seleccionar la frecuencia de un determinado punto de pantalla (normalmente el centro). Para dispersión nula el analizador presentará en pantalla la salida que se tendría en un receptor. siendo necesario un procesador que automatice su ajuste.
El analizador de espectro. Cuando se desconoce el nivel de la señal de entrada (las etapas de entrada están expuestas a la suma de las potencias que entreguen todas las señales presentes en el cable).3 MANDOS PRINCIPALES DE UN ANALIZADOR DE ESPECTRO A continuación se comentarán algunos de los mandos principales que poseen los analizadores de espectro y que son comunes a todos los fabricantes. pues se encuentra operando como si de un osciloscopio se tratara. Dispersión (span). pudiendo resultar dañados si se les introducen.2 MANDOS DE FRECUENCIA Frecuencia. Nivel de referencia. Puede especificarse también como span/div. Permite seleccionar la anchura a -3 dB (o -6 dB. Seleccionar siempre la máxima atenuación de RF. 5/17
. Estas funciones no se comentarán dada su enorme variedad y la distinción que los diferentes fabricantes hacen de ellas. Para seleccionar este nivel es necesario controlar el atenuador de RF que actúa sobre la señal inmediatamente después de entrar en el analizador (conviene atenuar la señal hasta encontrarse en el óptimo de respuesta del primer mezclador) además de actuar sobre la ganancia del amplificador de FI. • Los analizadores de espectro nunca aceptan señales de entrada continuas (a menos que especifiquen lo contrario).1 MANDOS DE AMPLITUD Factor de escala.
3.Figura 1. 6/17
El analizador de espectro.1: Panel frontal de un analizador de espectro donde pueden verse sus mandos principales (modelo : 494AP de Tektronix).
por tanto. Mientras que si el span/div es pequeño (≈1 kHz/div) la inestabilidad de cualquiera de los osciladores supone un desplazamiento en frecuencia apreciable de las trazas en pantalla. El ancho de banda seleccionado debe ser algo mayor que 1/50 el valor de la dispersión/división elegida para poder ser capaces de resolver las diferentes componentes que puedan hallarse presentes en cada división de pantalla. Los analizadores tienen normalmente dos o más osciladores internos que barren el espectro de frecuencia. a menos que la persistencia de pantalla sea alta o tenga un sistema de almacenamiento digital. incorrecta la medida. sin hacer muy lento el proceso de medida. evitando tener que instalar atenuadores de entrada.3. Permite seleccionar la velocidad a la que se barre el espectro. al mezclador de entrada. seleccionada) no es conveniente emplear filtro de vídeo pues puede alterar la medida de la amplitud de las señales debido a su acción de limitación de ancho de banda (es equivalente a insertar un filtro paso bajo).3 MANDOS SECUNDARIOS Tiempo de barrido (Sweep Time). Sweep time = k span / (RES BW)2 Filtro de vídeo (promediado de ruido). Es de gran utilidad cuando se emplea un barrido lento (ya sea por una alta resolución o por una dispersión por división grande respecto a la resolución). Pág. La velocidad de barrido disminuye al emplear un filtro de vídeo. Almacenamiento digital. 7/17
. Preselector. • Disminuye el pedestal de ruido del analizador. Dependiendo de las características de la señal a medir interesará emplear uno u otro filtro de los que dispone el analizador.
El analizador de espectro. Para señales impulsivas (filtro de vídeo de resolución estrecho para la dispersión/div. La velocidad se incrementa con el incremento de anchura del filtro. pues las variaciones de frecuencia no serán apreciables en pantalla. Se emplea para suavizar o eliminar los picos de ruido de corta duración del pedestal de la presentación. Es necesario ajustarlo a la banda de frecuencias seleccionadas en los mandos de frecuencia. Si es demasiado rápido se mide la potencia de salida de los filtros del ancho de banda de resolución cuando su salida es todavía transitoria siendo. de modo que cuanto más estrecho sea el filtro de resolución menos ruido (recuérdese que N=K T0 B). Si el valor de la dispersión (span/div) es grande (≈100 kHz/div) que el oscilador no haya enganchado no es preocupante. Es un filtro cuya función es seleccionar una estrecha banda de frecuencias a la que se permite su entrada al analizador. fuera de la banda especificada.¿ Cómo afecta a la medida la anchura del filtro de resolución? • Altera la velocidad de barrido (la velocidad a la que el analizador recorre el margen frecuencial especificado con los mandos de frecuencia) al objeto de presentar en pantalla los valores de medida correctos. podrían perderse medidas antes de finalizar el barrido. Si es demasiado lenta. 1. Se sitúa a continuación del conector de entrada. Enganche de fase. Elimina la posibilidad de que pasen señales de gran amplitud. Cuando se activa el circuito de enganche de fase normalmente se enciende un indicador en el panel frontal que informa de este hecho.
...3. Como ya se ha comentado la resolución (o capacidad para distinguir dos frecuencias muy próximas) vendrá determinada por el filtro más estrecho de FI de que disponga el analizador.
1. La curva que aparece en la pantalla del analizador representa la respuesta en frecuencia del DAM.4
GENERADOR DE TRACKING (Opción no disponible en nuestros equipos)
Se trata de un generador de señal cuya frecuencia de salida estará siempre sincronizada con la frecuencia analizada por el analizador de espectro en cada momento. a la que se resta la anterior (se está trabajando en magnitudes en escala logarítmica).3. A continuación se conecta el DAM y se hace una nueva medida. Puede definirse un factor de forma de este filtro para poder compararlo con los de otros analizadores (no es suficiente conocer el ancho de la banda de paso a -3 dB):
Factor de forma =
Ancho de banda a − 60 dB Ancho de banda a − 3dB
(1.. e incluso convendría que cubriera algún armónico que pudiera generar el dispositivo a medir.3.2: Configuración de medida cuando se emplea un generador de tracking. amplificadores. Pág..5 ES NECESARIO TENER EN CUENTA.
Para eliminar la falta de uniformidad en la respuesta del generador de tracking y del analizador es necesario realizar previamente una calibración sin conectar el DAM (Dispositivo A Medir). acopladores..
El analizador de espectro. Combinando un generador de tracking con un analizador de espectro es posible observar la respuesta en frecuencia de dispositivos tales como filtros. se lleva a cabo la primera medida y se almacena (aprovechando la capacidad de almacenamiento digital de los modernos analizadores). Resolución.1)
Por lo tanto.2 es fácil realizar una medida en transmisión (sólo módulo):
Figura 1. Rango de frecuencias.1.3. El analizador de espectro a utilizar debe cubrir el rango de frecuencias en el que se planea realizar la medida. Para extender el margen frecuencial del analizador puede emplearse un mezclador externo. A continuación se presentan algunas características importantes de los analizadores de espectro que deberían ser tenidas en cuenta cuando se desea realizar una medida. cuanto menor sea el factor de forma mayor es la capacidad del analizador para resolver señales de igual amplitud que se encuentren ligeramente desplazadas en frecuencia.3. pues éstas determinarán la precisión y validez de la misma. Con un sencillo montaje como el de la figura 1.
Se expresa en dB por debajo del nivel de la portadora en un determinado ancho de banda. el sintetizador de frecuencia es incapaz de generar un tono perfecto).. como desviación máxima respecto al rango frecuencial o como una desviación de frecuencia fija más un porcentaje de la dispersión. Véase como ejemplo el margen dinámico de un analizador típico:
Figura 1.4: Margen dinámico de un analizador típico. No obstante existe un margen de trabajo óptimo asociado al margen dinámico. 9/17
. Pág. Debe ser mejor que la de la frecuencia que se está midiendo. Margen dinámico del analizador. Estos errores se deben a las características de los filtros.3: Estabilidad: a) Bandas laterales de ruido.Estabilidad. a las diferencias de
ganancia de los amplificadores de FI con la frecuencia. ya sea como porcentaje respecto a la banda de trabajo.3. a las de los atenuadores de RF. Resume los errores de calibración en amplitud del analizador. Se definen dos tipos de
• Bandas laterales de ruido: se caracteriza por bandas de ruido en torno a la frecuencia generada (es decir.
Figura 1. b) FM residual. Por lo
tanto indica la pureza espectral del instrumento.
• FM residual: es una medida del jitter interno del instrumento (se presenta en herzios pico a
pico). Puede expresarse de varias maneras (depende del fabricante). Puede definirse como la relación entre la señal más grande y la más pequeña que puede ser representada simultáneamente sin que el propio analizador la distorsione.3. Exactitud en la amplitud. La exactitud del instrumento debe ser mejor que la frecuencia que se desea medir.
El analizador de espectro..
Exactitud en frecuencia..
y con la sensibilidad suficiente para eliminar el ruido del margen de amplitud presentado. Dado que el principal objetivo de estas prácticas es aprender el manejo básico de un analizador de espectro.Así pues. se va a reducir el estudio de las aplicaciones a una sucinta aproximación a algunas de ellas que se llevarán a cabo en el laboratorio durante las prácticas.
El analizador de espectro. 10/17
. no apareciendo espúreos o respuestas no identificadas.4 APLICACIONES DE LOS ANALIZADORES DE ESPECTRO
Entre otras muchas aplicaciones.
1. Pág. el margen dinámico requiere que el margen de presentación sea adecuado. así como determinar y caracterizar el tipo de modulación presente en un canal. el analizador de espectro podría emplearse para caracterizar frecuencialmente (y en potencia) amplificadores. mezcladores y osciladores. También para realizar medidas de antenas por ejemplo. filtros.
5.000 Euros. Pág.
Figura 1.5 mmx 200 mm.5. 11/17
Figura 1.1: Analizador de espectro HP 8590D de Hewlett-Packard.
Adicionalmente otras características se dan: o o o Tamaño: 337 mmx 460.
CARACTERISTICAS DEL HP 8590D Las características técnicas del HP 8590D pueden hallarse en las páginas siguientes.Packard.4 Kg. Precio orientativo del analizador: 10.
El analizador de espectro.2: Frontal del analizador de espectro HP 8590D. Peso neto: 16.5 EQUIPO DE MEDIDA: EL ANALIZADOR DE ESPECTRO EL analizador de espectro disponible en el Laboratorio de Alta Frecuencia es el HP 8590D de Hewlett.1.
ancho de banda de vídeo (VBW). MHz COMB OUT: proporciona una señal de referencia de 100 MHz con armónicos hasta 22 GHz.
El analizador de espectro. Flechas y Rueda (knob): permiten cambiar los valores numéricos de las funciones activas. COPY: opcionalmente permite imprimir los datos de pantalla.
9. 13. No se dispone en esta opción. Entrada de señal de 50 Q. CAL OUT: salida de calibración de 300 MHz y -20 dBm. 19. Bloque de mensaje: indica si una función está en ejecución o no. Menús de pantalla seleccionables por las teclas de función 4. con diferentes funciones que permiten actuar sobre éstos. ajuste del tiempo de barrido. 11. LINE: enciende y apaga el equipo.2 Espacio de pantalla que indica la función del analizador actualmente activa. (No se dispone de esta opción): 17. HOLD: detiene la función activa. 6. 10. El nivel de señal no debe superar los 30 dBm. Teclas de función no etiquetadas que ejecutan la función que aparece inmediatamente a su izquierda.5. 12. 2. Es conveniente permitir que al equipo estabilizarse en temperatura (conectarlo 30 minutos antes de hacer las medidas). SPAN y AMPLITUDE activan los mandos principales del analizador y permiten el acceso a diversos menús de pantalla. 16. Configuración del instrumento: conjunto de funciones que activan menús del instrumento quienes afectan el estado de todo el analizador. Funciones de marcadores: llevan al menú de punteros. PROBE PWR: salida de alimentación para sondas de alterna u otros accesorios. 5. 12/17
. Funciones de control: conducen al menú en el que se actúa sobre el ancho de banda de resolución(RES BW). 18.2 1. almacenamiento digital y configuración de la pantalla del analizador.5. 4. Tarjeta de memoria: no disponible en el equipo del laboratorio. Pág. 7.1. en la pantalla del analizador. RF OUT 50 Q: salida del generador de tracking interno.
PANEL FRONTAL DEL ANALIZADOR HP 8590D Atendiendo a la numeración de la figura 1. FREQUENCY. 3. 14. INTENSITY: permite variar el brillo de la pantalla. 15.
5.3 se presentan las informaciones que pueden aparecer en la pantalla del analizador.3
ANOTACIONES EN LA PANTALLA DEL ANALIZADOR
Tabla 1-1: Anotación en pantalla. 13/17
modo detector nivel de referencia visualización de hora y fecha título de pantalla atenuación RF ganancia del preamplificador entrada de teclado externo lectura de marcador o de seguimiento de señal mensajes de medición no calibrada o de función en activo petición de servicio operación remota span de frecuencias o frecuencia de parada tiempo de barrido
desplazamiento de frecuencia ancho de banda de vídeo ancho de banda de resolución frecuencia central o frecuencia de partida umbral activación de factores de corrección activación de factores de corrección de la amplitud disparo modo de trazas promedio de vídeo línea de visualización desplazamiento de amplitud escala de la amplitud bloque de la función activa
El analizador de espectro.1.
Figura 1. Pág.5.5.3: Pantalla del analizador de espectro HP 8590D.
Se conecta la señal de calibración (CAL OUT).
Figura L. realizar el montaje de la figura L. 2.1.¿Cuáles son estos valores y condiciones? Para realizar la medida es necesario situar al analizador en estas condiciones: PRESET FREQUENCY SPAN PEAK SEARCH MKR FCTN SPAN BW VID BW AUTO MAN AMPLITUDE 300 MHz 12 MHz MK TRACK ON 0FF (QN) 50 kHz 3 kHz 300 Hz -20 dBm
El analizador de espectro.6 de las especificaciones que se adjuntan). 14/17
L. que contiene todo lo que se va a realizar en el laboratorio. 1.1. después de haber permitido que el analizador se estabilice en temperatura (encenderlo 30 minutos antes de comenzar a medir). LABORATORIO
L. con la entrada de RF del mismo. Pág. Para conocer el grado de calidad de las medidas que vayan a realizarse es conveniente.
De las tablas de características del analizador puede verse cuál es la incertidumbre máxima en la medida de potencias absolutas y en qué condiciones se alcanza (ver pág. Lo que se pretende es que el alumno llegue a la sesión en el laboratorio teniendo una idea de lo que va hacer.6 ESTUDIO PREVIO
Como trabajo previo a la realización de la práctica se propone LEER con atención el siguiente apartado. La señal de calibración es un señal de frecuencia constante de 300 MHz y un nivel de -20 dBm. L. generada internamente por el analizador.1: Montaje que permitirá conocer la incertidumbre en la medida de amplitudes absolutas.1.. de modo que la sesión de laboratorio sea aprovechada al máximo posible.Medida de la incertidumbre de amplitud absoluta en la calibración.1.
2..¿Cuánto tiempo emplea el analizador en barrer la pantalla? L.2... conociendo cuáles son las consecuencias de las actuaciones que se hacen sobre ellos.2. L. si se desea.1. el factor de escala vertical que se encuentra en el menu AMPL1TUDE a 3 dB/div: AMPLITUDE SCALE LOG PEAK SEARCH MARKER Δ Mover el botón giratorio hasta los cortes a -3 dB
El analizador de espectro.2. incrementar a 300 kHz el ancho de banda del filtro de resolución (BW) L. un ancho de banda del filtro de resolución de 30 kHz y un ancho de banda del filtro de vídeo de 30 kHz. • Sitúese el analizador en una configuración conocida pulsando PRESET.En este momento el analizador debería mostrar con detalle una señal predominante sobre el nivel de ruido situada a 300 MHz (en el centro de la pantalla).Familiarización con los principales mandos del analizador.¿Entre qué valores debería estar comprendida la lectura en pantalla de la medida de potencia? Un valor dentro de este margen indicaría que el instrumento funciona dentro de las especificaciones. como puede verse en la pantalla.1. • Mantener el montaje de la figura L. • Seleccionar la frecuencia y el nivel de referencia del analizador para que aparezca en pantalla la señal de calibración: FREQUENCY 300 MHz SPAN 12 MHz AMPLITUDE -20 dBm presenta.. ¿Se cumple? L. A continuación se detallan una serie de operaciones que permitirán familiarizarse con algunos de los mandos principales de un analizador de espectros.¿Qué le ocurre al ancho de banda de la señal (a -3 dB) para un ancho de banda del filtro de resolución de 300 kHz respecto al ancho de banda de 30 kHz ? ¿Por qué? Variar.¿Cuál es el nivel de ruido presente en la medida? • A continuación. 15/17
. Pulsando: PEAK SEARCH L. El nivel de esta señal puede determinarse empleando los marcadores. Pág.3.1.2. Todas ellas se harán empleando como fuente de señal la generada internamente por el analizador.2.
Pág.. El analizador de espectro permite seleccionar desde 30 Hz hasta 3 MHz de RES BW en diferentes pasos. En respuesta a una señal de entrada. aparece un símbolo # al lado de RES BW (esquina inferior derecha) que indica que el valor del RES BW está desacoplado con el del SPAN.Ir disminuyendo sucesivamente RES BW en los sucesivos pasos que fija el equipo. Para mantener el AE calibrado.3. • Seleccionar FREQ 300 MHz SPAN 2 MHz ó 5 MHz. Cuando cambiamos el ancho de banda del filtro (BW). Es decir.Resolución de señales de igual amplitud. el SWP se incrementa en un factor de 100. Para resolver dos señales de igual amplitud el RES BW debe ser menor o igual a la separación frecuencial de las dos señales.
El analizador de espectro. 1. Rellenar la tabla adjunta y dibujar aproximadamente lo que se va viendo. La función ancho de banda de resolución (RES BW) selecciona un filtro de FI para la medida.Dibujar lo que se observa. Por un lado introducir la señal de calibración propia del AE y por el otro una señal proveniente del generador de señal de 300. Los pasos a seguir son: • Colocar un conector T a la entrada del AE. Ejemplo: Vamos a discriminar dos señales de igual amplitud con una separación frecuencial de 100 kHz. cambiamos el ancho de la respuesta representada. ¿Qué nivel tiene? ¿Cuál es el tiempo de barrido? L.L.3.1 MHz y −13dBm . 16/17
. (IMPORTANTE: para evitar dañar el AE antes de conectar el generador al AE asegurarse de que se está transmitiendo -13 dBm y no una potencia elevada que podría dañar el equipo). el RES BW tiene asociado (acoplado) un valor de SPAN.
BW 300 kHz 100 kHz SWP
Nota: con las condiciones de PRESET.2. El RES BW está definido como el ancho de banda a 3 dB del filtro y nos dice cómo de cerca pueden estar las señales de igual amplitud para poder ser distinguidas una de la otra. Si empleamos un filtro ancho para visualizar dos señales simultáneas de entrada. sucederá que ambas señales aparecerán como una. Como hemos cambiado el valor de RES BW. el tiempo de barrido (SWP) es automáticamente puesto a un valor que es inversamente proporcional al cuadrado del RES BW. si el RES BW se reduce en un factor de 10.. RES BW 300 kHz L.3. la resolución de señal está determinada por los filtros de FI del AE. el analizador de espectro (AE) traza la forma de los filtros de frecuencia intermedia (FI). Así pues.
En el ejemplo anterior se ha usado una diferencia de nivel entre señales de 60 dB para simplificar. • Ajustar FREQ = 300 MHz. Consideramos que las faldas de los filtros entre 3 dB y 60 dB son aproximadamente rectas.4. MKR-> y luego desde el menú de pantalla MARKER -> REF LVL. Pág.Si usamos un filtro de RES BW = 30 kHz con el mismo factor.2.4. puede quedar oculta por la falda de esta última.Si usamos un filtro de RES BW = 10 kHz (a 3 dB) con un factor 15:1. Nota: Para determinar la capacidad de resolución para valores intermedios de nivel de amplitud..Resolución de señales pequeñas ocultas por señales grandes Cuando tratamos la resolución de señales que no son de igual amplitud. ¿aparecen
discriminadas las dos señales? ¿Cuál es el BW a 60 dB? Si se discriminan las señales explicar el porqué. Si una señal pequeña está muy cerca de una señal mayor.2 MHz y -70 dBm. SPAN = 2 MHz • Colocar la señal de 300 MHz en el nivel de referencia..4. Para poder ver la señal pequeña se debe seleccionar un RES BW tal que k sea menor que a. Ejemplo: Vamos a discriminar dos señales con una separación frecuencial de 200 kHz y una diferencia de amplitud de 60 dB.l. el cual es la relación entre el BW a 60 dB y el BW a 3 dB (usualmente los filtros de FI tienen una relación 15:1 o menor). Responder a las mismas preguntas.
L. introducir la señal de calibración y un señal del generador de 300. 17/17
El analizador de espectro. L. Para ello los pasos a seguir son: • Al igual que en la anterior experiencia. debemos considerar la forma del filtro además de su BW a 3 dB. La forma del filtro está definida por el factor de forma. Para ello teclear PEAK SEARCH.L.
La separación entre las dos señales debe ser mayor que la mitad del ancho del filtro de la señal mayor en el nivel de amplitud de la señal menor.
More From This UserAF2-1415 aniosResumen Modelado de Sistemas DinamicosEl Estandar rico ZigBeeMetodo Para Trabajo Con a2n2222a
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulanalizador_espectros by Diego Fernando Villate FonsecaEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedError o Clase en instrum.by omaramunAsig Práct 1.Parte Iby kathleensueMaterial Pract 1 Bby kathleensueCodificacion Del Codigo de Trellisby Alfonso Rafael Marino MangaMaterial Pract 2by kathleensueMaterial Pract 1by kathleensueNormativa y estándares de los sistemas puesta tierraby Astriid RiiverANALIZADOR DE ESPECTROby api-3775762Similar to analizador_espectrosError o Clase en instrum.Asig Práct 1.Parte IMaterial Pract 1 BCodificacion Del Codigo de TrellisMaterial Pract 2Material Pract 1Normativa y estándares de los sistemas puesta tierraANALIZADOR DE ESPECTROanalizador_espectros

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución