Source: https://www.fluke.com/es-do/producto/camaras-termicas/ti480-pro
Timestamp: 2019-11-17 05:51:32+00:00

Document:
Fluke Ti480 PRO Infrared Camera | Fluke
Mayor sensibilidad para visualizar diferencias de temperatura
Con el enfoque MultiSharp™, capture una imagen clara y bien enfocada a lo largo de todo el campo de visión
Obtenga una imagen instantánea y enfocada del objetivo. El enfoque automático LaserSharp® usa un medidor láser de distancia integrado que calcula y muestra la distancia hasta el objetivo.
Cuadruplique los datos en píxeles con el modo SuperResolution, que captura múltiples imágenes y las combina para crear una imagen de 1280 x 960
Ahorre tiempo; sincronice las imágenes de forma inalámbrica directamente entre su cámara y el sistema Fluke Connect®, y adjúntelas a un registro de activos u orden de trabajo
Descripción general del producto: Fluke Ti480 PRO Infrared Camera
Claridad de la pantalla anterior en comparación con la imagen más nítida de la nueva pantalla
Facilita la visualización y el diagnóstico de problemas
Con la cámara Ti480 PRO, la preocupación por el enfoque ha pasado a la historia. El enfoque MultiSharp™ captura imágenes enfocadas a lo largo de todo el campo de visión, incluso si se parte de un objetivo completamente desenfocado. La cámara toma diversas imágenes y las combina para proporcionarle una imagen clara y bien enfocada de los objetos próximos y lejanos. Vea más detalle con el modo SuperResolution, que cuadriplica los datos en píxeles. Con el software y el modo SuperResolution puede ver imágenes con una resolución de hasta 1280 x 960.
Ahorre tiempo con el sistema Fluke Connect®
Puede sincronizar las imágenes de forma inalámbrica directamente entre su cámara y el sistema Fluke Connect® y adjuntarlas a un registro de activos u orden de trabajo. El acceso a los registros de mantenimiento simultáneamente en el lugar de inspección y desde la oficina o un lugar remoto permite agilizar la toma de decisiones y la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo. También puede transmitir en directo la pantalla de la cámara a su smartphone o PC y controlar la cámara de forma remota.
Capture y guarde las medidas de sus instrumentos de medida compatibles con la tecnología inalámbrica en la app Fluke Connect® de su smartphone.
Especificaciones: Fluke Ti480 PRO Infrared Camera
IFOV (resolución espacial) con lentes estándar 0,93 mrad, D:S 1065:1
Resolución del detector 640 x 480 (307.200)
SuperResolution Captura y combina el cuádruple de datos para crear una imagen de 1280 x 960 (614.400 píxeles)
Enfoque MultiSharp™ Sí, enfoca desde cerca y desde lejos en todo el campo de visión.
Enfoque automático LaserSharp® Sí, para imágenes enfocadas de manera uniforme.
Medidor láser de distancia Sí. Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias
Pantalla táctil de alta resistencia LCD panorámica de 3,5 pulgadas y 640 x 480
Diseño ergonómico y resistente, apto para su uso con una sola mano Sí
Zoom digital 2x y 4x
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) ≤-10 °C a 1000 °C (14 °F a 1832 °F)
Precisión ± 2 °C o 2% (a 25 °C nominal, la mayor de ambas)
Sensibilidad térmica (NETD)* ≤ 0,05 °C a 30 °C temp. objetivo (50 mK)
* El mejor posible
Sí, a PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y WiFi a LAN (según disponibilidad geográfica)
Compatible con la app Fluke Connect® Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas
Software opcional Fluke Connect® Assets Sí*, asigne imágenes a los activos y genere órdenes de trabajo. Compare fácilmente los tipos de medidas en una ubicación
Carga instantánea en Fluke Connect® Sí*, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC
Compatible con Fluke Connect® Sí*, se conecta de forma inalámbrica para seleccionar los instrumentos compatibles Fluke Connect y muestra las medidas en la pantalla de la cámara
Añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja
Modo AutoBlend™ IR mín., medio y máx. e imágenes completas de luz visible en la cámara; variables de forma continua en el software
Cámara digital integrada (luz visible) 5 MP
Lente estándar Resolución espacial (IFOV) 0,93 mrad, D:S 1065:1
Campo de visión 34 °H x 24 °V
Tecnología IR-Fusion® Imagen en imagen y pantalla completa
Lente inteligente teleobjetivo 2x opcional Resolución espacial (IFOV) 0,65 mrad, D:S 1529:1
Distancia focal mínima 45 cm (aprox. 18 pulgadas)
Lente inteligente teleobjetivo 4x opcional Resolución espacial (IFOV) 0,33 mrad, D:S 2941:1
Campo de visión 6 °H x 4,5 °V
Lente inteligente gran angular opcional IFOV (resolución espacial) 2,62 mrad, D:S 377:1
Tecnología IR-Fusion® Pantalla completa
Nivel y rango Escala automática progresiva y manual
Cambio automático rápido entre el modo manual y automático Sí
Reajuste rápido y automático de rango en modo manual Sí
Rango mínimo (en modo manual) 2,0 °C (3,6 °F)
Rango mínimo (en modo automático) 3,0 °C (5,4 °F)
Numerosas opciones de memoria Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB extraíble, memoria flash integrada de 4 GB, capacidad de almacenamiento en unidad USB, carga en Fluke Cloud™ para almacenamiento permanente
Mecanismo de captura, revisión y almacenamiento de imágenes Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano
Formatos de archivos de imagen No radiométrico (.bmp) o (.jpeg) o completamente radiométrico (.is2). No se necesita software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp, .jpg y .avi)
Revisión de la memoria Vista de imágenes en miniatura y en pantalla completa
Software Software SmartView® para realizar análisis e informes completos y sistema Fluke Connect®
Anotaciones de voz Hasta 60 segundos de tiempo de grabación por imagen; reproducción en la propia cámara, auriculares Bluetooth opcionales disponibles pero no necesarios
IR-PhotoNotes™ Sí (5 imágenes)
Formatos de archivo de vídeo No radiométrico (MPEG - codificación .AVI) y totalmente radiométrico (.IS3)
Salida de vídeo (pantalla remota) Sí, transmita en directo desde la pantalla de la cámara hasta su PC, smartphone o monitor de TV. Mediante USB o punto de acceso WiFi o red WiFi en software SmartView® a un PC; mediante punto de acceso WiFi en app Fluke Connect® a un smartphone; o mediante HDMI a un monitor de TV
Funcionamiento con control remoto Sí, mediante software SmartView® o app móvil Fluke Connect®
Baterías (reemplazables en campo y recargables) Dos paquetes de baterías inteligentes de ión-litio con indicador LED de cinco segmentos para mostrar el nivel de carga
Autonomía de la batería 2-3 horas por batería (la autonomía real depende de la configuración y del uso)
Tiempo de carga de la batería 2,5 horas para carga completa
Sistema de carga de la batería Cargador para dos baterías o carga dentro de la cámara. Adaptador de carga opcional de 12 V para automóvil.
Funcionamiento con alimentación CA Funcionamiento CA con fuente de alimentación incluida (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz).
Ahorro de energía Modos de apagado y reposo seleccionables por el usuario
Paletas estándar 9: arco iris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida
Paletas Ultra Contrast™ 9: arco iris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida
Alarmas de color (alarmas de temperatura) Temperatura alta, temperatura baja e isotermas (dentro del rango)
Medida de la temperatura en el punto central Sí
Marcadores de temperatura Marcadores de puntos fríos y calientes
Marcadores de temperatura configurables por el usuario 3 marcadores de puntos configurables por el usuario
Recuadro central Recuadro de medición expandible y contraíble con temperatura MIN-MAX-MED
Banda espectral infrarroja 7,5 μm a 14 μm (onda larga)
Humedad relativa 10% a 95%, sin condensación
Seguridad IEC 61010-1: categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2
Compatibilidad electromagnética IEC 61326-1: entorno electromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, clase A
RCM de Australia IEC 61326-1
FCC de EE.UU. CFR 47, Apartado 15 Subapartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249
Vibraciones 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6
Impacto 25 g, IEC 68-2-29
Caída Diseñado para resistir caídas desde 2 m (6,5 pies) con la lente estándar
Tamaño (Al x An x L) 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pulgadas)
Peso (batería incluida) 1,04 kg (2,3 libras)
Clase de protección de la carcasa IEC 60529: IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección)
Idiomas admitidos Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco.
Modelos: Fluke Ti480 PRO Infrared Camera
FLK-Ti480 PRO 60 Hz
Fluke Ti480 PRO 60Hz/CN Cámara termográfica
Cámara termográfica con lente infrarroja estándar
Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos adaptadores universales de CA)
Dos paquetes robustos de baterías inteligentes de ión-litio
Cable de vídeo HDMI
Tarjeta micro SD de 4 GB
Bolsa de transporte flexible
Correa de mano ajustable
FLK-Ti480 PRO 9 Hz
Fluke Ti480 PRO Infrared Camera 9 Hz
Available by free download Fluke Connect® SmartView® desktop software and users manual
Recursos: Fluke Ti480 PRO Infrared Camera
Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti401 PRO, Ti450 PRO, Ti450SF6, Ti480 PRO | Manual del usuario
Thermal Imagers Infrared Cameras | Hoja de seguridad
Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti400+, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO | Declaración de volatilidad de la memoria
Ti300 PRO, Ti400 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO | Hoja de seguridad
Ti300 PRO,Ti300+, Ti400 PRO,Ti401 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO | Guía de referencia rápida
Cámaras termográficas Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 y TiX580
Descarga del software de Fluke para termografía
Accesorios: Fluke Ti480 PRO Infrared Camera
Accesorio de montaje de trípode 3 de Fluke
La cámara termográfica profesional Fluke Ti450 PRO de 320 x 240 ofrece la experiencia más avanzada con imágenes visibles e infrarrojas.
La cámara termográfica Fluke Ti480 ofrece imágenes con resolución 640 x 480 a un precio sorprendentemente accesible. La única cámara Fluke con agarre de pistola con una resolución de 640 x 480.

References: resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución