Source: https://www.amperis.com/productos/analizadores-redes/nexus-1252/
Timestamp: 2018-07-17 05:26:44+00:00

Document:
Inicio › Productos › Analizadores de redes eléctricas › Analizador de redes eléctricas NEXUS 1252
Desde los Gigantes industriales, las 100 compañías destacadas de Fortune hasta las empresas eléctricas municipales, un programa de administración de energía y monitoreo de potencia es crítico para el éxito de las mismas. El Nexus® 1252, el producto de monitoreo más avanzado, provee el panorama global de la calidad y el uso de la potencia de cualquier punto medido dentro de una red de distribución, permitiendo a los usuarios tomar decisiones relacionadas a potencia de manera rápida y efectiva.
Monitoreo y Facturación con Información Confiable
Medidor de Facturación de Alta Precisión
Precisión de 0.06% en Energía (% de Lectura)
DNP 3.0 Nivel 2 Plus
Grabación de Calidad de Potencia Avanzada
Pantalla Gráfica Touch–Screen
Reportes de Calidad de Potencia Por Software AI Reports
Conectividad Ethernet (100BASET) Integrada con Rapid Response™
Actualizable en campo (V-Switch™)
Tecnología diseñada específicamente para Empresas de Electricidad e Industria.
Análisis y Monitoreo de Calidad de Potencia en tiempo real para rápida detección de eventos
Administración de Demanda Pico y uso eficiente de Energía
Confiable acceso a toda la información a través de Ethernet o Modem (con Dial out/ Dial in)
Análisis de Calidad de Potencia estandarizado con técnicas EN50160 e IEC61000-4-30
La solución ideal para monitoreo de Transformadores e Interruptores Características de Facturación de Alto Desempeño
Extensa Capacidad de Perfiles de Carga
Grabación de Eventos de Sistema: El medidor graba todo evento que atente contra el funcionamiento no autorizado del mismo tal como
− Re Inicios
− Cambios a la Programación
− Cambios de Acceso-Clave
− Ajuste de Hora y Fecha
− Apagado-Encendido del Medidor
− Cambios en Firmware
Compensación por Pérdidas en Línea y Transformación para Hierro y Cobre
Integración y Acumulación de Energía a través de entradas digitales, para diferentes cargas o consumibles como Gas y Agua.
Calendario de 20 años de Consumo y Demanda Bidireccional, con Ajuste Tarifario
Grabación e Integración de Valores Max / Min con estampa de tiempo para todas las variables
Lecturas Coincidenciales: Identificación de Etapas Capacitivas necesarias, Ineficiencias de Picos, etc.
Clave de Acceso Inviolable configurable por usuario
Demanda Predictiva: Empleando la tasa de cambio, el medidor predice el nivel de demanda para el siguiente intervalo, ideal para Recorte de Demanda Máxima.
Compatible con Software MV90
Tecnología de Medición con Auto Calibración Accu – Measure™
La Tecnología de Medición con Auto Calibración patentada (Accu–Measure™) permite que el medidor, una vez instalado,
mantenga su precisión original a través del Tiempo y Cambios de Temperatura. Esta técnica es única de EIG y se vale de tecnología de precisión de medición y referencias internas de alto grado de exactitud.
Características del Accu-Measure™:
Convertidores Duales Análogo a Digital de 16 Bit
Referencias Internas Duales para Auto calibración Periódica
Registro de Temperatura Interno para corrección de desviaciones
Tecnología V-Switch™
El medidor Nexus®1252 esta equipado con la tecnología exclusiva de EIG, V-Switch™, lo que posibilita actualizar en campo el medidor sin ser removido de servicio, que incluye:
V1: Medidor Nexus® 1252 Completo con Análisis Básico
V2: Adiciona capacidad de análisis con técnicas EN50160 e IEC 61000-4-30
Grabación de Formas de Onda y Reportes de Calidad de Potencia Detallados
El medidor NEXUS ® 1252 de EIG es uno de los mejores grabadores de fallas y disturbios de voltaje en la industria. Este instrumento es capaz de capturar la historia del desempeño del voltaje y eventos de calidad de potencia en memoria a bordo para un detallado análisis forense posterior.
Grabador de Fallas y Formas de Onda de 16 Bits:
Registra hasta 512 Muestras / Ciclo
Registro de Tensión y Corriente con eventos Pre y Post Falla
Alta Resolución (Convertidores Análogo/Digital de16 Bits)
Disparos por Hardware y Software Disponibles
Magnitudes Harmónicas Individuales hasta el orden 255vo para Voltaje y Corriente
Magnitudes Harmónicas en Tiempo Real de hasta le orden 128vo
Cálculos de THD% y Factor K
Análisis de Calidad de Potencia al orden mayor en el espectro de magnitud armónica
Disparos de Entradas de Alta Velocidad
Grabación de Formas de Onda ante el cambio en Entradas
Eventos Digitales y Formas de Onda con estampa de tiempo
(1 mseg)
Grabación de Transitorios en Sub Ciclo: Los transitorios ocasionan períodos de fuera de servicio intermitentes muy costosos, el análisis de disturbios Sub Ciclo permite:
Grabar transitorios menores a un ciclo para Tensión y Corriente
Monitoreo del Ruido de etapas capacitivas, STRS, SCRs y otros dispositivos nocivos
Registro independiente de curva CBEMA/ITIC:
Rápida e Intuitiva detección del total de eventos (SAGS, SURGES etc.) en grafica de magnitud y duración
Análisis Fasorial:
El medidor registra y presenta en tiempo real, los fasores de tensión y corriente y sus ángulos para la verificación de la integridad del sistema.
Análisis EN50160 / IEC 61000-4-30 (Actualización con V-Switch™ 2)
La industria de medición ha estandarizado el monitoreo de Calidad de Potencia, de forma que el usuario cuente con un
reporte definitivo e intuitivo, que muestre el diagnóstico de calidad de potencia de forma consistente entre fabricantes de equipos. Con el V-Switch™ 2, el NEXUS® 1252 es capaz de ejecutar reportes siguiendo las técnicas EN50160 / IEC 61000-4-30, empleando los 10 índices más importantes en el ámbito del análisis de calidad de potencia, con lo que el usuario puede determinar la confiabilidad del punto den evaluación.
Los Diez Aspectos Fundamentales del Análisis de Calidad de Potencia:
1. Fluctuaciones de Frecuencia
2. Fluctuaciones de Tensión (Lentas)
3. Fluctuaciones de Tensión (Rápidas)
4. Parpadeo (Flicker)
5. Desbalance de Suministro de Tensión
6. Magnitud Armónica
7. %THD
8. Hundimientos de Tensión (DIPs)
9. Interrupciones de Tensión (Corta Duración)
10. Interrupciones de Tensión (Larga Duración)
Capacidad de Registro del NEXUS® 1252
Dos Registros Históricos con capacidad de almacenamiento histórico avanzado de cualquier parámetro deseado.
Registro Histórico Primario LOG1 – Grabación de cualquier parámetro del medidor, hasta 64 diferentes variables a intervalos definidos por usuario.
Registro Histórico Secundario LOG2 – Grabación de cualquier parámetro del medidor, hasta 64 diferentes variables a intervalos definidos por usuario, además posee capacidad de registro
EN50160.
Registros Fuera de Límite: Almacena cualquier evento con condición fuera de límite a resolución de 1 mseg., para determinar secuencia de ocurrencia, lo que garantiza una descripción certera de cualquier disturbio de Potencia.
Registro de Forma de Onda (Disparo por Evento)
Registro y Grabación de formas de onda hasta 512 muestras por
Registros y grabaciones con resolución de 16 bits
Grabación de eventos de condición fuera de límite y su condición de retorno
Largo del evento configurable desde 7 hasta miles de Ciclos.
Simultáneamente se registran los estados de las 8 entradas de alta velocidad (Análisis de tiempo de disparos de Interruptores y protecciones)
Registro CBEMA/ITIC: Este Registro captura magnitud y duración de Surges/Sags de Tensión y Corriente para todo evento de Calidad de Potencia y permite al usuario graficar curvas ITIC y CBEMA, relacionando magnitud y duración de los eventos ocurridos dentro del sistema de potencia.
Registro de Salida de Relé: Graba activaciones de relés externos (módulos), con estampa de tiempo y motivo del disparo del relé.
Registros de Entrada de Estado: Graba con estampa de tiempo, cualquier cambio de estado de las entras de alta velocidad, con etiqueta asignada por usuario
Registro EN50160 (Solo V2): Genera reportes de Calidad de Energía de acuerdo a métodos incluidos en IEC61000-4-30 y EN50160.
AiREPORTS EXT – Diagnóstico de Problemas Eléctricos Empleando Inteligencia Artificial
El Software AiReports EXT es capaz de generar reportes de análisis de Eventos de forma Automatizada.
Emplea Inteligencia Artificial para el estudio de características de
Evalúa y clasifica información registrada en los medidores NEXUS®.
Clasificación de Eventos por Severidad
Identificación de Posibles Impactos
Recomendación de posibles Soluciones / Acciones correctivas
Prepara reportes automáticos de todos los eventos de Calidad de Potencia
Convertidor de archivos propietarios a formato PQDIF, posibilitando leer información del NEXUS® en Software EPRI.
Convertidor de archivos propietarios a formato COMTRADE, estandariza los formatos de análisis de fallas.
Comunicaciones Internas para Cada Aplicación
4 Puertos Aislados de Alta Velocidad:
Puertos Seriales RS485 (uno seleccionable a RS232): hasta 115kBauds
Protocolos Estándar: Modbus RTU/ASCII y DNP 3.0 Nivel 2
Eventos de Forma de Onda y Registros disponibles en Formato Modbus
8 Entradas Digitales Internas de Alta Velocidad:
Registran automáticamente si el circuito esta excitado externamente (húmedo)
Acepta hasta 300 VDC (conexión humeda)
El medidor suple la tensión necesaria para aplicaciones de control (conexión seca)
Tensión Auxiliar (5to Canal de voltaje) de alta velocidad de Verificación de Sincronía para:
Monitoreo de Tensión Neutro a Tierra
Lectura de Voltaje Adicional
Esquemas de Sincronización
Obtención de frecuencia, magnitud y fase de ángulo de los dos lados de un Interruptor, o entre Generador y Barra de Tensión
DNP 3.0 Nivel 2 PLUS El más avanzado de la Industria, cumple Nivel 1 y 2, adicionalmente:
Hasta 136 Mediciones ( 64 Entradas Binarias, 8 Contadores Binarios, 64 Entradas Analógicas) pueden ser asignadas en dirección en mapa DNP 3.0 por usuario
Hasta 16 Relés y 8 Re Inicios pueden ser controlados a través de DNP
Procesamiento de Bandas Muertas de "Reporte por Excepcion" (Eventos DNP) ajustadas por punto
250 Eventos Disponibles, con combinaciones de hasta cuatro eventos (Cambio de Entrada Binaria, Contador Congelado, Cambio en Contador, Cambio Analógico)
Comandos de Congelamiento: Congelado, Congelado/Sin Rec., Congelado con Tiempo, Congelado con Tiempo/Sin Reconocimiento
Comando con Congelado por Tiempo permite al medidor tener un contador con congelamiento interno con eventos asociados
Escala secundaria ajustable que optimiza la resolución en la UTR
Certificacion de Terceros Disponible
Nuevas escalas secundarias programables permiten a l usuario maximizar la resolución de entrada análoga de 16 bit de manera precisa, proporcionando una mejor resolución a sistemas SCADA.
Ethernet Rapid Response™
El puerto de comunicación Ethernet 10/100BaseT modelo INP200 con tecnología Rapid Response™ permite comunicación simultánea de hasta 12 usuarios a través de protocolo Modbus TCP. El protocolo DNP 3.0 Sobre TCP también esta disponible a través de este puerto. La tecnología Rapid Response™ acelera y optimiza el tiempo de descarga y la integridad de la información.
Salidas Analógicas de Transductor
1mAON4/1mAON8: 4 u 8 Salidas Análogas de 0-1mA, auto
alimentadas, escalables bidireccionales.
20mAON4/20mAON8: 4 u 8 Salidas Análogas de 4-20mA, auto
alimentadas, escalables, bidireccionales.
Cableado: Modo Común.
Precisión: 0.1% de Plena Escala.
Calibración: Auto Ajuste
Escala: Programable
Acople: hasta 4 Módulos de Salida Análoga por cada Medidor Nexus®
1252. Para más de 2 módulos se requiere fuente de poder Externa modelo PSIO
Salidas Digitales de Relé de Contacto Seco:
4RO1: 4 Salidas de Relé, 5 Amps, 125 AC/DC,
Froma C – Relés "Latching".
Acople: Hasta 4 módulos por cada Nexus® 1252.
Salidas Digitales de Estado Sólido:
4PO1: 4 Salidas de Estado Sólido,
Velocidad Máxima de Pulso: 20 pulsos por segundo
Accesorios para Módulos Externos:
PSIO: Fuente de Poder adicional hasta para 4 módulos, necesaria cuando se conectan 3 o mas Pantallas y/o Módulos Externos (Ver Manual sobre consumo de VA)
MBIO: Accesorio de montaje para Modulo Externo (se ordena por separado)
NEXUS 1252 [es]

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución