Source: https://katalog-treston.cz/odporove-snimace-teplot-bez-jimky-1
Timestamp: 2020-03-31 06:16:57+00:00

Document:
Odporové snímače teplot bez jímky – TRESTON
Odporové snímače teplot bez jímky
111-338 PtTI
Teploměr se senzorem Pt100 a s převodníkem v kompaktním provedení zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA
Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s kompaktním převodníkem T/I
Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +400°C v průmyslu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.
Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s převodníkem a výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení.Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.
Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).
Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- 338 PtTI se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.
Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
Zapojení senzoru dvouvodičově
Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
Krytí svorkovnice IP 55
Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm²
Časová konstanta snímače viz tab.1
Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Technická data převodníku:
napájecí napětí převodníku 12 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové
smyčce při Vs = 24 V DC 600 Ω
linearizace průběh R/T je linearizován
proud protékající čidlem teploty < 1 mA
proud při přerušení čidla teploty < 28 mA
proud při zkratu čidla teploty < 3,9 mA
chyby (ČSN IEC 770) - základní chyba 0.1%
- hystereze 0.02%
- opakovatelnost 0.03%
- linearita 0.04%
teplotní závislosti (ČSN IEC 770)
- chyba nuly 0.1% / 10K
- chyba rozpětí 0.1% / 10K
- max. chyba 0.2% / 10K
napěťové závislosti (ČSN IEC 770) < 0,008% / 1V
vliv zatěžovacího odporu < 0.01% / 100 Ω
odolnost proti rušení dle IEC 801
dlouhodobá stabilita a drift převodníku 0.006% / 500 hodin
měřicí rozsahy viz. Objednací tabulka
V objednávce se uvádí: název
objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-338 PtTI 6ks
obj. č.: 111- 338 150 250 1 0 ÷ +100°C
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm H=400mm
160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s
95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]
vodní pára a vzduch [m/s]
25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8
Obr.1: Provozní tlak snímače teploty
Obr.2: Rozměrový výkres snímače
Obr.3: Zapojení snímače do měřicího obvodu
Objednávkový formulář pro objednání produktu 111-338 PtTI:
111-338 PtTI (Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s kompaktním převodníkem T/I)
* Délka nástavku H (mm):
150 mm400 mmjiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
* Jmenovitá délka snímače L (mm):
160 mm250 mm400 mm630 mmjiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
* Závit:
M 20 x 1,5M 27 x 2jiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
* Měřící rozsah:
-50 až +50 °C0 až +50 °C0 až +60 °C0 až +100 °C0 až +150 °C0 až +200 °C0 až +300 °C0 až +400 °C+100 až +200 °C+100 až +300 °C+100 až +400 °Cjiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
111-Pt100
Teploměr se senzorem Pt100 bez převodníku
Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití
Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v průmyslu v teplotním intervalu -50 až +400°C. Pro rozsah teplot do +400°C je snímač vyráběn i pro účely fakturačního měření.
Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN IEC 751. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100je přiveden do svorkovnice dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově. Snímač není vybaven galvanickým oddělením.
Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty MODEL 111- Pt 100 se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.
Teplota okolního prostředí -50 až +120°C
Zapojení senzoru dvouvodičově, třívodičově, čtyřvodičově
Třída přesnosti A nebo B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
Přesnost čidla Pt100 A Dt = ±(0.15 + 0.002 x |t|) [°C]
Pt100 B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111- Pt 100 6ks
obj. č.: 111- Pt 100 150 250 1 A4 2
Obr.3a: Zapojení snímače do měřicího obvodu - dvouvodičově
Obr.3b: Zapojení snímače do měřicího obvodu - třívodičově
Obr.3c: Zapojení snímače do měřicího obvodu - čtyřvodičově
Obr.3d: Zapojení snímače do měřicího obvodu - dvojnásobný snímač
Objednávkový formulář pro objednání produktu 111-Pt100:
111-Pt100 (Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití)
-50 až + 150 °C-50 až + 400 °C-50 až + 600 °CAtypické
* Třída přesnosti, zapojení sensoru:
Pt 100 A, třívodičPt 100 A, čtyřvodičPt 100 B, dvouvodič - jednoduchýPt 100 B, dvouvodič - dvojnásobnýPt 100 B, dvojvodič - dvojnásobný párovanýPt 100 B, třívodičPt 100 B, čtyřvodičjiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
111-238 PtTI-EX
Teploměr se senzorem Pt100 a s převodníkem zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA, do prostředí SNV (kategorie jiskrové bezpeč. II 2G EEx ia IIC T4).
Odporový snímač teploty bez jímky do prostředí s nebezpečím výbuchu s převodníkem T/I
Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v prostředích s nebezpečím výbuchu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.
Schváleno zkušebnou FTZÚ Ostrava - Radvanice pod č. FTZÚ 02 ATEX 0192.
Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do převodníku s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení.Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.
Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- 238 PtTI - EX se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.
Teplota okolního prostředí -30 až +40°C
- Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
- Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
- Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
- Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
- Krytí svorkovnice IP 55
- Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
- Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
- Časová konstanta snímače viz tab.1
- Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
- Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
- Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
- specifikace nevýbušného zařízení II 2G EEx ia IIC T5 (ČSN EN 50 014 a ČSN EN 50 020)
- napájecí napětí převodníku 12 až 28 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
- výstupní signál 4 až 20 mA (přesné dostavení nuly a rozpětí pomocí dvou víceotáčkových trimrů)
- linearizace průběh R/T je linearizován
- proud při přerušení snímače max. 28 mA
- chyby (ČSN IEC 770) - základní chyba 0.1%
- opakovatelnost 0.015%
- teplotní závislosti (ČSN IEC 770) - chyba nuly 0.1% / 10K
- vliv zatěžovacího odporu < 0.01% / 100 Ω
- odolnost proti rušení dle IEC 801
- dlouhodobá stabilita a drift převodníku 0.025% / 500 hodin
- měřicí rozsahy viz. Objednací tabulka
Další parametry související s jiskrovou bezpečností:
- teplota okolí hlavice -30 až +40°C
- max. přípustné napájecí napětí 28 VDC
- max. přípustný proud 93 mA
- příkon Pi 0,66 W
- vnitřníí kapacita Ci » 0
- vnitřní indukčnost Li » 0
- doporučený typ propojovacího kabelu MK 2 x 0.50 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) - max délka 1250m
MK 2 x 0.75 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) - max délka 1250m
MK 2 x 0.15 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) - max délka 1250m
MK 2 x 0.35 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) - max délka 1250m
výrobce KABLO Elektro a.s.
Navázání snímače teploty na ostatní části obvodu: pomocí převodníku galvanického:
složení sestavy: - snímač 111 - 238 PtTI - EX
- zdroj pro napájení jiskrově bezpečných obvodů UNAZ - EX 24V/0.5W (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
- zdroj pro napájení měřicích převodníků UNAZ 24V/1.5 W (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
- oddělovací převodník GALVI - B - EX (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
- doporučený kabel (viz výše)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-238 PtTI - EX 6ks
obj. č.: 111- 238 PtTI - EX 150 250 1 0 /+100°C
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
frekvence [Hz] 10 až 500
Obr. 1: Provozní tlak snímače teploty
Obr. 2: Rozměrový výkres snímače
Obr. 3: Zapojení snímače s navázáním na měřicí zařízení pomocí galvanického oddělovače
Objednávkový formulář pro objednání produktu 111-238 PtTI-EX:
111-238 PtTI-EX (Odporový snímač teploty bez jímky do prostředí s nebezpečím výbuchu s převodníkem T/I)
M 20 × 1,5M 27 × 2jiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
-50 až +50 °C0 až +100 °C0 až +200 °C0 až +300 °C0 až +400 °C+100 až +200 °C+100 až +300 °C0 až +60 °Cjiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
111-Pt100-EX
Teploměr se senzorem Pt100 bez převodníku do prostředí SNV.
Odporový snímač teploty bez jímky pro jiskrově bezpečné obvody
Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v průmyslu v oblastech s nebezpečím výbuchu v teplotním intervalu -50 až +400°C. Není určen pro důlní použití! Pro rozsah teplot do +400°C je snímač vyráběn i pro účely fakturačního měření.
Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN IEC 751. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově. Snímač není vybaven galvanickým oddělením.
Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty MODEL 111- Pt 100 -EX se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.
- Zapojení senzoru dvouvodičově, třívodičově, čtyřvodičově
- Třída přesnosti A nebo B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
- Přesnost čidla Pt100 A Dt = ±(0.15 + 0.002 x |t|) [°C]
- Specifikace nevýbušného zařízení pro jiskrově bezpečné obvody - není určen pro důlní použití!
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111- Pt 100 - EX 6ks
obj. č.: 111- Pt 100 - EX 150 250 1 A4 1
Obr. 3a: Zapojení snímače do měřicího obvodu - dvouvodičově
Obr. 3b: Zapojení snímače do měřicího obvodu - třívodičově
Obr. 3c: Zapojení snímače do měřicího obvodu - čtyřvodičově
Obr. 3d: Zapojení snímače do měřicího obvodu - dvojnásobný snímač
Objednávkový formulář pro objednání produktu 111-Pt100-EX:
111-Pt100-EX (Odporový snímač teploty bez jímky pro jiskrově bezpečné obvody)
Pt 100 A, třívodičPt 100 A, čtyřvodičPt 100 B, dvouvodič - jednoduchýPt 100 B, dvouvodič - dvojnásobnýPt 100 A, dvouvodič - dvojnásobný párovanýPt 100 B, třívodičPt 100 B, čtyřvodičAtypické
111-207 NiTI
Teploměr se senzorem Ni1000 a převodníkem zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA.
Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové požití s převodníkem T/I
Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +150°C v průmyslu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 až 20 mA.
Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s převodníkem a výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Ni 1000 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.
Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- 207 NiTI se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.
Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +150°C.
- Teplotní senzor Ni 1000 dle DIN 43 760
- Tolerance jmen. odporu čidla v 0°C 0,2 % dle DIN 43 760
- napájecí napětí převodníku 12 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
- výstupní signál 4 až 20 mA (pasivní výstup - proudová smyčka)
- proud protékající čidlem teploty cca 0,5 mA
- proud při přerušení čidla teploty < 30 mA
- proud při zkratu čidla teploty < 3,9 mA
- chyby (ČSN IEC 770) - základní chyba 0.3%
- hystereze 0.05%
- opakovatelnost 0.07%
- linearita 0.25%
- chyba rozpětí 0.15% / 10K
- max. chyba 0.25% / 10K
- vliv zatěžovacího odporu < 0.018% / 100 Ω
- dlouhodobá stabilita a drift převodníku 0.006% / 500 hodin
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-207 NiTI 6ks
obj. č.: 111- 207 NiTI 150 250 1 0 ÷ +100°C
Obr. 3: Zapojení snímače do měřicího obvodu
Objednávkový formulář pro objednání produktu 111-207 NiTI:
111-207 NiTI (Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové požití s převodníkem T/I)
-50 až +50 °C-50 až +150 °C-20 až +140 °C0 až +30 °C0 až +50 °C0 až +60 °C0 až +100 °C0 až +150 °Cjiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
111-Ni1000
Teploměr se senzorem Ni1000 bez převodníku.
Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +150°C v průmyslu.
Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN 43 760. Signál z odporového teplotního snímače Ni 1000 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově.Snímač není vybaven galvanickým oddělením.
Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty MODEL 111- Ni 1000 se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.
- objednací číslo dle tabulky (viz 3. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111- Ni 1000 6ks
obj. č.: 111- Ni 1000 150 250 1
Objednávkový formulář pro objednání produktu 111-Ni1000:
111-Ni1000 (Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití)
-50 až +150 °CAtypické
Teploměr se senzorem Pt100 s digitálním zobrazovačem a s převodníkem zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA.
- napájecí napětí převodníku 16 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
smyčce při Vs = 24 V DC 450 Ω
- proud protékající čidlem teploty < 1 mA
- proud při přerušení čidla teploty < 28 mA
Technická data zobrazovače:
- zobrazovaný údaj okamžitá teplota měřeného média
- typ displeje LCD 3,5 místný, 12,7 mm
- rozlišovací schopnost 0,1°C nebo 1°C dle měřicího rozsahu
- chyba zobrazovače ± 1 digit
- přesnost zobrazovače ± 0,5%
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-DZB 6ks
obj. č.: 111- DZB 150 250 1 1 1 0/+100°C
Obr. 4: Orientace displeje a konektoru
Objednávkový formulář pro objednání produktu 111-DZB:
111-DZB (Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s místním zobrazením)
* Typ konektoru:
přímý B 8141 - 0zahnutý 90° B 8241 - 0Atypické
* Orientace displeje a konektoru:
Varinata 1 (viz. Obr.4)Varinata 2 (viz. Obr.4)Varinata 3 (viz. Obr.4)Varinata 4 (viz. Obr.4)jiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON
* Měřící rozsah (rozlišení zobrazovače):
-50 až +50 °C (0,1 °C)0 až +60 °C (0,1 °C)0 až +100 °C (0,1 °C)0 až +200 °C (0,1 °C)0 až +300 °C (1 °C)0 až +400 °C (1 °C)0 až +500 °C (1 °C)0 až +600 °C (1 °C)jiné provedení pouze po konzultaci s TRESTON

References: §5
 §5
 §5
 §5
 §5
 §5