Source: https://es.scribd.com/doc/134749202/Manual-Amperimetro-Voltimetroi
Timestamp: 2016-04-30 20:19:11+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreMANUAL DE INSTRUCCIONES VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO AC&DCEDICIÓN: 05-10-2006
......................................... ...................................................................................................................................... RESET) 3........1 .... 4-5 1........................................FUNCIONES POR TECLADO ........................................................................INTRODUCCIÓN ............................................... OPCIONES DE SALIDA ...........................................................................................INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN ...........................................4 .................. DESCRIPCIÓN TECLAS Y DISPLAY .............. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ...............24 6 ................................. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ...............3 ..............1.....................1 ................................................................2 .........................14-20
3 ........INSTRUMENTO DIGITAL DE PANEL
MODELO MI CRA-E
ÍNDICE 1 .................................................................................................... FUNCIONES DE MEMORIA (TARA...........................................................................................DIMENSIONES Y MONTAJE ....CONFIGURACIÓN DE LA ESCALA ................ PICO...............27
..................................... GARANTÍA ...........2...............................10 2..........................................CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA......................... PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 2.......................................................................... 6-7 2 .23 5..... ESQUEMAS DE CONEXIONADO ........................................ INFORMACIÓN GENERAL MODELO MICRA 1................11-13 2................................................................ALIMENTACIÓN Y CONECTORES .............................. VALLE............................22 5 ......................... 8-9 2.....................1 ......25 7 .........................................................................21 4 .....
OPCIÓN DE SALIDA 2 RELES
OPCIÓN DE SALIDAS RS232C + RS485
CIRCUITO BASE MODULO VISUALIZADOR Y TECLADO CAJA CON PINZAS DE SUJECIÓN AL PANEL
sin renunciar a las altas prestaciones de la serie KOSMOS.
Este instrumento cumple con las siguientes directivas comunitarias: 89/336/CEE y 73/23/CEE Atención: Seguir las instrucciones de este manual para conservar las protecciones de seguridad. El instrumento básico es un conjunto soldado compuesto por la placa base. Totalmente configurable por software.1. así como la puesta a cero de estas memorias.
. dos métodos de programación de la escala (por teclado o por niveles de entrada) y selección de la resolución del último dígito del display. de la salida relés y de la alimentación. De concepción simple. el modelo MICRA-E dispone de entrada seleccionable. el módulo visualizador y teclado y la tarjeta de entrada. Puede medir intensidades mayores de 5A mediante conexión a un transductor exterior tipo transformador de intensidad o shunt. Las salidas están optoaisladas respecto de la señal de entrada.
Otras funciones del indicador son el registro y visualización de valores máximo (pico) y mínimo (valle). permite visualizar velocidades directamente en unidades de ingeniería. puede instalarse una tarjeta de salidas que incorpora los protocolos de comunicación serie RS232C y RS485 (RS6) o una tarjeta de salida analógica 4-20mA (MAN) y una tarjeta de control con 2 relés tipo SPDT 8A (2RE). leds de señalización visibles desde el frontal y un módulo de programación propio que se activa automáticamente una vez instaladas. MODELO MICRA-E
El modelo MICRA-E es un instrumento de cuatro dígitos y formato reducido con entrada para señales alternas o continuas de tensión hasta 600V o intensidad hasta 5A en conexión directa. Conectado a una dinamo tacométrica o alternador. Opcionalmente. los MICRA son ideales para aplicaciones de sólo indicación. Cada una de las opciones dispone de conectores independientes con salida en la parte posterior del instrumento. pudiendo ser ampliados con salidas de comunicación serie o analógica y una salida de control por relés.
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES EN PANEL EN MODO DE TRABAJO
LED RS32C Indica activación de la salida RS232C activada LED RS485 Indica activación de la salida RS485
LED SET1 Indica activación del setpoint 1 LED MAX / F1 Indica el valor máximo medido LED MIN / F3 Indica el valor mínimo medido
SET 1 MAX MIN F1 F3
SET 2 F2 F4 TARE PROG
LED SET2 Indica activación del setpoint 2 LED TARE / F2 Inhabilitado en modo de trabajo LED PROG / F4 Inhabilitado en modo de trabajo
TECLADO EN MODO DE TRABAJO
ETIQUETA Unidades de ingeniería
TECLA TARE Inhabilitada en modo de trabajo
TECLA MAX/MIN 1ª pulsación: Muestra el valor máximo medido 2ª pulsación: Muestra el valor mínimo medido 5s de pulsación: RESET del valor MAX o MIN
TECLA DATA Muestra datos. Cambia a modo PROG
DISPLAY Muestra el valor de la medida
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES EN PANEL EN MODO PROGRAMACION
LED RS32C Indica activación de la salida RS232C LED RS485 Indica activación de la salida RS485
LED SET1 Indica programación del setpoint 1 LED F1 / MAX Modulo F1: Configuración de la entrada LED F3 / MIN Modulo F3: Configuración del display
LED SET2 Indica programación del setpoint 2 LED F2 / TARE Modulo F2: Configuración de salidas RS LED F4 / PROG Indica modo de programación
TECLADO EN MODO DE PROGRAMACION
TECLA Incrementa el valor del dígito en intermitencia
TECLA Desplazamiento hacia la derecha
TECLA ENTER Valida datos y parámetros seleccionados Avanza un paso en la programación Sale de la programación
DISPLAY Muestra datos y parámetros de programación
Selector de alimentación para 230 V ó 48 V AC
Selector de alimentación para 115 V ó 24 V AC
. Extraer de la caja el conjunto de circuitos y carátula tal como se indica en la página 24. Sólo restará conectar la señal de entrada y el instrumento comenzará a tomar medidas. excitación del transductor. 2). Los instrumentos con alimentación alterna 230/115V ó 24/48V 50/60Hz salen de fábrica preparados para conexión a 230V (ver Fig. 24V o 48V según demanda). introducir un destornillador en la ranura lateral de la caja y presionar para liberar los enganches de la carátula. Una vez alimentado y sin ninguna se al en el conector de entradas. tal como se indica en la etiqueta de identificación.2. rango de display). PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
La primera operación que deberá efectuarse será la configuración de la entrada según el tipo de transductor que se va a utilizar en la aplicación. Si es necesario efectuar un cambio de puentes internos. Para cambiar de 230 a 115V (ver Fig. 1). colocar los puentes sobre el selector de alimentación según la figura y modificar el marcado de la etiqueta. 1) ó 24V (ver Fig. se entrará en el modo de programación para seleccionar los parámetros de funcionamiento deseados (rango de entrada. Los instrumentos con alimentación continua están preparados para la tensión de alimentación especificada en la etiqueta de identificación (12V. 2) ó de 24 a 48V (ver Fig. Para ello se alimentará el instrumento verificando previamente que está preparado para la tensión disponible (ver párrafo siguiente).
pelar el cable dejando entre 7 y 10mm al aire e introducirlo en el terminal adecuado presionando la tecla para abrir la pinza interior según se indica en la figura.No conectado PIN 3 .5mm² deberán retirarse los embudos.08mm² y 2.La sección de los cables deben de ser 0.5mm².
VERSIONES AC PIN 1 .FASE AC PIN 2 . . Proceder de la misma forma con todos los terminales y volver a enchufar la regleta en el conector.5mm² (AWG 26 ÷ 14).CONEXIÓN ALIMENTACIÓN
Para cumplir los requisitos de la norma EN61010-1.POSITIVO DC PIN 2 . Los terminales de las regletas admiten cables de sección comprendida entre 0. es obligatoria la instalación de un magnetotérmico o disyuntor en las proximidades del equipo que sea fácilmente accesible para el operador y que este marcado como dispositivo de protección ATENCIÓN Para garantizar la compatibilidad electromagnética deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: Los cables de alimentación deberán estar separados de los cables de señal y nunca se instalarán en la misma conducción. Para cables de sección superior a 0.25 mm² Si no se respetan estas instrucciones.
. la protección contra sobretensiones no está garantizada. en Equipos permanentemente conectados a la red.NEUTRO AC VERSIONES DC PIN 1 . extraer la regleta que viene enchufada en el conector del aparato. Las regletas incorporan unos embudos de plástico incrustados en cada terminal para mantener sujetos los cables de sección menor de 0.NEGATIVO DC
Para efectuar las conexiones. Los cables de señal deben de ser blindados y conectar el blindaje al borne de tierra (pin2 CN1).GND (TIERRA) PIN 3 .
desde donde podrá accederse a los módulos de configuración de la entrada (led F1 iluminado) y. En este caso. en ausencia de se al. Para entrar en el modo de programación. La secuencia normal a seguir en cada paso será pulsar la tecla un cierto número de veces para efectuar cambios y la tecla ENTER para almacenarlos en memoria y avanzar al siguiente paso de programa.
BLOQUEO DE LA PROGRAMACIÓN. una pulsación de ENTER proporciona acceso a la programación de los parámetros. una vez que se active el led correspondiente al módulo deseado. cuando se pulsa la tecla ENTER para entrar en la programación. El bloqueo se efectúa retirando un puente enchufable situado en la cara de soldaduras del circuito del display (ver figura 10.2. de las salidas serie o la salida analógica (led F2 iluminado) y las salidas de relé (leds SET1 y SET2 iluminados). Este es el nivel de entrada en la programación. El desplazamiento de uno a otro módulo se efectúa mediante pulsaciones de la tecla y.2. donde la indicación con segmentos blancos significa que puede aparecer ésa u otra opción dependiendo de la configuración anterior. es recomendable bloquear el acceso para evitar que puedan efectuarse modificaciones de los parámetros programados. En este orden están dispuestas las figuras en las instrucciones paso a paso. Estando el instrumento bloqueado. Durante unos segundos se iluminarán todos los segmentos. si bien no será posible introducir o modificar datos. aparecerá la indicación dALA en lugar de Pro. A continuación. aparecerán tres ceros en el display. Las opciones posibles seleccionables mediante la tecla se dan en el texto a la derecha de la figura. si están presentes. presionar la tecla "ENTER". Se iluminará el led PROG y el display presentará la indicación Pro.1) NOTA : Es necesario desconectar la alimentación antes de modificar la posición del puente. puntos decimales y leds como comprobación de su correcto funcionamiento. Una vez completada la programación del instrumento. podrá accederse a las rutinas de programación para comprobar la configuración actual. INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN
Conectar el instrumento a la red.
20 ó 2V mediante las opciones 600. es posible obtener las siguientes aplicaciones : .3. . .Amperímetro con escala fija de hasta 5A. .2 respectivamente.Amperímetro con escala programable y entrada para shunt exterior /100mV. 20 ó 2 respectivamente. que permite seleccionar el tipo de medida que llevará a cabo el aparato y el rango de la misma. 200. 60 ó 50. /60mV ó /50mV mediante 100. 1A ó 200mA mediante las opciones A 5. 200.Voltímetro con escala fija 600.2. 20 ó 2 .
.Amperímetro con escala programable y entrada para transformador de intensidad /5A ó /1A escogiendo A 5 ó A 1. Según la entrada escogida. A 1 ó A 0. CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA
En la figura superior se muestra el módulo de configuración de la entrada del modelo MICRA-E. 200.Voltímetro con escala programable y entrada para dinamo tacométrica o alternador escogiendo la opción 600.Voltímetro con escala automática mediante la opción AuLo. . . El instrumento puede actuar como voltímetro o como amperímetro de alterna o de contínua.
pulsar la tecla y. comprobando que el único led activado es el led "PROG". pulsar ENTER para grabar las modificaciones en memoria y salir del modo de programación./ Si en el paso anterior se ha seleccionado un voltímetro (V-dC ó V-AC).3]
SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4
SET 2 TARE PROG
MAX/MI N
DATA ENTE R
A continuación se accede a la configuración del rango según el tipo de entrada.2 = entrada 0. Presionar sucesivamente la tecla hasta que la opción deseada aparezca en display y pulsar ENTER para memorizar la selección y volver al nivel mostrado en la figura 12. 600 = escala máx. 200 = escala 200V.1. Desde aquí. Las opciones posibles son : V. 1. A 0. 2.2A. A. 20 = escala 20V y 2 = escala 2V. 100 = entrada shunt/100mV.
[12. A 1 = entrada 1A./ Si en el paso anterior se ha seleccionado un amperímetro (A-dC ó A-AC).
Un ENTER en el paso anterior nos presenta el nivel de selección del tipo de entrada. leds F1 y PROG iluminados). 60 = entrada shunt/60mV y 50 = entrada shunt/50mV.
[12. Pulsar sucesivamente la tecla para pasar de una a otra opción hasta que el display muestre la indicación deseada y pulsar ENTER para validar la selección y avanzar al siguiente paso de programa. para volver al modo de trabajo.INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA [12.AC = voltímetro AC.dC = voltímetro DC. el instrumento volverá a situarse en este paso. Una vez terminada la programación.1]
La figura 12. el display mostrará una de las siguientes opciones : AuLo = escala automática. Pulsar ENTER para entrar en este módulo.dC = amperímetro DC y A-AC = amperímetro AC.1 muestra el nivel de acceso al módulo de configuración de entrada (indicación Pro. V. 600V. aparecerá en display una de las siguientes opciones : A 5 = entrada 5A.
5A PIN 5 = Máx. 600V
Voltímetro AC & DC máximo 600V Amperímetro entrada 1A ó 5A Transformador de intensidad/1A /5A Amperímetro entrada 200mA Shunt/100mV /60mV /
.CONEXIONADO DE LA SEÑAL DE ENTRADA
CONEXIÓN CN2 PIN 1 = COMM PIN 2 = SHUNT PIN 3 = 200mA PIN 4 = Máx.
resumidas en el cuadro siguiente. visualizarla en display y aceptarla como valor de entrada INP1 ó INP2 mediante pulsación de la tecla ENTER Antes de acometer la tarea de programación. DSP1. DSP1) y (INP2. La programación de la escala consiste en definir dos puntos (punto 1 y punto 2) formados por los valores de entrada y sus correspondientes valores de display (INP1. DSP2). 2.2 A Amperímetro AC ó DC escala 1 A Amperímetro AC ó DC escala 5 A Shunt 100mV Shunt 60mV Shunt 50mV
INP2. alternador Amperímetro escalas fijas DSP2 (valor nominal del T. y los valores a introducir en cada paso. INP2. 1./ El menú CAL se utilizará cuando se desee trabajar con escala automática o con alguna de las escalas fijas. /1A /5A Conexión a shunt /100mV /60mV /50mV
INP1. o por el método INP que consiste en aplicar una se al al instrumento.I.4. PROGRAMACIÓN Modo SCA Modo InP Voltímetro AC ó DC escalas Auto FUNCIONAMIENTO NORMAL AUTO CAL dSP Voltímetro de escalas automáticas No actuan ni Voltímetro de Indicador relés ni salida escalas fijas tacométrico. DSP2
. analógica. DSP2
Voltímetro AC Amperímetro AC ó DC escala 0. o shunt) Conexión a T./ El menú dSP se utilizará para configurar el display en caso de trabajar con entradas que necesitan programación de la escala.2. Ambos menús o sólo uno de ellos serán accesibles según el tipo de medida seleccionado en el módulo de configuración de la entrada (páginas 11 y 12). se recomienda tener presente las opciones permitidas para cada tipo de entrada. La introducción de los parámetros INP1 e INP2 puede realizarse por el método SCA que consiste en programar los valores por teclado. CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY En la página 15 se muestra el módulo de programación del display del modelo MICRA-E que dispone de dos menús : CAL y dSP.I.
14). 1. led PROG iluminado) y dos veces para situar el aparato en el nivel de entrada en el módulo (indicación Pro. 2.
. sólo aparecerá el menú dSP para configuración de la escala.DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY
AL MODULO DE CONFIGURACION DE LA ENTRADA
AL MODULO DE CONFIGURACION DE SALIDAS RS6 ó MAN
AL MODULO DE CONFIGURACION DE SALIDAS RELE
Para acceder al módulo de programación del display partiendo del modo de trabajo./ En caso de entradas que deban trabajar con un escalado especial de display (escala programable). lo sd o sm e n ú ss e rá na c c e s ib le s y la s e le c c ió n d ec u a lq u ie ra d ee llo sc o n d ic io na rá e l m o d od e trabajo. leds PROG y F3 iluminados). Un "ENTER" proporciona acceso a los menús de configuración según el tipo de medida seleccionado (ver tabla pág./ Si el instrumento puede trabajar en modo c a lib ra d ooe s c a la d o ./ En el caso de entradas que trabajen en modo calibrado (escala automática o escala fija). sólo aparecerá el menú CAL para selección de la resolución del último dígito del display. pulsar "ENTER" para entrar en el modo de programación (indicación Pro. 3.
Ld10 = en saltos de 10 puntos. será posible acceder a cualquiera de ellas mediante pulsaciones de la tecla . Para cambiar la configuración.ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY
[16. Pulsar ENTER para entrar en este menú. efectuar la programación según se indica en las páginas 17 y 18.4]
[16.4) donde Ld 1 = variación en saltos de 1 punto de display Ld 5 = en saltos de 5 puntos.1). .
.1] Configuración Display
La figura 16. pasar directamente a la página 19.Para conexión a una dinamo tacométrica (configuración voltímetro DC). 16. leds F3 y PROG iluminados). . Pulsar ENTER para entrar en este módulo.2]
TARE PROG
DATA TARE ENTE R
Si se selecciona el menú CAL para utilizar el instrumento como voltímetro o amperímetro de escala automática o fija (fig. sólo aparecerán los parámetros necesarios al tipo de entrada escogido (ver cuadro en pág. 14).Para conexión a shunt exterior (configuración amperímetro DC) o transformador de intensidad (configuración amperímetro AC o DC).2). pasar directamente a la página 20.3]
[16. 16. Aparecerá una de las dos indicaciones representadas en las figuras 16. Si el tipo de entrada escogido permite las dos opciones.
[16. pulsar repetidamente la tecla hasta obtener el valor deseado y pulsar ENTER para grabar el dato en memoria y volver al nivel Pro (fig.
Si se selecciona el menú dSP para tener acceso a la programación de la escala.2 y 16. un "ENTER" presenta en display la fase de selección de la resolución del dígito menos significativo (fig. 16. .Para conexión a un alternador (configuración voltímetro AC).1 muestra el nivel de acceso al módulo de configuración del display (indicación Pro.3.
presionar la tecla para variar el dígito activo entre 0 y 9 y la tecla para pasar al siguiente dígito de la derecha. aparecerá un valor numérico cualquiera (según programación anterior) con el primer dígito en intermitencia.2 se visualizará durante 2s antes de dar paso a la programación del valor de la entrada en el punto 1 (INP1). 1. pulsar ENTER para pasar a programar el primer parámetro. Una pulsación de ENTER será suficiente para aceptar este valor como entrada en el punto 1 (INP1) y pasar a la siguiente fase de programación.1]
Partiendo de la fase representada en la figura 16. Repetir estas operaciones hasta componer en display el valor requerido y pulsar ENTER 2.
[17. pulsar para variar el dígito intermitente y para pasar al dígito siguiente hasta obtener la indicación deseada. Mediante pulsaciones de la tecla . seguido del valor numérico inicial del display en el punto 1 (DSP1). deberá colocarse en el último dígito.2]
La indicación que aparece en la figura 17. al cabo de 2s o pulsando la tecla ENTER . Si se desea modificar este valor. Si se desea modificar este valor.
.3] Valor del Display
A continuación aparece en display el banderín que se muestra en la figura 17.3.VOLTÍMETROS DC CON ESCALA PROGRAMABLE
[17. C on el display indicando el método deseado.
[17. Volver a pulsar ENTER para validar los cambios y pasar a la siguiente fase./ Si en el paso anterior se ha seleccionado "I NP". después del banderín INP1 aparecerá en display el valor real de la se al presente en el conector de entrada.3. Presionar sucesivamente hasta situarlo en la posición requerida. aparecen sucesivamente en display las indicaciones SCA e INP correspondientes la primera al método de programación por teclado y la segunda al de validación de los valores reales de entrada./ Si en el paso anterior se ha seleccionado el método "SCA". Si no se desea punto decimal. un ENTER permite acceder la selección del modo de programación de la escala. Pulsar ENTER y el punto decimal se pondrá en intermitencia para indicar que es posible modificar su posición.
3] Tiempo límite
Una vez configurada la escala. Proceder como en el apartado 17. En la figura 18. Una vez dentro de la fase de programación. donde la resolución previamente programada se presenta en el siguiente formato : Ld 1 = variación en saltos de 1 punto.
A continuación. Ld10 = variación en saltos de 10 puntos. proceder como en el apartado 17. presenta el valor programado previamente con el primer dígito en intermitencia.2 : modifica valor. un ENTER valida el dato introducido y avanza al siguiente paso de programa.3 ( teclas y ) para modificar el valor existente y pulsar ENTER para validar el dato introducido y avanzar al siguiente paso de programa. o presionar "ENTER" para aceptar el valor real de entrada como parámetro INP2 si se está utilizando el método por nivel de entrada (INP). en el último paso de menú se ofrece la posibilidad de escoger la resolución del dígito menos significativo de forma que varíe en saltos de 1. Para cambiar la configuración. En cualquier caso. pulsar repetidamente la tecla hasta obtener el valor deseado y pulsar ENTER para grabar el dato en memoria y volver al nivel ro mostrado en la figura 16. Ld 5= variación en saltos de 5 puntos. cambia de dígito si se está utilizando el método por teclado (SCA).1]
En la figura de la izquierda se muestra el banderín que aparece previamente a la programación del valor de entrada en el punto 2 (INP2).[18.
[18.1. el display muestra el banderín correspondiente a la fase de programación del display en el punto 2 (DSP2) y seguidamente.3 se muestra la indicación correspondiente a esta fase. 5 ó 10 puntos de display.
Partiendo de la fase representada en la figura 16. Repetir estas operaciones hasta componer en display el valor requerido y pulsar ENTER 2.3.3]
A continuación. ver figura [ 18./ Si en el paso anterior se ha seleccionado el método "SCA". Una pulsación de ENTER será suficiente para aceptar este valor como entrada en el punto 2 (INP2) y pasar a la siguiente fase de programación.
. aparecen sucesivamente en display las indicaciones SCA e INP correspondientes la primera al método de programación por teclado y la segunda al de validación de los valores reales de entrada. después del banderín INP2 aparecerá en display el valor real de la se al presente en el conector de entrada. un ENTER permite acceder la selección del modo de programación de la escala.2 se visualizará durante 2s antes de dar paso a la programación del valor de la entrada en el punto 2 (INP2). Si se desea modificar este valor./ Si en el paso anterior se ha seleccionado "I NP". aparecerá un valor numérico cualquiera (según programación anterior) con el primer dígito en intermitencia. Mediante pulsaciones de la tecla . pulsar ENTER para pasar a programar el primer parámetro. el display muestra el banderín correspondiente a la fase de programación del display en el punto 2 (DSP2) y seguidamente.
[19. presionar la tecla para variar el dígito activo entre 0 y 9 y la tecla para pasar al siguiente dígito de la derecha. Utilizar las teclas y para modificar el valor existente y pulsar ENTER para validar el dato introducido y avanzar al siguiente paso de programa.3] para efectuar la selección y volver automáticamente al nivel -Pro-. 1. Con el display indicando el método deseado.
[19. al cabo de 2s o pulsando la tecla ENTER . presenta el valor programado previamente con el primer dígito en intermitencia. El último paso del menú es la configuración de la resolución del dígito menos significativo.2]
La indicación que aparece en la figura 19.VOLTÍMETROS AC CON ESCALA PROGRAMABLE
Al cabo de 2 segundos o pulsando la tecla ENTER para acceder a este menú. Ld 5 = de 5 en 5. En la fig.AMPERÍMETROS PARA TRANSFORMADOR O SHUNT EXTERIOR
Para conectar el instrumento a un transformador de intensidad /5A ó /1A o un shunt externo de 100mV. para volver al modo de trabajo.
[20. 60mV ó 50mV será necesario entrar en el menú dSP y programar el valor de display deseado cuando la entrada sea el fondo de escala del transductor (5A.2]
Una vez configurada la escala. en saltos de 5 puntos o en saltos de 10 puntos de display.2 se muestra la indicación correspondiente a una de estas opciones. [20.1 se visualizará durante 2s antes de dar paso a la programación del valor del display a fondo de escala (DSP2). 60mV ó 50mV). Desde aquí.
. Una vez terminada la programación de todos los parámetros. en saltos de 1 punto. pulsar repetidamente la tecla hasta obtener el valor deseado ( Ld 1 = de 1 en 1. 20. 1A. pulsar ENTER para grabar los cambios en memoria y salir del modo programación. Para cambiar la configuración por defecto. 100mV. el instrumento volverá a situarse en este paso.1]
La indicación que aparece en la figura 20. como último paso del menú dSP se ofrece la posibilidad de escoger cómo debe variar la indicación del display . En el menú de programación del display aparecerá DSP2 como único valor programable y posteriormente se seleccionará la resolución del dígito menos significativo. comprobando que el único led activado es el led PROG. presionar y. Ld10 = de 10 en 10) y pulsar ENTER para grabar el dato en memoria y volver al nivel Pro.
La tercera pulsación devuelve el instrumento a la visualización de la variable medida. es posible visualizar estos valores presionando la tecla MAX/MIN La primera pulsación reclama el valor de pico y se ilumina el led "MAX". todas ellas operativas en modo de programación mientras que sólo la tecla MAX/MIN es utilizable en modo de trabajo.
VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES PICO & VALLE El instrumento registra y memoriza los valores máximo (pico) y mínimo (valle) alcanzados por la variable desde el último reset. al cabo de los cuales aparece la indicación -999 si se ha resetado el valor de pico ó 9999 si se ha resetado el valor de valle.
.3. FUNCIONES DE MEMORIA
FUNCIONES DEL TECLADO EN MODO RUN El MICRA-E dispone de tres teclas. pulsar la tecla MAX/MIN para visualizar el valor que se desea eliminar (los leds "MAX" y "MIN" indican cual de ellos está presente en display). Durante el funcionamiento normal del aparato. Volver a pulsar MAX/MIN manteniéndola durante 5 segundos.
PUESTA A CERO DE LAS MEMORIAS PICO & VALLE Para poner a cero las memorias de pico y de valle. La segunda pulsación reclama el valor de valle y se ilumina el led "MIN".
los modelos MICRA-E pueden incorporar simultáneamente dos opciones de salida. una vez reconocidas por el instrumento. referirse al manual específico que se suministra con cada opción. Las salidas disponen de modo HI/LO seleccionable e histéresis o retardo programable. Los dos tipos están incluidos en la opción aunque sólo uno de ellos puede ser operativo según selección por software. Se instalan fácilmente en el instrumento de base mediante conectores enchufables y. Ref. Ref. half-duplex de 1200 a 9600 baudios. montaje y programación. una RS6 y una 2RE ó una MAN y una 2RE : Una tarjeta de salidas serie con interface de comunicaciones RS232C y RS485. RS6 Una tarjeta de salida analógica 4-20mA que permite tener una se al proporcional al rango de display programado. OPCIONES DE SALIDA
De forma opcional. MAN Una tarjeta de control con 2 salidas de relé tipo SPDT 8A @ 250V AC / 150V DC. activan su propio software de programación. modo de instalación y programación.
OPCIÓN DE SALIDA RS232C+RS485 (RS6) ó ANALÓGICA 4-20mA (MAN)
OPCIÓN DE SALIDA 2 RELES (2RE)
. aplicaciones.4. NOTA: La opción de salida 2RE y MAN no actúan si se ha programado escala automática. Ref. 2RE Las opciones de salida se suministran individualmente en forma de tarjetas adicionales con su propio manual de instrucciones donde se indican características. Para mayor información sobre características.
.3% F............5 a 16 V) . -10 ºC a +60 ºC Temperatura de almacenamiento............01 3............................. F 0........ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEÑAL DE ENTRADA Configuración............ entrada 3M 3M 3M 3M 0..................................................................................................3 W FUSIBLES (DIN 41661) Micra-E (230/115 V AC) ................................... 96x48x60 mm Peso ...... F 0..........................................2A Shunt 100mV Shunt 60mV Shunt 50mV Resolución 1V 100mV 10mV 1mV 2......... doble rampa Resolución...............
Entrada 600V 200V 20V 2V 5A 1A 0...5 A/ 250 V Micra-E5 (48 V DC) .... OvE PRECISIÓN Error máximo en AC: De 30% a 100% del F.....5mA 0........................E.......3 60k 60k 60k CONVERSIÓN Técnica ........................................................<95 % a 40 ºC DIMENSIONES Dimensiones......... 24/48 V (±10%) 50/60 Hz DC Volt............................1 A/ 250 V Micra-E2 (24/48 V AC)..... 115/230 V..........5............. F 0......................... F 1 A/ 250 V Micra-E4 (24 V DC) ....5mA 0................. policarbonato s/UL 94 V-0 Estanqueidad del frontal......5 minutos AMBIENTALES Indoor use Temp.........................E.............IP65
ALIMENTACION AC Volt ...... 12 V (10.................3% lectura +3 dígitos) Hasta 30% del F......................... 4 dígitos rojos 14 mm LEDs ...........................................................1% lectura +3 dígitos) Coeficiente de temperatura ...... F 0...............................2 A/ 250 V Micra-E3 (12 V DC) ........................programable Cadencia de presentación..............................................................................................E.............................................. 24 V (21 a 32 V) 48V (42 a 64 V) Consumo ....... +3 dígitos) Error máximo en DC....±(0.......................... -25 ºC a +85 ºC Humedad relativa ....01 0.... ±(0...............±2000 puntos Cadencia ... -999/9999...................... diferencial asimétrica.4 de funciones y 4 de salidas Punto decimal.................1mA 50µV 30µV 25µV Imp.......... 250 g Material de la caja ... ........................ 83 ms Indicación sobreescala ................. de trabajo ...........5/ 250 V
............... 12/ s DISPLAY Tipo ...... 100 ppm/ ºC Tiempo de calentamiento ............... ±(0..............
. desbloquear las pinzas levantando ligeramente las lengüetas traseras y deslizarlas en el sentido inverso al de montaje. Presionar ligeramente para ajustar la carátula frontal y dejar las pinzas sujetas en las uñas de retención de la caja.5.Dimensiones y montaje
Para montar el instrumento en panel.
m m 5 4
RETENCION PINZAS
Colocar las pinzas de sujeción en las guías laterales de la caja (una a cada lado) y deslizarlas hasta que hagan contacto con la parte posterior del panel.1 . abrir un orificio de dimensiones 92x45 mm e introducir el instrumento en el orificio por la parte delantera colocando la junta de estanqueidad entre éste y el papel. Para desmontar el instrumento del panel. LIMPIEZA: La carátula frontal debe ser limpiada solamente con un paño empapado en agua jabonosa neutra.
1000MHz Nivel 2 Criterio B 1kV Lineas alimentación 0.1 Seguridad general IEC1010-1 Categoria instalación II Tensiones transitorias <2.5kV Lineas se al
Travessera de les Corts.1 General de emisión Clase B EN50082.. Edo Cargo: Director Técnico
Norma aplicable : EN61010.CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Fabricante : DITEL .1 General inmunidad Nivel 3 Criterio B Descarga al aire 8kV Descarga contacto 6kV Nivel 2 Criterio A 3V/m 80. 180 08028 Barcelona ESPAÑA
IEC1000-4-3 Declara que el producto : Nombre : Indicador Digital Modelo : MICRA.A.E IEC1000-4-4
EMC 89/336/CEE LVD 73/23/CEE
Fecha: 25 Marzo 1999 Firmado: José M.5kV Grado de polución 2 No existirá polución conductora Tipo de aislamiento Envolvente : Doble Entradas/Salidas : Básico
. Norma aplicable : EN55022/CISPR22 Norma aplicable : IEC1000-4-2 EN50081.Diseños y Tecnología S.
En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del instrumento durante el periodo de garantía.Los instrumentos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por un periodo de 3 AÑOS desde la fecha de su adquisición.ditel. Ahora Ud. Rellene el formulario en nuestra web: http://www. diríjase al distribuidor donde fue comprado quien le dará instrucciones oportunas.
Todos los productos DITEL gozan de una garantía sin límites ni condiciones de 3 años desde el momento de su compra. unicamente rellenando un formulario. conexionado o manipulación erróneos por parte del comprador. puede extender este período de garantía hasta CINCO AÑOS desde la puesta en servicio. El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del instrumento. Esta garantía no podrá ser aplicada en caso de uso indebido.es/garantia
08.2005. S. Para proteger el medio ambiente y de acuerdo con la legislación europea sobre residuos eléctricos y electrónicos de aparatos puestos en el mercado con posterioridad al 13. Polígono Industrial Les Guixeres C/ Xarol 8 C 08915 BADALONA-SPAIN Tel : +34 .INSTRUCCIONES PARA EL RECICLADO Este aparato electrónico se engloba dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/96/CE y como tal.es www.es
.A. no puede deshacerse de él como un residuo urbano normal.93 339 47 58 Fax : +34 .ditel. está debidamente marcado con el símbolo que hace referencia a la recogida selectiva de aparatos eléctricos que indica que al final de su vida útil. usted como usuario. al lugar donde fué adquirido para que de esta forma se proceda a su tratamiento y reciclado controlados. el usuario puede devolverlo.93 490 31 45 E-mail : dtl@ditel.
DISEÑOS Y TECNOLOGIA. sin coste alguno.
Más de este usuarioCatalogo CaudalCatalogo CaudalGranada de TapasGranada de TapasMotores_Cuaderno_CastellanoMotores_Cuaderno_Castellano
Manual Amperimetro Voltimetroi by Miguel Angel Ruesca Perez21 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución