Source: http://docplayer.es/1812658-Pliegos-licitacion-publica-de-bienes-escuela-politecnica-nacional-instituto-geofisico.html
Timestamp: 2016-10-27 16:49:11+00:00

Document:
⭐PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL INSTITUTO GEOFISICO
PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL INSTITUTO GEOFISICO
Download "PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL INSTITUTO GEOFISICO"
Juana Jiménez Muñoz
1 PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL INSTITUTO GEOFISICO CÓDIGO DEL PROCESO: LICB-IGEPN-CDEE OBJETO: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGUNDA FASE DEL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE SISMOLOGIA Y VULCANOLOGIA (SNSV) QUITO, SEPTIEMBRE 2014 Página 1 de 1292 INDICE GENERAL I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SECCION I SECCION II SECCION III SECCIÓN IV SECCIÓN V CONVOCATORIA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES SECCIÓN I SECCIÓN II SECCIÓN III DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS FASE CONTRACTUAL III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE BIENES SECCIÓN I SECCIÓN II FORMULARIO DE LA OFERTA FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE BIENES V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS ANEXO 1 Página 2 de 1293 LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES CÓDIGO DEL PROCESO: LICB-IGEPN-CDEE I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES SECCION I CONVOCATORIA Se convoca a las personas jurídicas, nacionales y/o españolas, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la Adquisición de Equipos para la II Fase del Fortalecimiento del Instituto Geofísico: ampliación y modernización del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología (SNSV).. El presupuesto referencial es de $ ,00 (DOS MILLONES DE DOLARES U.S.D.) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA y el plazo estimado para la ejecución del contrato es hasta 180 días, contado a partir de la entrega del anticipo. Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 1. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal de COMPRAS PUBLICAS (www.compraspublicas.gob.ec); en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad de España, de la Oficina Comercial de España en Ecuador, del Programa de Canje Deuda Ecuador-España, y del portal institucional de la Escuela Politécnica Nacional y del Instituto Geofísico 2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de 5 días, las mismas que deberán ser emitidas mediante correo electrónico a la siguiente dirección contado desde la fecha de publicación del proceso, de acuerdo a lo que establezca el Instituto Geofísico. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de 2 días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones, la oferta técnica deberá ser entregada en un término no mayor a 20 días desde la fecha de publicación. Eliminado:. 3. La oferta se presentará de forma física y en digital con el mismo contenido de la oferta física, en las oficinas del Instituto Geofísico, ubicadas en Ladrón de Guevara E y Andalucía. Edificio de Ingeniería Civil, 6to Piso; de conformidad con el cronograma establecido dentro de estos pliegos. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la misma dirección donde se receptarán las ofertas técnicas. 4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 5. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. Página 3 de 1294 6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EPN y de los Recursos del Programa de Canje de Deuda Ecuador España con cargo a la cuenta TE aperturada por la EPN relacionados con la partida presupuestaria Nro denominada Maquinaria y Equipos, emitida mediante certificación presupuestaria presente Nro 291 de fecha 19 de agosto del 2014 y certificación presupuestaria futura emitida mediante memorando Nro IG-P de fecha 19 de agosto del 2014 y se cancelará de la siguiente manera: 60% en calidad de anticipo previo a la presentación de las respectivas garantías 40% restante contra entrega de los bienes solicitados a entera satisfacción de la EPN, entrega de la factura correspondiente, acta entrega recepción firmado entre las partes e informe de satisfacción emitido por el Administrador del Contrato 7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de las NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE LOS PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FINANCIADOS CON RECURSOS NO REEMBOLSABLES PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE CANJE DE DEUDA ECUADOR-ESPAÑA, CORRESPONDIENTES A LA TERCERA ETAPA, en lo no previsto por éstas se regirá a la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego. 8. El procedimiento deberá ceñirse de manera obligatoria a lo que estipula el Artículo 7 del Reglamento del Programa de Canje de Deuda señala que "Estos proyectos deberán ser realizados, en la mayor medida posible, por empresas, instituciones u organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas o ecuatorianas con participación española o suponer la importación de bienes y/o servicios españoles 9. El Instituto Geofísico se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. Quito, septiembre del 2014 Ing. Jaime Calderón RECTOR DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Página 4 de 1295 SECCIÓN II 2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la equipamiento para la segunda fase del fortalecimiento del instituto geofísico: ampliación y modernización del servicio nacional de sismología y vulcanología (SNSV). 2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es $ ,00 (DOS MILLÓNES DE DOLARES), determinado por la entidad contratante, con sujeción al Plan Anual de Contratación respectivo), el IVA correspondiente a $ ,00 estará a cargo de la contraparte, de conformidad con el siguiente detalle: Código Descripción del bien o servicio Unidad Cantidad Precio Precio Total CPC Unitario ESTACIONES DE REFERENCIA DE ULTIMA TECNOLOGIA GNSS CON ANTENA GEODESICA GPS de alta resolución para geodesia Unidad 12 $ $ Acelerógrafos de 3 canales Equipos sísmicos Sismómetros de 120 segundos Equipos sísmicos Sistemas sísmicos integrados de banda ancha : Equipos sísmicos Inversores/cargadores Equipos de protección eléctrica Digitalizadores sísmicos de banda ancha Equipos sísmicos Unidad 11 Unidad 10 Unidad 13 Unidad 6 Unidad 7 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Unidad 90 Radios Ethernet Equipos para transmisión de datos Paneles solares de 80 W. Unidad Enlaces Microondas: Estos enlaces Unidad 10 incluyen equipos, y servicios de ingeniería y de instalación IDUS de repuesto Unidad ODUS de repuesto Unidad Nodos computacionales Equipos informáticos discos de expansión Equipos informáticos Central telefónica IP Incluye capacitación, instalación y soporte técnico Teléfonos y cantidades según el tipo DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA Unidad 3 Unidad 1 Unidad 1 $ 2300 $ $ 300 $ $ $ $ 790 $ $ $ $ $ $ $ $ $ Página 5 de 1296 TELÉFONOS IP TIPO 1 Cantidad 40 TELÉFONOS IP TIPO 2 Cantidad 7 TELÉFONOS IP TIPO 3 Cantidad Baterías 80 A/H Unidad Baterías 45 A/H Unidad Baterías 100 A/H Unidad Sismómetros de 20 segundos: Equipos sísmicos Reguladores de voltaje Equipos para regular carga para sistemas fotovoltaicos Unidad 8 Unidad Supresores de rayos Unidad Ethernet Switch Capa 2 de 24 puertos GBE a 24V DC. Unidad 10 $ 230 $ $150 $1654 $300 $10500 $ $ $ 157 $ $ 150 $ $ 1600 $ Fuentes de alimentación para enlaces Unidad 15 microondas Equipos complementarios para $ 2000 $ telecomunicaciones Fuentes/cargadores: Equipos para Unidad 10 cargar las baterías que alimentan los $ 120 $ 1200 acelerógrafos Gabinetes outdoor de 19 Unidad 12 Son casetas metálicas especiales para $ $ montar equipos de telecomunicaciones Presupuesto Referencial (SIN IVA) $ , Especificaciones técnicas o Términos de Referencia: Las especificaciones técnicas y términos de referencia para la presente contratación se detallan a continuación: ANTECEDENTES.- En el campo de la sismología el IG-EPN ha mantenido una actividad permanente en el país desde fines de los 70 s que tiene responsabilidad nacional a partir del El monitoreo sísmico está agrupado en la Red Nacional de Sismología RENSIG que consta de 90 instrumentos de banda ancha digitales de última tecnología y 30 instrumentos analógicos de tecnología de los años 80 s y cubre el Valle Interandino, la parte Sur del Ecuador, con una densidad adecuada, mientras que la zona costera, y la región oriental tienen una densidad baja. El monitoreo acelerográfico se realiza con la red Nacional de Acelerógrafos RENAC que consta de 80 acelerógrafos y 40 de ellos Página 6 de 1297 con transmisión digital de datos. El monitoreo geodésico está agrupado en la Red Nacional de Geodesia (RENGEO) que consta de 65 GPS y 13 inclinómetros. El monitoreo de los volcanes del país se realiza a través de la Red Nacional de Observatorios Volcánicos (ROVIG) que mantiene el IG-EPN. La ROVIG consta de seis observatorios que tienen un nivel de vigilancia alto. Estos observatorios utilizan técnicas de vigilancia sísmica (con redes de más de 4 instrumentos modernos BB), deformación de flancos, monitoreo de fluidos y flujos de lodo o lahares especialmente en volcanes que se encuentran en procesos eruptivos, también se realizan observaciones visuales y térmicas de los procesos. Estos observatorios son los correspondientes a los volcanes Tungurahua, Cotopaxi, Reventador, Cayambe, Imbabura, y Guagua Pichincha. Tres observatorios tienen nivel intermedio con dos técnicas de monitoreo permanente y están en los volcanes Antizana, Cuicocha, Chimborazo y, por último, para los volcanes Ninahuilca, Pululahua, Cerro Negro, Sagoatoa, Iliniza, Sangay se tiene un nivel de vigilancia básico, constituido por una o dos estaciones sísmicas y/o GPS y observaciones ocasionales. A más de esto, en el campo del diagnóstico de las amenazas volcánicas, el Ecuador cuenta con mapas para 12 de sus volcanes activos. De éstos, los volcanes Cotopaxi y Tungurahua tienen mapas de tercera generación que implican el haber sido revisados y calibrados con erupciones históricas y han sido escritos para el ciudadano educado. La tarea más demandante en el campo de la sismología ha sido la constitución de la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG), y el monitoreo permanente de la sismicidad nacional, así como la vigilancia sísmica de los volcanes constitutivos de la ROVIG. Esta es una tarea permanente de tipo operacional que ha permitido constituir el Catálogo Sísmico Instrumental del Ecuador desde hace 17 años. Adicionalmente, la investigación de los terremotos antiguos ha permitido la elaboración del Catálogo de los Sismos Históricos del Ecuador que constituye una fuente de información muy valiosa para la determinación del peligro sísmico a nivel nacional OBJETIVOS Fortalecer el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional para ampliar y modernizar el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología Fase II con el objetivo de obtener una cobertura instrumental adecuada a nivel de los volcanes activos y de la costa ecuatoriana que genere, en el corto plazo, información oportuna a instituciones nacionales y locales y, en el mediano y largo plazo, una base de datos de calidad y fácil acceso que contribuya a la realización de investigaciones científicas relevantes en las ciencias de los volcanes y de los terremotos con miras a mejorar el conocimiento del peligro y a la reducción del riesgo sísmico y volcánico del país Ampliar las redes instrumentales que conforman el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología: Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) Red Nacional de Observatorios Volcánicos (ROVIG) Red Nacional de Geodesia (RENGEO) Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC) Red Nacional de Repetidoras (REPET) Página 7 de 1298 Fortalecer la nueva tecnología de la plataforma del Centro de Procesamiento, Información y Alerta Sísmica y Volcánica del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología e implementación de red de telefonía IP ALCANCE Durante la ejecución del proyecto, se instalarán alrededor de 29 equipos de monitoreo y 6 repetidoras nuevas, 10 enlaces de microondas y 30 enlaces de baja capacidad en 9 provincias abarcando diferentes técnicas de monitoreo, los cuales completarán la cobertura instrumental existente actualmente en el Ecuador. Los equipos comprenden fundamentalmente sismógrafos de banda ancha y amplio rango dinámico para la detección desde los sismos más pequeños hasta terremotos fuertes y desde los sutiles movimientos de fluidos al interior de las cámaras magmáticas hasta las vibraciones producidas por erupciones grandes sin salir de escala; acelerógrafos para la medición de los movimientos fuertes del terreno durante terremotos sentidos o destructores; GPS de alta precisión para detección de la deformación pre sísmica, cosísmica y postsísmica de la corteza continental o de los volcanes ante la inyección de magma o expulsión de lava en los procesos eruptivos; equipos de telecomunicaciones de gran capacidad de datos y de última milla. Estos equipos se ubicarán en sitios donde la cobertura sísmica actual es baja y que va en función de las características geodinámicas que presenta el país y que controlan las fuentes generadoras de terremotos y de las necesidades de monitoreo de los edificios volcánicos activos según la importancia del riesgo que esté asociado a cada uno de ellos. Para alcanzar los resultados esperados, que tienen que ver con generar la información inmediata y precisa para la respuesta oportuna y adecuada del Estado ante la ocurrencia de eventos sísmicos y volcánicos de importancia, es necesaria la transmisión en tiempo real de los datos generados por la instrumentación que conforma las diversas redes de monitoreo, por lo que se éstas se conectarán a través de la red troncal de microondas, utilizando enlaces de baja capacidad hasta llegar a los nodos, lo cual asegurará un monitoreo las 24 horas al día los 365 días del año, pero además seguirán funcionando en caso de que un evento de gran magnitud dañe los sistemas de comunicación convencionales. Se fortalecerá la nueva plataforma con soluciones integradas de almacenamiento, uso de recursos y servidores virtuales de última tecnología para el Centro de Procesamiento, Información y Alerta Sísmica y Volcánica con el fin de asegurar la difusión idónea de la información sobre la actividad telúrica en el país y sobre su significado, así como de las alertas tempranas o información urgente ante eventos potenciales o sucedidos. Este mismo Centro actualmente canaliza los requerimientos de las autoridades y de la ciudadanía sobre el asesoramiento técnico frente a los peligros asociados a la sismicidad y al volcanismo activo y sus efectos secundarios y para ello contará con las actuales tecnologías de la información. De la misma manera se implementará la comunicación telefónica entre todos los nodos principales de transmisión en todo el país y el centro de datos METODOLOGIA DEL TRABAJO El oferente deberá presentar la lista de los equipos con marcas, modelos y fechas de entrega, para la Comisión técnica del Instituto planifique el sistema de pruebas para la aceptación definitiva. Todos los equipos solicitados deben entregarse en las instalaciones del Instituto Geofísico y tener un período de prueba de 1 semana, a partir de la entrega física, antes de emitir los correspondientes informes de satisfacción. Página 8 de 1299 Para el caso de los enlaces microondas propuestos por el Instituto se recibirá en la modalidad de llave en mano, por lo tanto debe establecerse un cronograma de visitas previas a los sitios antes de presentar la solicitud de concesión de frecuencias y presentar un cronograma de instalación a ser aceptado por el personal del área técnica del Instituto Geofísico en función de las necesidades de transmisión y de la factibilidad de instalación. Cualquier cambio en los equipos o en sus especificaciones, debe ser solicitado al Administrador de Contrato y autorizado por la comisión técnica del Instituto Geofísico y solo se aceptará con un respaldo de los fabricantes, indicando las razones de los cambios INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD En la primera fase de este proyecto, el Instituto Geofísico, cuenta con la siguiente instrumentación en funcionamiento, instaladas en las regiones del país que presentan mayores posibilidades de riesgo sísmico y volcánico: Red Nacional de Sismógrafos Cobertura <70 % territorio Nacional 90 estaciones BB de última generación 30 estaciones sísmicas de período corto Red Nacional de Acelerógrafos 80 acelerógrafos 40 con transmisión en tiempo real Red Nacional de GPS 65 estaciones GPS incluyendo los volcanes Red Nacional de Observatorios Volcánicos 15 volcanes vigilados instrumentalmente 13 inclinómetros 24 estaciones laharicas 11 estaciones de infrasonido 9 estaciones de monitoreo de gases 15 cámaras de video para vigilancia 1 cámara infrarroja portátil 1 cámara infrarroja Red Nacional de Repetidoras 30 repetidoras de datos 6 repetidoras de voz 15 nodos de Fibra óptica en convenio con CELEC 17 puntos de enlaces satelitales Página 9 de 12910 Central de registro Operación semiautomática y manual de los datos Información semiautomática y manual de las emergencias Protocolos internos de comunicación Siendo el IG un instituto parte del Escuela Politécnica Nacional, una de sus actividades es la investigación científica, y por tal motivo tiene además la siguiente Producción científica: 1-2 publicaciones por año en revistas internacionales en conjunto con otros colegas y producto de los convenios de cooperación Participación en congresos internacionales y nacionales exponiendo los resultados de la investigación 12 ESTACIONES DE REFERENCIA DE ULTIMA TECNOLOGIA GNSS CON ANTENA GEODESICA CARACTERISTICAS TECNICAS: - Número de canales: 440 Observables GPS - Fase Portadora de ciclo completo de L1/ L2 - Fase Portadora de ciclo completo de L5 - Código C/A de L1 ó Código P de L1 - Código P de L2 - Señal L2C, L2E Observables GLONASS - Fase Portadora de ciclo completo de L1 / L2 - Código C/A de L1 - Código P1 - Código P2 Observables SBAS, ONMISTAR VBS HP Y XP - Rastrea el código y la fase en L1 y L2 de GPS, bajo condiciones Anti-Spoofing (AS), así como también en condiciones libres de Anti-Spoofing (AS). - El receptor rastrea y graba datos de más 8 satélites en vista simultáneamente, - El receptor rastrea y registra datos de todos los satélites GNSS visibles con un ángulo de elevación de cero grados y mayor. - Buen desempeño de técnicas de rastreo L2 (L2-Tracking) bajo alta actividad ionosférica semi-codeless - Posee técnicas de rechazo de señal multitrayecto (multipath). - Bajo nivel de ruido de la fase portadora y código, menor a 1mm (db-hz). - Intervalos de grabación en el rango 0.05 a 50 segundos: 0.1 seg., 0.5 seg., 1 seg., 5 Página 10 de 12911 seg., 10 seg., 15 seg, 20 seg. - El receptor permite la compatibilidad con varios tipos de antenas GNSS: Geodésicas, Choke Ring. - Memoria del receptor: 4 GB interna, - Alimentación de energía externa para el funcionamiento del equipo con protección contra sobretensión. - Sistema de baterías internas recargable: 15 horas. El sistema de baterías internas funciona como fuente alterna de energía y conmutará en forma automática, en caso de interrupción de la alimentación externa similar al funcionamiento de UPS. - El receptor posee un sistema de carga automática de batería interna. - Posibilidad de almacenar en la memoria del receptor observaciones y simultáneamente transferir, en tiempo real, los datos a través de Internet (LAN) / TCP-IP / FTP / enlace de radio / teléfono móvil / MODEM / ppp al centro de control. - El receptor es controlable remotamente a través de Internet / enlace de radio / TCP-IP / teléfono móvil / MODEM / ppp. - Acceso a la memoria del receptor a través de FTP con autenticación de cliente para flujo de datos. - Sistema automático para cargar datos desde el receptor a un servidor FTP remoto, tecnología FTP Push. - Interfaz web que acepte HTTP y/o HTTPS para controlar y monitorear de modo seguro el receptor, protegidas por contraseña con configuraciones de seguridad variables. - Puerto de red IP con conector RJ45 para conexión del receptor a LAN / Internet sin necesidad de computador local (monitor, cpu, mouse, laptop, etc), compatible con enlaces a redes 10 BaseT 100 BaseT. - Posee tecnología y compatibilidad con aplicaciones NTRIP. - Envía alertas de funcionamiento vía , tecnología Push. - El receptor posee 2 puertos seriales con conector DB9 estándar. - Soportar conexión a sensor meteorológico Mets. - Posee Display 4 líneas x 16 caracteres de Pantalla Gráfica que permite comprobar el estado y funcionamiento del equipo, sin necesidad de computador local (monitor, cpu, mouse, laptop, ). - Impermeabilidad según estándar IP67 para inmersiones temporales en agua y norma MIL: STD 810F. - Completamente sellado contra arena, polvo y humedad. - Resistencia a choques / golpes / caídas: 1m sobre superficies duras. - Temperatura de operación del receptor entre 40 C a + 65 C. - Temperatura de almacenamiento del receptor entre 40 C a + 80 C. - El receptor está catalogado para un tiempo medio antes de falla MTBF Mean Página 11 de 12912 Time Before Failure mayor a 6 años. - El firmware del receptor actualizado a la última versión existente en el mercado y se garantiza actualizaciones dentro de los 2 años siguientes a la fecha de entrega del receptor, sin costo alguno. - El receptor implementa una conexión segura, uso de cifrado, restricciones de acceso configurables a nivel de usuarios y administradores. - Capacidad de transmisión simultánea de RTK y DGPS vía Internet, teléfono GSM / GPRS, radio. - Salidas y formatos Formato universal: RTCM 2.x (2.1, 2.2, 2.3), RTCM 3.0, RTCM 3.1 Formato Trimble: CMR, CMR+,CMRx Formato Observables: RT 17, RT27, BINEX, Posición: NMEA, GSOF Precisión del Receptor Estático GNSS: Horizontal: 3 mm ppm (Línea Base <30 km) Vertical: 4 mm ppm (Línea Base <30 km) Cinemático: Horizontal: 8 mm + 1ppm (Línea Base <30 km) Vertical: 15mm + 1 ppm (Línea Base <30 km) CONFIGURACION DE EQUIPO 01 Estación GPS para Monitoreo Continuo GNSS Accesorios: - 01 Adaptador de corriente - 01 cable receptor fuente de poder - 01 Adaptador de corriente 110v - 01 Cable de 2mtrs. Ethernet - 01 Cable mini USB - 01 Adaptador PPS 01 Antena Geodésica - 01 Adaptador para centrado forzado con sistema de nivelación - 01 Protector contra descargas eléctricas - 30 metros. de cable antena receptor Condiciones adicionales: GARANTIA: Tienen una garantía técnica de 01 año contra defectos de fabricación y 10 años de buen funcionamiento. 11 Acelerógrafos: Cada uno compuesto por: Digitalizador: Resolución 24 bits ADC, Memoria interna 4Gb flash GPS y cable incluido Formato de datos SEED, MINISEED, compatible con EARTWORM. Página 12 de 12913 Conexión Ethernet Conexión Serial RS232 Sensor: 3 Sensores Ortogonales de balance forzado Escala +/- 2G con salida extra de alta ganancia de +/- 0.4G Rango dinámico: mayor a 145dB Rango de Frecuencia: DC-100Hz (200Hz ó 225Hz disponibles) Rango de Salida: +/- 10 VCD (20Vp-p) para cada componente, GARANTÍA; Tienen una garantía técnica de 01 año contra defectos de fabricación. 10 Sismómetros de 120 segundos Transductores electrónicos triaxiales de velocidad de balance forzado. Rango de Frecuencias:(-3dB) entre 120 s y 175 Hz Sensitividad: > 1200 V/m/s nominal Linearidad: < 1% entre 120s y 175 Hz Ruido Electrónico: Menor al modelo de ruido USGS entre 50Hz y 120s Alimentación: entre 9 a 36 V DC Rango de Salida: 40 V pico a pico diferencial (XYZ ó UVW) Centrado de masa: re-centrado automático motorizado, puede ser remotamente inicializado Entrada de calibración: Entrada simple de voltaje con control de señal activo en alto por canal, calibración con XYZ o UVW. Conectores: A prueba de agua y de polvo Cables: Cables blindados de bajas pérdidas, probados en fábricas con conectores Ensamblados, 10 metros de longitud con conector para digitalizador Quanterra Q330 S. Carcasa: Montado en acero inoxidable o aluminio fundido. Carcasa resistente al polvo. A prueba de agua (IP68 y NEMA6P) para uso en exteriores. Protección Térmica: Protección en base de material sintético Orientación: Referencia visual y física del Norte Nivelación: Indicador de nivel integrado y tornillos de niveladores Peso: Menor a 10kg Temperaturas de Operación: -20ºC a 50ºC Tolerancia a la Humedad: Hasta 100% RH Consumo de Energía: <1 W en condiciones normales de operación Condiciones Adicionales: Período de Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación Experiencia: Más de 10 proyectos de monitoreo Recomendaciones del Producto: Cinco cartas de recomendación sobre el equipo y el soporte Técnico. Adicional: Curva de calibración para cada sensor y respuesta de polos y ceros. Cables adicionales: Cuatro cables piggy-tail de 20 m de longitud con conectores a digitalizador Quanterra Q330S a un lado y sin conector a otro lado. Cajas de Transporte: Dos cajas de transporte de plástico resistente con esponja interior. Manuales y hojas de especificaciones técnicas elaboradas por el fabricante. Curvas de calibración para cada instrumento. Página 13 de 12914 13 sistemas sísmicos integrados de banda ancha : Rango dinámico: 3 canales a 26 bits a 150 db en típica banda ancha y 3 canales a 24 bits. Rango de entrada: 40 Vpp a ganancia = 1 Formato: 32 bits, nivel 2 comprimido, paquetes de 1 segundo Ganancia: seleccionable por canal: 1, 30 Filtrado: Lineal o Fase mínima FIR Velocidad de muestreo: 200, 100, 50, 40, 20, 10, 1 y otras velocidades disponibles Base de tiempo: Precisión TCXO, enganchado al GPS, sin ajustes. DSP/CPU: ADSP-2189M & EP9302 Telemetría: Full Duplex, eficiente positive ACK con control de errores, UDP o TCP/IP sobre Ethernet. Continúo o burst. Opera con software de aplicación. Receptor GPS con cable de 4 m de longitud Cables de alimentación, de red, de consola Compacto, resistente a golpes y a prueba de agua. Alimentación 12 VDC Capacidad: 6 canales Temperatura: totalmente especificada -20 a +50 C; O perativa: -40 a +70 C Control de sensor: Calibración por señal a pasos, senoidal o randómica, recentrado, con comando o automático. Datos operacionales: Temperatura, Voltaje DC, Estatus GPS, Posición de las masas del sensor. Sistema de tiempo con GPS Memoria: 32 Mb RAM standard. Red: Ethernet dual (10BT & 10/100 BT), Stack de Protocolo totalmente IP (Linux) Puerto Serial: 1 Puerto de consola de hasta 115 kbaudios Almacenamiento portátil: Provista de 2 memorias USB industriales de 16GB cada una, memorias colocadas dentro de un compartimento robusto a prueba de agua. Wireless: Interfaz IrDA soportado Consumo: <0.8 W promedio, incluye almacenamiento y GPS. 12VDC 6 Canales. Se añade 1.2W por operación continúa. Formato de datos: FDSN standard, SEED, MINISEED, SAC, SEGY. Compatibles con EARTHWORM Acceso a datos grabados en el medio local usando protocolos standard como HTTP, FTP y SSH. Interface Ethernet para transmisión de datos. Dimensiones físicas: 17 x4 x6, 9 libras, caja sellada, de aluminio, externamente visible estatus e indicadores de falla. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 6 inversores/cargadores: Potencia: 2400 watts Voltaje de entrada: 120 voltios ac Voltaje de salida: 120 voltios ac/ 24 v. Dc Voltaje nominal baterías: 24 voltios dc Frecuencia: 50/60 hz. (auto detección) Cargador de baterías: incorporado, (no requiere cargador extra) Protecciones: filtro de ruido emi/rfi, sobrecarga y cortocircuito. Control: por microprocesador Página 14 de 12915 Garantía: 1 año contra defectos, tanto en los materiales de fabricación como en su construcción. 7 Digitalizadores sísmicos de banda ancha: ESPECIFICACIONES Energía Voltaje de entrada:9 to 24 VDC Consumo promedio Menor a 1.5 W con GPS activo, escribiendo en disco y con comunicaciones habilitadas Comunicaciones Conector de red Ethernet: 10-BaseT, TCP/IP, UDP/IP, FTP, RTP Serial: Asynchronous, RS-232, PPP, TCP/IP, UDP/IP, FTP, RTP Serial Connector: Terminal: Asynchronous, RS-232, 130 Command A/D Convertidor Tipo: - modulación, 24-bit resolución de salida Rango Dinámico: >138 db a 100 mps Canales: 3 Impedancia de entrada: 25 Kohms, ufd, diferencial con ganancia 1 Common Mode Rejection: Mayor que 70 db dentro de ±2.5VDC Selección de ganancia: x1 and x32 Full Escala de entrada: 40 x1 and 1.25 x32 Peso de bit:2.724 x1 and 85 x32 Nivel de ruido:~1 count RMS at 50 Tasas de Muestreo: 1000, 500, 250, 200, 125, 100, 50, 40, 25, 20, 10, 5, 1 sps FIR Filter: 130 db down passband to Nyquist Canales auxiliares Entradas: 3 canales disponibles en cada conector de sensor Voltaje de alimentación Voltaje de la batería de respaldo Temperatura Base de tiempo: Tipo: GPS Receiver/Clock plus a disciplined oscillator Precisión con GPS: ±10 µsec después de validado 3-D fijo y bloqueado Free-Running Accuracy: 0.1 ppm sobre un rango de temperatura de 0C a 70C, y 0.2 ppm desde -20C to 0C Modos de registro: Continuo Event Trigger: STA/LTA con características avanzadas incluyendo filtro pasabanda LTA Página 15 de 12916 hold, etc. Level Trigger: Valor Absoluto, usuario seleccionable: g, or % de full scale, o cuentas incluyendo filtro pasabanda External Trigger: External pulse on trigger input line Capacidad: Battery Backed SRAM: 8 to 16 MB user specified Hard Disk: 2,4,8,16, 32 GB con dos tarjetas CFII, configuradas en ring-buffer Recording Format: PASSCAL Recording Format Mecánicas: Tamaño: dimensiones menores 150 mm (alto) x 190 mm (ancho) x 350 mm (largo) Peso: menos de 5 lb. Shock: Soporta caídas a 1 metro en cualquier eje Temperatura de operación:-20c to +70C 90 radios Ethernet Transmisor Rango de frecuencia: MHz (FHSS) Potencia de salida: 5 mw to 1 watt Rango Línea de vista Punto - Punto: 60 millas, Punto - Multipunto: 60 millas Modulación 2 nivel GFSK Ancho de banda ocupado: khz Patrones de salto: 15 por Banda, 105 total seleccionable por el usuario Canales de salto: 112 Zonas de frecuencia: 16 Zones, 7-8 Canales per zona RF Conector TNC Alimentación: Voltaje de operación 6 a 30 VDC Interfaz de datos: Conector: 2x Serial RJ 45, 2x 10/100 Ethernet RJ 45 Transmisión de datos: Error Detection 32 bit CRC, Retransmit on Error Encripción de datos: AES 128 bit encryption* and proprietary spread spectrum technology Interfaz de datos: Ethernet, EIA-232,485,422 Conector de datos: Ethernet, 2x 10/100 Base T, Auto Crossover and 2x Serial, RJ45 Protocolo Ethernet: IEEE TCP/IP, DHCP, ICMP, UDP, ARP, Multicast, TFTP Cable coaxial equivalente al LMR195 TNC(M) N(M) Rango de temperatura de operación: -40o C to +75o C. (-40 F to +167 F) Dimensions 6.8 in (L) x 3.8 in (W) x 1.4 in (H) /17.3 cm (L) x 9.6 cm (W) x 3.5 cm (H) Peso: 1.3 lbs. / 0.6 kg Humedad: 0 to 95% non-condensing Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 40 paneles solares: Tipo de panel: mono cristalino Potencia: 80 w Voltaje de circuito abierto: v Página 16 de 12917 Corriente de corto circuito: 5.06 a Voltaje máximo: v Corriente máxima: 4.67 a Eficiencia del módulo: 12.77% Temperatura de operación: -40 a 85 c Dimensiones: 1206 mm x 552 mm x 50 mm Peso: 8 kg. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 10 Enlaces Microondas y 7 IDUs y 7 ODUs de repuesto: Cada enlace incluye los siguientes items: 1._ Equipo de Radio indoor (IDU) en configuración 1+1 General: El equipo será tipo Split Mount El equipo será resistente a la intemperie Cada ODU puede separarse del polo-montaje o estructura de la pared de montaje por medio de un dispositivo. El equipo soportará Native Ethernet e interfaces Native TDM. Capacidad: El equipo soportará una capacidad desde 8 Mbit/s hasta 106Mbit/s con igual HW El ancho de banda del canal será de 3.5 (8), 7, 14 y 28 MHz La capacidad tiene que ser flexible asignada a Ethernet y a TDM via SW. IF cable: Cables de Frecuencia Intermedia: Frecuencia de Tx nominal : 330 MHz / Frecuencia Rx nominal :140 MHz Longitud máxima del cable IF : 300 m Pérdida de retorno en el cable requerido (Incluido conectores): Mejor que 22 db desde 100 MHz a 400 MHz Modulación: El equipo soportará QAM con igual Hardware Unidad Outdoor tiene que estar lista para una futura expansión a 256QAM y Modulación Adaptativa. Interfaces: El equipo soportará mínimo 3x10/100baseT interfaces El equipo soportará mínimo 32xE1interfaces Ethernet interfaces serán acorde con IEEE802.3 Las interfaces E1 deben estar en concordancia con ITU-T G.703 La interface del equipo soportará tanto en 120 y 75 Ohm con el mismo hardware Unidades Indoor: La disposición mecánica de la unidad indoor debe ser de 19 La unidad indoor debe tener una configuración 1RU tanto en 1+0como en 1+1. Espaciamiento del Canal: El equipo debe soportar un espaciamiento de canal de 7/14/28 MHz Sensibilidad de Recepción: El equipo debe soportar FEC Página 17 de 12918 El equipo debe tener igual o mejor sensibilidad que 11/13 GHz: -90 dbm (Valores Típicos) en el punto C para BER 10-6 El equipo debe tener igual o mejor sensibilidad que 11/13 GHz: -74 dbm (Valores Típicos) en el punto C para BER 10-6 (106Mbit/s 32QAM), Sección de Transmisión RF: La potencia media de salida en el punto C debe ser igual o mejor que 11/13GHz: 29 dbm (4QAM), 26 dbm (16/32QAM) (Valores Típicos) La potencia de salida debe ser de SW en un rango de 20 db. La tolerancia de potencia de salida debe ser menor e igual 2dB Frecuencia de estabilidad en RF :+/-5 ppm (+/-10 ppm incluyendo la ganancia) Disposición del Canal de Frecuencia: La agilidad de frecuencia debe ser en concordancia con ITU-R/CEPT canales dedicados o en pasos de 250 khz ATPC El equipo debe soportar ATPC con un rango de 20 db implementado en pasos de 1 db Interfaces Ethernet El equipo debe tener integrado un switch capa 2 El equipo debe soportar el aprendizaje, borrado y la conmutación de direcciones MAC. El equipo debe soportar auto negociación El equipo debe estar apto para transmitir tramas desde 2K byte El equipo debe soportar QoS en la capa 2 de acuerdo con IEEE802.1p El equipo debe soportar QoS en la capa 3 de acuerdo con IPV4(ToS) e IPV6 (TC) El equipo debe soportar VLAN de acuerdo con IEEE 802.1q El equipo debe soportar apilamiento de VLAN Q en Q El equipo de soportar control de flujo de acuerdo con IEEE802.3x El equipo debe soportar LLF en caso de pérdida de enlace (que se active ya sea por la pérdida de conexión de radio o la interfaz de línea de mando a distancia) Fuente de Alimentación: El propósito de la Fuente de alimentación del equipo debe estar en concordancia con ETSI EN ( Vdc) El consumo de Potencia de la ODU debe ser menor o igual a 27W El consume de potencia de la IDU debe ser menor e igual a 13W (1+0), 16W (1+1) Interfaces para Supervisión: El equipo debe soportar un mínimo de 2x10baseT interfaces por cada punto de gestión central. El equipo debe soportar una interface RS232. El equipo debe soportar telnet de retorno en la interface RS232 al conectar al menos El equipo debe soportar interface USB para LCT El equipo debe soportar el protocolo SNMP para supervisión Supervisión Local y Central El equipo debe tener incorporado una interface para WEB Browser El equipo debe tener y soportar protocolo IP El equipo debe tener la posibilidad de configurar todos los parámetros relevantes del radio a través del Web Browser y NMS (Potencia de Transmisión, Bandas de Frecuencia) El equipo debe tener incorporado PRBS y cuenta BER. Página 18 de 12919 2._ Unidad Externa (ODU) para 7/8 GHz, Hybrid Kit para 1+1 HSB ( 7 / 8 GHz ) Incluye: cable de Interfaz, conversión IF, transceiver y filtro RF. Debe ser a prueba de agua Configuración 1+1 en la parte externa debe estar compuesta de 2 ODUs acopladas por medio de un híbrido pasivo. Rango de frecuencia: 8 rangos, con 4 sub-bandas cada uno: Rango de frecuencia (MHz) Espaciamiento Duplex (MHz) Peso: Menor a 13.5 Kg Temperatura de operación: -33 C a +55 C Humedad: acorde a IP65 Resistencia termal: 0.5 C/W Carga de viento: < 200 Km/h 3._ Antenas: Diámetro entre 0.6 y 1.8 m, según enlace: Alto rendimiento, polarización simple 7.1/8.5 GHz Ganancia: 32 dbi Relación frente atrás: 57 db Ancho del lóbulo: 4.71 VSWR: 1.3 Pérdida de retorno: db Velocidad del viento operacional: 110 km/h Ajuste del azimut: grueso: 360 fino: +/-15 Ajuste de la elevación: grueso: +/- 25 fino: +/ _ Kit de materiales que incluye: Indoor: conectores para 1+1 IDU, cable coaxial flexible y kit de tierra. Interconexión Indoor - Outdoor: Cable coaxial RG8, impedancia 50 ohmios, según tamaño de la torre, clamps para 1+1 IDU-ODU, Kit de tierra para cable RG8, Supresor de rayos, conector tipo N para cable coaxial RG8 Outdoor: kit de tierra para ODU Rack: 19 profundidad 400 mm 5._Planificación e ingeniería: Validación de Línea de Vista Urbana (Incluye verificación en campo + informe), Site survey e informe en área Urbana, Barrido de Frecuencias ó Calculo pre interferente en área Urbana en Banda de 7/8 GHz (incluye informe), Ingeniería Urbana PDH (Incluye Ingeniería de cálculos: Link budget y Perfiles de Enlace con ayuda de mapas digitales e Ingeniería. Página 19 de 12920 6._ Implementación: Transporte Urbano de equipos desde bodega hasta sitio de instalación Instalación de Radios con antenas - Urbano o Rural (incluye material de instalación consumible, de ser necesario incluye instalación de Rack) Transporte e Instalación de Mounting Pole de antenas 7._ Gestión y DCN Planeación DCN por enlace Implementación de la red de gestión Urbana/Rural (por 1 enlace); Creación de 1 link (2 NE) en PC y pruebas de integración. 8._ Soportes de antenas 9._ Escalerillas 10._Estudio Ingeniería SENATEL Los enlaces microondas serán instalados en los siguientes sitios: 1._ Loma de Viento ( S W altur a 336 m) - Chispas ( S W altura 295 m) 2._ La Crespa ( S W altura 442 m) Bombolí 3._ Bombolí ( S W altura 60 8 m) Atacazo ( S W altura 4082 m) 4._ Atacazo Quito IG ( S W altura 2814 m) 5._ La Juanita( N W altura 434 m) Bombolí 6._ Padre Urcu( S W altura m) - Capadia 7._ Capadia ( S w altura m) Pilisurco ( S W altura 4153 m) 8._ Capadia Cerro 507 ( S W altura 440 m) 9._ Chiles 1( N W altura 4187 m) Cotacachi ( N W altura 4059 m) 10._ Atacazo Gatazo ( N W altura 259 m) Cabe recalcar que los sitios pueden ser cambiados según los intereses de transmisión de datos del Instituto Geofísico. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 3 Nodos computacionales: Marca reconocida a nivel mundial Factor de forma de la misma del Chasis que tiene el Instituto Geofísico Año de lanzamiento: mínimo 2012 Año de fabricación 2014 Factor de forma integrado al chasis que tiene el Instituto Geofísico 2 procesadores Al menos 2 slots para procesadores Cada Procesador debe ser de mínimo de 12 núcleos y velocidad de reloj mínimo de 2.7GHz Memoria Cache mínimo de 30MB Soportar arquitectura de 64 bits Memoria instalada mínima de 64 GB DDR3, 1866 MHz, CL13 ECC, en DIMMS de 16GB, más la memoria por defecto del servidor, homologada por el fabricante. Crecimiento de memoria mínimo 768 Gb Mínimo 2 puertos de red LAN instalados a 10Gbps, tecnología Ethernet Página 20 de 129 Mostrar más
PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES EMPRESA PÚBLICA YACHAY EP CÓDIGO DEL PROCESO: LICB-YACHAY-CDEE-001-2014 OBJETO: ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE DATA CENTER EN CONTENEDORES Más detalles Dirección General de Innovación Tecnológica Subdirección de Infraestructura Tecnológica Estándares
Dirección General de Innovación Tecnológica Subdirección de Infraestructura Tecnológica Estándares Índice Sistema de Cableado Estructurado 3 1. Consideraciones generales para el sistema de cableado estructurado Más detalles PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. Equipamiento Central para Administradora Tributaria de Entre Ríos
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Equipamiento Central para Administradora Tributaria de Entre Ríos 1. CAPITULO I - OBJETO... 3 INTRODUCCIÓN.... 3 OBJETO. 3 OBJETIVOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.... Más detalles SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MONITOREO SÍSMICO. TESINA que para obtener el título de INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MONITOREO SÍSMICO TESINA que para obtener el título de INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES Más detalles ANEXO TECNICO MONITOREO
ANEXO TECNICO MONITOREO 1. Antecedentes y Descripción General El INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación es un organismo público, adscrito al Consejo Más detalles GRUPO SABATINO MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REDES DE COMPUTADORAS PROYECTO: MINA PEÑA DE BERNAL
GRUPO SABATINO MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REDES DE COMPUTADORAS PROYECTO: MINA PEÑA DE BERNAL RESUMEN EJECUTIVO... 3 MISIÓN... 3 ESTRATEGIA... 3 VENTAJAS PARA SU EMPRESA... 4 Gestión de Monitoreo Más detalles CAPITULO III DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1 CAPITULO III DESARROLLO DE LA PROPUESTA 3.1 Justificación del Proyecto Según los hallazgos obtenidos en la investigación de campo realizada en la Dirección General de Estadística y Censos, se propone Más detalles ANEXO CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)
ANEXO CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT) Fecha 24/07/2015 1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO Suministro, instalación, configuración y puesta en Más detalles METRO VALPARAÍSO S.A. LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DE METRO VALPARAÍSO
T.R. Nº 1 METRO VALPARAÍSO S.A. LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DE METRO VALPARAÍSO TÉRMINOS DE REFERENCIA Viña del Mar Marzo de 2015 T.R. Nº Más detalles COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BID Nº 31/13. APERTURA: 17 de septiembre de 2013 (12:00 hs.
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BID Nº 31/13 APERTURA: 17 de septiembre de 2013 (12:00 hs.) VALOR DEL PLIEGO: $ 100,00.- El presente pliego de Bases y Condiciones Más detalles PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERÍA MAESTRÍA EN REDES DE COMUNICACIÓN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERÍA MAESTRÍA EN REDES DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL CASO DE ESTUDIO PARA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL TEMA: SOLUCIÓN BASADA EN ROIP (RADIO Más detalles DISEÑO DE LA RED LAN-CAMPUS
DISEÑO DE LA RED LAN-CAMPUS OBJETIVOS.- Reducir los costos operativos de la institución y a su vez permita compartir información y recursos entre las unidades orgánicas de la institución. COMPONENTE.- Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV BARRIO CERRADO LA HERRADURA VILLA ALLENDE
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV BARRIO CERRADO LA HERRADURA VILLA ALLENDE 1) OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACION, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN Más detalles ANEXO Nº 16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DEL COSAC I
ANEXO Nº 16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DEL COSAC I INDICE PAG 1. INTRODUCCION 4 2 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL 4 2.1 Sistema de Administración Financiera SAF 2.2 Sistema Más detalles ADENDA No. 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 76 DE 2013
ADENDA No. 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 76 DE 2013 OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE HARDWARE PARA LA Más detalles UNIVERSIDAD DEL AZUAY
Aucapiña Maldonado i UNIVERSIDAD DEL AZUAY FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA PROYECTO: Diseño de un sistema para la identificación de producto terminado basado en radio Más detalles Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Autoridad Portuaria de Guayaquil
PROYECTO DE INVERSIÓN 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Autoridad Portuaria de Guayaquil a) CUP: 61010000.0000.375830 b) Qué Más detalles ANEXO 1 QUE FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-006HJO001-N173-2014
ANEXO 1 QUE FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-006HJO001-N173-2014 EL MODELO DE CONTRATO SE INCLUYE COMO ANEXO UNO QUE FORMA PARTE Más detalles UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRACIÓN DE REDES BAJO EL ENTORNO DE WINDOWS XP M O N O G R A F Í A Más detalles UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA ANEXO 5 ANEXO TÉCNICO REQUERIMIENTOS MINIMOS OBLIGATORIOS
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA ANEXO 5 ANEXO TÉCNICO REQUERIMIENTOS MINIMOS OBLIGATORIOS INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2011 CONTRATO PARA LA CONTRUCCIÓN, CONFIGURACIÓN, Más detalles BASES ADMINISTRATIVAS
1 BASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO N 014-2015 PER1001711 (PER 152) ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION DE SEGURIDAD PERIMETRAL BASES ADMINISTRATIVAS I. GENERALIDADES 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE Nombre Más detalles Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de: SERVICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS TIC PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de: SERVICIOS Y SUMINISTRO EQUIPOS TIC PARA EL MOLINA SEGURA CONCEJALÍA Molina de Segura, diciembre de 2.012 Servicios y suministro de equipos TIC Más detalles ANEXO 32 PLAN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
ANEXO 32 PLAN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES i Plan de Expansión del Sistema de Comunicaciones A continuación presentamos una tabla que resume los proyectos contemplados dentro del Plan de Expansión del Más detalles Diseño e Implementación de una Red Privada Virtual para la Empresa Eléctrica Quito S.A., Matriz Las Casas, para la Transmisión de Datos y Voz Sobre IP
Diseño e Implementación de una Red Privada Virtual para la Empresa Eléctrica Quito S.A., Matriz Las Casas, para la Transmisión de Datos y Voz Sobre IP Pablo Andrés Díaz Alvear Pablo Hidalgo Lascano pabloandresepnd@yahoo.com Más detalles LICITACION ABREVIADA N 03/2012
LICITACION ABREVIADA N 03/2012 Objeto: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELEFONÍA IP Presentación de ofertas: hasta el 13 de agosto de 2012. Hora: 15:00 Apertura de ofertas: 13 de agosto de 2012. Hora: 15:00 Más detalles PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA PROYETO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES MARZO 2015 Contenido 1 DATOS Más detalles IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON VIDEO-VIGILANCIA Y SOFTWARE LIBRE.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA Más detalles ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACIÓN VMware ARTÍCULO 1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN El objeto de la presente Licitación Pública está destinada a la adquisición Más detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
REQUERIMIENTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD La presente ficha contiene los requerimientos mínimos y obligaciones que las empresas proveedoras de servicios de conectividad, que deseen participar Más detalles Universidad Veracruzana Secretaria de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales

References: artículo 54
 Artículo 7
 artículo 6
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 ARTÍCULO 1