Source: http://docplayer.es/42917233-Manual-de-instrucciones-termometro-digital-te-1300.html
Timestamp: 2018-02-24 15:07:59+00:00

Document:
Manual de instrucciones Termómetro Digital TE PDF
Download "Manual de instrucciones Termómetro Digital TE-1300"
Javier Álvarez Cárdenas
1 Manual de instrucciones Termómetro Digital TE-1300 TE-1300_Manual_NNNNN Página 1 de 7
2 ÍNDICE Calzada del Valle 400, Ote. Oficina No INTRODUCCIÓN ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRES DE PARTES Y SUS POSICIONES MEDICIÓN DE TEMPERATURA INDICACIÓN DE ERROR ACCESORIOS OPCIONALES... 7 TE-1300_Manual_NNNNN Página 2 de 7
3 1. Introducción Este instrumento es un termómetro digital que puede utilizarse con cualquier sonda termopar de tipo K como sensor de temperatura. Las indicaciones de temperatura siguen el Buró Nacional de Estándares (National Bureau of Standards) y el IEC584, se ofrecen tablas de temperatura/voltaje para termopares tipo K. 2. Especificaciones 2.1 Especificaciones eléctricas Rango de medición: -50 C a 1300 C / -50 F a 1999 F Resolución: 0.1 C, 1 C, 0.1 F, 1 F Voltaje máximo en la entrada del termopar: 60V DC, o 24Vrms AC Desclasificación de campo de radiofrecuencia: Fuertes campos de radiofrecuencia y baja frecuencia afectan negativamente para mediciones precisas. Ambiental: Temperatura y humedad de operación: 0 C a 50 C (32 F a 122 F) 10 80% RH (Humedad Relativa) Temperatura y humedad de almacenamiento: -10 C a 60 C (14 F a 140 F) 10 70% RH (Humedad Relativa) Precisión básica: C calibración) La precisión es ±( % de la lectura + grados) a 18 C hasta 28 C con humedad relativa de 80% Para mediciones con un solo termopar Función Resolución Rango Precisión Señal de salida C -50 C 0.1 C -50 C C ±(0.3%+1 C) ±(0.3%+2mV) 1300 C 1 C -50 C 1000 C ±(0.5%+1 C) ±(0.75%+0.2mV) 1001 C 1300 C ±(0.75%+1 C) F -50 F 0.1 F -50 F F ±(0.3%+2 F) ±(0.5%+5mV) 1999 F 1 F F ±(0.5%+2 F) ±(0.75%+0.5mV) TE-1300_Manual_NNNNN Página 3 de 7
4 NOTA La especificación de precisión básica no incluye el error de la sonda. Por favor consulte a las especificaciones de la sonda para detalles adicionales. Coeficiente de temperatura: Para temperaturas ambiente desde 0 C a 18 C y de 28 C a 50 C (32 F a 64 F y 82 F a 122 F) Por cada C ( F) de ambiente debajo de 18 C (64 F) o por encima de 28 C (82 F), agregue a las especificaciones de precisión: 0.01% de lectura C (0.01% de lectura F) 2.2 Especificaciones generales Pantalla con visualización numérica: LCD (liquid cristal display) de 3 ½ dígitos de 14mm de altura con lectura máxima de Visualización de unidades y símbolos: Punto decimal F: Escala de temperatura Fahrenheit C: Escala de temperatura Celsius : Batería baja : Polaridad negativa : Retención de registros MAX: Retención máxima Indicación de sobre rango: OL aparece en la pantalla LCD Indicación de batería baja: Se muestra en la pantalla cuando el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje de operación. Tasa de visualización: 2.5 veces por segundo aproximadamente. Requisitos de energía: Batería de 9V, NEDA 1604, JIS 006P o IEC6F22 Duración de la batería (comúnmente): 200 horas (batería alcalina) Dimensiones: 135x72x31mm (largo x ancho x altura) 5.3x2.8x1.2 pulgadas (largo x ancho x altura) Peso: 235g con batería aproximadamente Accesorios: Batería, Manual de instrucciones, Fundo (opcional) TE-1300_Manual_NNNNN Página 4 de 7
5 3. Nombres de partes y sus posiciones Figura 1 1) Pantalla LCD: Pantalla LCD de 3 ½ dígitos con lectura máxima de 1999, e indicaciones o signo negativo, retención de registros, retención máxima MAX. T1!, T2, T1-T2, C, F, batería baja, etc. 2) Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF): Este interruptor enciende y apaga el termómetro. 3) Botón de retención máxima (MAX HOLD): enciende y apaga la función de retención máxima. Al estar encendida, la pantalla muestra el símbolo MAX 4) Retención (HOLD): Al presionar el botón HOLD se entra en modalidad de retención de registros y aparece el símbolo en la pantalla. Al presionar el botón HOLD de nuevo se cancela la modalidad de retención de registros, y el termómetro procede a seguir tomando mediciones. 5) Conector de entrada del termopar. 6) 0.1 : Presionar el botón 0.1 elije la resolución de grados en 0.1 (decimal) con rango de -50 C a C o -50 F a F. 1 : Presionar el botón 1 elije la resolución de grados en 1 (sin decimal) con rango de -50 C a 1300 C o -50 F a 1999 F 7) F/ C: El botón F/ C sirve para cambiar de escala F a C y viceversa en la pantalla. 8) Compensación (OFFSET): El botón OFFSET sirve para ajustar el valor de compensación para optimizar la precisión de medición para un termopar en particular. TE-1300_Manual_NNNNN Página 5 de 7
6 9) Salidas: Salidas de una entrada coaxial de 3 polos de 3.5mm con DC (corriente directa) positiva en la punta y en el polo medio. (La punta de conexión interna y media), tierra en poste. (Figura 2) 1mVdc/ C ( F) a resolución de 0.1 C/0.1 F 0.1mVdc/ C ( F) a resolución de 1 C/1 F 10) Soporte de inclinación. Figura 2 4. Medición de temperatura 1) Encienda el termómetro. 2) Conecte el termopar en el conector de entrada del termopar. 3) Configura el termómetro para la función deseada (escala C o F & resolución de 0.1 o 1 ) 4) Realice sus mediciones haciendo contacto entre el objeto a medir y el sensor de la sonda. 5) Lea la temperatura en la pantalla. ADVERTENCIA Para evitar choques eléctricos, no utilice el instrumento cuando los voltajes exceden 24V AC (corriente alterna) o 60V DC (corriente directa). La punta de la sonda está eléctricamente conectada a las terminales de salida. 5. Indicación de error La indicación OL se muestra si alguna de las siguientes condiciones ocurre: 1) Si no hay termopar conectado al conector de entrada del termopar. 2) Si el termopar conectado está roto o en circuito abierto. TE-1300_Manual_NNNNN Página 6 de 7
7 6. Accesorios opcionales Termopar tipo K Modelo Rango Tolerancias Descripción TP-K02 sonda de inmersión -50 C a 1000 C -58 F a 1832 F ±2.2 C o ±0.75% (±3.6 F a ±0.75%) Cubierta de 3.2ϕx150mm y cable de compensación de TP-K03 sonda de superficie -50 C a 750 C -58 F a 1382 F ±2.2 C o ±0.75% (±3.6 F a ±0.75%) 100cm Cable de compensación de 100cm y mango de 12.5ϕx94mm TP-K02: Disponible para mediciones de temperatura de líquidos, geles o aire. TP-K03: Disponible para mediciones de temperatura de superficies planas o curvas. TE-1300_Manual_NNNNN Página 7 de 7
INTRODUCCIÓN. Conocer el contenido de humedad en el heno y silo es muy importante para el productor o contratista por muchas razones.
INTRODUCCIÓN Conocer el contenido de humedad en el heno y silo es muy importante para el productor o contratista por muchas razones. Es necesario cuando se quieren tomar decisiones sobre la cosecha y esencial

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución