Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-09-enero-2001-comunidad-autonoma-de-madrid-37269
Timestamp: 2016-12-11 02:42:26+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca 'Wayne Dresser', modelo Global, fabricado por la empresa 'Dresser Europe, Sociedad Anónima', en Alemania, y presentado por 'Gasodata España, Sociedad Limitada', sita en Madrid, con Registro de Control Metrológico número 16-H-005
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca "Wayne Dresser", modelo Global, fabricado por la empresa "Dresser Europe, Sociedad Anónima", en Alemania, y presentado por "Gasodata España, Sociedad Limitada", sita en Madrid, con Registro de Control Metrológico número 16-H-005 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca "Wayne Dresser", modelo Global, fabricado por la empresa "Dresser Europe, Sociedad Anónima", en Alemania, y presentado por "Gasodata España, Sociedad Limitada", sita en Madrid, con Registro de Control Metrológico número 16-H-005 Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2001, de la Dirección, General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación, de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca ""Wayne Dresser, modelo Global, fabricado por la empresa ""Dresser Europe, Sociedad Anónima, en Alemania, y presentado por ""Garsodata España, Sociedad Limitada, sita en Madrid, con Registro de Control Metrológico número 1 &H-005.
Vista la petición interesada por don Félix Santiago García Hernández en nombre y representación de la entidad ""Gasodata España, Sociedad Limitada", con domicilio social en la calle Bascuñuelos, 13, letra Q, 28027 Villaverde (Madrid), en solicitud de aprobación de modelo para el sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca ""Wayne Dresser"", modelo Global, en sus distintas versiones
Vista la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Contra Metrológico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se regula el control de los contadores volumétricos de líquidos distintos del agua y de sus dispositivos complementarios y la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los sistemas de medida de líquidos distintos del agua;
Considerando el informe favorable emitido por el Centro Español de Metrología, con referencia CEM-ITG00/0137-6.4;
Considerando el informe favorable emitido por el Laboratorio de Medidas Magnéticas de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, con referencia 001101;
Considerando que en la documentación presentada se acredita que cumple con las exigencias generales establecidas en las citadas órdenes;
De conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, modificado por las Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, así como el Decreto 312/1999, de 28 de octubre, de Estructura de la Consejería de Economía y Empleo, por el que se atribuye a esta Dirección General el ejercicio de las competencias sobre esta materia:
Primero.-Conceder aprobación de modelo, a favor de la entidad ""Gasodata España, Sociedad Limitada", del sistema de medida destinado al suministro de carburante líquido a vehículos a motor, marca ""Wayne Dresser"", modelo Global, en sus seis versiones: 390, 395, 587, 58711, 687 y Apollo.
Marca: ""Wayne Dresser,
Modelo: Global.
Versiones: El sistema de medida se comercializa integrado en seis versiones diferentes de aparato surtidor denominadas 390, 395, 587, 58711, 687 y Apollo. La estructura descriptiva de versión y opciones se define en los siguientes campos:
Campo 1.°: Contendrá un máximo de tres números y una letra o seis letras, representando la versión a la que pertenece el aparato surtidor. Como se ha indicado antes, las versiones a considerar son: 390, 395, 587, 58711, 687 y Apollo.
Campo 2.°: El primer número indica el número total de mangueras, y el segundo número el número total de productos disponibles por cada cara del aparato surtidor. Por ejemplo: 6/3 indica un aparato surtidor de seis mangueras y tres productos.
Campo 3.°: En este campo aparecerán las siglas ""HS"" (indicativas de ""high speed"") sólo en las opciones del aparato surtidor de caudal medio. De no aparecer estas siglas se entenderá que se trata de un aparato surtidor de caudal normal a 401/min por manguera.
Campo 4.°: Sólo utilizado en las opciones de aparato surtidor de caudal medio, indicando los caudales que se obtienen por manguera, con dos posibilidades:
X: Aparato surtidor con una o dos mangueras a caudal medio. 80 indicará surtidor con caudal(es) disponible(s) de 801/min.
X-X: Aparato surtidor con mangueras disponibles a caudal normal y a caudal medio. 40-80 indicará aparato surtidor con manguera(s) a 401/min y manguera(s) a 801/min.
Campo 5.°: En este campo aparecerán las siglas ""LO"" (indicativo de ""Lane Oriented"") sólo en la versión 395 para indicar aparato surtidor orientado hacia la posición de suministro, en el que el soporte de boquerel está instalado en la cara, del aparato surtidor, entendiéndose accesible el boquerel sólo desde la posición de suministro en la que es visible.
Campo 6.°: Una ""S"" indica la posibilidad de conexión de aparato surtidor satélite o esclavo.
Opciones de la versión: 390: 390 1/1, 390 2/1, 390 2/2, 390 3/2, 390 4/2, 390 3/3, 390 4/3, 390 5/3, 390 6/3, 390 4/4, 390 5/4, 390 6/4, 390 7/4, 390 8/4, 390 1/1 HS 80, 390 1/1 HS 80 S, 390 2/2 HS 80-80, 390 2/2 HS 80-80 S, 390 2/1 HS 40-80, 390 4/2 HS 40-80, 390 4/3 HS 40-80, 390 4/3 HS 40-80 S, 390 3/2 HS 40-80, 390 3/3 HS 40-80, 390 3/3 HS 40-80 S, 390 6/3 HS 40-80, 390 6/4 HS 40-80, 390 6/4 HS 40-80 S y 390 8/4 HS 40-80.
Opciones de la versión 395: 395 1/1395 1/1 LO, 395 2/1, 395 2/1 LO, 395 2/2, 395 2/2 LO, 395 4/2 LO, 395 1/1 HS 80, 395 1/1 HS 80, 395 1/1 HS LO S, 395 2/2 HS 80, 395 2/2 HS 80 LO, 395 2/1 HS 40-80 y 395 2/2 HS 40-80.
Opciones de la versión 587: 587 1/1, 587 2/1, 587 2/2, 587 4/2, 587 3/3, 587 6/3, 587 4/4, 587 8/4, 587 5/5, 587 10/5, 587 1/1 HS 80, 587 1/1 HS 80 S, 587 2/2 HS 80, 587 2/2 HS 80 S, 587 2/1 HS 40-80, 587 4/2 HS 40-80, 587 3/2 HS 40-80, 587 6/3 HS 40-80, 587 4/4 HS 40-80, 587 4/4 HS 40-80 S, 587 5/4 HS 40-80, 587 5/5 HS 40-80, 587 5/5 HS 40-80 S, 587 8/5 HS 40-80, 587 8/5 HS 40-80 S y 587 10/5 HS 40-80.
Opciones de la versión 58711: 58711 1/1, 58711 2/1, 58711 2/2, 58711 4/2, 58711 3/3, 58711 6/3, 58711 4/4, 58711 8/4, 58711 5/5, 58711 10/5, 58711 1/1 HS 80, 58711 1/1 HS 80 S, 58711 2/2 HS 80, 58711 2/2 HS 80 S, 58711 2/1 HS 40-80, 58711 4/2 HS 40-80, 58711 3/2 HS 40-80, 58711 6/3 HS 40-80, 58711 4/4 HS 40-80, 58711 4/4 HS 40-80 S, 58711 5/4 HS 40-80, 58711 5/5 HS 40-80, 58711 5/5 HS 40-80 S, 58711 8/5 HS 40-80, 58711 8/5 HS 40-80 S y 58711 10/5 HS 40-80.
Opciones de la versión 687: 687 1/1, 687 2/1, 687 2/2, 687 4/2, 687 3/3, 687 6/3, 687 4/4, 687 8/4, 687 5/5, 687 10/5, 687 1/1 HS 80, 687 1/1 HS 80 S, 687 2/2 HS 80, 687 2/2 HS 80 S, 687 2/1 HS 40-80, 687 4/2 HS 40-80, 687 3/2 HS 40-80, 687 6/3 HS 40-80, 687 4/4 HS 40-80, 687 4/4 HS 40-80 S, 687 5/4 HS 40-80, 687 5/5 HS 40-80, 687 5/5 HS 40-80 S, 687 8/5 HS 40-80, 687 8/5 HS 40-80 S y 687 10/5 HS 40-80.
Opciones de la versión Apollo: Apollo 2/1, Apollo 4/2, Apollo 6/3, Apollo 8/4, Apollo 2/2 HS 80, Apollo 2/2 HS 80 S, Apollo 4/2 HS 40-80 y Apollo 6/3 HS 4080.
Caudal máximo: 40 u 80 1/min, según versión/opción.
Caudal mínimo: 4 ó 5 1/min, según versión/opción.
Presión máxima de funcionamiento: 4 bar.
Clases de líquidos a medir: Gasolinas y gasóleos con viscosidad dinámica:! 20 mPa.
Escalón de volumen: 0,011.
Escalón de importe: 1 peseta (ó 0,01 euros).
Escalón de precio unitario: 0,1 peseta (ó 0,001 euros).
Máxima indicación de importe: 999.999 pesetas (ó 9.999,99 euros).
Máxima indicación de precio unitario: 99,9 pesetas (ó 9,999 euros).
Quinto. Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de modelo
tiene validez hasta el 1 de enero del año 2004, pudiendo ser prorrogada por períodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Contra esta Resolución, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mesa partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, ante el excelentísimo señor Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.
Madrid, 9 de enero de 2001.-El Director general, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 114