Source: http://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=2137&lang=es
Timestamp: 2016-02-08 06:21:26+00:00

Document:
Funcionamiento y Flexibilidad Superiores de la Investigación con el Microscopio de la Antena de la Exploración de Innova de
Filete del Tema Antecedentes Rendimiento Superior La Óptica Más de alta resolución Aplicaciones Gama Completa de los Modos de SPM Disponibles Características del Diseño de Innova Software Flexible y Versátil de la Adquisición Pliegos De Condiciones de Innova Antecedentes El microscopio de la antena de la exploración de Innova (SPM) entrega la exploración de alta resolución, el valor excelente, y una amplia gama de funciones para la comprobación, la vida, y las ciencias materiales. Innova también ofrece la adaptabilidad de la aplicación para la investigación científica exigente y variada en un costo moderado. Ofrece un sistema a circuito cerrado avanzado único de la linearización de la exploración que asegure mediciones exactas y los niveles de ruidos que se acercan a los de la operación del bucle abierto. Innova entrega la resolución atómica con gran facilidad y explora hasta 90 micrones sin la necesidad de cambiar la dotación física del analizador. Las ópticas integradas, de alta resolución del color y el Z-Escenario programable, motorizado realizan encontrar características y el cambio de puntas o las muestras rápidamente y fácil. Mando de exploración a circuito cerrado Excepcional Mediciones Exactas en todas las dimensiones Un zoom del paso de progresión a cualquier objeto sin la distorsión Funcionamiento de poco ruido Excepcional La óptica Más de alta resolución La óptica de arriba hacia abajo Ergonómicamente integrada Zoom y fuente de luz motorizados controlados Software Colocación Exacta de la antena Intercambio Rápido y fácil de la punta y de la muestra Z-Escenario Programable, motorizado con la carga cinemático montada Alineación exacta del laser de la garantía Premontada de los voladizos Acceso físico y óptico Excepcional de la muestra Exibility Potente de la investigación la Florida Amplia gama de los modos de SPM Nuevo, fácilmente plataforma de programación gurable del confi Un arsenal de herramientas diagnósticas Cuadro 1. El microscopio de la antena de la exploración de Innova Rendimiento Superior Todos Los aspectos del diseño electromecánico de Innova se han optimizado, del escenario de microscopio rígido con un bucle mecánico corto y de la desviación térmica inferior a la electrónica ultrabaja del ruido. El resultado es una combinación única del funcionamiento de alta resolución y de la colocación a circuito cerrado. Innova utiliza una linearización a circuito cerrado digital de la exploración del ruido ultrabajo propietario para las mediciones exactas en todas las dimensiones, sin importar talla, desplazamiento, velocidad, o la rotación en aire y líquido. La calidad Superior de la imagen se logra del rango completo de la exploración de 90 micrones hacia abajo a las imágenes del submicron, con los niveles de ruidos a circuito cerrado acercándose a los de la operación del grupo de generación. Además, la linearización a circuito cerrado de la exploración se puede activar y desactivó simultáneamente. Esta adaptabilidad increíble permite el empinadura hacia abajo a la resolución atómica en cualquier porción seleccionada de una exploración del mismo tamaño - sin la dotación física cambiante del analizador y sin replegarse la antena de la superficie. La rotación de la Imagen, la ubicación en la ventana de la imagen, y la velocidad de la exploración no afectan al contrario a los resultados. La Óptica Más de alta resolución Las ópticas patentadas de la parte superior hacia abajo del Innova integran inconsútil con todos los modos de la proyección de imagen, teniendo en cuenta una vista directa del voladizo con la resolución de mejor de 1 micrón, asegurando la antena exacta que coloca en la muestra. Con la óptica colocada totalmente dentro de la tapa protectora del instrumento, la antena y la muestra pueden ser vistas en cualquier momento mientras que insolating el instrumento del ambiente. La integración ergonómica de la óptica con el microscopio también contribuye a la facilidad y a la exactitud del intercambio de la punta y de la alineación del laser. El utilizador puede caer simple en una nueva punta y hacer pivotar la óptica nuevamente dentro de lugar. El voladizo pre-alineado permanecerá siempre en enfoque. Haber motorizado, software controlado, zoom óptico provee de una amplia gama de catión del magnifi una resolución incomparable. Con distancia infinita la óptica y la iluminación corregidas, la característica más pequeña de la muestra se pueden localizar exactamente. El Innova SPM proporciona al acceso excelente de la muestra, incluso cuando la carga del microscopio existe, sin el compromiso de la rigidez del diseño mecánico. El diseño físicamente abierto proporciona a la adaptabilidad para los experimentos de encargo, e.g., permitiendo la inserción fácil de los electrodos para la caracterización eléctrica y electroquímica de la muestra. Aplicaciones No hay materia su aplicación-Innova lista Ciencia Material Nanolithography Ciencias de la Vida Química del Polímero Caracterización del Dispositivo Gama Completa de los Modos de SPM Disponibles El Innova ofrece un complemento completo de las técnicas de SPM, haciendo le el ideal para las aplicaciones tales como estudios superficiales en la ciencia material, caracterización del polímero, nanomanipulation y nanolithography. Un ordenador principal de los modos de exploración estándar y opcionales proporciona a la caracterización superficial completa de muestras en aire y líquido. Modo de Contacto TappingMode™ Microscopia de la Fuerza Lateral (LFM) Microscopia de Exploración el Hacer Un Túnel (STM) Microscopia de la Fuerza Magnética (MFM) PhaseImaging™ Microscopia Electroestática (EFM) Microscopia Atómica Conductora de la Fuerza (CAFM) Microscopia Térmica de Exploración (SThM) Espectroscopia de la Distancia de la Fuerza Espectroscopia Actual del Voltaje Nanolithography Y más Características del Diseño de Innova La carga de Innova se basa cinemático sobre tres motores independientemente controlados que permitan altura, echen e inclinen ajustes en relación con la muestra. Esto permite conveniencia mucho mayor del utilizador. Las posiciones Definidas Por El Usario pueden mover la carga en incrementos del submicron. Innova se ha diseñado específicamente para proporcionar a intercambio y a la alineación rápidos y fáciles de la punta. El sistema viene completo con un portador de viruta universal que valide casi cualquier voladizo desmontado. Para el incluso intercambio más rápido y más fácil de la punta, nuestras series de voladizos premontados de la precisión se aseguran que el laser esté centrado automáticamente y exacto en la misma mancha a partir de una punta al siguiente. Innova también incorpora las características adicionales numerosas que le hacen uno de la investigación más versátil SPMs, incluyendo: Electrónica Avanzada La electrónica avanzada Moderna proporciona a funcionamiento a circuito cerrado excepcionalmente de poco ruido y excepcional. Innova ofrece 20 una configuración del dígito binario DAC para el mando piezoeléctrico superior y 8 los ADC rápidos que proporcionan a anchura de banda de adquisición de datos abundante. Dos integraron por completo bloqueo-en los amplificadores, activan modos avanzados de SPM tales como microscopia de la capacitancia de la exploración (SCM) sin la necesidad del soporte físico externo o del software de tercera persona. Innova está listo para los experimentos de encargo con electrónica de mando que proporcionan al acceso de utilizador incorporado a las señales y al software de la ENTRADA-SALIDA que activa el encaminamiento y el tramitación flexibles de la señal. Software Flexible y Versátil de la Adquisición Totalmente el nuevo software de SPMlab v7.0 incorpora un ordenador principal de características para asegurar productividad del mundo real. El acceso Directo e intuitivo a los parámetros importantísimos de la exploración y del feedback se combina con diagnósticos en tiempo real extensos de la señal y las opciones del tramitación para acelerar el proceso de la optimización de la exploración. Las capacidades de la Proyección De Imagen son aumentadas por las características avanzadas como LiftMode y complementadas por varios modos monopunto de la espectroscopia y un conjunto fácil de utilizar del nanolithography. Innova viene con un análisis extenso y el conjunto del tramitación que integra inconsútil en el mando en tiempo real. Los Datos de imágenes parcialmente detectadas se pueden analizar completo en cualquier momento durante el proceso de adquisición sin la adquisición de interrupción de la imagen. Pliegos De Condiciones de Innova Analizador A Circuito Cerrado: > 90 ìm XY, Z > ìm 7,5 Analizador De Anillo Abierto: > 5 ìm XY, Z > ìm 1,5 Tamaño de Muestra: X-50 milímetro x 50 Y-Milímetro x Z-18 milímetro Escenario Motorizado de Z AXIS: Viaje de Z: 18m m La Óptica: Cámara: CCD color de en-AXIS con el zoom motorizado Campo visual: 1.24m m x 0.25m m (zoom motorizado, con el objetivo 10x) Resolución: <2ìm con el objetivo estándar 10x (los 0.75ìm con 50X) Electrónica: 20 mando del dígito binario DAC, 100 kilociclos ±10v ADC, feedback digital Software del sistema: SPMLab™ v7.0 para de adquisición de datos y el análisis, Windows® XP Esta información ha sido originaria, revisada y adaptada de los materiales proporcionados por las Superficies Nanas de Bruker. Para más información sobre esta fuente visite por favor las Superficies Nanas de Bruker.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución