Source: https://www.slideserve.com/altessa/tema-11-espectroscop-a-ifu
Timestamp: 2020-04-02 04:26:19+00:00

Document:
PPT - Tema 11: espectroscopía IFU PowerPoint Presentation, free download - ID:2036764
Tema 11: espectroscopía IFU - PowerPoint PPT Presentation
Tema 11: espectroscopía IFU PowerPoint Presentation
<iframe src="https://www.slideserve.com/embed/2036764" width="600" height="497" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px;margin-bottom:5px;max-width: 100%;" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
Tema 11: espectroscopía IFU . 1. Instrumentación Astronómica - Jaime Zamorano & Jesús Gallego - Físicas UCM - Telescopios ópticos. ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de grismas.
EL TELESCOPIO - Paula ariadna toledo cortes erika lucia rodríguez lache laura camila vargas guzmán 1107 class 2mil9. el
CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA - Actividades de i&amp;d&amp;i en nanociencias &amp;
El telescopio - . eduardo herrera mendoza ramírez alberto velasco calzada carlos castellanos maite. índice. 1-¿que es
Abertura do Setor de Astronomia - CDCC - . sessão astronomia. lna - laboratório nacional de astrofísica. por wilton s.
ESPECTROSCOPIA NO UV/VIS - . yordanka reyes cruz l aboratório greentec escola de química ufrj. rio de janeiro outubro,
Tema11: espectroscopía IFU 1 Instrumentación Astronómica - Jaime Zamorano & Jesús Gallego - Físicas UCM - Telescopios ópticos
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de grismas Se emplean como cámaras directas para obtener imágenes del campo al que apunta el telescopio o como espectrógrafos de resolución baja. • Se pueden usar como espectrógrafo simple o multiobjeto usando una placa con múltiples rendijas. • Las placas de rendijas (o aperturas) se construyen a medida de cada observación con anterioridad y son intercambiables. • Son espectrógrafos pensados para objetos débiles (cúmulos de galaxias, por ejemplo) ya que son sistemas muy luminosos.
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de máscaras El campo de visión del espectrógrafo se aprovecha al máximo mediante máscaras en las que se han construido varias rendijas (slitlets) que funcionan como rendijas independientes. • Modos rendija larga y MOS • Máscaras y rendijas intercambiables • Espectrógrafos pensados para objetos débiles (cúmulos de galaxias, por ejemplo) ya que son sistemas muy luminosos. • Pipeline compleja y automatizada
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de máscaras Muy utilizado en “reshift surveys” DEIMOS (Keck II, 200 slitlets) LRIS (Keck I, 30 slitlets) • 5000A rango longitud de onda • 1A resolución espectral • mosaico 2x4 CCDs de 2kx4k • 81 sqr arcmin FOV • Máscaras, 4 semanas antelación • 11 máscaras por noche • 30% throuput • 150 Mb por imagen • Cámaras azul y roja • 6’x8’ FOV • 2kx2k CCD + 2x 2kx4k CCDs • R=300-5,000 • 81 sqr arcmin FOV • 8 máscaras por noche • Máscaras, 2 semanas antelación
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de máscaras Muy utilizado en “reshift surveys” GMOS (Gemini, 600 slitlets) VIMOS (VLT-3, 700 slitlets) • 4 brazos de 7’x8’ FOV • 4x 2kx4k CCDs • R=200-2,500 • IFU con 6,500 fibras • 5’x5’ FOV • 3x 2kx4k CCDs • 18 máscaras por noche • 2A resolución espectral • IFU
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de máscaras Diseño de máscaras • Astrometría precisa con antelación • Catálogos • Listas con diferentes prioridades • Selección interactiva • Varias aperturas de alineamiento • Fichero de diseño • “Punching machine”
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de máscaras Alineamiento de máscaras • Imagen previa a través de la máscara • Cálculo de offsets y rotación • Ejecución de offsets y PA • Imagen de confirmación (directa u orden 0) • Si necesario, nuevos offsets y PA • Ejecución de offsets y PA • Integración
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía 1 1 1 4 4 ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de fibras(1) Es otro tipo de espectroscopía multiobjeto. La idea es transladar mediante fibras la luz de objetos a la rendija de un espectrógrafo único. Espectros en el planofocal del espectrógrafo fibras 4 rendija Imágenes en plano focal del telescopio Las fibras están colocadas justo en la posición del plano focal correspondiente a la imagen de cada objeto; por eso se necesita realizar astrometría de precisión con anterioridad. El número de fibras es mucho mayor que el mostrado en este esquema sencillo (varios cientos).
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía • microlentes
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía • Pérdidas en el array de lentes
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de fibras(2) Espectrógrafos de Máscara de aperturas: Placas a medida para cada campo con perforaciones donde se acoplan las fibras. Ejemplo: Espectrógrafos de SDSS: 640 perforaciones en un disco de aluminio. La luz se envía a dos espectrógrafos dobles (dos canales) Colocando las fibras Flat field, arco de comparación e imagen científica con múltiples espectros. http://skyserver.sdss.org/en/sdss/instruments/instruments.asp
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de fibras(3) Espectrógrafos de fibras móviles. Las fibras se colocan a voluntad mediantesistemas robóticos. MEDUSA (ESO VLT, 132 fibras de 1”.2) http://www.eso.org/instruments/flames/Giraffe.html
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía ESPECTROSCOPÍA: Espectrógrafos de fibras(4) Otro ejemplo de espectrógrafo de fibras móviles: AF2/WYFFOS (WHT 4.2m; ING, La Palma) (módulo de 150 fibras de 1”.6 o 90 micras) http://www.ing.iac.es/Astronomy/instruments/af2/index.html Configuración AutoFib WYFFOS en una plataforma Nasmyth Las fibras son colocadas por un robot (AutoFib) en las posiciones previamente seleccionadas (configuración, práctica 7) en el foco primario del WHT 4.2m. Tienen 26m y conducen la luz hasta WYFFOS (Field Fibre Optical Spectrograph) en la plataforma Nasmyth.
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos de campo integral • Espectrógrafos de haces de fibras:- Una zona bidimensional del cielo (blanco) es muestreado en elementos espaciales discretos (SPAXELS) • Espectros individuales de cada SPAXEL simultáneamente en todo el FOV • Tras la reducción, los espectros individuales se reorganizan para formar un cubo en 3 dimensiones (2 espaciales y 1 en longitud de onda; espectroscopía 3D) • Alternativamente, es posible crear imágenes monocromáticas o en bandas fotométricas concretas a partir de rebanadas del cubo • Debido a la refracción atmosférica, el cubo se deforma en un somboide debido al desplazamiento espacial en función de la longitud de onda
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos de campo integral • - Preóptica amplificadora • - Mosaico de microlentes (lens-array) • Set de fibras ópticas • pseudo-rendija • Juego de espectros individuales • Reducción y tratamiento de datos complicado: • Euro3D • Estándar de NOAO • UK 3D
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía RTN Euro3D • nuevo formato • librerías en C • Herramienta de visualización • Spaxels inspector • Spectra inspector
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos de campo integral • - Campo rectangular central + anillo fibras de cielo • - Fibras no contiguas (40% pérdida) • - 3 mazos 0”45, 0”9 y 2”7 / fibra • 200 fibras de 5.5m largo INTEGRAL (WHT 4.2m) http://www.iac.es/proyect/integral/ Haces de fibras de INTEGRAL
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos de campo integral Con ellos se pueden hacer mapas de intensidad, de velocidad, de índices espectrales ... mapa de velocidad Mrk370 en banda V y línea [OIII]5007
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos de campo integral • Estándar • FOV pequeño • Alta resolución espacial PMAS (CAHA 3.5m) http://www.caha.es/pmas/ • 16x16 lentes (elementos) • Escalas de 0”5, 0”75 y 1”0 • FOV de 8x8, 12x12 y 16x16 arcsec • Diferentes redes de difracción para varias resoluciones espectrales • 2 CCDs de 2kx4k, píxel 15µm
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos de campo integral • PPAK • FOV grande • Baja resolución espacial PMAS (CAHA 3.5m) http://www.caha.es/sanchez/pmas/pmas.html • - Reductor de focal • - 2”7 / fibra • - Mazo hexagonal • 331 fibras de 150µm y 2m largo • 18 Mb por fichero
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos rebanadores de imagen
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafos rebanadores de imagen • IFU en el nIR • 16”x33” FOV • Baja resolución R1,300 • 22 rebanadas FISICA (KPNO 4m) FRIDA (GTC 10m) • IFU en el nIR • 25”x25” o 41”x41” FOV • AO/IFU 1”x2” • 0.9 - 2.5 µm • Baja resolución R500-5,000 • 18 rebanadas • Hawaii-2 2kx2k
Técnicas experimentales en Astrofísica - Jaime Zamorano - Físicas UCM- Espectroscopía Espectrógrafo IFU / AO panorámico • Óptica adaptativa en el visible (0.02”/pixel) • 4500-9300A • Cubo de datos con 90,000 SPAXELS • 1’x1’ FOV contiguoa 0”2 / pixel • Resolución intermedia R3,000 • 24 espectrógrafos idénticos alimentados por 2 rebanadores de imagen (3 torres con 8 IFUs cada una) • Optimizado para largas exposiciones de objetos débiles MUSE (VLT 8m)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución