Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-27-octubre-2006-comunidad-de-madrid-187460
Timestamp: 2017-03-24 20:40:21+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua, modelo DISAVI-101 fabricado y presentado por «CLH, S. A»
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua, modelo DISAVI-101 fabricado y presentado por «CLH, S. A» Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua, modelo DISAVI-101 fabricado y presentado por «CLH, S. A» Estado	:
Primero.-Se presenta solicitud de aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua marca «CLH», modelo DISAVI-101, por parte de don Basilio Navarro Sánchez, en nombre y representación de la Entidad «CLH, S. A.», con domicilio social en calle Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid.
Segundo.-Adjunta a dicha solicitud se aporta la documentación exigida así como memoria descriptiva del modelo y de su funcionamiento.
Tercero.-Tras examinar la documentación aportada por el solicitante, se advierte que el modelo propuesto está basado en los siguientes componentes:
1. Contador volumétrico para líquidos distintos del agua marca Oil Meter, modelo BM 600, con aprobación de modelo CEE número D81. 5.243.23 del Physicalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) alemán.
2. Computador electrónico marca Isoil, modelo Vega, con aprobación de modelo número 02. 0536. 96001 concedida mediante resolución de 11 de marzo de 1996 de la dirección General de Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña, en la que se especifica la posibilidad de unión con el contador volumétrico anterior. Dicha aprobación de modelo fue prorrogada mediante Resolución de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña de 19 de noviembre de 2001. Asimismo, la aprobación fue ampliada por Resolución de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial de 28 de febrero de 2002.
3. Sistema de medida de la temperatura del líquido a medir basado en sonda de tipo Pt-100.
4. Sistema de conversión del volumen de líquido medido a la temperatura ambiente a volumen de líquido medido a 15 ºC, basado en la medida de la temperatura anterior, introducción manual de la densidad del líquido, y las tablas 53B y 54B de las normas ASTM 1250-80, API Standard 224 e IP 200, ampliamente reconocidas a nivel internacional como instrumento válido para la realización de este cálculo, y norma ISO 91-1:1992, así como la Recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal R-63 «Petroleum Measurement Tables».
5. Grupo motobomba, válvula de retención, válvula de pit de la red de hidrante, desgasificador, acoplamiento acodado a válvula pit, manguera de trasiego, microfiltro monitor absorbente y válvula de manguera de conexión, que aseguran el funcionamiento y facilitan la operación del sistema de medida.
Cuarto.-Una vez examinada la documentación se considera necesaria la realización de ensayos para comprobar el funcionamiento de los dispositivos de medida de temperatura y de conversión a volumen a 15 ºC.
Quinto.-Se realizan los ensayos pertinentes por parte de personal de la Dirección General de Industria, Energía y Minas con resultado positivo.
Segundo.-La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control Metrológico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se regula el control de los contadores volumétricos de líquidos distintos del agua y de sus dispositivos complementarios y la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los sistemas de medida de líquidos distintos del agua establecen los requisitos reglamentarios que deben cumplir este tipo de sistemas de medida para poder ser aprobados. Además se tiene en cuenta la recomendación R-117 de la Organización Internacional de Metrología Legal que establece requisitos para los componentes incorporados a los sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados a la conversión del volumen medido a unas condiciones de base.
Primero.-Conceder aprobación de modelo del sistema de medida de líquidos distintos del agua marca «CLH», modelo DISAVI-101, a favor de la Entidad «CLH, S.A.», inscrita en el registro de control metrológico con el número 16-H-009-R.
Marca: «CLH».
Modelo: DISAVI-101.
Caudal máximo: 3.600 l/m.
Caudal mínimo: 300 l/m.
Presión máxima de funcionamiento: 0 bar.
Suministro mínimo: 500 l.
Volumen cíclico: 7,582 l.
Clases de líquidos a medir: Hidrocarburos líquidos con viscosidades entre 0,3 y 17 mPa·s
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ºC 50 ºC.
16-H-009 06024
Tercero.- Los sistemas de medida correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán, como mínimo, de manera visible e indeleble, las siguientes inscripciones de identificación en su placa de características además de las propias de los elementos que los componen:
Caudal cíclico.
Caudal máximo en l/min.
Caudal mínimo en l/min.
Presión máxima de funcionamiento, en bares.
Cuarto.-Para garantizar un correcto funcionamiento de los sistemas se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva, según se describe y representa en los planos contenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.
Quinto.-En la realización de la verificación primitiva de los sistemas de medida acogidos a esta aprobación de modelo se tendrán en cuenta además de lo preceptivo de acuerdo a las disposiciones legales listadas en los fundamentos de derecho, se comprobarán los siguientes extremos:
El error del sistema de medida de temperatura en todo el rango de medida es menor que 0,5 ºC, pudiéndose ensayar por separado la sonda de temperatura y la cadena de transmisión.
El error del sistema de medida de la densidad es menor de 2 kg/m3.
La implementación de las tablas de conversión de volumen es la correcta.
Para cada una de las comprobaciones anteriores se podrá recurrir a laboratorios debidamente acreditados para hacer los ensayos pertinentes, debiendo realizarse éstos por duplicado.
Sexto.-Los sistemas correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.
Séptimo.-De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de modelo tiene validez hasta el próximo 1 de octubre del año 2016, pudiendo ser prorrogada por periodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Madrid, 27 de octubre de 2006.-El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 Real Decreto