Source: https://www.phonakpro.com/mx/es/resources/adaptacion-y-pruebas/lisn-s-test/faqs-lisn-s.html
Timestamp: 2020-07-05 17:54:20+00:00

Document:
Asistencia de LiSN-S y LiSN-S PGA | PhonakPro
Asistencia de LiSN-S y LiSN-S PGA
Preguntas frecuentes acerca de LiSN-S
P: ¿Quién debe administrar LiSN-S?
R: Audioprotesistas que realicen pruebas de trastornos del procesamiento auditivo (TPA) en niños.
P: ¿LiSN-S es una herramienta de detección o una prueba de diagnóstico?
R: LiSN-S es una prueba de diagnóstico. Una herramienta de detección solo proporciona un resultado en forma de aprobado o no aprobado. LiSN-S le proporciona puntuaciones de cinco parámetros de medición cuantificados e información sobre si estas puntuaciones se encuentran dentro o fuera de los límites normales, teniendo en cuenta la edad de la persona evaluada. El límite normal es dos desviaciones estándar por debajo de la puntuación media para la edad de un paciente.
P: ¿LiSN-S se debe considerar parte de una serie de pruebas del audioprotesista o es una prueba de diagnóstico independiente?
R: LiSN-S no se ha desarrollado como parte de una serie de pruebas y se administra como una herramienta de diagnóstico independiente. Realizar otras pruebas de diagnóstico queda a exclusivo criterio del profesional; esta decisión puede depender de los problemas o de la historia clínica del paciente, así como del tiempo disponible. Sin embargo, es importante que el audiograma de tono puro muestre umbrales auditivos normales ya que LiSN-S solo se ha validado para personas con audición normal.
P: ¿Se puede utilizar una herramienta LiSN-S en diferentes unidades de diagnóstico?
R: Desafortunadamente no; los clientes deben comprar una herramienta LiSN-S por unidad.
P: ¿Qué nivel de precisión tiene LiSN-S?
R: LiSN-S ofrece una alta fiabilidad de la prueba y su repetición. Se han usado los datos de estudios de fiabilidad de la prueba y su repetición a fin de desarrollar las diferentes puntuaciones esenciales de LiSN-S. Estas puntuaciones permiten al usuario determinar si un niño ha conseguido una verdadera mejora con el tiempo; para ello, solo tiene que repetir la prueba con LiSN-S. La repetición de la prueba puede ser útil para determinar si las habilidades auditivas de un niño han mejorado tras algún tipo de intervención.
R: Se requiere una sala insonorizada para la herramienta LiSN-S, ya que todas las normas del sistema se recopilaron en salas insonorizadas.
P: ¿Qué normas existen?
R: Existen normas para el inglés norteamericano y para el inglés australiano. El inglés norteamericano se puede usar en Estados Unidos y Canadá; el inglés australiano se puede usar en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Existen normas para personas entre 6 y 60 años. Las puntuaciones calculadas para personas que estén fuera de los intervalos normativos actuales no son válidas.
P: ¿Qué resultados genera la herramienta LiSN-S?
R: El software indica claramente, para los cinco parámetros de medición, si un niño se encuentra dentro o fuera de los límites normales. Se genera automáticamente un informe individualizado que contiene los resultados de la prueba y se puede guardar, imprimir o enviar por correo electrónico.
P: ¿Qué incluye el paquete de LiSN-S?
R: LiSN-S incluye el software patentado, la tarjeta de sonido de Phonak y auriculares de alta calidad especialmente diseñados. El paquete también contiene instrucciones claras sobre cómo ayudar a los usuarios durante la instalación y la administración de LiSN-S.
P: ¿Cuáles son los requisitos del equipo para la prueba?
R: Windows XP, 7 u 8 y una unidad de CD-ROM.
P: ¿Funcionará LiSN-S en un Mac?
R: No. LiSN-S solo está calibrada para equipos con las versiones de Windows indicadas anteriormente.
P: ¿Puedo utilizar LiSN-S en un miniordenador?
R: Depende de la resolución de pantalla del ordenador. La resolución ideal de LiSN-S recomendada es de 800 x 600 y superior; sin embargo, es posible navegar por el software con un ordenador con una resolución de 700 x 500. Si la resolución es inferior a esta, es posible que no pueda ver todo el marco de LiSN-S en la pantalla de su miniordenador.
P: ¿Puedo actualizar fácilmente LiSN-S a futuras versiones?
R: Sí. El software consta de una función de actualización automática por Internet, lo que significa que cada vez que inicie el software con su ordenador conectado a Internet, comprobará automáticamente si hay nuevas actualizaciones disponibles. Estas actualizaciones gratuitas se descargarán solo con su consentimiento. Por ejemplo, las actualizaciones pueden incluir nuevos idiomas, nuevas normas para diferentes grupos de edad, nuevos recursos e información general, herramientas de generación de informes, etc.
P: ¿Hay una versión de prueba disponible de LiSN-S?
R: Phonak Suiza no ofrece versiones de prueba de LiSN-S. Sin embargo, es posible que las empresas locales de Phonak sí las ofrezcan; consulte con su oficina local de Phonak.
P: ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy usando la versión más actualizada de LiSN-S?
R: En primer lugar, compruebe cuál es la versión que tiene instalada: el número de versión de software se muestra en el cuadro “About LiSN-S” que aparece cuando inicia el software. Si LiSN-S ya está abierta, haga clic en Help/About LISN-S Application para ver este mensaje emergente.
Para instalar la última versión de LiSN-S, haga clic en el menú Help y seleccione Internet Upgrade Service. Obtendrá información acerca de si hay una nueva versión disponible para instalarla. La última versión de LiSN-S
se puede encontrar en la sección de descargas.
Preguntas frecuentes acerca de LiSN-S PGA
P: ¿Quién debe administrar LiSN-S PGA?
R: Los audioprotesistas, audiometristas, adaptadores, distribuidores de audífonos y médicos que ofrezcan diagnóstico y rehabilitación de pacientes con pérdida auditiva.
P: ¿LiSN-S PGA es una prueba de diagnóstico?
R: Sí. Cuando se usa para evaluar pacientes con pérdida auditiva, LiSN-S PGA proporciona recomendaciones tecnológicas claras en función del resultado del diagnóstico: con una pérdida de entre 3 dB y 6 dB en SRT (umbral de recepción verbal), se recomienda la tecnología de micrófono direccional avanzado; con una pérdida de 6 dB y superior, se recomienda tecnología FM o Roger, además de audífonos.
P: ¿LiSN-S PGA se debe considerar parte de una serie de pruebas del audioprotesista o es una prueba de diagnóstico independiente?
R: LiSN-S PGA es la prueba perfecta de palabra en ruido y debe formar parte de la serie de pruebas diagnósticas audiométricas estándares. LiSN-S PGA requiere un audiograma de tono puro reciente.
P: ¿Para qué intervalos de edad hay datos normativos disponibles?
R: LiSN-S PGA incluye normas para pacientes de entre 6 y 60 años. (Los pacientes de más de 60 años se comparan con oyentes de 60 años).
P: ¿Se pueden importar datos de audiogramas de tono puro de NOAH en LiSN-S PGA?
R: No. Los datos de audiogramas de tono puro se deben introducir haciendo clic directamente en el gráfico del audiograma.
P: ¿Se puede utilizar una herramienta LiSN-S PGA en diferentes ordenadores?
R: Sí. El software se puede instalar en diferentes ordenadores, pero solo funcionará si la tarjeta de sonido de Phonak se inserta en el puerto USB del ordenador. Se proporciona una tarjeta de sonido de Phonak con cada paquete de LiSN-S PGA. Si un médico desea ejecutar LiSN-S PGA en paralelo en diferentes estaciones de trabajo, necesitará varias copias de LiSN-S PGA.
P: ¿Qué incluye el paquete de LiSN-S PGA?
R: LiSN-S PGA incluye el software LiSN-S PGA patentado, la tarjeta de sonido de Phonak y auriculares de alta calidad. El paquete también contiene instrucciones claras sobre cómo ayudar a los usuarios durante la instalación y la administración de LiSN-S PGA.
P: ¿Se requieren auriculares para administrar LiSN-S PGA?
R: Sí. Se incluyen auriculares especiales de alta calidad en el paquete de LiSN-S PGA. Los resultados de la prueba calculados con otros auriculares no serán válidos.
P: ¿Se puede realizar LiSN-S PGA en campo libre, por ejemplo para evaluar el rendimiento con audífonos o un sistema FM o Roger?
R: No. LiSN-S PGA es una prueba de diagnóstico con auriculares.
R: LiSN-S PGA requiere un equipo con Windows XP, Windows 7 o Windows 8, y que disponga de una unidad de CD-ROM para leer el CD-ROM de LiSN-S PGA.
P: ¿Funcionará LiSN-S PGA en un Mac?
R: Desafortunadamente no LiSN-S PGA solo está calibrada para equipos con las versiones de Windows indicadas anteriormente.
P: ¿Puedo utilizar LiSN-S PGA en un miniordenador o netbook?
R: Depende de la resolución de pantalla del ordenador. La resolución ideal recomendada de LiSN-S PGA es de 800 x 600 píxeles o superior. Sin embargo, es posible navegar por el software con un ordenador con una resolución de 700 x 500 píxeles. Si la resolución de su equipo es inferior a esta, es posible que no pueda ver el marco completo de LiSN-S en la pantalla.
P: ¿Qué recomendaciones ofrece LiSN-PGA?
R: Después de realizar pruebas de un paciente con pérdida auditiva usando LiSN-S PGA, el software proporciona las siguientes recomendaciones:
No es necesaria ninguna tecnología auditiva adicional.
Se recomienda tecnología de micrófono direccional avanzada en los audífonos.
además de los audífonos.
P: ¿Cuánto tiempo se tarda en administrar LiSN-S PGA?
R: Solo cinco minutos.
P: ¿Qué tipo de informe genera LiSN-S PGA?
R: Se genera automáticamente un informe de resultados del paciente con el software LiSN-S PGA. El médico también puede añadir sus propias notas a este informe antes de guardarlo, imprimirlo en PDF o descargarlo en el ordenador.
P: ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy usando la versión más actualizada de LiSN-S PGA?
R: En primer lugar, compruebe cuál es la versión que tiene instalada: el número de versión de software se muestra en el cuadro “About LiSN-S” que aparece cuando inicia el software. Si LiSN-S PGA ya está abierta, haga clic en Help/About LISN-S PGA Application para ver este mensaje emergente.
Para instalar la última versión de LiSN-S PGA, haga clic en el menú Help y seleccione Internet Upgrade Service. Obtendrá información acerca de si hay o no una nueva versión disponible para instalarla. La versión más reciente de LiSN-S PGA se puede encontrar en la sección de descargas.
P: No tengo acceso a Internet en la consulta en la que tengo instalada LiSN-S PGA. ¿Cómo puedo actualizar LiSN-S PGA a la versión más reciente?
R: Recomendamos descargar la versión más reciente del software LiSN-S PGA de la sección de descargas. Guarde este archivo .zip en un dispositivo de memoria USB, cópielo en su equipo y actualice LiSN-S PGA.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución