Source: http://www.instrumentacion-metrologia.es/TSI-AIRFLOW
Timestamp: 2017-05-23 20:44:09+00:00

Document:
TSI AIRFLOW - DCL metrología
Servicio de asistencia al cliente PORTES GRATUITOS EN PEDIDOS SUPERIORES A 150€ NETOS (ESPAÑA PENINSULAR Y BALEARES)
ENVIOS INTERNACIONALES FORMAS DE PAGO DESCUENTOS A DISTRIBUIDORES Su cesta está vacía.
Aplicaciones Smartphones Alexometros Anemómetros Anillos Patrón Bancos de Centrar Básculas y Pesas Bloques y Espigas Patrón Bloques en V Brillómetros Cabezas Micrométricas Calibradores de Procesos Calibre de Chaflanes Calibre de Radios Calibres Galga Calibres Herradura Calibres Pasa No Pasa Calibres Soldadura Calibres Toberas Calidad de Aceite Cámaras Termográficas Campos Electromagnéticos Cintas Métricas Cintas Métricas autoadhesivas Circómetros Comparadores y Soportes Compases Comprobadores de Par Conductímetros Contadores Partículas Cronómetros Cuentametros Cuentapiezas Cuentavueltas Cuñas Medición Dataloggers Detectores Gases Detectores de Metal y Madera Dinamómetros Distanciómetros Durómetros Escuadras Estaciones Meteorológicas Estres Térmico Estroboscopios Explosímetros Fisurómetros Goniómetros Gramiles Higrómetros Ambientales Higrómetros Materiales Inclinómetros Llaves Dinamométricas Lupas Luxómetros Manómetros Esfera Manómetros Portátiles Mantenimiento y Limpieza Medidores de Aislamiento Medidores de Capas de Recubrimiento Medidores de CO Medidores de CO2 Medidores de Espesores Medidores de Exteriores Medidores de Interiores Medidores Láser Medidores de Oxigeno Disuelto Medidores PH Medidores de Profundidad Medidores de Radios Mesas de Planitud Metros Plegables Micrómetros Haugh Micrómetros Exteriores Micrómetros Interiores Microscopios Mordazas Multímetros Niveles Niveles Láser Niveles Láser Rotación Niveles Ópticos Odómetros Osciloscopios Paralelas de Acero Peines de Pintura Pies de Rey Pies de Rey de Profundidad Pilas para instrumentos Pinulas de Acero Pinzas Amperimétricas Pipetas de Microlitros Pirómetros Plomadas Radiación Microondas Radiómetros Refractómetros Reglas Rugosímetros Sondas Sonómetros Tacómetros Telurómetros Termohigrómetros Termómetros Transmisores de Humedad Transmisores de Temperatura Transmisores de Temperatura y Humedad Utiles de Control a Medida Vibrómetros Video-Endoscopios Imprimir
TSI AIRFLOW es fabricante Inglés de equipos de medida como anemómetros portátiles, manómetros...
TERMO ANEMOMETRO TSI AIRFLOW LCA301
N.º de producto: LCA301
Termo-anemómetro portátil de rueda alada para medición de velocidad de aire y temperatura.
Rango Velocidad: 0,25 ÷ 30 m/s, Resolución 0,01 m/s, Precisión ± 0,015 m/s ó ± 3% de la lectura.
Rango de Temperatura: 0ºC ÷ +60ºC, Resolución 0,1ºC., Precisión ± 0,5ºC.
Rueda alada Ø100 mm reversible.
Dimensiones: 280 x 112 x 65 mm.
Incluye: estuche de transporte y Certificado de Calibración de fabricante.
Plazo de entrega: Consultar días
TERMO ANEMOMETRO TSI AIRFLOW TA410
N.º de producto: TA410
Termo-anemómetro para medición de velocidad de aire y temperatura.
Rango Velocidad: 0 ÷ 20 m/s, Resolución 0,01 m/s, Precisión ± 0,025 m/s ó ± 5% de la lectura.
Rango de Temperatura:-10ºC ÷ +60ºC, Resolución 0,1ºC., Precisión ± 0,3ºC.
Funciones: paro, marcha, cambio de unidad de medida.
Dimensiones sonda: Ø 7 mm, 194 mm comprimida, 1.000 mm extendida, cable de 1 m.
Dimensiones instrumento: 178 x 84 x 44 mm.
Incluye: sonda rígida de hilo caliente, maleta de transporte y Certificado de calibración de fabricante.
TERMO ANEMOMETRO TSI AIRFLOW LCA501
N.º de producto: LCA501
Termo anemómetro portátil datalogger de hélice.
Rango: 0,25 ÷ 30m/s y 0ºC ÷ +60ºC.
Resolución: 0,01 m/s y 0,1ºC.
Precisión: ± 0,02 m/s ó ± 1% de la lectura y ± 0,5ºC.
Hélice Ø100 mm reversible.
Indica la velocidad promedio en 3 segundos.
Memoria de 12.700 mediciones.
Incluye: software LogDat2, cable USB estuche de transporte y Certificado de calibración de fabricante.
EQUIPO MULTIFUNCION TSI AIRFLOW TA465X
N.º de producto: TA465X
Igual a TA465P pero sin sensor de Presión Diferencial.
Equipo Multifunción datalogger de hasta 5 medidas simultaneas.
Diseñado para puesta en marcha y comprobaciones en HVAC, certificación de salas blancas, evaluación test y balanceado de sistemas de ventilación, estudios de confort térmicoe IAQ.
Parámetros: velocidad del aire y caudal (previa introducción de seción) con tubo pitot, bulbo húmedo, punto de rocío, intensidad de turbulencia, confort térmico, caudal de calor y medición de volumen.
Dispone de una completa serie de sondas para medir velocidad de aire, temperatura, humedad relativa, presión diferencial, y barométrica, CO, CO2, y compuestos orgánicos volátiles (VOC).
No incluye Sondas.
Presión Barométrica: 517,15 ÷ 930,87 mmHg; Precisión: ±2% de a lectura.
Memoria: 26.500 lecturas en 100 test.
Alimentación: 4 pilas Tipo AA o alimentador AC (opcional).
Dimensiones instrumento: 211 x 97 x 53 mm.
Incluye: Software LogDat2, cable USB, bluetooth para impresora externa (impresora no incluida), maleta de transporte y Certificado de calibración de fabricante.
No incluye: sondas, alimentador AC ni impresora.
TERMO ANEMOMETRO TSI AIRFLOW TA430
N.º de producto: TA430
Termo-anemómetro datalogger para medición de velocidad de aire, temperatura y caudal (previa introducción de la sección).
Rango Velocidad: 0 ÷ 30 m/s, Resolución 0,01 m/s, Precisión ± 0,015 m/s ó ± 3% de la lectura.
Memorización de hasta 12.700 mediciones en 100 test.
Comunicación a PC mediante USB.
Indicación en display de hasta 3 lecturas simultaneas.
Incluye: Incluye sofware LogDat2, cable USB, sonda rígida de hilo caliente, maleta de transporte y Certificado de calibración de fabricante.
EQUIPO MULTIFUNCION TSI AIRFLOW TA465P
N.º de producto: TA465P
Presión estática / diferencial: -3.735 ÷ +3.735 Pa; Resolución: 1Pa; Precisión: ±1% de a lectura.
Incluye: Incluye software LogDat2, cable USB, bluetooth para impresora externa (impresora no incluida), maleta de transporte y Certificado de calibración de fabricante.
TERMO ANEMOMETRO TSI AIRFLOW TA440
N.º de producto: TA440
Termo-anemómetro datalogger para medición de velocidad de aire, temperatura, caudal (previa introducción de la sección), humedad relativa, bulbo húmedo, punto de rocío.
Rango de Humedad: 5 ÷ 95% HR, Resolución 0,1 % HR, Precisión ± 0,3%HR.
Rango de bulbo húmedo: 5 ÷ 60ºC, Resolución 0,1ºC.
Rango de punto de rocío: -15ºC ÷ +49ºC, Resolución 0,1ºC.
Memorización de hasta 12.700 mediciones.
SONDA TSI AIRFLOW TA964
N.º de producto: TA964
Sonda para clima HVAC para equipos Multifunción TSI AIRFLOW
Sonda rígida telescópica de hilo caliente para medición de velocidad del aire, temperatura y humedad relativa.
Rango Velodidad: 0-50 m/s.
Resolución Velocidad: 0,01 m/s.
Precisión Velocidad: ±3% de la lectura ó ±0,015 m/s.
Rango Temperatura: -10 ÷ +60ºC.
Precisión Temperatura: ±0,3ºC.
Rango Humedad: 5 ÷ 95% HR.
Resolución Humedad: 0,1%HR.
Precisión Humedad: ±3%HR.
SONDA TSI AIRFLOW TA966
N.º de producto: TA966
Sonda articulada telescópica de hilo caliente para medición de velocidad del aire, temperatura y humedad relativa.
SONDA TSI AIRFLOW TA794
N.º de producto: TA794
Sonda rígida de ambiente Tipo K para medición de Temperatura para equipos Multifunción TSI AIRFLOW.
Rango Temperatura: -40 ÷ +870ºC.
Precisión Temperatura: ±1,5ºC.
SONDA TSI AIRFLOW TA995
N.º de producto: TA995
Sonda rueda alada para medir Velocidad del Aire y Temperatura para equipos Multifunción TSI AIRFLOW.
Diámetro de la hélice: 100 mm.
Rango Velocidad: 0,25 ÷ 30 m/s.
Precisión Velocidad: ±0,02 m/s ó ±1% de la lectura.
Rango Temperatura: 0 ÷ 60ºC.
Precisión Temperatura: ±1,0ºC.
SONDA TSI AIRFLOW TA792
N.º de producto: TA792
Rango Temperatura: -40 ÷ +650ºC.
SONDA TSI AIRFLOW TA496
N.º de producto: TA496
Diámetro de la hélice: 35 mm.
Rango Velocidad: 0,5 ÷ 15 m/s.
Precisión Velocidad: ±3% de la lectura.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución