Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anlage_3_BeschussV_Pruefvorschriften_fuer_Patronen_und_Kartu-d2209404,47.html
Timestamp: 2016-10-28 16:35:25+00:00

Document:
Anlage 3 BeschussV, Prüfvorschriften für Patronen- und Kartuschenmunition | Gesetze auf anwalt24.de
Anlage 3 BeschussV, Prüfvorschriften für Patronen- und Kartuschenmunition Suche
Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz (Beschussverordnung - BeschussV) Die Ve...…Anlage 3 BeschussV, Prüfvorschriften für Patronen- und KartuschenmunitionAnlage 4 BeschussV, Anforderungen an Reizstoffgeschosse, Reizstoffsprühgeräte un...Anlage 5 BeschussV, Grenzwerte für Elektroimpulsgeräte nach § 15 Abs. 5Anlage 6 BeschussV, Ermittlung der Bewegungsenergie der Geschosse
Anlage 3 BeschussV, Prüfvorschriften für Patronen- und Kartuschenmunition
Anlage 3 BeschussVAllgemeine Verordnung zum Beschussgesetz (Beschussverordnung - BeschussV)BundesrechtAnhangteilTitel: Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz (Beschussverordnung - BeschussV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: BeschussVGliederungs-Nr.: 7144-2-1Normtyp: RechtsverordnungAnlage IIISymbole und ihre BedeutungdDDurchmesser der Druckübertragungsfläche des DruckaufnehmersdMDurchmesser der MessbohrungdLDurchmesser des Laufes an der Stelle der MessbohrungdSDurchmesser des DruckübertragungsstempelsG1Geschossdurchmesser am HülsenmundL3Hülsenlänge nach den MaßtafelnLcLänge des Messlaufes mit PatronenlagersMAbstand der Messbohrung vom StoßbodenPu, Pounterer oder oberer Grenzgasdruck für die Auswahl des Stauchzylinders und des DruckübertragungsstempelsPmaxzulässiger Höchstwert des Gasdruckes nach den Maßtafeln(Mittelwert) Pn (1)aus einer Probe von n gemessenen Patronen errechneter Mittelwert des GasdruckesPMvon der Kartusche für Schussapparate entwickelter Gasdrucka/bKoeffizient/Exponent zur Beschreibung des Gasdruckes von KartuschenV+nauf das Patronenlager entfallender Volumenanteil des VerbrennungsraumesVaZusatzvolumen zwischen Kolben und KartuschenlagerEmaxzulässiger Höchstwert der Energie nach den Maßtafeln(Mittelwert) En (1)aus einer Probe von n gemessenen Patronen errechneter Mittelwert der EnergieEBeschussMinimale Energie der Beschussmunition für Langwaffen mit gezogenen Läufenk1,nAnteilsfaktor für die Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 99 % der Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95 %k2,nAnteilsfaktor für die Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung von 95 % der Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95 %k3,nAnteilsfaktor für die Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 90 % der Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95 %SnStandardabweichung einer Probe von n gemessenen Patronen1 Zulassungsprüfung (Typenprüfung)1.1Bei der Zulassung sind zu prüfendie Übereinstimmung der Maße der für die Fabrikationskontrolle zu verwendenden Messgeräte mit den Vorschriften der Maßtafeln und Nummer 5 dieser Anlage, wenn eine Kalibrierung nicht möglich ist,die Richtigkeit der Gasdruckmesser unter Verwendung von Vergleichspatronen mit Hilfe von Standardmessläufen oder mit anderen gleichwertigen Verfahren,die Lehren und Geräte zur Prüfung der Munition auf Maßhaltigkeit,die Waffen, die zur Kontrolle der Funktionssicherheit bestimmt sind.1.2Für die Prüfung besteht das Los aus mindestens 3.000 Stück. Die Mindestgröße kann aus besonderen Gründen unterschritten werden. Die Prüfung für eine Munitionstype, von der weniger als 3.000 Stück hergestellt worden sind, ist jeweils an einer im gleichen Verhältnis zu dieser Zahl kleineren Anzahl von Munition vorzunehmen. Die Mindestzahl beträgt für die1.2.1Prüfung der Maßhaltigkeit und Sichtprüfung20 Stück,1.2.2Gasdruckprüfung10 Stück,1.2.3Prüfung der Funktionssicherheit10 Stück.1.3Die Prüfung der Munition wird nach dem Verfahren der Fabrikationskontrolle (Nummer 2) und mit der doppelten Stückzahl vorgenommen.1.4Die Munition wird aus einem Los ausgewählt, dessen Laborierung für den vorgelegten Munitionstyp den höchsten Gasdruck erwarten lässt.1.5Die erste Einfuhr eines Munitionstyps aus Staaten, mit denen die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen nicht vereinbart ist, in den Geltungsbereich des Gesetzes wird der Prüfung nach Nummer 1.3 unterzogen.1.6Die Prüfung eines Munitionstyps nach den Nummern 1.3 und 1.4 kann wiederholt werden, wenn die erste Prüfung Beanstandungen ergeben hat und der Hersteller dies fordert.2 Fabrikationskontrolle2.1Die Menge einer zugelassenen Munition, die der Fabrikationskontrolle zu unterziehen ist und ein Prüflos bildet, darf nicht überschreiten500.000 Stück bei Zentralfeuermunition,1.500.000 Stück bei Randfeuermunition.2.2Entnahme der Stichproben2.2.1Die Entnahme ist wahllos vorzunehmen. Die Stichproben müssen für das der Prüfung unterworfene Los repräsentativ sein.2.3Umfang der Stichproben: Losgröße Prüfungbis zu 35.000*)35.001 bis 150.000150.001 bis 500.000500.001 bis 1.500.000a)Prüfung der Maßhaltigkeit und Sichtprüfung125200315500b)Gasdruckprüfung20303050c)Prüfung der Funktionssicherheit20323250d)Prüfung der Funktionssicherheit bei Kartuschenmunition für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen50*) Für kleinere Losgrößen bis zu 3.000 Stück sind die Stichprobenumfänge für die Buchstaben a, b und c nach Losgröße linear bis auf 20, 10 und 10 zu reduzieren.Zur Gasdruckprüfung von Kartuschen für Schussapparate werden je Zusatzvolumen zwölf Kartuschen der stärksten Ladung als Stichprobe entnommen.2.4Die für die Fabrikationskontrollen vorgeschriebenen Stückzahlen können vermindert werden, wenn der Zulassungsinhaber über ein wirksames Qualitätssicherungssystem verfügt. Dieser hat der zuständigen Behörde einen Prüfplan einzureichen. Die zuständige Behörde genehmigt die Änderung der Stückzahlen, wenn durch das Qualitätssicherungssystem die Maßhaltigkeit, die Funktionssicherheit sowie die Einhaltung des vorgeschriebenen Gasdruckes oder des Energiewertes gewährleistet ist und die Sichtprüfung Beanstandungen nicht ergeben hat.3 Behördliche Kontrolle3.1Die behördliche Kontrolle nach § 34 Abs. 1 wird nach folgendem Verfahren durchgeführt:3.1.1bei HerstellernKontrollen der Prüfeinrichtungen nach dem Verfahren nach Nummer 1.1,Prüfung, ob Fabrikationskontrollen durchgeführt worden sind, auf Grund der Aufzeichnungen über die Ergebnisse dieser Kontrollen,Vornahme einer Prüfung nach dem Verfahren der Fabrikationskontrolle,3.1.2bei VerbringernPrüfung, ob die in § 34 Abs. 2 genannten Bescheinigungen vorliegen,Prüfung, ob beim Hersteller Fabrikationskontrollen durchgeführt worden sind, auf Grund von Prüfprotokollen des Herstellers,Vornahme einer Prüfung nach dem Verfahren der Fabrikationskontrolle für jeden eingeführten Munitionstyp.4 Einzelprüfungen und zulässige Anzahl von Fehlern4.1Sichtprüfung4.1.0Die entnommene Munition ist auf folgende Merkmale und Fehler zu prüfen:die vorgeschriebene Kennzeichnung auf jeder Patrone,falsche Kaliberangabe,Längsrisse am Hülsenmund,Längs- und Querrisse,Brüche des Hülsenbodens.Falsche oder fehlende Kaliberangabe, Längsrisse am Hülsenmund von mehr als 3 mm Länge, Längs- und Querrisse sowie Brüche des Hülsenbodens sind unzulässig.Bei der vorgeschriebenen Kennzeichnung auf jeder Patrone sind keine Fehler sowie bei Längsrissen am Hülsenmund von bis zu 3 mm Länge sind in Abhängigkeit von der Losgröße in der in Nummer 2.3 genannten Reihenfolge die Fehlerzahlen 2, 3, 5 und 8 zulässig.4.1.1Die kleinste Verpackungseinheit der entnommenen Munition ist auf folgende Merkmale und Mängel zu prüfen:die nach § 24 Abs. 3 des Waffengesetzes und nach § 39 vorgeschriebene Kennzeichnung,Vermischung von Patronen verschiedenen Typs in derselben kleinsten Verpackungseinheit.Fehler bei der Kaliberangabe, den Angaben nach § 16 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 und bei den Angaben nach § 29 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 6 und Abs. 4 sowie die Vermischung von Patronen verschiedenen Typs sind nicht zulässig.Bei der übrigen Kennzeichnung sind je nach Losgröße dieselben Mängelzahlen zulässig wie nach Nummer 4.1.1 Satz 3.4.1.2Wird festgestellt, dass die in den Nummern 4.1.1 und 4.1.2 zulässigen Fehler- und Mängelzahlen überschritten sind, wird das Los zur Nachbesserung zurückgegeben und kann zu einer späteren erneuten Prüfung vorgestellt werden.4.2Prüfung der Maßhaltigkeit4.2.1Bei der Prüfung der Maßhaltigkeit ist zu prüfen, obdie im technischen Anhang bezeichneten Patronenmaße den in den Maßtafeln angegebenen Werten einschließlich der Toleranzen für die Maximalpatrone für das Minimalpatronenlager oder im Falle des § 31 Abs. 4 den vom Hersteller angegebenen Werten entsprechen; die Prüfung kann mit Hilfe von Patronenprüflehren durchgeführt werden, wobei die Gesamtlänge L3 von Kartuschen nach Tabelle 5 der Maßtafeln nach deren Verschießen aus einem Messlauf bestimmt wird,das Zündhütchen nicht über den Hülsenboden herausragt.4.2.2Werden Mängel festgestellt, wird das Los zur Nachbesserung zurückgegeben und kann zu einer späteren erneuten Prüfung vorgestellt werden.4.3Prüfung des Gasdruckes oder der Bewegungsenergie4.3.1Die Messungen und die Versuchsauswertung für Gasdruck und Energie sind nach Nummer 5 durchzuführen. Die Ergebnisse müssen die nach den Maßtafeln zulässigen Grenzwerte von Druck und Energien einhalten, soweit sie angegeben sind.4.3.2Die Gasdruckmessung ist unter normalen Versuchsbedingungen beieiner Temperatur von 21 Grad Celsius +/- 1 Grad Celsius undeiner relativen Luftfeuchte von 60 % +/- 5 %durchzuführen.Unmittelbar vor der Gasdruckprüfung im Rahmen der Zulassungsprüfung ist die Munition diesen Versuchsbedingungen 24 Stunden lang auszusetzen. Die Fabrikationskontrolle kann unter Gebrauchsbedingungen durchgeführt werden. Im Zweifelsfall ist das Ergebnis der Prüfung mit klimatisierter Munition unter normalen Versuchsbedingungen zu wiederholen.4.3.3Wenn die errechnete obere Anteilsgrenze den zulässigen Höchstwert des Gasdruckes um nicht mehr als 25 % überschreitet, ist eine Wiederholungsprüfung mit der auf das Doppelte erweiterten Patronenzahl zulässig. Bei Kartuschen für Schussapparate ist die Wiederholungsprüfung mit zwölf Kartuschen durchzuführen.Entspricht das Ergebnis der Wiederholungsprüfung nicht den Anforderungen, darf die Munition dieses Loses nicht vertrieben werden.4.4Prüfung der Funktionssicherheit4.4.1Die Prüfung der Funktionssicherheit im Rahmen der Zulassungsprüfung, der Fabrikationskontrolle und der behördlichen Kontrolle ist unter Verwendung eines Prüflaufes oder einer amtlich geprüften Waffe, deren Lagermaße den Maßen der Maßtafeln oder im Falle des § 31 Abs. 4 den vom Hersteller angegebenen Werten entsprechen, vorzunehmen. Für die Funktionssicherheitsprüfung der Patronen für Waffen mit glattem Lauf (glatten Läufen) wird eine Waffe verwendet, bei der die Maße des Lagers und des Verschlussabstandes Höchstmaße sind. Bei den Fabrikationskontrollen kann die Funktionssicherheit unter Verwendung einer Waffe geprüft werden, deren Maße von der zuständigen Behörde anerkannt wurden. Die Maße der Prüfläufe und der Waffen werden von der zuständigen Behörde aufgezeichnet.4.4.2Folgende Fehler dürfen nicht auftreten:Ausströmen von Gas nach hinten aus dem Verschluss auf Grund von Rissen im Hülsenboden,Steckenbleiben des Geschosses oder von Teilen desselben im Lauf,Bruch der Hülse, die ganz oder teilweise im Lager bleibt,Bersten des Hülsenbodens.Werden diese Mängel festgestellt, ist das Los zurückzugeben und kann nach Nachbesserung zu einer späteren erneuten Prüfung vorgestellt werden. Bei Kartuschenmunition für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen darf höchstens einmal bei einer Probe von 50 Stück die Abdeckung, Teile der Abdeckung oder des Verschlusses der Kartuschen im Lauf der Waffe stecken bleiben. Die Funktionsprüfung dieser Munition ist mit den in Abbildung 3 dargestellten Läufen durchzuführen.5 Prüfung des Gasdruckes, Energiewertes, Mündungsimpulses und der Geschwindigkeit5.1Gasdruckmessung5.1.1Die Innenmaße des Messlaufes, die den Gasdruck beeinflussen, müssen mit den in den Maßtafeln aufgeführten Maßen innerhalb der in Tabelle 1 genannten Toleranzen übereinstimmen. Die Maßhaltigkeitsprüfung der Messläufe wird mit Hilfe von Messsystemen durchgeführt, die direkten Zugang zu den zu messenden Werten ermöglichen. Der Verschlussabstand darf nicht größer als 0,1 mm sein. Die Länge des Messlaufes, die die kinetische Energie beeinflusst, soll mit dem in Tabelle 1 des Technischen Anhangs aufgeführten Maß innerhalb der genannten Toleranzen übereinstimmen.5.1.2Der Abstand der Achsen der Messbohrungen vom Stoßboden ist nach Tabelle 2 zu bemessen.5.1.3Die Messung des Gasdruckes von Patronenmunition ist gemäß der Vorschrift des § 31 Abs. 2 vorzunehmen.5.1.4Der Gasdruck von Kartuschenmunition - soweit für diese ein zulässiger Höchstwert Pmax in den Maßtafeln angegeben ist - und der Vergleichspatrone nach Nummer 2.1.1.2 der Anlage I ist mittels mechanisch-elektrischem Wandler zu messen.5.2Stauchapparat5.2.1Es sind die in Tabelle 3 angegebenen Kombinationen von Druckübertragungsstempel und Kupferstauchzylinder unter folgenden Bedingungen anzuwenden:Gebrauchs- und Beschussmunition eines Munitionstyps sind mit der gleichen Kombination von Druckübertragungsstempel und Stauchzylinder zu messen, soweit die in Tabelle 3 Spalten 5 und 6 angegebenen Auswahlbereiche dies zulassen.Erfüllen im Grenzfall zwei Kombinationen diese Anforderungen, so ist der Stauchzylinder mit den größeren Abmessungen zu wählen. In den Fällen, in denen die Auswahlbereiche unmittelbar aneinander anschließen, muss für die Gebrauchsmunition Pu <= Pmax < Po, für die Beschussmunition Pu <= 1,3 Pmax < Po sein. Für alle Munition, für die 240 bar <= Pmax < 600 bar beträgt, ist der Druckübertragungsstempel von 6,18 mm Durchmesser, in allen anderen Fällen der von 3,91 mm Durchmesser zu benutzen.Für Munition, für die Pmax < 240 bar ist, sind Stauchkegel 5 x 13 ohne Druckübertragsstempel zu verwenden.5.2.2Die in Tabelle 3 Spalten 1, 2 und 3 angegebenen Durchmesser und die Massen der Druckübertragungsstempel sowie deren minimale Ausgangsführungslängen sind einzuhalten.Die Breite des Ringspaltes zwischen Druckübertragungsstempel und Stempelführungsbüchse darf 0,002 mm nicht unter- und 0,006 mm nicht überschreiten.5.2.3Der Durchmesser der Messbohrung, der sich vor oder unter der Stirnfläche des Druckübertragungsstempels befindet, darf von dessen Durchmesser ds um nicht mehr als 1,0 mm abweichen. Die Messbohrung darf in der Achse nicht länger als 3 mm sein. Sofern ds > 0,6 dL ist, soll sich der Durchmesser der Messbohrung an der Stirnfläche des Druckübertragungsstempels ansetzend konisch mit einem Winkel von 60 Grad auf 3 mm Durchmesser verengen (Abbildung 1). Toleranzen der Durchmesser bis zu + 0,2 mm sind zulässig. Die Hülsen der Patronen- oder Kartuschenmunition müssen so mit Anbohrungen versehen werden, dass diese nach dem Laden möglichst konzentrisch zur Messbohrung sind. Der Durchmesser der Anbohrung ist bei Munition für Waffen mit glatten Läufen 3 mm, bei aller anderen Munition 2 mm. Die Messbohrungen sind mit Siliconpaste mit einer Konuspenetration zwischen 180 und 210 (DIN 51580, Ausgabe April 1989) (1) und einer Dichte von 1 g/cm3 zu füllen.Die Resthöhe des Stauchkörpers ist bei einer zulässigen Abweichung von +/- 0,005 mm mit einem Mikrometer, einer Messuhr oder einem Messtaster zu ermitteln und der zugehörige Druck der beigefügten Stauchtabelle oder -kurve zu entnehmen oder mittels einer entsprechenden Gleichung (Ausgleichspolynom) zu berechnen.5.3Mechanisch-elektrische Wandler für die Messung des Gasdruckes von Zentralfeuerpatronenmunition für Waffen mit glatten Läufen5.3.1In der Regel ist der Gasdruck der Patronen mittels piezo-elektrischer oder gleichwertiger Druckaufnehmer in tangentialer oder zurückgesetzter Einbauweise zu messen. Es können auch mechanisch-elektrische Wandler anderer Bauart verwendet werden, wenn zwischen deren Anzeige und der der vorgenannten ein eindeutiger Zusammenhang bekannt ist. In jedem Falle ist auf die Anzeige der vorgenannten Druckaufnehmer umzurechnen.5.3.2Der Durchmesser und die Tiefe der Messbohrungen sind abhängig von den Abmessungen des Aufnehmers und der Einbauart. Der Einbau ist gemäß Abbildung 2 vorzunehmen.5.3.3Die Anbohrung der Hülse ist nach den Abbildungen 2a und 2b vorzunehmen. Bei Verwendung geeigneter Aufnehmer in tangentialer Einbauweise kann auch ohne Anbohrung der Hülse gemessen werden, sofern die Höhe der Bodenkappe 22 mm nicht übersteigt (Abbildung 2c). Im Falle von Gebrauchspatronen mit Papphülse ist dann der gemessene Wert mit 1,05 zu multiplizieren.5.3.4Indirekte Messung des Gasdruckes an der Messstelle II (sM = (162 +/- 0,5) mm). Die Messung des Gasdruckes an der Messstelle II erfolgt indirekt. Zu diesem Zweck wird die Zeit der des Durchgangs des Treibmittelbodens durch den Querschnitt an der Messstelle II registriert und der zur gleichen Zeit an der Messstelle I (SM siehe Tabelle 2) herrschende Druck gemessen. Die Registrierung des Durchgangs des Treibmittelbodens kann außer mit einem mechanisch-elektrischen Wandler auch mit einem anderen geeigneten Messfühler vorgenommen werden, z.B. mittels Fotodiode hinter einem Quarzglasfenster.5.3.5Eigenschaften der Aufnehmer:Mindestempfindlichkeit1,8 pC/barMessbereich0 bar bis max. 6.000 barKalibrierbereich300 bar bis 1.800 barEigenfrequenz>=100 kHzAbweichung von der Linearität<= 1 % des Endwertes.5.3.6Wärmeschutz vor der DruckübertragungsflächeZur Vermeidung bzw. Minderung des Wärmeübergangs auf Membrane und Druckplatte ist bei Anbohrung der Hülse eine geeignete Scheibe aus wärmeisolierendem, flexiblem Werkstoff (z.B. PTFE) vor der Druckübertragungsfläche anzubringen. Tangential eingebaute Abnehmer sind zusätzlich durch Aufkleben eines die Patronenanbohrung überspannenden, dehnbaren Klebebandes auf die Patrone zu schützen (siehe Abbildung 2a).5.3.7Verstärker:Grenzfrequenz (- 3 dB)>= 80 kHzAbweichung von der Linearität<= 0,1 % des Endwertes (Vollaussteuerung)Ladungsverstärker: Eingangswiderstand>=1012 (Omega) (4) .5.3.8Elektrischer FilterBessel-Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 20 kHz (- 3 dB), N = 2 (- 12 dB/Oktave).5.4Mechanisch-elektrische Wandler für die Messung des Gasdruckes von Kartuschenmunition und der Vergleichspatrone nach Nummer 2.1.2 der Anlage I für Schwarzpulverwaffen und Böller5.4.1Der Gasdruck von Kartuschenmunition mit Metallhülsen ist mit Aufnehmern in zurückgesetzter Einbauweise zu messen (Abbildungen 5a und 5b in Verbindung mit Abbildung 2b). Dabei sind die Messbohrungen mit Siliconpaste nach Nummer 5.2.3 zu füllen. Soweit es sich um Kartuschenmunition für nach § 8 des Gesetzes zugelassene Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen handelt, ist die Messung in Läufen nach den Abbildungen 3a und 3b ohne Vorladung eines Geschosses durchzuführen.Der Gasdruck von Kartuschenmunition für Schussapparate ist unter Verwendung eines Messlaufes nach Abbildung 5a und eines Kolbens nach Abbildung 5b in Abhängigkeit vom Zusatzvolumen zu messen. Störende Eigenschwingungen des Messlaufes sind durch Wahl einer ausreichenden Wandstärke gering zu halten. Im Bereich des Stoßbodens ist für gute Abdichtung durch die konstruktiven Maßnahmen nach Abbildung 5a oder auf andere geeignete Weise zu sorgen.Ausreißerwerte werden durch Anwendung des Dixon-Tests eliminiert.Der Auswertung wird die AbhängigkeitPM = a (V+n + Va)bzugrunde gelegt.5.4.2Der Gasdruck von Kartuschenmunition mit Papp- oder Kunststoffhülsen von nicht unter 9 mm Durchmesser und der Vergleichspatrone für Schwarzpulverwaffen nach Nummer 2.1 der Anlage I ist mit Aufnehmern in zurückgesetzter oder in tangentialer Einbauweise mit Anbohrung der Hülse (Abbildungen 2a und 2b) zu messen.5.4.3Sofern als Treibmittel Schwarzpulver geladen ist oder Gasdrücke unter 1.000 bar zu erwarten sind, sind abweichend von Nummer 5.3.5 Aufnehmer mit folgenden Eigenschaften zu verwenden:Mindestempfindlichkeit2,0 pC/barMessbereich0 bar bis max. 2.500 barKalibrierbereich100 bar bis 1.000 bar.5.4.4Bei Kartuschenmunition ist ein Filter nach Nummer 5.3.8 zu verwenden. Abweichend hiervon beträgt die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters bei Kartuschenmunition für nach § 8 des Gesetzes zugelassene Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen 10 kHz.5.5Messung des EnergiewertesAnstelle des Gasdruckes oder neben dem Gasdruck ist die auf ein bestimmtes Geschoss übertragene Bewegungsenergie zu ermitteln, wenn in den Maßtafeln die Bewegungsenergie der Geschosse festgelegt ist.5.5.1Sofern es im gleichen Kaliber (Laufdurchmesser) eine entsprechende Patronenmunition gibt, sollen die gleichen Geschosse und Läufe verwendet werden. Sonst sind Flugbolzen und Prüfgeräte gemäß folgenden Abbildungen zu benutzen:Abbildung 4 für Munition der Tabelle 5 der Maßtafeln, mit einem Flugbolzen von 4 g nur für Emax <= 100 J, Abbildung 5 für Munition nach Tabelle 6 der Maßtafeln.5.5.2Die Innenabmessungen der Läufe müssen ebenfalls innerhalb der in Tabelle 1 angegebenen Toleranzen mit den in den Maßtafeln aufgeführten Maßen übereinstimmen. Die Abmessungen der Läufe für Kartuschenmunition für Schussapparate müssen außerdem den in Abbildung 5 festgelegten Maßen entsprechen. Die Lauflängen nach Tabelle 1 sind einzuhalten.5.5.3Die Ermittlung der Bewegungsenergie erfolgt über eine Messung der Flugzeit zwischen zwei 0,5 m und 1,5 m vor der Mündung entfernten Punkten der Flugbahn (siehe Anlage VI).5.6Auswertung der MessungenDie Auswertung der Messungen erfolgt nach den Regeln der statistischen Qualitätskontrolle. Der Umfang der Stichprobe bei der Feststellung von Mittelwerten und Anteilsgrenzen richtet sich nach Nummer 2.3.Die genannten Faktoren zur Bestimmung der Anteilsgrenze sind Tabelle 4 zu entnehmen.5.6.1Die Anforderungen, dass bei Gebrauchsmunition für Waffen mit gezogenen Läufen der Gasdruckmittelwert nicht über und kein Einzelwert mehr als 15 % über dem nach den Maßtafeln zulässigen Höchstwert Pmax liegt, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) Pn (1) <= Pmaxund bei Zentralfeuermunition(Mittelwert) Pn (1) + k1,n Sn. <= 1,15 Pmaxund bei Randfeuermunition(Mittelwert) Pn (1) + k2,n · Sn <= 1,15 Pmaxist.5.6.2Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Beschussmunition für Kurzwaffen mit gezogenen Läufen 30 % über dem zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes Pmax liegt und dass eine zu starke Überlastung der Waffe vermieden wird, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) Pn (1) >= 1,30 Pmax,(Mittelwert) Pn (1) - k3,n · Sn >= 1,15 Pmaxund (Mittelwert) Pn (1) + k3,n · Sn <= 1,50 Pmaxist.5.6.3Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Beschussmunition für Langwaffen mit gezogenen Läufen 25 % über dem zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes Pmax liegt, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) Pn (1) >= 1,25 Pmax,(Mittelwert) Pn (1) - k3,n · Sn >= 1,15 Pmax,(Mittelwert) Pn (1) + k3,n · Sn <= 1,40 Pmax und(Mittelwert) En (1) >= EBeschussist.5.6.4Die Anforderungen, dass der Gasdruck, bei Waffen mit glatten Läufen der Gasdruckmittelwert nicht über und kein Einzelwert mehr als 15 % über dem nach Nummer 1.2.4 der Anlage I nach den Maßtafeln zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes Pmax liegt, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) Pn (1) <= Pmax(Mittelwert) Pn (1) + k2,n · Sn <= 1,15 Pmaxist.5.6.5Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Beschussmunition für die normale oder die verstärkte Beschussprüfung für Waffen mit glatten Läufen 30 % über dem gemäß Nummer 1.2.4 der Anlage I zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes Pmax liegt und dass eine zu starke Überlastung der Waffe vermieden wird, gelten als erfüllt, wennan der Messstelle I nach Tabelle 2Pn >= 1,30 Pmaxund (Mittelwert) Pn (1) - k3,n · Sn >= 1,15 Pmaxund (Mittelwert) Pn (1) + k3,n · Sn <= 1,70 Pmaxund an der Messstelle II nach Tabelle 2Pn + k3,n · Sn <= 650 barist, wobei für 1,15 Pmax und 1,30 Pmax jeweils die gerundeten Werte der Maßtafeln einzusetzen sind.5.6.6Die Anforderungen an die Beschusspatrone gemäß Nummer 1.2.3 der Anlage I, dass der Mittelwert des Gasdruckes an der Messstelle II mindestens 500 bar sein soll und dass eine zu starke Überbelastung der Waffe vermieden wird, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) Pn (1) >= 500 bar,(Mittelwert) Pn (1) - k3,n · Sn >= 450 barund (Mittelwert) Pn (1) + k3,n · Sn <= 650 barund an der Messstelle I(Mittelwert) Pn (1) + k3,n · Sn <= 1,70 Pmaxist.5.6.7Die Anforderungen, dass bei Kartuschengebrauchsmunition der Gasdruckmittelwert nicht über und kein Einzelwert mehr als 15 % über dem nach den Maßtafeln zulässigen Höchstwert Pmax liegt, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) Pn (1) <= Pmaxund (Mittelwert) Pn (1) + k3,n · Sn <= 1,15 Pmaxist.5.6.8Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Kartuschenbeschussmunition 30 % über dem zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes liegt und dass eine zu starke Überbelastung der Waffe vermieden wird, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) Pn (1) >= 1,30 Pmax,(Mittelwert) Pn (1) - k3,n · Sn >= 1,15 Pmax,und(Mittelwert) Pn (1) + k3,n · Sn <= 1,7 Pmaxist.5.6.9Die Anforderungen, dass bei Gebrauchsmunition der Energiemittelwert nicht über und kein Einzelwert mehr als 7 % über dem nach den Maßtafeln zulässigen Höchstwert Emax liegt, gelten als erfüllt, wenn(Mittelwert) En (1) <= Emaxund (Mittelwert) En (1) + k3,n Sn <= 1,07 Emaxist.5.6.10In Analogie zur Gasdruckmessung sind bei Beschussmunition die Anforderungen(Mittelwert) En (1) >= 1,10 Emax,(Mittelwert) En (1) - k3,n · Sn >= 1,07 Emaxund (Mittelwert) En (1) + k3,n · Sn <= 1,25 Emaxzu erfüllen.Technischer Anhang zur Anlage III1Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit zu prüfende Maße1.1Patronen für Waffen mit gezogenen Läufen, einschließlich Patronen für Pistolen und Revolver, Patronen mit Randfeuerzündung und Kartuschen für Schusswaffen und Bolzensetzgeräte:a)L3 = Gesamtlänge der Hülse (maximal) L6 = Gesamtlänge der Kartuschenhülse vor dem SchussH2 = Durchmesser am Hülsenmund, bei Kartuschen am Ende des zylindrischen Teils (maximal)G1 =Geschossdurchmesser am Hülsenmund (maximal)P1 =Pulverraumdurchmesser vor dem Rand oder im Abstand E vom Hülsenboden bei KleinschrotmunitionR = Randstärke der Hülse bei Kleinschrotmunition.Diese Maße müssen kleiner oder gleich den in den Maßtafeln vorgeschriebenen Maximalmaßen sein. Die vorgegebenen Toleranzen sind einzuhalten.b)Die Entfernung L3 + G (L3: Gesamtlänge der Hülse, Patrone maximal, G: Abstand zwischen H2 und F im Patronenlager) unter Berücksichtigung der Durchmesser von:F: Durchmesser der Laufbohrung - Felddurchmesser (Patronenlager minimal)G1: Durchmesser am Anfang des Übergangs (Patronenlager minimal)H2: Durchmesser im vorderen Teil des Patronenlagers (bei der Entfernung L3) (Patronenlager minimal)und der Längen von:s: Entfernung von H2 bis zum Ende des zylindrischen Teils beim Durchmesser G1 (Patronenlager minimal)G: Länge der Entfernung von H2 bis F (Patronenlager minimal) nach einer besonderen Prüfmethode.Die kontrollierte Entfernung muss kleiner oder darf höchstens gleich L3 + G, wie vorstehend definiert, sein.c)Maße, die den Verschlussabstand beeinflussen:1.Patronen ohne Rand mit Schulter:L1: Länge von Hülsenboden bis Durchmesser P2,Toleranz: - 0,20 mm;L2:Länge von Hülsenboden bis Durchmesser H1 des Übergangs,Toleranz: - 0,20 mm;H2:Durchmesser am Hülsenmund in der Entfernung L3,Toleranz: - 0,20 mm.2.Patronen ohne Rand und Schulter:L3:Gesamtlänge der Hülse,Toleranz: - 0,25 mm.3.Patronen mit Rand:R:Dicke des Hülsenrandes,Toleranz: - 0,25 mm.4.Patronen mit Magnum-Hülsenboden:E:Dicke des Hülsenbodens,Toleranz: - 0,20 mm.5.Pistolenpatronen ohne Schulter:L3:Gesamtlänge der Hülse,Toleranz: - 0,25 mm.6.Revolverpatronen:R:Dicke des Hülsenrandes,Toleranz: - 0,25 mm.7.Randfeuerpatronen:R:Dicke des Hülsenrandes,Toleranz: - 0,18 mm.Diese Maße und Toleranzen, gemessen mit Hilfe einer geeigneten Methode, müssen denen der "Maßtafeln für Handfeuerwaffen und Munition" entsprechen und sind getrennt zu kontrollieren.1.2Bei Patronen für Waffen mit glatten Läufen gilt entsprechendd = Durchmesser der Bodenkappe der Hülse,t = Randstärke der Hülse.Diese Abmessungen und Toleranzen müssen den in den Maßtafeln vorgeschriebenen entsprechen.2Zur Bestimmung des Typs zu prüfende MaßePatronen für Waffen mit gezogenen Läufen, einschließlich Patronen für Pistolen und Revolver, Patronen mit Randfeuerzündung und Kartuschen für Schusswaffen und Bolzensetzgeräte:L1: Länge von Hülsenboden bis Durchmesser P2L2: Länge von Hülsenboden bis Durchmesser H1 des ÜbergangsL3: Gesamtlänge der HülseL6: bei Kartuschen deren Gesamtlänge vor dem SchussR: Dicke des HülsenrandesR1: RanddurchmesserE: Dicke des HülsenbodensP1: Durchmesser der Hülse am Ende von Rille, Rand oder GürtelP2: Durchmesser der Hülse in der Entfernung L1H1: Durchmesser am Hülsenhals in der Entfernung L2H2: Durchmesser am Hülsenmund in der Entfernung L3G1: Geschoßdurchmesser am Hülsenmund.Die Größe E ist maßgebend für die Festlegung der Position des Durchmessers P1, ausgenommen bei Patronen mit "Magnum"-Hülsenboden, bei denen der Wert E streng eingehalten werden muss.2.1Patronen für Waffen mit glatten Läufen:Die unter Nummer 1.2 angegebenen Maße und außerdem:I = Gesamtlänge der Hülse vor dem Schuss.Unter Berücksichtigung der Toleranzen müssen die gemessenen Maße innerhalb der Grenzen liegen, die in den Maßtafeln vorgeschrieben sind. Außerdem muss sich die Hülse leicht in ein minimales Patronenlager mit den in den Maßtafeln vorgeschriebenen Maßen einpassen.Tabelle 1: Innenmaße der Messläufea)Innenmaß-Toleranzen für gezogene Läufe für Zentralfeuermunition (Büchs- und Kurzwaffenläufe)LinearabmessungenGrößenbezeichnungFZL3P1P2H2G1Toleranz in mm+ 0,02+ 0,03+ 0,1+ 0,03+ 0,02+ 0,02+ 0,03Übergangswinkel iWinkelbereichi <= 12 Gradi > 12 GradToleranz- 5/60 i- 1 GradEine positive Toleranz für i ist ebenfalls zulässig, solange folgende Ungleichung erfüllt ist: G1 ist - F tan iist<=___________________ bei rein konischen Übergängen, 2 G + G1 ist - H2 G1 ist - F tan iist<=___________________ tan ibei zylindrisch-konischen Übergängen. G1 - F Die mit ist indizierten Größen sind Mess-, die anderen sind Tabellenwerte aus den Maßtafeln.b)Innenmaß-Toleranzen für glatte Läufe für Zentralfeuermunition (Flintenläufe)LinearabmessungenGrößenbezeichnung(Durchschnitt) (2) BminGmin(Durchschnitt) (2) DminHminTminLminiToleranz in mm+ 0,1+ 0,05+ 0,05+ 0,05+ 0,05+ 2- 30'Der Übergangswinkel iist mit i = 10 Grad +/- 30' festgelegt.c)Toleranzen für gezogene Läufe für RandfeuerpatronenLinearabmessungenGrößenbezeichnungFZL3P1H2RR1Toleranz in mm+ 0,02+ 0,02+ 0,1+ 0,03+ 0,02+ 0,03+ 0,05Der Übergangswinkel i ist mit +/- 20' toleriert.d)Toleranzen für glatte Läufe für RandfeuerpatronenLinearabmessungenGrößenbezeichnungF = ZL3P1P2H2G1Toleranz in mm+ 0,02+ 0,1+ 0,05+ 0,05+ 0,05+ 0,03Übergangswinkel iWinkelbereichi <= 12 Gradi > 12 GradToleranz- 5/60 i- 1 GradDer maximale Verschlussabstand für alle Messläufe beträgt 0,10 mm.e)Toleranzen für Messläufe für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalkartuschen und KleinschrotmunitionGrößenbezeichnungF = ZL3P1H2RR1G1iToleranzH8H11H8H8H9H10H11+/- 20'f)Lauflängenlfd. Nr.PatronenartLauflänge Lo in mmToleranz in mm1Pistolen- und Revolverpatronen150+/- 102Kartuschenmunition für Schussapparate, die nur einen Zündsatz enthält200+/- 23Randfeuerpatronen(wenn die Messung des Gasdruckes nicht möglich ist)200+/- 2 Für Waffen mit: a)gezogenem Lauf aa)Felddurchmesser F: (4,05 +/- 0,02) mm Zugdurchmesser Z: (4,30 +/- 0,03) mm ab)Felddurchmesser F: (5,45 +/- 0,02) mm Zugdurchmesser Z: (5,60 +/- 0,03) mm Dralllänge u: 450 mm Breite der Züge b: (1,25 +/- 0,10) mm Anzahl der Züge N: 6 b)glattem Lauf ba)F = (5,50 +/- 0,03) mm bb)F = (8,38 +/- 0,03) mm 4Flobert-Schrotpatronen und Claybirding600+/- 55Randfeuerpatronen600+/- 106Zentralfeuerpatronen (ohne/mit Rand)600+/- 107Munition für Langwaffen mit besonders hoher Leistung650+/- 108Patronen mit Zentralfeuerzündung für Waffen mit glattem Lauf700(zylindrischer Lauf ohne Choke)+/- 10Tabelle 2: Abstand der Messbohrungen (Bohrungsachse) vom StoßbodenFür den Abstand der Messbohrungen gelten die nachstehenden Bestimmungen, soweit in den Maßtafeln der CIP (TDCC) hierfür keine anderen Werte angegeben sind.a)Gezogene Läufe für Zentralfeuermunition für LangwaffenBereich der Hülsenlänge L3L3 < 30 mm30 mm <= L3 <= 40 mm40 mm < L3Abstand SM7,5 mm <= SM <= 0,75 · L3(17,5 +/- 1) mm(25 +/- 2) mmb)Gezogene Läufe für Zentralfeuermunition für Kurzwaffen (Pistolen und Revolver)Die Lage der Messbohrung wird individuell für jede Pistolen- und Revolvermunition festgelegt. Die Festlegungen können den Maßtafeln der CIP (TDCC) entnommen werden.c)Gezogene Läufe für Randfeuermunition SM = L3 + (1,80 +/- 0,20) mmd)Glatte LäufeFür alle Hülsenlängenbei Messung mittels mechanisch-elektrischem WandlerMessstelle I:25 mm <= SM <= 30 mm für Kaliber 24 und größere Durchmesser SM = (17 +/- 1) mm für kleinere Durchmesser ausgenommen SM = (12,5 - 0,5) mm für Kaliber .410 mit Lnom <= 51 mm und Kaliber 9 mmMessstelle II:SM = (162 +/- 0,5) mm für alle KaliberTabelle 3: Kombination von Druckübertragungsstempeln und StauchzylindernStempeldurchmesser ds mit ToleranzStempelmasse msMinimale AusgangsführungslängeStauchzylinderdc xhcAuswahlbereich Pu <= Pmax bzw. 1,3 Pmax < Po bzw. Pu <= Pmax <= Po und Pu <= 1,3 Pmax <= PoMessbereichin mmin gin mmin mmPuin barPoin baruntere Grenze in barobere Grenze in bar12345678(5)--(5 x 13)40240203006,18 - 0,0043,2 +/- 0,3122 x 42406002206503,91 - 0,0042,7 +/- 0,2142 x 46001.3505501.5003,91 - 0,0042,7 +/- 0,2143 x 4,91.3503.1001.2003.4003,91 - 0,0042,7 +/- 0,2144 x 62.3504.7002.2005.2003,91 - 0,0042,7 +/- 0,2145 x 73.6006.0003.3007.000dc = Durchmesser des Stauchzylindershc = Höhe des StauchzylindersErfüllen im Grenzfall zwei Kombinationen die Bedingungen, so ist der Stauchzylinder mit den größeren Abmessungen zu wählen.Tabelle 4: Faktoren zur Berechnung der Anteilsgrenzennk1,nk2,nk3,n55,754,213,4165,073,713,0174,643,402,7684,363,192,5894,143,032,45103,982,912,36113,852,822,28123,752,742,21133,662,672,16143,592,612,11153,522,572,07163,462,522,03173,412,492,00183,372,451,97193,332,421,95203,302,401,93253,152,291,83303,062,221,78352,992,171,73402,942,131,70452,902,091,67502,862,071,65602,812,021,61702,771,991,58802,731,971,56902,711,941,541002,681,931,53Toleranzfaktoren für n Messungen, um eine statistische Sicherheit von 95 % zu erhalten bei:k1,n 99 % der Fälle.k2,n 95 % der Fälle.k3,n 90 % der Fälle.Zwischenwerte für andere Zahlen n gemessener Patronen (Umfang der Probe) sind linear zu interpolieren.Druckübertragungsstempel und Indizierkanal bei kleinen LaufinnendurchmessernEinbauweise von Druckaufnehmern (mechanisch elektrischer Wandler) unterschiedlicher BauartPrüfläufe zur Funktionsprüfung und Gasdruckmessung an Kartuschenmunition (Platz- und Knallpatronen sowie Reiz- und Wirkstoffmunition) nach Tabelle 5 der MaßtafelnBezeichnung (Kaliber)AL3shsm(Durchschnitt) (2) P1(Durchschnitt) (2) H2(Durchschnitt) (2) G1(Durchschnitt) (2) F=ØZ(alpha)1i8 mm Knall6019,210,01,017,08,028,026,04,390 Grad45 Grad9 mm P.A. Knall6221,53,50,778,59,559,558,05,690 Grad45 Grad.22 lang Knall6015,05,00,377,05,765,745,04,390 Grad45 Grad.315 Knall6016,210,01,017,08,028,026,04,390 Grad45 Grad.35 R Knall6026,011,01,778,59,559,556,04,390 Grad45 Grad.35 Knall6224,811,01,778,59,559,556,04,390 Grad45 Grad.35 GR6224,011,01,778,59,909,806,04,390 Grad45 Grad.35 R GR6226,011,01,778,59,559,556,04,390 Grad45 Grad8 mm GR6219,210,01,017,08,458,456,04,390 Grad45 GradBezeichnung (Kaliber)BL3shsm(Durchschnitt) (2) P1(Durchschnitt) (2) H2(Durchschnitt) (2) G1(Durchschnitt) (2) F=ØZ(alpha)1iw9 mm oder.380 Knall5017,516,51,307,59,609,607,03,090 Grad45 Grad1,5.320 kurz Knall5016,013,00,507,58,108,107,03,090 Grad45 Grad1,5.45 Short Knall6318,317,01,497,512,1512,157,03,090 Grad45 Grad1,1Flugbolzen und Prüfgerät für Kartuschenmunition nach Tabelle 5 der MaßtafelnPrüfgeräte und Flugbolzen für Kartuschenmunition für Schussapparate nach Tabelle 6 der MaßtafelnWenn nach Tabelle 6 der Maßtafeln (Durchschnitt) (2) P1 = (Durchschnitt) (2) H2, kann bei Messläufen (Durchschnitt) (2) P1 um 0,01 · L3 vergrößert werden bei gleichzeitiger Verkleinerung von (Durchschnitt) (2) H2 um denselben Betrag.(1) Red. Anm.:Im Original ist der Mittelwert durch das mathematische Symbol - mit einem Strich über dem Ausdruck - dargestellt.(2) Red. Anm.:Im Original steht an dieser Stelle das Symbol für Durchschnitt.(4) Red. Anm.:Ohm.
Anlage 2 BeschussV, Beschusszeichen, PrüfzeichenAnlage 4 BeschussV, Anforderungen an Reizstoffgeschosse, Reizstoffsprühgeräte…

References: § 15
 § 34
 § 34
 § 24
 § 39
 § 16
 § 29
 § 31
 § 31
 § 31
 § 8
 § 8