Source: https://www.hannainst.es/parametros/4657-phmetro-ph-orp-ise-ce-tds-resistividad-salinidad-temperatura-calibracion-5-puntos-2-canales.html
Timestamp: 2020-08-11 05:17:24+00:00

Document:
pHmetro ( pH /ORP /ISE /CE /TDS /Resistividad /Salinidad /Temperatura ), calibración 5 puntos, 2 canales
El HI5522 es un medidor de pH / ORP / ISE y CE / TDS / salinidad / resistividad de sobremesa de última generación que se puede personalizar completamente con una gran pantalla LCD a color, teclas táctiles y un puerto USB para la conexión a un PC.
El HI5522-02 se suministra con sonda CE/TDS, sonda de temperatura, soporte electrodo, solución pH 4.01 (1 sobre), solución pH 7.01 (1 sobre), solución limpieza electrodos (2 sobres), solución electrolítica (30ml), , adaptador 12 VDC e instrucciones.
El HI5522C-02 se suministra con equipo HI5522-02 y además: miniagitador magnético, botella solución pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, CE 1413 (230ml) y 3 frascos de calibración.
* Referencia de venta exclusiva con un electrodo de pH con conector BNC.
usos generales, vidrio HI1131BSin Electrodo *
Accesorios adicionales (agitador y soluciones)
El HI5522 es un medidor de dos canales que permite medición simultánea de pH, ORP o ISE en un canal y CE o parámetros relacionados con el otro. El canal 1 tiene una conexión BNC para el uso con la extensa línea de electrodos de pH, ORP e ISE que Hanna Instruments ofrece. El medidor se suministra con el electrodo combinado de pH HI1131B de cuerpo de vidrio, doble unión, que funciona sobre un amplio rango de temperaturas de 0 a 100 ºC. Todas las lecturas se compensan automáticamente para las variaciones de temperatura con la sonda de temperatura separada HI7662-T o con el sensor incorporado de temperatura de la sonda de conductividad en el canal 2. El HI5522 se suministra con la sonda de conductividad HI76312 de 4 anillos que opera sobre un amplio rango desde 0.000 μS/cm a 1000,0 mS / cm. El medidor se puede configurar en rango automático en el que el contador elige el rango de conductividad adecuado según siete rangos o intervalos fijos, en el cual el medidor mostrará sólo lectura en μS/cm o mS/cm. Todas las lecturas automáticamente se compensan en las variaciones de temperatura con el sensor. El coeficiente de corrección de temperatura es regulable de 0.00 a 10.00% /o.
Como el HI5522 es un medidor de pH que puede ser calibrado hasta cinco puntos con opción de ocho buffers pre programados o cinco personalizados. El HI5522 cuenta el exclusivo CAL Check ™ de Hanna para alertar al usuario de posibles problemas durante el proceso de calibración de pH. Durante la calibración aparecen indicadores como “electrodo sucio/roto" y "Buffer contaminado”. El estado general de la prueba está basada en las características del offset y pendiente del electrodo, que se muestra como un valor de porcentaje después de la calibración. Los datos de calibración como la fecha, hora, buffers usados, offset y pendiente pueden accederse en cualquier momento durante la medición actual seleccionando la opción de visualización de las Good Laboratories Practice (GLP).
CAL Check™ (Modelos de pH)
Exclusivo sistema de diagnóstico Hanna. Asegura la corrección de las medidas de pH evitando posible errores por suciedad del electrodo o uso de patrones contaminados.
En cada calibración se compara los resultados con la calibración anterior y, en caso de diferencias significativas, alerta al usuario y recomienda posibles medidas preventivas a tomar. El estado del electrodo se muestra en pantalla en forma de porcentaje.
Posibilidad de configurar hasta 10 perfiles para diferentes aplicaciones o usuarios. Cada perfil permite definir: modo y vista de resultados, patrones de calibración, resolución, unidades de medida y tipo electrodo ISE, etc.
Los pH-metros de la serie 5000 ofrecen calibración automática, semiautomática o manual, entre 1 y 5 puntos, a escoger entre 8 patrones estándar y 5 definibles por el usuario. Disponen de avisos por medidas fuera del rango de calibración o por su fecha de expiración.
Los equipos con ISE también permiten calibraciones en hasta 5 puntos estándares o personalizados.
Tres modos de registro: automático, manual y por estabilidad. Posibilidad de hasta 100.000 registros, 100 lotes y 100 informes de métodos ISE. Por cada lote se guarda información GLP: calibración realizada e información del equipo/usuario.
Descarga a través de USB y software HI92000 (opcional).
Interfaz de usuario totalmente personalizable. Visualización de resultados seleccionable: datos básicos de medida con o sin información GLP, gráficos en tiempo real de cada canal de medida o resultados almacenados en el registro de datos.
Todos los mensajes están en castellano, incluido un completo tutorial de ayuda en pantalla accesible desde cualquier pantalla mediante una tecla directa.
ISE Métodos incrementales
Las determinaciones con electrodo de ión selectivo, pueden realizarse de forma rápida y sencilla aplicando métodos incrementales simplificados.
HI 5222 y HI 5522, tienen como opción los siguientes métodos incrementales: adición conocida, sustracción conocida, adición de analito y sustracción de analito.
Modo USP
En los equipos con Conductividad, para aplicaciones farmacéuticas de agua para inyección según norma USP 645, el equipo guía al usuario por cada etapa de forma automática para ver si esta dentro de los límites.
HI5522-02 HS5522C
Rango de pH -2.000 a 20.000 pH -2.000 a 20.000 pH
Resolución de pH 0.1, 0.01, 0.001 pH 0.1, 0.01, 0.001 pH
Precisión de pH (@ 25ºC) ± 0.1 pH, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH ± 1 LSD ± 0.1 pH, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH ± 1 LSD
Calibración de pH Calibración automática de hasta cinco puntos, ocho soluciones estándar disponibles (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) y cinco soluciones personalizados Calibración automática de hasta cinco puntos, ocho soluciones estándar disponibles (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) y cinco soluciones personalizados
Rango mV ± 2000 mV ± 2000 mV
Resolución mV 0.1 mV 0.1 mV
Precisión mV ± 0.2 mV ± 1 LSD ± 0.2 mV ± 1 LSD
Rango CE 0.000 a 9.999 ?S / cm, 10.00 a 99.99 ?S / cm, 100.0 a 999.9 ?S / cm, 1.000 a 9.999 mS / cm, 10.00 a 99.99 mS / cm, 100.0 a 1000.0 mS / cm EC actual * 0.000 a 9.999 ?S / cm, 10.00 a 99.99 ?S / cm, 100.0 a 999.9 ?S / cm, 1.000 a 9.999 mS / cm, 10.00 a 99.99 mS / cm, 100.0 a 1000.0 mS / cm EC actual *
Resolución de la CE 0.001 ?S / cm, 0.01 ?S / cm, 0.1 ?S / cm, 1 ?S / cm, 0.001 mS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm 0.001 ?S / cm, 0.01 ?S / cm, 0.1 ?S / cm, 1 ?S / cm, 0.001 mS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm
Precisión EC (@ 25ºC) ± 1% de lectura (± 0.01 ?S / cm) ± 1% de lectura (± 0.01 ?S / cm)
Calibración CE reconocimiento estándar automático (0.000 ?S / cm, 84.00 ?S / cm, 1.413 mS / cm, 5.000 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.00 mS / cm, 111.8 mS / cm) o estándar de usuario; Calibración de punto único o multipunto reconocimiento estándar automático (0.000 ?S / cm, 84.00 ?S / cm, 1.413 mS / cm, 5.000 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.00 mS / cm, 111.8 mS / cm) o estándar de usuario; Calibración de punto único o multipunto
Rango TDS 0.000 a 9.999 ppm, 10.00 a 99.99 ppm, 100.0 a 999.9 ppm, 1.000 a 9.999 ppt, 10.00 a 99.99 ppt, 100.0 a 400.0 ppt TDS real (con factor 1.00) 0.000 a 9.999 ppm, 10.00 a 99.99 ppm, 100.0 a 999.9 ppm, 1.000 a 9.999 ppt, 10.00 a 99.99 ppt, 100.0 a 400.0 ppt TDS real (con factor 1.00)
Resolución TDS 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
Precisión TDS (@ 25ºC / 77ºF) ± 1% de lectura (± 0.01 ppm) ± 1% de lectura (± 0.01 ppm)
Rango de resistividad 1,0 a 99,9 ? • cm; 100 a 999 ? • cm; 1,00 a 9,99 K? • cm; 10.0 a 99.9 K? • cm; 100 a 999 K? • cm; 1.00 a 9.99 M? • cm; 10.0 a 100.0 M? • cm 1,0 a 99,9 ? • cm; 100 a 999 ? • cm; 1,00 a 9,99 K? • cm; 10.0 a 99.9 K? • cm; 100 a 999 K? • cm; 1.00 a 9.99 M? • cm; 10.0 a 100.0 M? • cm
Resolución de resistividad 0,1 ? • cm; 1 ? • cm; 0,01 K? • cm; 0,1 K? • cm; 1 K? • cm; 0,01 M? • cm; 0,1 M? • cm * 0,1 ? • cm; 1 ? • cm; 0,01 K? • cm; 0,1 K? • cm; 1 K? • cm; 0,01 M? • cm; 0,1 M? • cm *
Precisión de la resistividad ± 2% de lectura (± 1 ? • cm) ± 2% de lectura (± 1 ? • cm)
Rango de salinidad escala práctica: 0,00 a 42,00 psu; escala natural de agua de mar: 0,00 a 80,00 ppt; escala porcentual: 0.0 a 400.0% escala práctica: 0,00 a 42,00 psu; escala natural de agua de mar: 0,00 a 80,00 ppt; escala porcentual: 0.0 a 400.0%
Resolución de salinidad 0.01 para escala práctica / escala natural de agua de mar; 0.1% para escala porcentual 0.01 para escala práctica / escala natural de agua de mar; 0.1% para escala porcentual
Precisión de salinidad (@ 25ºC) ± 1% de lectura ± 1% de lectura
Rango de temperatura -20.0 a 120.0 ºC **; 253.15 a 393.15 K ** -20.0 a 120.0 ºC **; 253.15 a 393.15 K **
Resolución de temperatura 0.1 ° C, 0.1 K 0.1 ° C, 0.1 K
Exactitud de la temperatura ± 0.2 ° C; ± 0.2 K (sin sonda) ± 0.2 ° C; ± 0.2 K (sin sonda)
Rango ISE 1 x 10?? a 9.99 x 10¹? concentración 1 x 10?? a 9.99 x 10¹? concentración
Resolución ISE 1; 0.1; 0.01; Concentración 0.001 1; 0.1; 0.01; Concentración 0.001
Precisión ISE a 25 ° C ± 0,5% (iones monovalentes); ± 1% (iones divalentes) ± 0,5% (iones monovalentes); ± 1% (iones divalentes)
Puntos de Calibración ISE Calibración automática de hasta cinco puntos, cinco soluciones estándar fijas disponibles (0.1, 1, 10, 100, 1000 elección de concentración) y cinco unidades definidas por el usuario Calibración automática de hasta cinco puntos, cinco soluciones estándar fijas disponibles (0.1, 1, 10, 100, 1000 elección de concentración) y cinco unidades definidas por el usuario
Constante celular 0.0500 a 200.00 0.0500 a 200.00
Electrodo / Sonda Electrodo de pH para el cuerpo de vidrio HI1131B con conector BNC y cable de 1 m (3,3 ') (incluido); HI76312 platino, sonda EC / TDS de cuatro anillos con cable de 1 m (3.3 ') (incluido) Electrodo de pH para el cuerpo de vidrio HI1131B con conector BNC y cable de 1 m (3,3 ') (incluido); HI76312 platino, sonda EC / TDS de cuatro anillos con cable de 1 m (3.3 ') (incluido)
Sonda de temperatura Sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662-T con cable de 1 m (3.3 ') (incluido) Sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662-T con cable de 1 m (3.3 ') (incluido)
USP ?645? Cumple sí sí
Canales de entrada 1 pH / ORP / ISE + 1 EC / TDS / Salinidad / Resistividad 1 pH / ORP / ISE + 1 EC / TDS / Salinidad / Resistividad
Entorno 0 a 50 ° C, HR máx. 95% sin condensación 0 a 50 ° C, HR máx. 95% sin condensación
Información sobre pedidos HI5522 se suministra con el electrodo de pH HI1131, la sonda de temperatura HI7662-T, la sonda de conductividad HI76312, el portaelectrodo HI76404W, el sobre de solución tampón HI70004 pH 4.01, el sobre de solución tampón HI70007 pH 7.01, el electrolito de solución limpiadora de electrodo HI78060 3.5M Solución (30 mL), adaptador de corriente de 12 VDC e instrucciones. El HS552SC se suministra con equipo HI5522-02, miniagitador magnético, solución Tampón pH 4,01 230 ml , solución Tampón pH 7,01 230 ml, solución Tampón pH 10,01 230 ml, juego de 3 frascos de calibración - serigrafiados y cierre hermético, solución calibración CE 1413 microS/cm, 230 ml.
HI5522-02_manual.pdf
HI5522-02_Ficha_comercial.pdf

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución