Source: http://docplayer.it/8282871-Gara-a-procedura-aperta-per-la-fornitura-di-n-17-ecotomografi-per-diagnosi-clinica-specialistica-e-multidisciplinare-capitolato-tecnico.html
Timestamp: 2018-08-15 15:42:15+00:00

Document:
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 17 ECOTOMOGRAFI PER DIAGNOSI CLINICA SPECIALISTICA E MULTIDISCIPLINARE CAPITOLATO TECNICO - PDF
Download "GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 17 ECOTOMOGRAFI PER DIAGNOSI CLINICA SPECIALISTICA E MULTIDISCIPLINARE CAPITOLATO TECNICO"
1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 17 ECOTOMOGRAFI PER DIAGNOSI CLINICA SPECIALISTICA E MULTIDISCIPLINARE CAPITOLATO TECNICO INDICE Art. 1 - Oggetto dell appalto Art. 2 Caratteristiche generali e requisiti minimi della fornitura Art. 3 - Interfacciamento Ris, Pacs ed altre apparecchiature Art. 4 - Formazione ed addestramento del personale Art. 5 - Garanzia e post garanzia con servizio di manutenzione full-risk Art. 6 Formulazione dell Offerta Tecnica Allegato A - Specifiche tecniche fornitura; Allegato B - Offerta Tecnica delle apparecchiature fornite. Descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e relativi accessori, manutenzione, ecc. Allegato C Scheda di descrizione clinico-operativa ecotomografo
2 ART 1 - OGGETTO DELL APPALTO Il presente Capitolato ha per oggetto le caratteristiche tecniche del contratto appaltando. LOTTO 1 N 3 (tre) Ecotomografi multidisciplinari color doppler top di gamma, di recente introduzione sul mercato (deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009) e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012, basati su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per applicazioni internistiche multidisciplinari, anche con mezzi di contrasto e con utilizzo di elastosonografia, completi di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. Le apparecchiature verranno destinate alle U.O.C. di Radiologia dell ULSS 5 Ovest Vicentino. LOTTO 2 N 4 (quattro) Ecotomografi multidisciplinari color doppler di fascia medio alta, di recente introduzione sul mercato (deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009) e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012, basati su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni, per applicazioni internistiche multidisciplinari, completi di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. Le apparecchiature verranno destinate alle U.O.C. di Medicina dell ULSS 5 Ovest Vicentino. LOTTO 3 N 1 (uno) Ecotomografo multidisciplinare top di gamma, di recente introduzione sul mercato (deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009) e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012, basato su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per applicazioni internistiche multidisciplinari di Senologia, Ostetricia e Ginecologia, anche con utilizzo di elastosonografia, completo di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. L apparecchiatura verrà destinata alle U.O.C. di Senologia, Presidio Ospedaliero di Montecchio Maggiore. LOTTO 4 N 1 (uno) Ecocardiografo top di gamma, di recente introduzione sul mercato (deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009) e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012, basato su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per applicazioni cardiologiche e vascolari avanzate, completo di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. LOTTO 5 N 2 (due) Ecocardiografi portatili carrellati, dalle prestazioni più elevate tra i prodotti disponibili nella gamma, di recente introduzione sul mercato (deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009) e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012 basati su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per applicazioni cardiologiche e vascolari avanzate, completi di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. Le apparecchiature del Lotto 4 e 5 verranno destinate alle U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Arzignano.
3 LOTTO 6 N 2 (due) Ecotomografo di fascia medio alta, per applicazioni ginecologiche ed ostetriche, di recente introduzione sul mercato (l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009), e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012, basato su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni per applicazioni ginecologiche ed ostetriche, completo di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. 1 apparecchiatura verrà destinata alle U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, Presidio Ospedaliero di Valdagno; 1 apparecchiatura verrà acquistata per l Azienda Sanitaria n. 3 di Bassano del Grappa. LOTTO 7 N 1 (uno) Ecotomografo portatile completo di carrello per utilizzo ambulatoriale in Emergenza/Urgenza, di recente introduzione sul mercato (deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009) e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012, basata su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni, completo di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. L apparecchiatura verrà destinata all U.O.C. di Pronto Soccorso dell ULSS 5 Ovest Vicentino. LOTTO 8 N. 3 (tre) Ecotomografo portatile completo di carrello per utilizzo in nel Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, di recente introduzione sul mercato (deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2009) e l ultimo aggiornamento del software o dell hardware deve essere stato introdotto nel mercato non prima del 2012), basata su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni completo di trasduttori, software e accessori come da specifiche minime richieste. 1 apparecchiatura verrà destinata all U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell ULSS 5 Ovest Vicentino. 2 apparecchiature verranno acquistate per l Azienda Sanitaria n. 3 di Bassano del Grappa. OPZIONI Oltre alla configurazione oggetto dei requisiti minimi di fornitura, descritta per ogni lotto all art. 2 del presente capitolato, le Ditte potranno offrire ulteriori elementi costituenti il proprio sistema quali requisiti aggiuntivi e/o migliorativi. Le Ditte, in seno di offerta tecnica, dovranno specificare, rispetto a tutti gli elementi offerti, quali rientrino nel prezzo d offerta e quali, invece, risultano opzionali e con una singola specifica quotazione. Le Ditte dovranno comunque elencare, nessuna esclusa, tutte le estensioni opzionali applicabili ai sistemi offerti; qualora tali estensioni opzionali non vengano quotate, si intendono incluse nel prezzo dell offerta che comprenderà, quindi, l apparecchiatura nella configurazione proposta unitamente a tutte le estensioni dichiarate e non quotate. In sintesi, nell offerta tecnica, senza indicazione di prezzi a pena esclusione dalla gara, si dovrà specificare quali accessori rientrano nell offerta a base d asta e, quindi, risultano valutabili dalla Commissione Tecnica e quali accessori risultano opzionali e quotati singolarmente e non rientrano nell offerta a base d asta e, quindi, non valutabili dalla Commissione stessa.
4 ART. 2 CARATTERISTICHE GENERALI E REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA Le apparecchiature oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle normative vigenti a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. Le apparecchiature dovranno essere consegnate perfettamente efficienti e collaudate, entro 120 giorni dalla stipula. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature. Qualora dalla conclusione della gara all'installazione delle attrezzature, la ditta aggiudicataria immetta sul mercato nuovi sistemi, ovvero l'aggiornamento dei sistemi offerti, è tenuta, previo parere dell Azienda ULSS, alla implementazione del sistema offerto. Le eventuali migliorie proposte dalle ditte concorrenti rispetto a quanto richiesto nel capitolato, sempre che rientranti nel prezzo offerto, verranno valutate all'interno del relativo parametro di valutazione. LOTTO 1 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 3 Ecotomografi multidisciplinari color doppler top di gamma, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del software o dell hardware non prima del 2012, basati su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per applicazioni internistiche multidisciplinari, anche con mezzi di contrasto e con utilizzo di elastosonografia - n. 3 sonde convex addominali multifrequenza con adattatore per biopsia, utilizzabili anche con mezzo di contrasto - n. 3 sonde lineari parti molli e vascolare utilizzabili anche con mezzo di contrasto - n. 3 sonde endocavitarie multifrequenza trans-rettale end-fire utilizzabili anche con mezzo di contrasto - n. 1 sonda transcranica per applicazioni pediatriche - n. 3 stampanti medicali digitali o analogiche bianco-nero - n. 3 stampanti medicali digitali o analogiche a colori Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative
5 Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra descritta Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) e pulsato (PW) Power doppler Color doppler Triplex mode Doppler PW direzionale Doppler tissutale (TDI) Presenza di seconda armonica di tessuto Presenza di seconda armonica di contrasto, con possibilità di visualizzare in real time la doppia immagine a monitor (Fondamentale + Armonica di contrasto) Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine Possibilità di collegamento simultaneo di almeno 3 sonde Compound spaziale Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste (radiologica e internistica ed eventuali moduli opzionali) e possibilità di supportare il calcolo automatico dello spessore intima-media Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Modulo per elastosonografia di seconda generazione per applicazioni tiroidee, senologiche, epatiche e prostatiche Tastiera di comando regolabile in altezza, preferibilmente con ampio display touch screen comandi per la personalizzazione delle impostazioni di regolazione/misurazione, completa di tastiera alfanumerica Modulo per archiviazione dati, immagini e filmati su Hard Disk il più capiente possibile per archiviazione dati da cine memory, e possibilità di esportazione su supporto USB 2.0, CD e DVD standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 19, facilmente orientabile con immagine diagnostica più ampia possibile Hardware e Software per fusion imaging completo di sensore (solo 1 dispositivo su 3) Opzionali Lotto 1 Kit per biopsia sterilizzabile per sonda endocavitaria Modulo per imaging panoramico LOTTO 2 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 4 Ecotomografi multidisciplinari color doppler di fascia medio alta, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del software o dell hardware non prima del 2012), basati su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni, per applicazioni internistiche multidisciplinari - n. 4 sonde convex addominali multifrequenza - n. 4 sonde lineari parti molli e vascolare - n. 1 sonda transcranica - n. 4 stampanti medicali digitali o analogiche bianco-nero
6 - n. 4 stampanti medicali digitali o analogiche a colori Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra indicata; Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) e pulsato (PW) Power doppler Color doppler Triplex mode Doppler PW direzionale Doppler tissutale (TDI) Presenza di seconda armonica di tessuto Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine Possibilità di collegamento simultaneo di almeno 3 sonde; Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste (medicina internistica ed eventuali moduli opzionali) Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Tastiera di comando regolabile in altezza, preferibilmente con ampio display touch screen comandi per la personalizzazione delle impostazioni di regolazione/misurazione, completa di tastiera alfanumerica Modulo per archiviazione dati, immagini e filmati su Hard Disk e possibilità di esportazione su supporto USB 2.0, CD e DVD standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 17, facilmente orientabile con immagine diagnostica più ampia possibile Modulo transcranico vascolare completo di pacchetto calcoli LOTTO 3 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 1 Ecotomografo multidisciplinare top di gamma, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del software o dell hardware non prima del 2012, basato su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per
7 applicazioni internistiche multidisciplinari di Senologia, Ostetricia e Ginecologia, anche con utilizzo di elastosonografia; - n. 1 sonda convex addominale multifrequenza - n. 1 sonda lineare parti molli ad alta frequenza per applicazioni senologiche - n. 1 sonda transvaginale; - n. 1 stampante medicale digitale o analogica bianco-nero - n. 1 stampante medicale digitale o analogica a colori Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra indicata Screening ecografico I trimestre Diagnostica prenatale II trimestre Diagnostica prenatale III trimestre Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) e pulsato (PW) Power doppler Color doppler Triplex mode Doppler PW direzionale Doppler tissutale (TDI) Presenza di seconda armonica di tessuto Doppia immagine a monitor (Fondamentale + Armonica) Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine Possibilità di collegamento simultaneo di almeno 3 sonde Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste (senologia, ostetricia e ginecologia ed eventuali moduli opzionali) e possibilità di supportare il calcolo automatico dello spessore intima-media Hardware e software per ecografie morfologiche Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Modulo per elastosonografia di seconda generazione per applicazioni senologiche Tastiera di comando regolabile in altezza, preferibilmente con ampio display touch screen comandi per la personalizzazione delle impostazioni di regolazione/misurazione, completa di tastiera alfanumerica Modulo per archiviazione dati, immagini e filmati su Hard Disk e possibilità di esportazione su supporto USB2.0, CD e DVD
8 standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 19, facilmente orientabile con immagine diagnostica più ampia possibile Opzionali Lotto 3 Modulo 3D/4D real time con sonda dedicata, specificando la tipologia delle sonde disponibili e la tecnologia utilizzata Kit per biopsia sterilizzabile per sonda endocavitaria, convex e lineare LOTTO 4 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 1 Ecocardiografo top di gamma, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del software o dell hardware non prima del 2012, basato su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per applicazioni cardiologiche e vascolari avanzate; - n. 1 sonda lineare parti molli e vascolare; - n. 1 sonda cardiologica phased array per pazienti adulti - n. 1 sonda cardiologica phased array per pazienti pediatrici - n. 1 stampante medicale digitale o analogica bianco-nero - n. 1 stampante medicale digitale o analogica a colori Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra descritta; Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) e pulsato (PW) Power doppler Color doppler Triplex mode Doppler PW direzionale Doppler tissutale (TDI) Presenza di seconda armonica di tessuto Presenza di seconda armonica di contrasto, con possibilità di visualizzare in real time la doppia immagine a monitor (Fondamentale + Armonica di contrasto) Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine
9 Possibilità di collegamento simultaneo di almeno 3 sonde Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste (cardiologia e vascolare avanzata, ed eventuali moduli opzionali) e possibilità di supportare il calcolo automatico dello spessore intima-media Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Tastiera di comando regolabile in altezza, preferibilmente con ampio display touch screen comandi per la personalizzazione delle impostazioni di regolazione/misurazione, completa di tastiera alfanumerica Modulo per archiviazione dati, immagini e filmati su Hard Disk il più capiente possibile per archiviazione dati e possibilità di esportazione su supporto USB2.0, CD e DVD standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 19, facilmente orientabile con immagine diagnostica più ampia possibile Modulo ECG con cavo paziente Modulo eco stress con protocolli fisici e farmacologici Modulo transcranico vascolare completo di pacchetto calcoli Predisposizione per utilizzo sonda transesofagea Opzionali Lotto 4 Modulo 3D/4D real time con sonda dedicata, specificando la tipologia delle sonde disponibili e la tecnologia utilizzata Acquisizione sia 3D che 3D real time e volumetrica Possibilità di aggiornamento 3D/4D volumetrico per applicazioni transesofagee Software per elaborazione e misura (anche off line) delle immagini diagnostiche (ad es. speckle tracking) Sistemi di quantificazione e rendering dei dati ecografici Sonda convex addominale Sonda transesofagea LOTTO 5 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 2 Ecocardiografi portatili carrellati, dalle prestazioni più elevate tra i prodotti disponibili nella gamma, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del software o dell hardware non prima del 2012), basati su tecnologia completamente digitale, ad elevatissime prestazioni, per applicazioni cardiologiche e vascolari avanzate - n. 2 sonde lineari parti molli e vascolari - n. 2 sonde cardiologiche phased array per pazienti adulti - n. 2 stampanti medicali digitali o analogiche bianco-nero Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi
10 Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra indicata; Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) e pulsato (PW) Power doppler Color doppler Triplex mode Doppler PW direzionale Doppler tissutale (TDI) Presenza di seconda armonica di tessuto Doppia immagine a monitor (Fondamentale + Armonica) Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste (cardiologica e vascolare avanzata ed eventuali moduli opzionali) Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Tastiera di comando ergonomica e intuitiva, completa di tastiera alfanumerica Modulo per archiviazione dati, immagini e filmati su Hard Disk preferibilmente a memoria solida e possibilità di esportazione su supporto USB 2.0 standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 15, preferibilmente ruotabile, con immagine diagnostica più ampia possibile Sistema di alimentazione autonomo, ricaricabile, ad ampia autonomia e rapidi tempi di accensione per attività diagnostica d urgenza Modulo ECG con cavo paziente Predisposizione per utilizzo sonda transesofagea Carrello dedicato ergonomico per alloggiamento apparecchio e accessori in dotazione Opzionali Lotto 5 Per ogni apparecchiatura: Modulo 3D/4D real time con sonda dedicata, specificando la tipologia delle sonde disponibili e la tecnologia utilizzata Acquisizione sia 3D che 3D real time e volumetrica Software per elaborazione e misura (anche off line) delle immagini diagnostiche (ad es. speckle tracking) Sistemi di quantificazione e rendering dei dati ecografici Sonda convex addominale Sonda transesofagea LOTTO 6 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 2 Ecotomografi di fascia medio alta, per applicazioni ginecologiche ed ostetriche, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del
11 software o dell hardware non prima del 2012, basato su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni per applicazioni ginecologiche ed ostetriche; - n. 1 sonda convex addominale multifrequenza - n. 1 sonda lineari parti molli e vascolare - n. 1 sonda transvaginale - n. 1 stampante medicale digitale o analogica bianco-nero - n. 1 stampante medicale digitale o analogica a colori Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra indicata; Screening ecografico I trimestre Diagnostica prenatale II trimestre Diagnostica prenatale III trimestre Ecografia fetale* (descrivere) Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) e pulsato (PW) Power doppler Color doppler Triplex mode Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine Possibilità di collegamento simultaneo di almeno 3 sonde Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste ( ostetricia e ginecologia ed eventuali moduli opzionali) e possibilità di supportare il calcolo automatico dello spessore intima-media Hardware e software per ecografie morfologiche Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Tastiera di comando regolabile in altezza, preferibilmente con ampio display touch screen comandi per la personalizzazione delle impostazioni di regolazione/misurazione, completa di tastiera alfanumerica Modulo per archiviazione dati, immagini e su Hard Disk e possibilità di esportazione su supporto USB2.0, CD e DVD standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 17, facilmente orientabile con immagine diagnostica più ampia possibile
12 Opzionali Lotto 6 Modulo 3D/4D real time con sonda dedicata, specificando la tipologia delle sonde disponibili e la tecnologia utilizzata LOTTO 7 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 1 Ecotomografo portatile completo di carrello per utilizzo ambulatoriale nell Unità di Emergenza/Urgenza, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del software o dell hardware non prima del 2012, basata su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni; - n. 1 sonda convex addominale multifrequenza - n. 1 sonda lineare parti molli e vascolare - n. 1 sonda cardiologica phased array per pazienti adulti - n. 1 stampante medicale digitale o analogica bianco-nero Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra indicata; Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) e pulsato (PW) Power doppler Color doppler Triplex mode Doppler PW direzionale Doppler tissutale (TDI) Presenza di seconda armonica di tessuto Possibilità di visualizzare in real time la doppia immagine a monitor (Fondamentale + seconda armonica) Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste (cardiologia e diagnosi d urgenza ed eventuali moduli opzionali) Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Tastiera di comando ergonomica e intuitiva, completa di tastiera alfanumerica
13 Modulo per archiviazione dati e immagini su Hard Disk preferibilmente a memoria solida e possibilità di esportazione su supporto USB 2.0 standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e, se possibile, Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 15, preferibilmente ruotabile, con immagine diagnostica più ampia possibile Sistema di alimentazione autonomo, ricaricabile, ad ampia autonomia e rapidi tempi di accensione per attività diagnostica d ugenza Modulo ECG con cavo paziente Predisposizione per utilizzo sonda transesofagea Carrello dedicato ergonomico per alloggiamento apparecchio e accessori in dotazione Opzionali Lotto 7 Sistema di connessione esterno per più trasduttori simultaneamente (indicare numero massimo di collegamenti, di cui simultanei) Sonda transesofagea LOTTO 8 La configurazione del lotto, a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura: - N. 3 Ecotomografi portatili completi di carrello per utilizzo nel Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, di recente introduzione sul mercato (non prima del 2009) e con ultimo aggiornamento del software o dell hardware non prima del 2012), basata su tecnologia completamente digitale, ad elevate prestazioni; - n. 1 sonde convex addominale multifrequenza - n. 1 sonda lineare parti molli e vascolare - n. 1 sonda cardiologica phased array per pazienti adulti - n. 1 stampante medicale digitale o analogica bianco-nero Tutte le apparecchiature e i relativi accessori dovranno essere: dotati di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 (MDD). Conformi alle norme CEI 62-5 (ultima revisione) Aderenti agli standard DICOM, con attestazione mediante Conformance Statement e/o Integration Statement. Dotati di alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz Con software di gestione in lingua italiana Dotati di Manuale d uso in italiano su supporto digitale ricercabile e di manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio, su supporto digitale ricercabile Dotati di garanzia non inferiore a 24 mesi Tutte le apparecchiature nazionali applicabili. offerte dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti specifiche minime/dotazioni: Piattaforma ecografica come da configurazione minima sopra indicata; Metodologia di lavoro ad elevato frame rate con le seguenti modalità: B-Mode M-mode convenzionale e liberamente orientabile Doppler continuo (CW) Doppler pulsato (PW) Power doppler Color doppler Presenza di seconda armonica di tessuto
14 Applicazioni hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti, nonché di ottimizzazione automatica dell immagine Pacchetti base ed avanzati di misura e calcolo per le applicazioni cliniche richieste (cardiologia e diagnosi d urgenza ed eventuali moduli opzionali) Dotazione di software innovativi ad elevata sensibilità per lo studio dei flussi deboli e per la risoluzione bidimensionale Zoom digitale senza perdita di definizione in real time e su immagine statica Tastiera di comando ergonomica e intuitiva, facilmente lavabile e disinfettabile Modulo per archiviazione dati e immagini su Hard Disk preferibilmente a memoria solida e possibilità di esportazione su supporto USB 2.0 standard di comunicazione DICOM 3 (almeno per le classi di servizio Send, Storage, Print, Worklist e, se possibile, Query/Retrieve). Monitor ad alta definizione di dimensione non inferiore a 10, con immagine diagnostica più ampia possibile Sistema di alimentazione autonomo, ricaricabile Autonomia ad alimentazione interna non inferiore a 3 (tre) ore Peso non superiore a 4 Kg Tempi di accensione per attività diagnostica d urgenza inferiore a 20 (venti) secondi Modulo ECG con cavo paziente Predisposizione per utilizzo sonda transesofagea Carrello dedicato ergonomico per alloggiamento apparecchio e accessori in dotazione Disponibilità di documentazione attestante la resistenza ad urti e cadute, sia per l apparecchiatura che per le sonde Opzionali Lotto 8 Sistema di connessione esterno per più trasduttori simultaneamente (indicare numero massimo di collegamenti, di cui simultanei) Sonda transesofagea Per tutte le apparecchiature di ciascun lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica, prima del collaudo: - protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità - check list); - manuale d uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici del D.lgs. 81/2008; - schemi elettrici, elettronici, meccanici degli impianti realizzati con relative certificazioni (se realizzati); - manuale tecnico possibilmente in italiano; - certificazioni norme UNI di riferimento; - licenze d uso dell'eventuale software fornito; - dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare: direttiva 93/42/EEC s.m.i. normative particolari CEI e UNI Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere fornita anche in formato elettronico (pdf ricercabile). ART. 3 - INTERFACCIAMENTO RIS/PACS ED ALTRE APPARECCHIATURE L Impresa aggiudicataria dovrà eseguire tutte le operazioni necessarie per l interfacciamento con le apparecchiature esistenti presso i Reparti di destinazione, nonché con il RIS/PACS dell Azienda ULSS, al fine di integrare e rendere funzionanti ed omogenei i nuovi sistemi con quelli esistenti. Tali operazioni di interfacciamento non comporteranno alcuna nuova spesa per l Azienda ULSS, intendendosi i relativi oneri compresi nell offerta di fornitura presentata in sede di gara. Gli
15 interventi di interfacciamento delle apparecchiature verranno effettuati dall Impresa aggiudicataria sulle proprie apparecchiature e per la parte di propria competenza. L Impresa aggiudicataria dovrà dare la propria disponibilità, nei giorni e orari che verranno concordati con il Responsabile del Procedimento o altra figura indicata dall Azienda ULSS per procedere alla esecuzione delle operazioni di interfacciamento predette. ART. 4 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE. L Impresa concorrente dovrà corredare l offerta di un piano dettagliato per la formazione e l addestramento del personale medico, paramedico e tecnico, indicando: la quantità di ore/giorni di addestramento ritenute necessarie; il numero di sessioni di formazione disponibili per l intero periodo di garanzia del sistema; la modalità di formazione/addestramento (in gruppi, numerosità dei gruppi, individuale, in loco, presso altra sede, ecc.) in relazione alle esigenze/necessità operative del Reparto; la descrizione del contenuto dei corsi e del materiale di addestramento che verrà consegnato; eventuali altre prestazioni per la formazione del personale Quanto sopra dovrà essere espressamente dichiarato nella documentazione fornita in gara ed il relativo onere si intende compreso nel prezzo di offerta del sistema, dei suoi accessori, nonché del servizio di manutenzione full-risk. La formazione e l addestramento del personale dovranno comunque essere regolarmente conclusi al più tardi entro e non oltre 30 giorni dal positivo collaudo dell attrezzatura. ART. 5 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IN GARANZIA E POST GARANZIA II periodo di garanzia, che avrà decorrenza dalla data di collaudo definitivo dei sistemi, dovrà essere di 24 mesi di tipo Full Risk, nulla escluso, comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi. Anche se la fornitura non prevede la contestuale aggiudicazione all Impresa del servizio di manutenzione full risk per un periodo massimo di 6 anni successivi ai 24 mesi di garanzia, la relativa offerta dovrà essere effettuata contestualmente con quella della fornitura del sistema offerto, come specificato nel Disciplinare di Gara. Nel periodo di garanzia ed in quello di eventuale successiva manutenzione full risk, l Impresa appaltatrice dovrà garantire il buon funzionamento dell apparecchio in parola mediante la messa a disposizione di un servizio di manutenzione programmato ed un numero illimitato di interventi su chiamata, incluse le ore di viaggio, le ore di lavoro effettuate e le spese di trasferta, nonché tutte le parti di ricambio necessarie alle riparazioni compresa la fornitura del tubo radiogeno quando espressamente richiesto. Nella BUSTA B OFFERTA TECNICA la Ditta pertanto dovrà inserire, tra l altro, la descrizione della tipologia del servizio di Manutenzione full-risk specificando: il piano di manutenzione preventiva e periodica, indicando la frequenza degli interventi preventivi, nonché le operazioni, le verifiche ed i controlli svolti in ciascun intervento; le modalità con cui sarà documentata l esecuzione dei predetti interventi e l esito dei relativi controlli; la disponibilità all esecuzione di illimitati interventi su chiamata; il tempo medio di intervento (che in ogni caso non deve essere superiore a 8 ore lavorative) e il tempo di risoluzione del guasto; l indicazione di eventuali parti escluse dalla manutenzione perché ritenute parti consumabili. In questo caso dovranno essere specificati e dettagliatamente elencati i prezzi di tali parti, che dovranno rimanere fissi ed invariati per 8 anni;
16 la consistenza ed organizzazione del Servizio di manutenzione di cui l Impresa dispone e che metterà a disposizione per il sistema offerto, in caso di aggiudicazione (ubicazione, numero addetti, mezzi, ecc.). L Impresa aggiudicataria dovrà garantire la fornitura, senza alcun onere accessorio per la Azienda ULSS, di tutti gli aggiornamenti software ed hardware del sistema offerto e suoi accessori durante la garanzia di 24 mesi e quale onere compreso nel prezzo del contratto di manutenzione full-risk, formulato in sede di gara. Manutenzione correttiva Il servizio di manutenzione correttiva dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire tempestivamente entro le 8 ore lavorative dalla chiamata su 5 giorni settimanali. La riparazione parziale dovrà concludersi al massimo entro le successive 48 ore solari dall'inizio dell'intervento (arrivo del tecnico in loco). Si intende riparazione parziale, riparazione non risolutrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale attività di reparto. La risoluzione definitiva del guasto dovrà avvenire al massimo entro 72 ore solari dall'inizio dell'intervento (arrivo del tecnico in loco). La richiesta sarà inviata (da personale dell'azienda ULSS o suo delegato) a mezzo fax o la cui data costituisce il riferimento per il calcolo dei tempi di intervento, fatti salvi i casi estremamente urgenti nei quali la chiamata verrà aperta telefonicamente e in seguito verrà inviato un fax recante la data di apertura. Alla fine di ogni manutenzione sia preventiva sia correttiva, il tecnico della Ditta aggiudicataria dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata e farlo vidimare dal personale del Reparto utilizzatore. Copia di tale report dovrà essere consegnato al Servizio Ingegneria Clinica. ART. 8 FORMULAZIONE DELL OFFERTA TECNICA Nella formulazione della proposta tecnica dei sistemi offerti, la Ditta dovrà tener conto delle indicazioni previste nel capitolato tecnico di gara e negli altri documenti, con la possibilità comunque di proporre le caratteristiche tecniche peculiari della propria produzione. Pertanto, nella stesura dell offerta le Ditte potranno variare ed integrare quanto indicato negli elaborati di gara predisposti da questa Azienda ULSS, rispettando comunque le prescrizioni delle caratteristiche minime riportate nel presente Capitolato Speciale di Appalto. L Offerta Tecnica che le Ditte dovranno presentare dovrà essere redatta prendendo utilizzando gli allegati A e B del presente Capitolato Tecnico, precisamente: Allegato A: Specifiche tecniche apparecchiature proposte; Allegato B: Offerta Tecnica delle apparecchiature fornite. Descrizione delle caratteristiche tecniche della apparecchiatura e suoi accessori, manutenzione, ecc. ACCETTAZIONE CLAUSOLE DEL CAPITOLATO TECNICO L impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Tecnico e di averne compreso la portata e gli effetti. DATA
17 PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, la Ditta dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolato Tecnico: Art. 1 - Oggetto dell appalto; Art. 2 Caratteristiche generali e requisiti minimi della fornitura Art. 3 - Opere ed oneri compresi nell offerta; Art. 4 - Interfacciamento Ris, Pacs ed altre apparecchiature; Art. 5 - Formazione ed addestramento del personale Art. 6 - Garanzia e post garanzia con servizio di manutenzione full-risk; Art. 7 - Visione apparecchiature; Art. 8 Formulazione dell Offerta Tecnica Allegato A - Specifiche tecniche del modello degli apparecchi offerti; Allegato B - Offerta Tecnica delle apparecchiature fornite. Descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e relativi accessori, manutenzione, ecc. Allegato C Scheda di descrizione clinico-operativa ecotomografo DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma)
ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI
ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI INDICE 1. PREMESSA... 3 2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI... 4 3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI... 5 3.1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N. QUATTRO ECOGRAFI DESTINATI ALL ATTIVITA DI INTRAMOENIA - 1 - ART. 1 OGGETTO
CAPITOLATO TECNICO DI GARA ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER L U.O. DI RADIOLOGIA ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente capitolato ha per oggetto l appalto della fornitura di n. 1 ecografo multidisciplinare
GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI N
e Contratti GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI N. 4 ECOTOMOGRAFI DI ALTA FASCIA DOTATI DI MODULO ELASTOSONOGRAFICO E MODULO PER LA NAVIGAZIONE VIRTUALE E SERVIZI
Fornitura di attrezzature varie per il Pronto Soccorso. dell'azienda Ospedaliera di Padova.
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA Fornitura di attrezzature varie per il Pronto Soccorso dell'azienda Ospedaliera di Padova. Pr. n. 16/11 RM/iv * * * * * * DISCIPLINARE DI GARA Art. n. 1 OGGETTO
CAPITOLATO TECNICO LOTTO N.1. Caratteristiche Ecotomografo per uso cardiologico. Il sistema deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:
CAPITOLATO TECNICO LOTTO N.1 Caratteristiche Ecotomografo per uso cardiologico Il sistema deve essere dotato delle seguenti caratteristiche: Ecocolordoppler ad elevate prestazioni di ultimissima generazione
1) Deve consentire l indagine diagnostica di
GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ECOTOMOGRAFI, RELATIVI DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALL UNITA OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA OPERANTE PRESSO IL PRESIDIO
LOTTO 1 Ecografo alta fascia ad indirizzo ginecologico e ostetrico da destinare agli ambulatori PMA ,00 IVA esclusa
CARATTERISTICHE TECNICHE PROCEDURA APERTA N.72/2016 PER la FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.5 ECOTOMOGRAFI DA DESTINARE ALL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTI VARI LOTTO 1 Ecografo alta fascia
GARA A PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE ALLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA.
GARA A PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE ALLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA. INDICE Art. 1 STAZIONE APPALTANTE Art. 2 OGGETTO DELL APPALTO Art. 3 PROCEDURA DI GARA E CRTITERIO
Divisione Diagnostica per Immagini Ecografia Foschi con Mindray: l ecografia per ogni esigenza! Nasce l accordo con Mindray, azienda di riferimento a livello internazionale nel settore elettromedicale
LOTTO 1) CAPITOLATO TECNICO PER L ACQUISIZIONE DI N.1 ECOGRAFO OCULARE
LOTTO 1) CAPITOLATO TECNICO PER L ACQUISIZIONE DI N.1 ECOGRAFO OCULARE L unità ecografica in oggetto deve possedere i seguenti requisiti di minima: tecnologia completamente digitale ridotte dimensioni
ERRATA CORRIGE E AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO PROROGA DEI TERMINI
REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO ERRATA CORRIGE E AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO PROROGA DEI TERMINI Con riferimento alla procedura aperta per l affidamento della fornitura in leasing
ALLEGATO N. 2 SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI MINIME PREVISTE PER L AMMISSIONE ALLA GARA
ALLEGATO N. 2 SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI MINIME PREVISTE PER L AMMISSIONE ALLA GARA (salva equivalenza ai sensi del cap. 1 del capitolato speciale d oneri) Tutte le apparecchiature oggetto di tutti
CAPITOLATO TECNICO. - n.1 Vaschetta raccogli liquidi. - n.1 Poggiatesta regolabile in altezza. - n.1 Arco di supporto imbottito
ALLEGATO N.1 CAPITOLATO TECNICO N.1 POLTRONA TRAVAGLIO PARTO Struttura letto articolata progettata per il maggior numero di posizioni di parto possibili, facilità di utilizzo, pulizia e disinfezione, superfici

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 art. 2
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 8
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 ART. 1
 ART. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3