Source: http://docplayer.es/6113866-.html
Timestamp: 2018-09-23 21:02:05+00:00

Document:
María Rosario Salazar Herrera
7 Pinzas amperimétricas de la serie 330 La forma más cómoda de realizar medidas de corriente Las pinzas amperimétricas de la serie 330 de Fluke le ofrecen todas las funciones necesarias para adaptarse a su forma de trabajar. Gracias a su reducido tamaño caben perfectamente en lugares reducidos. Los mandos están colocados de forma que las medidas puedan hacerse con una sola mano. Tiene una gran pantalla con retroiluminación (excepto el modelo 333) de fácil lectura y un botón de "retención de lectura en pantalla". Medida de corrientes de arranque (excepto el modelo 333) para medir en el arranque de motores, sistemas de iluminación, etc. Todos los modelos disponen de una garantía de 3 años. Características Fluke 336 Fluke 335 Funciones Verdadero valor eficaz Pantalla con retroiluminación Desconexión automática Retención de valores en pantalla Corriente de arranque de motores Indicación de batería baja Pinza grande MÍN/MÁX Fluke 337 Corriente AC/DC Fluke 334 Fluke 333 Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos C33: Funda de transporte flexible, cables de medida TL75, 2 pilas alcalinas AA, hoja de instrucciones y hoja informativa de seguridad Especificaciones Funciones Rango Corriente AC 0-400,0 A 2% ± 5 cuentas 0-600,0 A 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 0-999,9 A 2% ± 5 cuentas Factor de cresta 0-600,0 A 500 A 500 A 500 A 600 A 0-999,9 A 500 A 600 A A Corriente DC 0-600,0 A 2% ± 3 cuentas 0-999,9 A 2% ± 3 cuentas Corriente de arranque Tiempo de integración 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms Tensión AC 0-600,0 V 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas Tensión DC 0-600,0 V 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas Resistencia 0-600,0 Ω 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 0-6,000 Ω 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas Continuidad 30 Ω 30 Ω 30 Ω 30 Ω 30 Ω Frecuencia Hz 0,5% ± 5 cuentas Información de pedidos Fluke 333 Pinza amperimétrica Fluke 334 Pinza amperimétrica Fluke 335 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 336 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 337 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Vida útil de las baterías: Pilas alcalinas, 150 horas Tamaño (LxAxF): 238 mm x 79 mm x 41 mm (333, 334 y 335) 251 mm x 79 mm x 41 mm (336 y 337) Max Ø del conductor: 30 mm (333, 334, 335) 42 mm (336, 337) Peso: 0,312 kg Garantía 3 años Accesorios recomendados spa Rev. 05 H3 TL223
8 Pinzas amperimétricas de la serie 320 Grandes prestaciones en un diseño reducido y compacto Los modelos 321 y 322 de Fluke están diseñados para la medida de corriente, tensión AC y continuidad de circuitos, conmutadores, fusibles y contactos. Estas pinzas amperimétricas pequeñas y robustas son ideales para adaptarse a medidas de hasta 400 A en espacios reducidos. El modelo 322 ofrece también medida de tensión DC y tiene mayor resolución para corrientes inferiores a 40 A. Características Diseño compacto Desconexión automática Retención de valores en pantalla Indicación de batería baja Fluke 322 Corriente AC Tensión DC Especificaciones Fluke Función Rango Resolución Rango Resolución Precisión Corriente AC 400,0 A 0,1 A 40,00 A 0,01 A 1,8% ± 5 cuentas 1,8% ± 5 cuentas 400,0 A 0,1 A (50-60 Hz) (50-60 Hz) 3,0% ± 5 cuentas 3,0% ± 5 cuentas (60 Hz Hz) (60 Hz Hz) Tensión AC 0-400,0 V 0,1 V 0-400,0 V 0,1 V 1,2% ± 5 cuentas 1,2% ± 5 cuentas V 1 V V 1 V ( Hz) ( Hz) Tensión DC 0-400,0 V 0,1 V 1% ± 5 cuentas V 1 V Resistencia 0-400,0 Ω 0,1 Ω 0-400,0 Ω 0,1 Ω 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas Continuidad 30 Ω 30 Ω Accesorios incluidos C23: Funda de transporte flexible, puntas de prueba TL75, (2) pilas alcalinas AA, hoja de instrucciones y hoja informativa de seguridad. Información para pedidos Fluke 321 Pinza amperimétrica Fluke 322 Pinza amperimétrica Fluke 112/322 Kit combinado para electricistas. Vida útil de las baterías: Típicamente 100 horas (Pilas alcalinas) Tamaño (LxAxF): 190 mm x 63 mm x 35 mm Apertura de la pinza: 25 mm Peso: 0,23 kg 2 años de garantía Fluke 112/322 Kit Combo Kit Accesorios recomendados spa Rev. 04 H3 TL223
9 Fluke 902 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Instrumento de medida combinado para comprobación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. Fluke Ibérica, S.L. Poligono Industrial de Alcobendas C/ Aragoneses, 9-11 post Alcobendas (Madrid) Tel: Fax: Web: Copyright 2006, Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos 06/06. Información sujeta a modificación sin previo aviso. Pub_ID: spa
10 Fluke 902 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Instrumento de medida combinado para comprobación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado El modelo Fluke 902 expande la línea de pinzas amperimétricas Fluke robustas y fiables, añadiendo funciones de medida de capacidad y temperatura para el control de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Gracias a su tecnología de verdadero valor eficaz y a su categoría de seguridad CAT III 600 V, el modelo Fluke 902 ayuda a los técnicos a trabajar con mayor seguridad y precisión. Incluye funciones de medida de resistencia, capacidad, tensión y corriente de CA (verdadero valor eficaz), así como de tensión y corriente CC. Asimismo, permite realizar medidas de la temperatura por contacto con sondas termopar tipo K con miniconectores estándar. Su pantalla con retroiluminación muestra lecturas de valores mínimos, máximos y reales, e incluye una función de retención de la lectura. La pinza amperimétrica 902 puede utilizarse para capturar temperaturas de gases de combustión, realizar comprobaciones del circuito de llama de una caldera y medir la corriente de los condensadores de arranque y de funcionamiento del motor. Especificaciones Fluke 902 Función Rango Precisión Tensión CC 0 a 600 V 1% ± 5 cuentas Tensión CA (verdadero valor eficaz) 0 a 600 V 1% ± 5 cuentas (50/60 Hz) Corriente CA (verdadero valor eficaz) 0 a 600 A 2.0% ± 5 cuentas (50/60 Hz) Corriente CC 0 a 200 µa 1.0% ± 5 cuentas Resistencia 0 a 9999 Ω 1.5% ± 5 cuentas Continuidad < = 30 Ω Temperatura -10 a 400 C 1% ± 0.8 C Capacidad 1µF a 1000 µf 1.9% ± 2 cuentas Seguridad: CAT III 600 V Alimentación: 2 pilas alcalinas AA Duración de la batería: 12horas típicas Temperatura de trabajo: 0ºC a +40ºC Tamaño (LxAxF): 273 mm x 108 mm x 62 mm Peso: 0,7Kg (batería incluida) Garantía : 3 años C US N10140 EN COMPLIANT Información para pedidos Pinza amperimétrica HVAC Fluke 902 Accesorios incluidos: 2 Pilas alcalinas AA, Manual del usuario (con información de seguridad), Estuche de transporte flexible, Cables de prueba TL75 (1 par), Sonda de temperatura 80BK integrada para multímetro digital Accesorios opcionales Funda para pinza amperimétrica H3 Juego de cables eléctricos de prueba SureGrip TL223
11 T100/T50 Comprobadores électricos multifunción La solución rápida y sencilla para la comprobación de tensión, continuidad y rotación de fases Fluke T120 Fluke T50 Ofrece una solución asequible para la medida de tensión y continuidad. Incluye prueba de continuidad con señal óptica y acústica, así como una prueba de polo único para la detección de fase. Fluke T100 Series Ideales para medidas en instalaciones, los tres modelos de comprobadores de la Serie T100 cuentan con un diseño resistente y una carcasa ergonómica para su cómodo manejo. Los tres modelos disponen de un sistema patentado de detección de la rotación de fases en sistemas trifásicos que ofrece una rápida indicación. Además, incorporan una linterna eléctrica integrada para trabajar en entornos con poca iluminación y protección contra salpicaduras IP65. La Serie T100 cumple con las normas EN y EN Características Pantalla T50 T100 T120 T140 LCD LCD Fluke T140 Barra gráfica LED Retroiluminación Medida de resistencia 10 LED s 12 LED s 12 LED s 12 LED s Fluke T100 Medida de tensión Medida de continuidad óptica y acústica Indicación giratoria de campo Prueba de polo único para detección de fase Indicación de polaridad Linterna eléctrica Protección de puntas de prueba Indicador de tensión incluso con las baterías agotadas Fluke T50 Especificaciones Accesorios incluidos Dos baterías de 1,5 V y hoja de instrucciones Información para pedidos Comprobador électrico multifunción Fluke T50 Comprobador électrico multifunción Fluke T100 Comprobador électrico multifunción Fluke T120 Comprobador électrico multifunción Fluke T140 Tensión CA/CC Continuidad Frecuencia Rotación de fases Medida de resistencia Tiempo de respuesta Tamaño T50 (LxAxF) : 210 mm x 40 mm x 22 mm Tamaño T100/T120/T140 (LxAxF) : 240 mm x 56 mm x 24 mm Carcasa: T100/T120/T140: IP65 (protección contra el agua y el polvo) T50: IP54 T50 T100 T120 T V V V V kω kω kω kω 0 65 Hz Hz Hz Hz - De 100 a 690 V De 100 a 690 V De 100 a 690 V Hasta 1999 Ω < 0,1 s < 0,1 s < 0,1 s < 0,1 s Peso T50: 130 g Peso T100/T120/T140: 180 g Garantía: 2 años Accesorios recomendados Las versiones para el Reino Unido cumplen con la norma GS38 No está disponible en todos los países spa Rev. 03 C23 (T50) C33 (T100 Series)
12 Comprobadores eléctricos T5 Detectores de tensión 1AC II Volt Alert LVD1/LVD2 Volt Light La solución rápida y sencilla para medidas eléctricas básicas Comprobadores de tensión, continuidad y corriente Fluke T5-600 y T Los comprobadores Fluke T5 le permiten medir la tensión, la continuidad y la corriente con un único instrumento compacto. Seleccione medida de voltios, ohmios o medida de corriente y el instrumento hará todo lo demás. El modelo T5-600 mide CA/CC de hasta 600 voltios, mientras que el modelo T está diseñado para llegar hasta 1000 voltios. La tecnología OpenJaw le permite comprobar la corriente hasta 100 A sin necesidad de abrir el circuito. La funda opcional H5 mantiene los cables y puntas de prueba a punto para las medidas y le permite llevar el T5 en su cinturón. Características y especificaciones Fluke T Fluke T5-600 Cuentas de pantalla Selección automática Continuidad e indicación acústica Modo de espera Tensión CA Tensión CC Corriente CA Resistencia Categoría de seguridad T5-600/T Duración de la batería: 400 horas Tamaño (LxAxF): 203 mm x 51 mm x 30,5 mm T5-600 T V 1000 V 600 V 1000 V 100 A 100 A 1000 Ω 1000 Ω 600 V CAT III 1000 V CAT III Peso: 0,38 kg Garantía: 2 años Detector de tensión Fluke 1AC II VoltAlert LVD1 LVD2 Accesorios incluidos T5-600 y T5-1000: Sondas extraíbles de 4 mm TP4 (sondas extraíbles GS38 para el Reino Unido) y hoja de instrucciones Información para pedidos Fluke T5-600 Comprobador eléctrico Fluke T Comprobador eléctrico Fluke 1AC II Detector de tensión Fluke 1AC II-E-SPK Conjunto de 5 detectores 1AC LVD1 Volt Light LVD2 Volt Light T5-H5-1AC Kit spa Rev. 02 Fluke 1AC II El detector de tensión CA VoltAlert de Fluke es muy fácil de utilizar, sólo hay que acercar la punta a un terminal, toma o cable. Si la punta cambia a color rojo y la unidad emite un sonido, se advierte de la presencia de tensión en la línea. Comprueba continuamente la batería y el correcto funcionamiento con una indicación visual de doble flash a intervalos regulares. Máxima categoría de seguridad: CAT IV 1000 V Detecta la tensión sin contacto LVD1 Volt Light Linterna/detector de tensión Detector de tensión de dos niveles Detecta tensiones que oscilen entre 40 V CA y 300 V CA La luz azul indica proximidad a la fuente de energía La luz roja indica que está sobre la fuente de energía Incluye una polivalente pinza para sujetar la linterna al bolsillo, a un casco o gorra o incluso a la puerta de un cuadro eléctrico T5-H5-1AC Kit Comprobador eléctrico T Funda H5 Detector de tensión 1AC Volt Alert gratis Rango de funcionamiento: V CA Baterías: dos baterías alcalinas AAA Tamaño (A): 148 mm Garantía: 2 años Fluke 1AC II VoltAlert 5 unidades Compre 4 y consiga 1 GRATIS LVD2 Volt Light Linterna/detector de tensión Combina en un único instrumento un detector de tensión y una linterna con una luz brillante, todo ello con un práctico diseño estilo bolígrafo Doble sensibilidad Detecta tensiones desde 90 V a 600 V CA La luz azul indica proximidad a la fuente de energía La luz roja indica que está sobre la fuente de energía. Seguridad CAT IV 600 V Accesorios recomendados T5 H5 ACC-T5-Kit AC285
13 Comprobadores de rotación de fases 9040/9062 Realice con precisión comprobaciones de rotación de fases y giro de motor Fluke 9040 El Fluke 9040 comprueba eficazmente la rotación de fases en todas las áreas en las que la alimentación trifásica sirve de suministro para motores, variadores y sistemas eléctricos. El Fluke 9040 es un comprobador de secuencia de fases que proporciona claras indicaciones mediante una pantalla LCD, además de determinar la dirección de rotación con el fin de señalar las conexiones correctas. Trabaje en un rango de frecuencia y tensión (hasta 700 V) adecuado para aplicaciones comerciales e industriales. Las puntas de prueba suministradas con el instrumento disponen de ajuste regulable para conexiones seguras, en particular en las tomas de aplicaciones industriales. Fluke 9062 El exclusivo Fluke 9062 proporciona indicaciones de secuencia de fases y de giro de motor con todas las ventajas de la detección sin contacto. Diseñado para entornos comerciales e industriales, el Fluke 9062 indica rápidamente la rotación en sistemas trifásicos por medio de cables de prueba y determina el giro de motor en motores trifásicos síncronos y asíncronos. La detección sin contacto resulta idónea para su uso en motores donde el eje no está visible. Las puntas de prueba suministradas con el instrumento disponen de ajuste regulable para conexiones seguras, en particular en las tomas de aplicaciones industriales. Características Fluke 9040 Indicación en sistemas trifásicos LCD LED Indicación de rotación de fases Indicación de la dirección de giro de motores Determinación sin contacto de la dirección de giro de motores en funcionamiento Nítida pantalla LCD Fluke 9062 No requiere batería 9040: Especificaciones 9062: Accesorios incluidos Fluke 9040: pinzas de cocodrilo (3, negro) Puntas de prueba flexibles (3, negro) Fluke 9062: pinzas de cocodrilo (3, negro) Puntas de prueba flexibles (3, negro) Cables de prueba (3, negro) Información para pedidos Fluke 9040 Comprobador de rotación de fases Fluke 9062 Comprobador de rotación de fases y giro de motor Voltage range Phase Display Frequency range Operating time Tamaño (LxAxF) Fluke 9040: 124 mm x 61 mm x 27 mm Tamaño (LxAxF) Fluke 9062: 124 mm x 61 mm x 27 mm Determine la secuencia de fase de sistemas eléctricos trifásicos V Hasta 440 V V AC Hz Hz - 1 año aprox Determine el sentido de giro de motores en funcionamiento sin contacto con tan sólo colocar el instrumento sobre la carcasa del motor. Tipo de batería para 9040: no requiere Tipo de batería para 9062: 1 x 9 V Peso 9040: 0,20 kg Peso 9062: 0,15 kg Garantía: 2 años Aplicaciones de Fluke 9062 Compruebe el sentido de giro de motores antes de conectarlo. Accesorios recomendados No está disponible en todos los países TLK290 TLK291 C spa Rev. 02
14 Medidor de aislamiento 1550B Comprobación digital de aislamiento de hasta voltios 1550B Fluke 1550B El modelo Fluke 1550B es un comprobador digital de resistencia de aislamiento diseñado para la medida en conmutadores de alta tensión, motores, generadores y cables de hasta V CC. Se puede utilizar para realizar una gran variedad de pruebas: desde comprobaciones puntuales simples hasta comprobaciones temporizadas y de ruptura. El almacenamiento de las medidas y la comunicación con el PC lo convierten en ideal para el mantenimiento preventivo. Tensiones de medida de 250 V, 500 V, V, V, V Capaz de medir pasos programados en incrementos de 50 V entre 250 V y 1kV; incrementos de 100 V entre 250 V y 1 kv e incrementos de 100 V entre 1 kv y 5 kv Medida de aislamiento desde 0 a 1 Tera Ohm La función de aviso de tensión indica al usuario que existe tensión en bornas y proporciona la lectura de la misma de hasta 600 V CA o CC El sistema de vigilancia elimina el efecto de fuga de corriente en superficie en medidas de aislamientos grandes La amplia pantalla LCD analógico/digital representa los datos de la medida con detalle Medida de capacidad Corriente de fuga Función de rampa ( V CC) para comprobación de ruptura Temporizador de 1 a 99 minutos 99 posiciones de memoria para almacenar todos los parámetros de la medida Cálculo automático de índice de polarización y absorción dieléctrica Incluye el software Quicklink 1550 y cable de comunicación óptico Especificaciones Accesorios incluidos Cables de prueba, sondas de V nominales, pinzas de cocodrilo, cable de comunicación. Software Quicklink 1550 PC, estuche de transporte flexible con base impermeable, manual de usuario. Información para pedidos Fluke 1550B MegOhmMeter Tensión de prueba (CC) Rango Exactitud (+/- lectura 250 V 200 kω a 5 GΩ 5% 5 GΩ a 50 GΩ 20% 500 V 200 kω a 10 GΩ 5% 10 GΩ a 100 GΩ 20% V 200 kω a 20 GΩ 5% 20 GΩ a 200 GΩ 20% 2500 V 200 kω a 50 GΩ 5% 50 GΩ a 500 GΩ 20% 5000 V 200 kω a 100 GΩ 5% 100 GΩ a 1 TΩ 20% Corriente de fuga mayor que 1 ma y menor que 2 ma Rango de barra gráfica analógica 0 a 1 TΩ Precisión de la tensión de prueba 0% a +10% con corriente de carga de aislamiento de 1 ma Supresión de corriente de alimentación 2 ma máximo CA inducida Velocidad de carga para capacidad 5 segundos por µf Corriente de fuga 1 na a 2 ma ± (5% + 2 na) Medida de capacidad de 0,01 µf a 15,00 µf ±(15% lectura + 0,03 µf) Indicador de circuito con tensión 30 V a 600 V ± (5% + 2 V) CA/CC, 50/60 Hz Temporizador de 1 a 99 minutos; ajustable en incrementos de 1 minuto; indicado en intervalos de 1 segundo Rampa de 0% a 100% de la tensión de prueba seleccionada o hasta la ruptura. Temperatura de trabajo: -20 C a 50 C Temperatura de almacenamiento: -20 C a 65 C Humedad relativa: 80% a 31 C, 50% a 50 C Resistencia al polvo/agua: IP40 Altitud de servicio: 0 a 2,000 metros Batería: 12 voltios, de plomo, recargable Tamaño (LxAxF): 170 mm x 242 mm x 330 mm Peso: 4 kg (con la batería) 2 años de garantía spa Rev. 04
15 Los nuevos multímetros con medida de aislamiento Fluke 1587/1577 Dos herramientas en un sólo equipo Nuevo Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. Fluke Ibérica, S.L. Polígono Industrial de Alcobendas C/Aragoneses, 9 post Alcobendas Madrid Tel.: Fax: Web: Copyright 2005 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos 05/05. Información sujeta a modificación sin previo aviso. Pub_ID: spa
16 Multímetros con medida de aislamiento 1587/1577 NUEVO Dos potentes herramientas en una Los multímetros Fluke 1587 y 1577 aúnan en un instrumento sencillo y compacto las funciones de un comprobador de aislamiento digital y de un multímetro digital de verdadero valor eficaz. Una herramienta portátil que le ofrece la máxima versatilidad para la solución de problemas y para las tareas de mantenimiento preventivo. Estos multímetros son el complemento perfecto tanto si realiza su trabajo en motores, generadores, cables o cuadros de distribución. Características Funciones del multímetro Tensión y corriente de verdadero valor eficaz Selección de rangos automática y manual para facilitar las medidas Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Registro de mínimos y máximos, comprobación de diodos, temperatura, medida de la frecuencia y capacidad para mayor versatilidad Fluke 1577 Funciones del comprobador de aislamiento Tensiones de prueba seleccionables por el usuario para una gran diversidad de aplicaciones Sonda especial con disparador de prueba integrado Descarga automática de la tensión capacitiva para mayor protección Detección de circuitos bajo tensión para anular la prueba de aislamiento si se detecta tensión > 30 V Características generales Apagado automático para ahorrar energía Gran pantalla con retroiluminación Alarma de entrada para alertar de conexiones incorrectas Especificaciones Fluke 1587 Aislamiento Rango de medida Tensiones de salida Precisión de la tensión de prueba Corriente de prueba de cortocircuito Descarga automática Carga capacitiva máxima ,1MΩ a 600MΩ 0,01MΩ a 2GΩ 500V, 1000V 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V + 20%, - 0% + 20%, - 0% 1 ma nominal 1 ma nominal Tiempo de descarga Tiempo de descarga < 0,5 seg. para C = < 0,5 seg. para C = 1µF o inferior 1µF o inferior Hasta 1µF Hasta 1µF Accesorios incluidos Maletín rígido C101 Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de pinzas de cocodrilo SureGrip AC285 Sonda de temperatura 80BK con termopar integrado (Tipo K) Sonda remota con disparador integrado TP165X Información para pedidos Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1577 Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1587 Funciones Máximo Máx. resolución Tensión CC 1000V 1 mv Tensión CA 1000V 0,1mV Corriente CC 400mA 0,01mA Corriente CA 400mA 0,01mA Resistencia 50,0MΩ 0,1Ω Capacidad 9999µF 1 nf Frecuencia 99,99kHz 0,01 Hz Temperatura -40 C a +537 C 0,1 C Duración de la batería: multímetro: horas, comprobador de aislamiento: >1.000 comprobaciones Tamaño (LxAxF): 203 mm x 100 mm x 50 mm ± (0,2% + 2) ± (0,09% + 2) ± (2% +3) ± (1% + 3) ±(1,0% + 2) ± (0,2% + 2) ± (2% + 2) ± (1,5% + 2) ±(1,2% + 2) ± (0,9% + 2) - ± (1,2% + 2) - ± (0,1% + 1) - ± (1% + 10) Peso: 0,55 kg Tres años de garantía Accesorios recomendados TPAK ToolPak, kit accesorio para colgar el multímetro i400 Pinza amperimétrica CA (400 A) C25 Estuche flexible
17 Multímetros digitales Serie 80V Nuevo Rendimiento y precisión para una mayor productividad en la industria Verdadero valor eficaz La nueva Serie 80V de multímetros Fluke ha mejorado las funciones de medida, características, resolución y precisión de su antecesora Serie 80. Estos nuevos multímetros son una excelente herramienta para afrontar con éxito los problemas típicos en motores, sistemas automatizados, sistemas de distribución eléctrica y las medidas habituales en equipamiento y maquinaria industrial. El multímetro de la serie 80V funciona de manera muy similar al clásico de la serie 80, y dispone de mayor seguridad, comodidad de uso y protección contra impactos. El nuevo 87V de Fluke integra una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico. Además, lleva integrado un termómetro que permite realizar medidas básicas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales. Seguridad eléctrica Todas las entradas están protegidas según la norma EN (2ª edición) CAT III, 1000 V y CAT IV 600 V. Pueden soportar pulsos superiores a los V y reducen los riesgos relacionados con sobretensiones y picos. Características Medidas de Verdadero Valor Eficaz en tensión y corriente 83V 87V Ancho de banda (tensión/corriente) Resolución digital (predeterminada/seleccionable) 5 khz 20 khz / 6000 Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en motores de velocidad variable Pantalla grande con barra gráfica analógica y retroiluminación de dos niveles Selección manual y automática de rangos Termómetro incorporado Captura de picos de hasta 250 µs Modo relativo para compensar la resistencia de las puntas de prueba Registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos Touch Hold para captura automática de medidas en pantalla Comprobación de continuidad con señal acústica, comprobación de diodos y ciclo de trabajo Alarma de conexión de entrada incorrecta Diseño "clásico" con nueva funda extraíble y compartimento trasero para almacenamiento de puntas y cables de prueba Modo en espera seleccionable mejorado para alargar la vida útil de las baterías Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el alojamiento Accesorios e información para pedidos Accesorios incluidos Puntas de prueba TL75, pinzas de cocodrilo AC72, funda, sonda de temperatura 80BK (sólo 87V), batería de 9 V (instalada), CD-ROM (manual de usuario y notas técnicas) y guía de uso. Información para pedidos Fluke 83V Multímetro Fluke 87V Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V/E Kit combinado para técnicos electricistas en la industria Features Especificaciones Funciones Rango máximo Tensión CC V Tensión CA V Corriente CC 10 A ** Corriente CA 10 A ** Resistencia 50 MΩ Conductancia 60 ns Capacidad µf Frecuencia > 200 khz Temperatura -200 a 1090 C Sonda de temperatura 80BK - 40 a 260 C (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) 83V 87V* Máx. resolución Precisión Máx. resolución Precisión 0,1 mv ± (0,1% + 1) 10 µv ± (0,05% + 1) 0,1 mv ± (0,5% + 2) 10 µv ± (0,7% + 2) 0,1 µa ± (0,4% + 2) 0,01 µa ± (0,2% + 2) 0. 1µA ± (1,2% + 2) 0,01 µa ± (1% + 2) 0,1 Ω ± (0,4% + 1) 0,01 Ω ± (0,2% + 1) 0,01 ns ± (1% + 10) 0,001 ns ± (1% + 10) 0,01 nf ± (1% + 2) 0,01 nf ± (1% + 2) 0,01 Hz ± (0,005% + 1) 0,01 Hz ± (0,005% + 1) - 0,1 0C 1% - - 2,2 C ó 2% La precisión considerada es la mejor para cada función. * La precisión del modelo 87V está definida para cuentas y la resolución para cuentas ** 20 A hasta un maximo de 30 segundos Vida útil de la batería: típicamente más de 400 horas (alcalina). Tamaño (sin funda) (AxAxP): 186 mm x 86 mm x 32 mm Peso: 0,36 Kg Garantía para toda la vida
18 Fluke 87V : el multímetro ideal para medir en sistemas con variadores de velocidad El multímetro Fluke 87V está especialmente diseñado para evitar los problemas habituales de medida en sistemas con variadores de velocidad. Estos dispositivos controlan la velocidad de giro de los motores mediante la modulación del ancho de pulso, lo que genera una señal compuesta con gran cantidad de ruido eléctrico. En ocasiones los multímetros digitales convencionales indican una tensión superior a la realmente suministrada al motor. Por otro lado, las medidas podrían no coincidir con los valores indicados en los controles del motor, lo que daría lugar a errores, por ejemplo, en la medida de la frecuencia. Conclusión: el técnico es incapaz de identificar si la raíz del problema se localiza en los controles, en el variador de velocidad o en el motor. El multímetro digital Fluke 87V soluciona todos estos problemas con tan sólo presionar un botón. El multímetro 87V bloquea las altas frecuencias generadas por los convertidores posibilitando la obtención de medidas precisas y estables: tensión de CA, frecuencia (para calcular las rpm del motor) y corriente CA (con la pinza amperimétrica accesoria). Kit combinado para técnicos electricistas en la industria Fluke 87V/E Este kit incluye el multímetro Fluke 87V y una serie de accesorios especiales diseñados para sacarle el máximo partido al multímetro. Ahorre más del 60% en comparación con el precio de compra por separado de todos los accesorios. Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de puntas de prueba extrafinas SureGrip TP238 (puntas aisladas con 4 mm de metal expuesto) Juego de pinzas de cocodrilo SureGrip AC 220 Correa con imán Sonda de temperatura 80BK Maletín rígido C800 Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. Fluke Ibérica, S.L. Pol. Industrial de Alcobendas C/ Aragoneses, 9 post Alcobendas - Madrid Tel.: Fax: Web: Accesorios recomendados para el nuevo Fluke 80V 80i400 Pinza amperimétrica de CA (400 A) TPAK ToolPak, Juego de accesorios para colgar el medidor C90 Estuche flexible C800 Maletín rígido L210 Linterna y extensor de sonda Copyright 2004 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos 04/2004. Información sujeta a modificación sin previo aviso. Pub_ID: spa
19 Fluke 87V : el multímetro ideal para medir en sistemas con variadores de velocidad El multímetro Fluke 87V está especialmente diseñado para evitar los problemas habituales de medida en sistemas con variadores de velocidad. Estos dispositivos controlan la velocidad de giro de los motores mediante la modulación del ancho de pulso, lo que genera una señal compuesta con gran cantidad de ruido eléctrico. En ocasiones los multímetros digitales convencionales indican una tensión superior a la realmente suministrada al motor. Por otro lado, las medidas podrían no coincidir con los valores indicados en los controles del motor, lo que daría lugar a errores, por ejemplo, en la medida de la frecuencia. Conclusión: el técnico es incapaz de identificar si la raíz del problema se localiza en los controles, en el variador de velocidad o en el motor. El multímetro digital Fluke 87V soluciona todos estos problemas con tan sólo presionar un botón. El multímetro 87V bloquea las altas frecuencias generadas por los convertidores posibilitando la obtención de medidas precisas y estables: tensión de CA, frecuencia (para calcular las rpm del motor) y corriente CA (con la pinza amperimétrica accesoria). Kit combinado para técnicos electricistas en la industria Fluke 87V/E Este kit incluye el multímetro Fluke 87V y una serie de accesorios especiales diseñados para sacarle el máximo partido al multímetro. Ahorre más del 60% en comparación con el precio de compra por separado de todos los accesorios. Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de puntas de prueba extrafinas SureGrip TP238 (puntas aisladas con 4 mm de metal expuesto) Juego de pinzas de cocodrilo SureGrip AC 220 Correa con imán Sonda de temperatura 80BK Maletín rígido C800 Accesorios recomendados para el nuevo Fluke 80V 80i400 Pinza amperimétrica de CA (400 A) TPAK ToolPak, Juego de accesorios para colgar el medidor C90 Estuche flexible C800 Maletín rígido L210 Linterna y extensor de sonda Copyright 2004 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos 04/2004. Información sujeta a modificación sin previo aviso. Pub_ID: spa Rev. A
20 Multímetros digitales de la serie 170 Multímetros versátiles para la asistencia técnica en instalaciones o la reparación en bancos de trabajo Estos multímetros cuentan con todas las funciones necesarias para su uso eficaz en sistemas eléctricos, electromecánicos y de calefacción o ventilación. Son fáciles de utilizar y presentan mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo las medidas de verdadero valor eficaz, un mayor número de funciones de medida, la conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande y fácil de ver. Características Fluke 177 Medidas de Verdadero Valor Eficaz Representación digital, con una frecuencia de actualización de 4 veces por segundo Display con retroiluminación Barra gráfica analógica que se actualizan con una frecuencia de 40 veces por segundo Selección de rangos automática y manual AC AC AC segmentos 33-segmentos 33-segmentos Fluke 179 Retención de valores en pantalla y retención automática de lecturas Modo de registro de mínimos, máximo y medios, con alarma de mínimos y máximos Lecturas de temperatura (sonda termopar tipo k de extremo redondeado incluida) El modo suavizado permite el filtrado de señales de entrada intermitentes Pruebas acústicas de continuidad y de diodos Señal de advertencia de conexiones incorrectas La alarma de tensión insegura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Fluke 175 Alojamiento ergonómico con funda integrada Fácil cambio de la batería sin necesidad de abrir todo el alojamiento Dispone de modo En espera para mayor duración de las baterías En todas las entradas Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril; batería de 9 V instalada y Manual del usuario. El modelo 179 incluye también la sonda de temperatura 80BK. Información para pedidos Fluke 175 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 177 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 179 Multímetro de verdadero valor eficaz Kit Fluke 179/EDA Kit combinado electrónico Kit Fluke 179/MAG Kit combinado industrial Kit Fluke 179/61 Kit de multímetro y termómetro de infrarrojos. Funciones Máximo Resolución Máx, Tensión de CC 1000 V 0,1 mv Tensión de CA 1000 V 0,1 mv Corriente continua 10 A 0,01 ma Corriente alterna 10 A 0,01 ma Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω Capacitancia µf 1 nf Frecuencia 100 khz 0,01 Hz Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C La precisión especificada es la mejor para cada función Especificaciones (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Vida útil de la batería: pilas alcalinas, normalmente 200 horas Tamaño (LxAxF): 190 mm x 89 mm x 45 mm ±(0,15%+2) ±(0,09%+2) ±(0,09%+2) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,5%+3) ±(1,5%+3) ±(1,5%+3) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(1,2%+2) ±(1,2%+2) ±(1,2%+2) ±(0,1%+1) ±(0,1%+1) ±(0,1%+1) ±(1,0%+10) Peso: 0,42 kg Garantía de por vida Accesorios recomendados C90 TLK-220 TL76 i410-i spa Rev. 05
21 Optimizados para cada tipo de trabajo 4 Nuevos multímetros con las funciones que usted necesita Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. Fluke Ibérica, S.L. Poligono Industrial de Alcobendas C/ Aragoneses, 9-11 post Alcobendas (Madrid) Tel.: Fax: Web: Copyright 2006, Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos 09/06 Información sujeta a modificación sin previo aviso. Pub_ID: spa Rev. 01
22 Multímetros digitales Fluke Serie 110 Fluke 117 Novedad Fluke 115 Diseño ergonómico y compacto para la utilización del equipo con una sola mano Cuatro multímetros digitales de verdadero valor eficaz integran la Serie 110 de Fluke. Las funciones específicas de cada uno de estos modelos garantizan su idoneidad para las necesidades concretas de los distintos usuarios. El diseño compacto común a toda la serie permite la utilización de los instrumentos con una sola mano y la pantalla retroiluminada con dígitos grandes facilita la lectura de los valores. Multímetro 117 con detector de tensión sin contacto, idóneo para el mantenimiento eléctrico e industrial El modelo 117 está recomendado para los profesionales eléctricos en todo tipo de instalaciones: terciario, industriales, colegios, hospitales, etc. Incluye funciones extra como la detección de tensión sin contacto para un trabajo más rápido y seguro. Multímetro 116 con medida de temperatura y microamperios El modelo 116 está diseñado para los técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Permite medir la temperatura y rangos de corriente en microamperios para una rápida localización de las averías en este tipo de sistemas. Multímetro 115 para asistencia técnica El modelo 115 se desarrolla a partir de un multímetro de uso diario para ofrecer mayor funcionalidad en las aplicaciones industriales en las que, para simplificar el trabajo, hace falta algo más que las meras funciones básicas, como la medida de la corriente CA/CC. Se trata de un modelo optimizado para la asistencia técnica. Multímetro 114 para el instalador eléctrico El modelo 114 es perfecto para la localización de averías eléctricas con sencillas pruebas "pasa/no pasa" en la comprobación de instalaciones eléctricas domésticas y comerciales. Comprende todas las funciones básicas de estos instrumentos, además de una función especial para evitar las lecturas falsas producto de la "tensión fantasma". Características Fluke 114 Lecturas de verdadero valor eficaz Cuentas Retroiluminación Barra gráfica analógica AutoVolt: selección automática de la tensión CA/CC VoltAlert, detección de la tensión sin contacto Termómetro integrado para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado LoZ: baja impedancia de entrada para evitar la "tensión fantasma" Registro de valores mínimo/máximo/promedio para detectar fluctuaciones de la señal Resistencia, continuidad Medida de frecuencia, capacidad y diodos Función de microamperios para la comprobación de los sensores de llama Retención de valores en pantalla Selección de rangos automática/manual Indicación de batería baja Carcasa compacta con funda extraíble AC AC AC AC Fluke 116 Especificaciones (Compruebe el sitio Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) en todas las entradas Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril y capuchón protector, funda, batería de 9 V y manual del usuario Información para pedidos Fluke 114 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 115 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 116 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 117 Multímetro de verdadero valor eficaz Funciones Máximo Máx. resolución Tensión CC 600 V 1 mv Tensión CA 600 V 1 mv Corriente CC 10 A 1 ma Corriente CA 10 A 0,01 A Resistencia 40 MΩ 0,1 Ω Capacidad µf 1 nf Frecuencia 50 khz 0,01 Hz Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C El grado de precisión es el máximo de cada función. Tipo de batería: Alcalina 9V, autonomía tipica de 400 horas Tamaño (Al x An x L): 167 mm x 84 mm x 46 mm ± (0,5%+2) ± (0,5%+2) ± (0,5%+2) ± (0,5%+2) ±(1,0%+3) ± (1,0%+3) ± (1,0%+3) ± (1,0%+3) ±(1,0%+3) ± (1,0%+3) ±(1,5%+3) ± (1,5%+3) ± (0,9%+1) ± (0,9%+1) ± (0,9%+1) ± (0,9%+1) ±(1,9%+2) ± (1,9%+2) ± (1,9%+2) ± (0,1%+2) ± (0,1%+2) ± (0,1%+2) ±(1,0%+2) Peso: 0,55 kg (baterías incluidas) Garantía: 3 años Accesorios recomendados C50 TL223 MC6 TPAK
23 Multímetros de precisión de 6,5 dígitos, modelos 8845A/8846A Precisión y versatilidad para aplicaciones en instalaciones y bancos de trabajo Fluke 8845A Fluke 8846A Utilice el registrador de gráficos sin papel TrendPlot para identificar de forma gráfica el alcance de los problemas intermitentes o de variación de la medida en circuitos analógicos Los multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A de Fluke cuentan con la precisión y versatilidad necesarias para realizar las medidas más exigentes, tanto en bancos de trabajo como en instalaciones. Pantalla doble que ofrece gran versatilidad en las representaciones gráficas: Los multímetros 8845A y 8846A disponen de una excepcional pantalla gráfica que le permitirá descubrir problemas relacionados con la calidad de la señal, como intermitencias, variaciones y problemas de estabilidad, al mostrar los datos medidos en forma de registro TrendPlot, de histograma o de estadísticas en tiempo real gracias a su exclusivo modo de análisis. Rangos de medida ampliados: como el de la resistencia o la corriente, para cubrir el mayor rango posible. Pantalla Resolución Velocidad de medición (lecturas/seg) Pruebas de continuidad/diodos Funciones analíticas Funciones matemáticas Puerto USB Reloj en tiempo real Interfaces Lenguajes de programación/ Modos de emulación Seguridad 8845A Posibilidad de realizar con facilidad medidas de 4 hilos con sólo dos: Las clavijas divididas patentadas de la función de medida de resistencia 2x4 le permitirán realizar medidas precisas de 4 hilos con sólo dos. Disponemos de cables Kelvin opcionales para que pueda establecer una conexión de 4 hilos incluso en espacios reducidos. Integración de sistemas: Ambos instrumentos incluyen de serie los puertos RS-232, IEEE-488 y Ethernet, que junto con los conocidos modos de emulación de multímetro digital facilitan la integración de sistemas. Software: Posibilidad de transferencia de datos desde el multímetro al PC gracias al software FlukeView Forms Basic incluido de serie. Para personalizar sus formularios actualice el software con la solución FVF-UG. VFD doble de matriz de puntos 6,5 dígitos Características 8846A Sí Estadísticas, histograma, TrendPlot, comparación de límites Cero, Mín/Máx, db/dbm - Puerto para dispositivo de memoria USB - Sí RS232, IEEE-488.2, Ethernet SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 diseñado conforme a IEC , ANSI / ISA-S , CAN / CSA-C22.2 No V CATI / 600V CATII Consulte los resultados en el modo de histograma para detectar problemas de estabilidad o ruido en circuitos analógicos Especificaciones (Visite nuestra página web para ver más detalles) Realice las medidas más exigentes con gran precisión y una resolución de 6,5 dígitos Función* Tensión CC Tensión CA (Frec. 300 Hz) Resistencia (método 2 y 4 hilos) Corriente CC Corriente CA (Frec. 3 Hz-10 khz) Frecuencia/período Capacidad Temperatura RTD * Precisión =+/- (% de la lectura) 8845A 8846A Rango Resolución Precisión* (%) Rango Resolución Precisión* (%) 1000 V 100 nv V 100 nv V 100 nv V 100 nv MΩ 100 µω GΩ 10 µω A 100 pa A 100 pa A 1 µa A 10 na khz 1 µhz MHz 1 µhz nf a 0,1 F 1 pf a +600º 0,001º 0,06 Accesorios incluidos Cable de alimentación para línea LCI; juego de cables de prueba TL71; fusible para línea de reserva; manual para programador/usuario en CD-ROM; FVFBASIC, versión básica del software FlukeView Forms. Información para pedidos Multímetro 8845A Multímetro 8845A/SU Multímetro 8846A True RMS Multímetro 8846A/SU Pub_ID: spa precisión de 6,5 digitos, 35 ppm precisión de 6,5 digitos, 35 ppm (software + cable) precisión de 6,5 digitos, 24 ppm precisión de 6,5 digitos, 24 ppm (software + cable) Tamaño (LxAxF): 88 mm x 215 mm x 293 mm Peso: 3,6 kg 1 año de garantía TL2X4W-PT Cable de prueba para medida de resistencia 2x4, punta de medida de 2 mm Accesorios recomendados 884X-512M Unidad de memoria USB de 512 MB FVF-UG Actualización del software FlukeView Forms Para obtener más información sobre nuestros accesorios, visite nuestro sitio Web: y consulte las páginas de los modelos 8845A y 8846A
24 Medidores de resistencia de tierra de la Serie GEO 1620 Tecnología avanzada para todas las aplicaciones de comprobación de resistencia de tierra Fluke 1623 Los medidores de resistencia de tierra de la nueva Serie 1620 de Fluke no sólo miden la resistencia de tierra mediante la clásica prueba de caída de potencial, sino que también ahorran tiempo al utilizar los métodos de comprobación selectiva y sin picas. La comprobación selectiva no requiere que se desconecte el electrodo que se está comprobando durante la medida, por lo que ofrece una mayor seguridad. El sencillo método de comprobación sin picas comprueba las conexiones a tierra mediante dos transformadores de corriente (sondas) que se fijan alrededor del conductor que se esté comprobando. El modelo 1623 es un medidor de resistencia de tierra con todo tipo de funciones y de manejo muy sencillo; mientras que el modelo 1625 de esta nueva serie destaca por su versatilidad para las aplicaciones más exigentes. La resistencia de tierra y la resistividad del terreno deben medirse al: Diseñar sistemas de puesta a tierra Instalar un nuevo sistema de puesta a tierra y equipos eléctricos Comprobar periódicamente sistemas de protección contra rayos y de puesta a tierra Instalar equipos eléctricos de gran tamaño, tales como transformadores, conmutadores de alta tensión, maquinaria, etc. Características Fluke 1625 Medidas con un solo botón Medida de la resistencia de tierra a 3 y 4 hilos Medida de la resistividad del terreno a 4 hilos Medida AC de la resistencia de tierra a 2 hilos Medida CC de la resistencia de tierra a 2 y 4 hilos Comprobación selectiva, sin necesidad de desconexión del conductor de tierra (1 pinza) Comprobación sin picas, rápida comprobación de bucle de tierra (2 pinzas) Frecuencia de la señal de prueba de 128 Hz Medida de la impedancia de tierra a 55 Hz Control automático de frecuencia (CFA) ( Hz) Medida de tensión conmutable 20/48 V Límites programables, ajustes Continuidad con zumbador Resistencia al polvo/agua IP56 IP56 Categoría de seguridad CAT II 300 V CAT II 300 V Accesorios incluidos Fluke 1623: Funda protectora con correa de transporte, 2 cables de prueba, 2 pinzas de cocodrilo, 1 puente de interconexión, manual del usuario Kit Fluke 1623: Incluye las mismas referencias que el modelo anterior, y además: un conjunto pica/bobina para medidas a 4 hilos y conjunto de pinzas para comprobación selectiva/sin picas Fluke 1625: Funda protectora, 2 cables de prueba, 2 pinzas de cocodrilo, correa de transporte, manual del usuario Kit Fluke 1625: Incluye las mismas referencias que el modelo anterior, y además: un conjunto pica/bobina para medidas a 4 hilos y conjunto de pinzas para comprobación selectiva/sin picas Información para pedidos Fluke 1623 Kit Fluke 1623 Fluke 1625 Fluke 1625 kit Kit Fluke spa Rev. 01 Medidor GEO básico de resistencia de tierra Kit del medidor GEO básico de resistencia de tierra Medidor GEO avanzado de resistencia de tierra Kit del medidor GEO avanzado de resistencia de tierra Especificaciones (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Rangos de resistencia 0 a 20 kω 0 a 300 kω Error de operación ± 5% ± 5% Tensiones de comprobación 48 V 20/48 V Corriente de cortocircuito > 50 ma 250 ma Tipo de batería: 6 pilas alcalinas AA Tamaño (LxAxF): 110 mm x 180 mm x 240 mm Peso Geo: 1,1 kg (baterías incluidas) 1625 Geo: 1,5 kg (baterías incluidas) Garantía: dos años EI-1623 Juego de pinzas para comprobación selectiva/sin picas para modelo 1623 EI-1625 Juego de pinzas para comprobación selectiva/sin picas para modelo 1625 ES-162P3 Conjunto pica/bobina para medidas de 3 hilos Accesorios recomendados ES-162-P4 Conjunto pica/bobina para medidas de 4 hilos EI-162BN Transformador de núcleo partido de 320 mm para comprobaciones selectivas en torres de alta tensión
25 Pinza de medida de resistencia de tierra 1630 Nuevo Comprobación de bucle de tierra rápida y sencilla La pinza de medida de resistencia de tierra Fluke 1630 simplifica el proceso de comprobación de bucle de tierra y permite realizar medidas de corrientes de fuga no intrusivas. El proceso de comprobación de la resistencia del bucle de tierra también se conoce como comprobación de resistencia de tierra sin picas. Para llevar a cabo la medida no es necesario colocar picas ni desconectar el sistema de tierra de la instalación eléctrica. El Fluke 1630 combina las dos pinzas amperimétricas necesarias para realizar la comprobación de bucle de tierra sin picas en un solo instrumento compacto y sencillo. Comprobación de bucle de tierra sin desconexiones ni picas Medida de corriente de fuga de tierra para detectar problemas en los sistemas Medida de corriente de CA de verdadero valor eficaz hasta 30 A Rápida evaluación de continuidad sin desconexión y alarma acústica para valores alto y bajo Función HOLD para retener y mantener en pantalla los valores de las medidas realizadas Función de registro para almacenamiento automático de los valores medidos, los cuales pueden recuperarse posteriormente en la pantalla LCD Auto calibración automática para garantizar siempre medidas precisas y fiables El modelo Fluke 1630 es especialmente adecuado para las siguientes aplicaciones: Comprobaciones de bucle de tierra en cualquier sistema de tierra Pruebas de continuidad en circuitos y conexiones con toma de tierra Inspección de sistemas de protección contra rayos Medida de corriente de fuga para detección y solución de problemas en sistemas de puesta a tierra Especificaciones (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Range Accuracy Resistencia 0,025 a 1500 Ω 0,002 Ω Zumbador de continuidad < aprox. 40 Ω Corriente de fuga 0,2 a 1000 ma 0,001 ma Corriente 0,2 a 30 A 0,01 A Fluke 1630 Peso: 0,64 kg Tamaño del conductor: 23 mm aprox. Tamaño (LxAxF): 257 mm x 100 mm x 47 mm Batería: 9 V IEC 6 LR 61 Garantía: 2 años Accesorios incluidos Maletín de transporte con correa, lazo para calibración de la pinza, batería de 9 V, instrucciones de funcionamiento Información para pedidos Fluke 1630 Pinza de medida de resistencia de tierra spa Rev. 01
26 Comprobadores multifunción de la serie 1650 La solución perfecta para la comprobación de instalaciones eléctricas Fluke 1653 Fluke 1652 Los comprobadores de la Serie 1650 verifican la seguridad de instalaciones eléctricas en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Pueden verificar que la instalación es segura, conforme a los requisitos del nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión REBT 2002 y de las normas nacionales, europeas e internacionales actuales (UNE20460, HD384, CEI60364). Su diseño ergonómico único, la correa especial para colgarlo del cuello y trabajar con las manos libres, asi como su poco peso, hacen que sea un placer trabajar con el comprobador multifunción Fluke Su manejo es sencillo y seguro y su gran pantalla ofrece la más completa información con un excepcional ángulo de visualización. Fácil: gire el mando, pulse el botón y vea los resultados Eficaz: mida impedancia de lazo sin disparar los diferenciales y sin necesidad de derivarlos Robusto: resiste caídas de un metro de altura Seguro: sonda extrafina con botón de prueba que permite mantener su vista en el cuadro eléctrico al medir puntos de difícil acceso Cómodo: compacto y ligero (menos de 1,2 kg) para el trabajo diario Ideal para el REBT 2002: y para cumplir con los requerimientos de verificación de la UNE20460 (HD384, CEI60364) Homologado: conforme a las normas, EN y VDE 0413 Fluke xx Fluke 1651 BS th Edition IEE Wiring Regulations IEC , HD 384 Accesorios incluidos TP165X Sonda remota con botón de prueba integrado TL165X Kit estándard de cables de prueba C1600 Maletin Cable de prueba de red eléctrica Correa de transporte almohadillada Guía de referencia rápida 6 pilas alcalinas tipo AA Información para pedidos Fluke 1651 Comprobador multifunción Fluke 1652 Comprobador multifunción Fluke 1653 Comprobador multifunción Este producto no esta disponible en Latinoamérica. Funciones de medida Tensión y frecuencia Comprobador de polaridad Resistencia del aislamiento Continuidad Resistencia de lazo y línea PFC/PSC (corriente previsible de fallo/cortocircutio) Tiempo de disparo de diferenciales Corriente de disparo de diferenciales Prueba de diferenciales para corrientes pulsantes Comprobación de diferenciales A, AC, G y S Telurómetro Indicador de secuencia de fase Otras características Auto - Prueba Conforme a EN 61557*/VDE 0413 Pantalla iluminada Indicador de presencia de tensión Indicador de batería y función de comprobación de batería Memoria, Interfaz Memoria (500 medidas) Conexión a PC Indicación de fecha y hora (con FlukeView Forms) Software * 1651: secciones 1, 2, 3, 4, 6, : secciones 1, 2, 3, 4, 6, : secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Características , 1000 V 250, 500, 50, 100, 250, 1000 V 500, 1000 V prueba de rampa prueba de rampa Accesorios recomendados opcional Visite la página web de Fluke para los disitintos módulos del software MTC1363 (UK) Cable de prueba MTC77 (Europe) Cable de prueba ES165X (1653) Kit de picas FVF-SC2 (1653) C

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución