Source: https://issuu.com/chauvin_arnoux_iberica/docs/cat_general_testymedida_ca_mx_2014
Timestamp: 2017-06-28 03:01:23+00:00

Document:
Catálogo Instrumentación test y medida by CHAUVIN ARNOUX IBERICA - issuu
test y medidaAcerca del
GRUPO CHAUVIN ARNOUXCHAUVIN ARNOUX, empresa fundada en París (Francia) en 1893,
lleva varios siglos desarrollando sus conocimientos especializados en el
diseño, fabricación y comercialización de instrumentos de medida para
Desde instrumentación portátil hasta equipamiento eléctrico fijo en
sistemas de eficiencia energética, y desde el control integral de una
cadena de proceso térmico hasta la metrología industrial, la oferta
del Grupo CHAUVIN ARNOUX cubre todos los requisitos del cliente
para todos los sectores (instaladores eléctricos, industria, organismos
públicos, educación, investigación, etc.).“CHAUVIN ARNOUX es una firma de
referencia en el mercado de medición, tanto
en Europa como a escala internacional”
•	•	•	•	•	•	10 filiales por todo el mundo
6 departamentos de I+D por todo el mundo
11% de la facturación invertida en I+D
Ventas superiores a 100 millones de eurosSu
-	-	-	-	socio para:
pruebas de normativa
supervisión y dimensionamiento
de instalaciones4 compañías
en medición en
de test y medidaContaje, medición
y eficiencia energéticaTemperaturas en
procesos industrialesMetrología y pruebas
de normativaÍndice
Aplicaciones• Aplicaciones industriales y terciarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Aplicaciones domésticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Test y control universal
•Pinzas multimétricas digitales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Detectores de ausencia de tensión bipolares (VATs) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Multímetros digitales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Osciloscopios portátiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Control y seguridad eléctrica
•Verificación de la seguridad de instalaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprobadores de instalaciones eléctricas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprobadores de aislamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medidores de tierra y resistividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medidores de tierra y resistividad con adaptador
para torres de alta tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Kits de tierra y resistividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Pinzas de tierra y comprobadores de bucle de tierra. . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Micróhmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Medidores de relación de transformación monofásicos. . . . . . . . . . . . . . . .Potencia, energía, calidad y perturbaciones
•Síntomas de perturbaciones en una red eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analizadores de energía para redes eléctricas trifásicas. . . . . . . . . . . . . . .
Analizadores de potencia para redes eléctricas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registradores de potencia y energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
30Control y medida física• Termómetros sin contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
• Luxómetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
• Tacómetros y accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Medida de corriente
•Medidas de corriente AC y AC/DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medidas con osciloscopios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amperímetros con sensores flexibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensores de corriente flexibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
35Accesorios de prueba y medida• Puntas de prueba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• Accesorios de protección y transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
• Por funciones
• Por productoAplicaciones industriales o terciariasC.A 655510 kV / 15 kV
de 10 kΩ a 30 TΩ
Relaciones DAR / PI
DD /∆R (ppm/V)F605PEL1033.000 ADC
2.000 AAC/AC+DC
1.000 VAC/DC/AC+DC
TrueInrushRegistradores de potencia y energía
Contaje de energíaF65Medida de corrientes de
fuga y detección rápida de
problemas de aislamientoGama Qualistar®Medida de calidad de red y energía
IEC 61010 – 600 V Cat. IV
1.000 V Cat. IIIMesure de boucle de terreC.A 6417
bucle de tierra4C.A 5277Multímetros digitales
TRMS AC, DC y AC+DC
Pruebas, mantenimiento
1000 VAC/1000 VDC
600 V CAT IV / 1000 V CAT IIIDigiFlexMedidas de corrienteGama
de armónicos, multímetro
y registrador,
comunicación USBF205Corriente hasta
600 AAC / 900 ADC
Tensión hasta 1000 V
Mín/Máx/Pico/∆RelC.A 8230Medidas de calidad
de red y energía. La herramienta
ideal para la detección inicial
de armónicosC.A 6525Medidas de aislamiento (con
instalación desconectada) y
medidas de continuidadMTX MobileRegistrador-multímetro
de alta precisiónC.A 6549Medidas de resistencia de
aislamiento a 5 kV
(con instalación desconectada)
Modo DAR/PI/DD/C/I, RampMX 57ExMultímetro ATEX para entornos
difíciles (gas y polvo)MX 24 Concept
multifunción5Aplicaciones domésticasHabF203600 AAC
900 ADC
1.000 VAC/1,000 VDC
Temperatura con termopar K:
- 60 °C a +1.000 °C
RELativa ∆X
Diferencial ∆X/X(%)C.A 811
LuxómetroC.A 6456Comprobador de tierraMN216bitatC.A 6116 NComprobación de instalaciones eléctricasF4031.000 AAC
1.500 ADC
1.000 VAC/DC
monofásica y trifásica total
Diferencial ∆X/X(%)C.A 6523Medidas de aislamiento
y continuidadC.A 760N
bipolarMX 22Continuidad, tensión,
corriente y Mín/MáxC.A 871Comprobador de difusión
térmica en una habitaciónC.A 52757Test y control universal
Pinzas multimétricas digitales
3 series de pinzas para 3 rangos de medida:
¡descubra nuestra gama y escoja su pinza!
F200F400600 AAC / 900 ADCTensión de hasta 1.000 V+Resistencia, continuidad acústica2.000 AAC / 3.000 ADC+F201 / F401 / F601F203 / F403 / F603F205 / F405 / F605F407 / F607Aplicaciones de ACAplicaciones
de AC o DCAplicaciones mixtas
AC+DC + comprobación
y mantenimientoAplicaciones mixtas
AC+DC + análisis
y verificaciónLo imprescindible para
alimentados por la red
eléctricaCorriente DC
ΔRELLa función Adaptador
permite aumentar las
posibilidades del instrumento
de medida (luxómetro,
temperatura I/R, tacómetro,
etc.) con salida de tensión
(AC o DC).
Un sistema ingenioso que
permite leer directamente la
magnitud medida.8F6001.000 AAC / 1.500 ADCPotencia
Mín/Máx/Pico
Rotación de fasesPotencia
Software PCRotación de fases
Para determinar el orden de
fases, el uso de un sistema
de medida a “2 hilos” con
microprocesador permite
librarse de las exigencias
y defectos originados por
instrumentos de tecnología
resistiva o capacitiva,
durante el uso de accesorios
(guantes, alfombras, etc.)
o de un transformador de
aislamiento.Ripple (tasa de ondulación)
La tasa de ondulación
o "rizado" (ripple) es un
parámetro que permite
cuantiﬁcar la calidad del
filtrado en el caso de
corrientes rectiﬁcadas y
luego filtradas. Cuanto
más baja la tasa de
ondulación, más efectivo
será el filtrado. En el caso
de una fuente conmutada,
la tensión suministrada
consta de un rizado residual,
especialmente de alta
frecuencia. Este rizado es
nocivo para los equipos
electrónicos, y debe ser
reducido al mínimo.Serie F400Aplicaciones de baja tensión y potencia baja y mediana
●	1.000 Aac (o ac+dc) / 1.400 Adc
●	Diámetro de la capacidad de encierre 48 mm
● Adquisición de TRMS
●	Función TrueInRushSerie F600Aplicaciones de baja tensión y alta potencia
●	2.000 Aac (o ac+dc) / 3.000 Adc
	Diámetro de la capacidad de encierre 60 mm
● Función TrueInRushEspecificaciones
Diámetro de la capacidad de encierre
VisualizaciónResoluciónF201LCDNúmero de valores visualizadosRangos automáticos (Autorange)
Detección AC/DC automática
AdcF205Ø 34 mmMejor precisión
VacTRMS
[AC]/DC0,15 to 600 A (900 A pico)Mejor precisiónFrecuencia de V / I
Resistencia60 kΩContinuidad acústicaPrueba de diodo (unión de semiconductor)
AdaptadorPotencias monofásicas y trifásicas
(tipo K)
activas (W)
reactivas (VAR)
aparentes (VA)
FP / DPF
Análisis de armónicosAjustable entre 1 Ω y 599 Ω
Sí / NoTHDf / THDrAnálisis frecuencialArranque del motorEvolución de la carga (TrueInrush)HoldMÍn / MÁXPeak+ / PeakRELativa ∆X
Diferencial ∆X / X(%)
Auto Power OffRegistro de datosInterfaz de comunicación
Seguridad eléctrica según IEC 61010
GarantíaTRMS
[AC]/DC
-1.000 A1.500 A pico
(1.500 A pico)
1 % R + 3 cts
1.000 V3.000 A
(3.000 A pico)
1.400 VSí / SíSíNoSíSí°C: -60,0 to 1.000,0 °C /
°F: -76,0 to +1.832 °FSí
Sí / SíSíSí / SíSí / -Rango 25SíSíSíSíSíSíSíSíSí
Sí600V CAT IV
1 x 9 V LF22Sí78 x 222 x 42 mm / 340 gSí
SíSíSí / SíRango 25SíSí
SíSí/ SíSíSíSíSí
Sí1.000 A
(1.400 A pico)
1 % R + 3 ctsAjustable entre 1 Ω y 999 ΩSíSíSí2.000 A (3.000 A pico)100 kΩAjustable entre 1 Ω y 999 ΩSí / -TRMS
[AC, AC+DC]/DC
SíSí / -100 kΩNo3TRMS
[AC]/DC1.000 A
(1.400 A pico)Sí
°C: -60,0 to +1.000,0 °C /
°F: -76,0 to +1.832 °FF60710.000Sí1 % R + 3 ctsF605Ø 60 mmTRMS
[AC, AC+DC]/DC1.400 VF603LCD retroiluminada
3Sí / SíRotación de fases (método a 2 hilos)
Medida de sobreintensidadesTRMS
[AC]SíSí
°F: -76,0 to +1.832 °FF60110.000Sí0,15 to 1.400 V
0,15 to 1.000 V
(1.400 V pico)
1% R + 3 ctsVac+dcF4071
[AC, AC+DC]
/DC0,15 to 1.000 A (1.400 A pico)VdcF405LCD retroiluminada6.000SíF403Ø 48 mmLCD retroiluminada0,15 to 900 A pico
0,15 to 600 A
(900 A pico)
1 % R + 3 ctsAac+dcF4011
[AC]Tipo de adquisiciónF203IP541000 V CAT IVSí
SíBluetooth
1. 000 V CAT IV - 1. 000 V CAT III
92 x 272 x 41 mm / 600 g
3 añosSíSí
1 .000 V CAT IV - 1.000 V CAT III
111 x 296 x 41 mm / 640 g9Test y control universal
Detectores de ausencia de tensión (VATs)
> C.A 740N y C.A 760N	Cumplen la Edición 2 del estándar IEC 61243-3
l	Cubren los requisitos del estándar EN 50110-1lC.A 740NEspecificacionesC.A 760NDetector de ausencia de tensión
Tensión12 VAC ≤ U ≤ 690 VAC
12 VDC ≤ U ≤ 750 VDCFrecuenciaDC, 16 2/3 a 800 HzImpedancia> 300 kΩ> 400 kΩPico de máxima intensidad3,5 mA RMSIndicador de polaridad
Indicador de tensión peligrosa
redundanteSí
El LED rojo de muy baja tensión (ELV) indica que la tensión es superior a la
tensión extrabaja de seguridad (SELV) y cuanto mayor es la tensión presente, más rápido parpadeaIdentificación de fase / neutroSobre 50 V (45 – 65 Hz) / Sobre 150 V (16 2/3 – 45 Hz)Aviso acústico de continuidad
Umbral de disparo100 Ω típico (150 Ω máx.)Test de continuidad ampliado2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩIntensidad de test≤ 1 mATensión de cortocircuito≤ 3.3 VProtecciónhasta 1.000 VRotación de fases
Indicador acústicoNoMétodo a 2 hilos—50 V ≤ U ≤ 690 VAC (45 - 400 Hz)Pitido intermitente para detección de tensión / Pitido continuo para continuidadEstándares y seguridad eléctricaCEI 61010 600 V CAT IVCarcasa de protecciónCarcasa: IP65 – Sondas de prueba (opcionales): IP2XCondiciones ambientalesFuncionamiento de -15 °C a +45 °C / 20 a 95% RHAlimentación
Autonomía de la pila2 x 1,5 V (AAA ó LR3)
7.500 x 10s medidasDimensiones / PesoSe entrega con
1 detector de ausencia de tensión en un blíster con
una punta de prueba de Ø 2 mm de color negro con
tapa de seguridad de cristal, 1 sonda de prueba de Ø
2 mm de color rojo con tapa de seguridad de cristal,
1 correa para muñeca, 2 pilas de 1,5 V LR03/AAA y 1
manual de usuario en 5 idiomas.
Versión IP2X: 1 juego de puntas de prueba IP2X de
Ø 4 mm y 0,85 m de largo (color negro) y 0,25 m de
largo (color rojo), 1 correa para muñeca, 2 pilas de
1,5 V LR03/AAA y 1 manual de usuario en 5 idiomas.	107.000 x 10s medidas163 x 64 x 40 mm / 210 gReferencias y accesorios
C.A740N................................................................................................................... P01191741Z
760N................................................................................................................... P01191761Z
740N IP2X.......................................................................................................... P01191741B
760N IP2X.......................................................................................................... P01191761BAdaptador para tomas de corriente 2P+E................................................................ P01101997Z
Sonda de test de recambio para conformidad de VAT con IEC 61243-3................ P01102008Z
Punta de prueba de recambio de color negro para conformidad de VAT a
IEC 61243-3.............................................................................................................. P01102009Z
Adaptador para piqueta de seguridad....................................................................... P01102034
Tapa de seguridad de cristal para sonda de prueba D2 (x 10)................................ P01102033
Juego de 2 puntas de 0,25 m y 0,85 m de largo con sondas de prueba
IP2X de Ø 4............................................................................................................... P01295285Z
Juego de 2 puntas de 1,5 m de largo con sondas de prueba IP2X de Ø 4............. P01295462Z
Bolsa 200 x 100 x 40 mm......................................................................................... P01298065Z
Correa para muñeca................................................................................................. P03100824
Bolsa Multifix, 120 x 20 x 60 mm.............................................................................. P01298074Multímetros digitales TRMS AC, DC, AC+DC
Categoría IV para máxima seguridad,
versátiles para su uso en campoIP54600 V CAT IVC.A 5271Visualización
Gráficos61 + 2 elementosAdquisiciónNo
60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1.000 VPrecisión típica0,2 % + 2 cts0,09 % + 2 ctsResolución0,1 mV a 1 V0,01 mV a 1 V600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1.s000 V60 mV / 600 mV / 6V / 60 V / 600 V / 1.000 VRangos
ResoluciónA AC + DC
Continuidad acústica0,1 mV a 1 V0,01 mV a 1 V40 Hz to 3 kHz40 Hz a 10 kHzRangos600 mV / 6V / 60V / 600V / 1.000 VResolución0,1 mV a 1 VRangos60 mV / 600 mV / 6V / 60 V / 600 V / 1.000 VResolución0,01 mV a 1 VRangosA ACSí / Sí600 mV / 6V / 60V / 600 V / 1.000 VAncho de bandaA DCTRMS AC / DC / AC+DCSí
RangosV AC + DC61 + 2 elementos, modo dual (escala completa/centro en cero)Sí / NoRangos automáticosVLow AC (baja impedancia
+ filtro paso bajo)6 A / 10 A (20 A / 30 s)6.000 µA / 60mA / 600 mA / 6 A / 10 A (20 A / 30 s)0,001 A a 0,01 AResolución1 µA a 0,01 A
Corriente de ionización: 0,2 µA a 20,0 µARangos6 A / 10 AResolución6.000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A (20 A / 30 s)0,001 A a 0,01 A1 µA a 0,01 ARangos6.000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A (20 A / 30 s)Resolución1 µA a 0,01 ARangos600 Ω / 6.000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩResolución0,1 Ω a 0,1 MΩ
SíDiodo de prueba
Función HoldSí
Rangos600 Hz / 6 kHz / 50 kHzResolución0,1 Hz a 10 HzRangos6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mFResoluciónResolución0,1° a 1 °-59.6 °C a +1.200 °C
-4 °F a +2.192 °F
0,1° a 1 °Sí
NoFunción Peak+/Peak- (1 ms)Sí
NoMedida diferencial (X) / Relativa (DX/X%)SíNoApagado automáticoSí
Sí (desactivable)Alimentación1x9VDimensiones / PesoSe entrega con0,001 nF (1pF) a 10 µF-59.6 °C a +1.200 °C
-4 °F a +2.192 °FRangosMín / Máx (100 ms)90 x 190 x 45 / 400 g
Multímetro C.A 5270 con puntas banana, sondas de prueba, una pila de 9 V y un CD que contiene el
manual de usuario y la guía de inicio rápido.
C.APara pedidosC.A 52775 medidas / segundo(Autorange) / DesactivableV ACC.A 52752 x 6.000 cuentas con retroiluminaciónTRMS AC /DCRango de medidaV DCC.A 52736.000 cuentas5271
5277modelo estándar
con sensor de temperatura de termopar K
con bolsa y adaptador Multifix
con sensor de temperatura de termopar K, bolsa y adaptador MultifixC.A 5271 TRMS AC/DC multímetroP01196771C.A 5273 TRMS AC/DC multímetroP01196773C.A 5275 TRMS AC+DC multímetroP01196775C.A 5277 TRMS AC+DC multímetroP0119677711Pruebas y medidas universales
IP 67El MX 57Ex tiene las certificaciones ATEX
e IECEx y se puede utilizar en entornos
explosivos y no explosivos.La gama MX HD de multímetros
IP 67 cubre los requisitos
para entornos difíciles.
Están totalmente protegidos frente
al polvo y los efectos de una
inmersión temporal.MX0022-ZMX0024-GMX 24BMX 44HDMX 58HDMX 59HDMX 57Ex4.000 cuentas5.000 cuentas4.000 cuentas5.000 / 50.000 cuentas50.000 cuentas50.000 cuentasTipo de medidaAVGTRMSAVGTensión DC600 V1.000 V1.000 V600 V750 V750 VAncho de banda500 Hz1 kHz1 kHzCorriente AC/DC400 µA,
4-40-400 mA,
4 A, 10 A500 mA/10 A40 mA/10 AFrecuencia4 MHz500 kHz–Rango de 0,62 Hz a 500 kHzResistencia40 MΩ50 MΩ6 rangos de
400 Ω a 40 MΩ6 rangos de 500 Ω a 50 MΩ
Umbral de detección de 10 Ω a 20 Ω - tiempo de respuesta 1 msReferenciaVisualización
GráficosTensión ACOtras medidasContinuidad acústica
CapacidadTemperatura
Grado de protecciónSeguridadDimensiones
PesoSe entrega con12MX 22MX0044HDMX0058HDSí< 40 Ω10 a 20 Ω20 a 40 Ω0à4V0a2V0a3V–50 nF a 50 mF4 nF a 40 µF–––Mín / MáxMX0059HDAnalógicos, 34 segmentos, 20 medidas/s
TRMS AC y AC+DC5 calibres de 500 mV a 600 V
5 calibres de 500 mV a 600 V
100 kHz50 kHzIP 4050 kHz500 µA, 5 mA, 50 mA and 500 mA5 mA, 50 mA
500 mA, 20 A (30s)20 A (30s)0a2V
7 rangos de 50 nF a 50 mF
-200 °C a +800 °C / sondas Pt100 y Pt1000–Ciclo de
– función dBCiclo de
trabajoMín / MáxMX0057CXIP 67CAT III 600 VCAT III 600 VIEC 61010-1
CAT IV 600 V170 x 80 x 35 mm189 x 82 x 40 mm230 x 155 x 65 mm300 g400 gFunda antichoque, 2 puntas
de seguridad, pila de 9 V
(instalada), certificado de
verificación y manual de usuarioPuntas de prueba
de seguridad, funda
antichoque, 2 pilas
de 1,5 V, 2 fusibles
manual de usuario500 g
Puntas de prueba de
seguridad de PVC, funda seguridad de silicona,
antichoque, pila de
funda antichoque,
9 V, 2 fusibles
pila de 9 V, 2 fusibles
manual de usuarioCiclo de trabajo
- función dB y potencia
resistiva U2/R
Contador de eventosDirectiva ATEX 94/9/CE,
EN/IEC 60079-0-EN;
IEC 60079-11,
EN/IEC 61241-11-EN/IEC
61241-0, EN/IEC 610101-600 V CAT III,
inspección CE tipo LCIE 02
ATEX 6005X y otras
clausulas 01, 02, 03, 04
189 x 82 x 40 mm
seguridad, 1 fusible de
seguridad intrínseca del
recambio y
manual de usuarioMultímetros digitales
Gama MTX MobileMTX 3283Referencia
Gráfica de medidas a lo largo del tiempo
Retroiluminación / Apagado automático
Medidas TRMS
Precisión básica para tensión DC
AutoPeak para factor de cresta
Rangos de tensión AC y DC
Precisión básica para tensión AC
Precisión básica para corriente DC / AC
Terminal único A / simultáneo U e I
Resistencia / Prueba de continuidad
Frecuencia / Período / Ciclo de trabajo
Duración de impulsos / Contador
Capacidad / Prueba de diodo
Temperatura Pt100 / 1000 / J/K TC
dBm / Potencia resistiva
Pico U e I / Factor de cresta
Función hold de visualizador
Monitorización Mín / Máx / Avg
Medidas de magnitudes físicas
Registro de hora/fecha
Función SPEC
Interfaces (según modelo)
EMC / Seguridad
Selección V/A / Alarma de entrada
Visualizador protegido orientable
Batería protegida/acceso a fusible
Calibración de software “caja cerrada”MTX 3282MTX 3281Multímetros de la familia MTX Mobile:
Acceso directo con una sola mano a las funciones gracias al conmutador electrónico de medida.
Gran visualizador LCD gráfico orientable.
Terminales de medida “A” o “V” dedicados que permiten la selección automática
de la función correspondiente, en modo AC+DC con rango automático por defecto
Puertos ópticos RS232 y USB, puerto BluetoothVer más abajo1 o 4 visualizadores simultáneos o 100.000 ctas cada uno
Gráficos rápidos asociados al gráfico o a las medidas digitales
Visualización automática de las medidas de los últimos 60 s
Tiempo de retroiluminación ajustable de 10 s a permanente / Activable por el usuario
AC y AC+DC para tensiones y corrientes
0,02 % +8 D
0,03 % +8 D
0,1 % +8 D
Detección y gestión automática del factor de cresta de las señales medidas
rangos de 100,000 mV a 1.000,00 V
0,3 % +40 D
rangos de 1.000,00 mA a 20,000 A
0,08 % +8 D / 0,3 % +30 D
0,08 % +8 D / 1 % +30 D
Rangos automáticos en terminal único A, 1 fusible / utilizando 3 puntas
Rangos de 1000,00 Ω a 50,000 MΩ / Prueba rápida de continuidad de 5 ms
0,6200 Hz a 2,000 MHz / sí / sí
100 μs a 12,5 s / 99.999
rangos de 10,00 nF a 10,00 mF / de 0 a 2,6000 V
Picos periódicos o únicos con una duración de 250 ms mín. / Cálculo del factor de cresta de señal
0,3 % +40 DManual (Hold) o Automático con medida estable (AutoHold)
Fecha y hora relativa
Desviación absoluta, desviación en % y referencia / visualización de frecuencia y desviación en dB
Tecla de “medida favorita”, escala y unidad física
6.500 medidas + gráfico
4 x 150 medidas + gráfico
Visualización de las tolerancias del instrumento para cada tipo de medida
RS232 óptico aislado / USB óptico aislado / Bluetooth inalámbrico (100 m sin obstáculos)
Emisión e inmunidad según EN61326-1 / IEC61010 Cat. IV-600 V, Cat. III-1000 V
Automática según la posición de la punta / Avisador acústico y alarma visual para A
Uso en sobremesa o para llevar en cinturón (manos libres) / Protección durante transporte
Sin averías mecánicas / Gestión de seguridad total
Compartimentos separados con desconexión obligatoria de puntas
Optimización de ajustes (software de calibración SX-MTX328x opcional)Se entrega conReferenciasMTX3281B: MTX 3281 con puntas banana Ø 4 mm, 3 pilas LR6, fusible
HRC, 10 x 38 mm 1000 V-T11A-20 kA y manual de usuario abreviado
en 5 idiomas.MTX3281B-COM: MTX3281B + USB cable and SX-DMM software
MTX3282B-COM: MTX3282B + USB cable and SX-DMM software
MTX3283B-COM: MTX3283B + USB cable and SX-DMM softwareMTX3282B: MTX 3282 con puntas banana Ø 4 mm, 3 baterías recargables
AA NiMH con adaptador/ cargador de toma de corriente, fusible HRC, 10 x
38 mm 1000 V-T11A-20 kA y manual de usuario abreviado en 5 idiomas.MTX3281B-BT: MTX3281B + Bluetooth and SX-DMM software
MTX3282B-BT: MTX3282B + Bluetooth and SX-DMM software
MTX3283B-BT: MTX3283B + Bluetooth and SX-DMM softwareMTX3283B: MTX 3283 con puntas banana Ø 4 mm, 3 baterías recargables
AA NiMH, fusible HRC, 10 x 38 mm 1000 V-T11A-20 kA y manual de
usuario abreviado en 5 idiomas.MTX3281B-P: estuche con kit “manos libres” HX0052 y pinza amperimétrica
MN09, 2 pinzas cocodrilo, 2 pinzas para cable y 1 CD-ROM que contiene los
manuales de usuario en 5 idiomas.
MTX3282B-P: estuche con kit “manos libres” HX0052 y 1 adaptador de
sonda de termopar 1K, 1 cable USB y software de adquisición SX-DMM,
2 pinzas cocodrilo, 2 pinzas para cable y 1 CD-ROM que contiene los
MTX3283B-P: estuche con kit “manos libres” HX0052 y 1 punta banana
con pinza para componentes SMD (HX0064), 1 cable USB y software de
adquisición SX-DMM, 2 pinzas cocodrilo, 2 pinzas para cable y 1 CD-ROM
que contiene los manuales de usuario en 5 idiomas.s13Test y control universal
gama SCOPIX®El OX 7202 y OX 7204 ofrecen un ancho de banda de 200 MHz, almacenamiento en tarjeta SD
extraíble y una nueva pantalla táctil TFT.
Existen 2 versiones del OX 7104 y OX 7042 que están especialmente diseñados para aplicaciones
en redes eléctricas.OX 7042
Ancho de bandaOX 706240 MHzCat. III – 600 VSeguridad IEC 61010OX 7104OX 7202OX 72042 canales aislados4 canales aislados100 MHzBanda pasante con filtros4 canales aislados
Cat. III – 600 V200 MHz200 MHzCat. III – 600 V2,5 GS/s en modo de un solo disparo o 100 GS/s para señales periódicasVelocidad de muestreo por canalCat. III – 600 VCaptura de glitch – duración mínima 2 nsDetección de transitorios12 bits que proporcionan una resolución vertical de 0,025 %Resolución verticalVector, interpolación, persistencia (envolvente), promediado (factores 2 a 64)Modos de visualizaciónDefinición de un factor y de la unidad correspondienteUnidades de escala y físicas
Osciloscopio digital2,5 mV a 200 V/div (156 μV máx. con zoom gracias a la resolución de 12 bit)Curvas de referencia en pantalla1 ns a 200 s/div, 100 ms a 200 s/div modo Roll
Hasta 200 curvas de 2.500 puntos (incluyendo el formato “texto” universal) – profundidad de memoria de hasta 50 k
Almacenamiento de memoria de hasta 2 GB en tarjeta SD extraíble
1 por canal activo (1 a 4) / Almacenamiento directo mediante tecla dedicadaDisparoFlanco, duración de impulso, retardo, contaje, vídeo con contador de líneas, en una de las 16 medidas automáticasBase de tiempos
Medidas automáticas con cursor
Funciones de cálculo en canalesMultímetro TRMS (AC, AC+DC)Canales de medida con ancho de banda de 200 kHz
Gráficos de medidas con cursores
Analizador de armónicos*19 medidas simultáneas en una curva o desviaciones respecto a la curva de referencia – resolución de 12 bit
FFT en 2.048 puntos, +, -, x, / y generador de funciones complejas2 canales aislados
Tensión, corriente, frecuencia, resistencia, capacidad, temperatura (Pt 100, termopar K), prueba de diodo
y continuidad acústica, modo relativo, modo mín/má
Duración de 5 minutos a 31 días, almacenamiento de datos en formato “texto” universal – disparo según umbral
61 rangos, frecuencia fundamental de 40 Hz a 450 HzAnálisis multicanal (2 o 4 según modelo)Vrms total, THD y rango seleccionado (% fundamental, fase, frecuencia, Vrms)Medidas simultáneasRegistrador digital de 12 bit*Registro multicanalCondiciones de registro
Análisis de registrosDuración 2 s a 31 días, modo normal o captura de 510 fallos con predisparo – intervalo de muestreo a partir de 40 μs
Según umbral o ventana, condiciones simultáneas en varios canales – registro en memoria o disco duro de PC
Unidades de escala o físicas, medida con cursores, búsqueda de fallos, zoom, etc.Medida de potencia*Potencia activa monofásica o trifásica y factor de potenciaFunciones de medidaAnálisis de armónicos sobre potencia aparenteArmónicosEspecificaciones generalesInterfaz de operario tipo Windows
Visualización simultánea de curvas
Comunicación PC /
Alimentación por batería recargableB/N o color*ColorHasta 4 curvas + 4 curvas de referencia en pantalla / modo de curva “pantalla completa”
RS232 aislado*, USB* o Ethernet 10 Mb / Impresoras de red o Centronics / Modo FTP para uso del disco duro de
PC para almacenamiento de copia de seguridad / Modo LPD para impresión con una impresora conectada a un PC /
Servidor web con visualización en tiempo real, control remoto y medida automática
Autonomía de la batería hasta 4 horas, carga rápida en 2 horas sin extraer bateríasReferencias y estado de entrega
OX7042-MSD • OX7042-CSD • OX7062-CSD
OX7102-CSD • OX7202-CSD • OX7204-CSD
• Osciloscopio en caja de cartón con:
fuente de alimentación externa/cargador de batería, pack de batería
NiMH, lápiz magnético, sonda 1/10 Probix HX0030B para 2 canales,
versión y 2 sondas para versión de 4 canales, adaptador Probix
HX0031 BNC para 2 versión de canales y 2 adaptadores para versión
de 4 canales, adaptador banana Probix HX0033 Ø 4 mm, puntas
banana Ø 4 mm + sonda de prueba, cable Ethernet cruzado HX0040,
cable USB HX0084, tarjeta µSD con capacidad mínima de 1 GB y
adaptador de tarjeta SD, manual de usuario y de programación y
drivers LW/LV en CD-ROM.14100 MHz2 canales aisladosCanalesSensibilidad de entradaOX 710260 MHz*Según modelo u opciónOX7042P-CSDK • OX7104P-CSDK
• Igual que versión –MSD y –CSD y además:
Sonda 1/10 Probix HX0030B, adaptador Probix HX0031 BNC, sondas
de corriente HX0072 y HX0073 FLEX, 2 kits de accesorios industriales
HX0071, cable Ethernet recto HX0039, software de proceso SX-METRO/P
(todas las opciones de software instaladas) y bolsa de transporte.
OX7104-CSDO • OX7204-CDSO
2 sondas 1/10 Probix HX0030B, software de proceso SX-METRO/P
con armónicos, registrador y opciones de 50 KB instaladas, bolsa de
transporte.Osciloscopio portátil
Visualización de curvas en pantalla
Función de ayuda interactiva integrada
Modo osciloscopio / Deflexión vertical
Almacenamiento de usuario
Modo GLITCH
Medidas con cursor
Tensiones AC, DC y AC+DC
Muestras de pantalla
GarantíaOX 5022OX 5042Pantalla TFT LCD color 3,5” – Resolución 320x240 – Retroiluminación LED
2.500 cuentas de adquisición real en pantalla
2 curvas + 2 referencias + traza de memoria o cálculo matemático
Ajustes directos en panel frontal y menús en pantalla mediante navegador (principal y secundario sin “menús ocultos”)
11 idiomas: francés, inglés, alemán, español, italiano, sueco, rumano, ruso, finlandés, polaco, holandés20 MHz40 MHz1,5 MHz, 5 kHz
2 canales totalmente aislados
1 MΩ ±0,5 %, apróx. 17 pF
600 V CAT III – Reducción -20dB por década desde 100 kHz
5 mV a 200 V/div
25 ns/div a 200 s/div – Modo Roll de 100 ms a 200 s/div
Factor de zoom: x1, x2, x5Automático, disparo, un disparo y Roll con disparo
Flanco, duración de impulso (20 ns – 2 s)
AC o DC (según acoplamiento del canal de disparo), HF, LF o rechazo de ruido
≤ 1,2 divisiones p-p hasta 20 MHz
≤ 1,2 divisiones p-p hasta 40 MHz
Automático, disparo, un disparo y Roll con disparo9 bits2.500 puntos por canal
2 MB para almacenar archivos de trazas (.trc), texto (.txt), configuración (.cfg) e imágenes (.bmp)
Duración ≥ 20 ns – pares 1.250 mín/máx
Envolvente, Promedio (factores 2 a 64) y XY (vector)
Inversión, suma, resta, multiplicación y división de canal (escala ajustable)
2 cursores: V, T, dV, dt simultáneamente – resolución de visualización 4 dígitos
18 medidas de tiempo o nivel y medida de fase
Visualización de 2 canales y 8.000 ctas. – Registro gráfico de 2.700 medidas (5 min a 1 mes)
Visualizador absoluto o relativo (absoluto, desviación, ref, ref%) – Monitorización (instantánea, Mín, Máx, Avg)
Rangos de 600 mV a 600 VRMS, 800 mV a 800 VDC – precisión para VDC 1%lectura+20D – ancho de banda 50 kHz
Rango de 80 Ω a 32 MΩ - precisión 2%L + 10D – prueba rápida de continuidad 10 ms
Rangos de 5 nF a 5 mF – precisión básica 2%L + 10D
Frecuencia, velocidad de rotación, prueba de diodo 3,3V, medida de temperatura (con termopar K o sonda de infrarrojos)
Potencia activa monofásica y trifásica equilibrada (con o sin neutro), visualización simultánea de corriente
2 canales, 31 órdenes, frecuencia fundamental de 40 a 450 Hz
VRMS total, THD y orden seleccionado (%fundamental, fase, frecuencia, VRMS)
Hasta 100 archivos en formato estándar “.bmp”, visualizable en el instrumento
Interfaz USB óptico aislado – software de aplicación PC “SX-Metro” disponible como opción (versión CK)
6 baterías LR6 o 6 AA NiMH – Autonomía de la batería hasta 8 h 30 min - Adaptador para toma de corriente
universal aislado de los canales – Carga rápida en 2 h 30 min
Seguridad según IEC61010-1 Ed3 – 600 V CAT III – EMC según EN61000-3, 2001 Y EN61326-1, 2006
214X110X57 mm – 1,2 kg con baterías – carcasa de elastómero moldeado – protección IP54
3 añosReferencias y estado de entrega
Versión C: 1 osciloscopio con 1 sonda (1/10, 1000 V), 1 adaptador
BNC/banana, 1 juego de puntas banana, 1 juego de baterías 6 AA
NiMH, 1 bolsa “manos libres”, 1 CD-ROM que contiene 1 manual de
usuario y 1 manual de programación.
Versión CK: 1 igual que la versión C y además 1 cable de
comunicación óptica y 1 CD que contiene el software SX-METRO/P y
drivers de cable USB.OX5022-C:	OX5022-CK:	OX5042-C:	OX5042-CK:	1 osciloscopio 2 x 20 MHz
1 osciloscopio, 2 x 20 MHz
+ Comunicación USB
1 osciloscopio 2 x 40 MHz
1 osciloscopio 2 x 40 MHz
+ Comunicación USB15Control y seguridad eléctrica
Verificación de la seguridad eléctrica
Las medidas según los estándares
europeos aplicables:
IEC 60364, EN 61557,
NF C 15-100, VDE 0100,
NIN/NIV, IEE 17th.
Sea cual sea el entorno,
los comprobadores de instalaciones
eléctricas ayudan a los electricistas
a certificar que las infraestructuras
de su responsabilidad son seguras.Rotación
L3Phase
EarthAislamiento
2P+EContinuidadMedida
de bucleAislamiento
a tierraRCDAISLAMIENTO (IEC/EN 61557-2)
Medida en instalación
sin tensión (1)2P+ETierra¿Por qué medir el aislamiento?
• Para comprobar que ningún
conductor ha sufrido daños físicos
• Para comprobar que todos los
conductores están aislados
la instalaciónTensión
de pruebaAislamiento
requerido< 50 V250 V≥ 250 kΩ50 V
a 500 V500 V≥ 500 kΩ
ó ≥ 1 MΩ
estándar> 500 V1.000 V≥ 1 MΩCONTINUIDAD
(IEC/EN 61557-4)
(I ≥ 200 mA)¿Por qué comprobar
la continuidad?
• Un conductor PE en buen estado
y correctamente conectado
a la toma de tierra conducirá
las corrientes de fuga hasta tierra.Toma de tierra existenteTIERRA (IEC/EN 61557-5)
¿Por qué y cómo se mide la
• La Ra debe ser lo más baja posible
para permitir que las corrientes de
fuga circulen hasta la toma
• El método más sencillo es
mediante la piqueta auxiliar única
(redes TT e IT impedante) (2)RCDs
(IEC/EN 61557-6)
¿Por qué comprobar los RCD?
• Para asegurar que la protección
actúa correctamente en caso
-	Para Itest = I∆N
-	En mantenimiento preventivo,
en menos de 300 ms para los
de tipo estándar y 500 ms para
los de tipo selectivo, y para una
corriente de salto entre I∆n/2 y I∆n.ROTACIÓN DE FASES
(IEC/EN 61557-7)
¿Cómo se identifican las
diferentes fases en una red
trifásica?
• Mediante una indicación clara
de su dirección de rotación.BUCLE
(IEC/EN 61557-3)
¿Por qué medir los bucles?
• Para medir el valor de la resistencia de tierra por exceso sin utilizar
• Para calcular la corriente de cortocircuito y así asegurar el tarado
correcto de los dispositivos de
seguridad• Para testear la tensión de defecto
(con una piqueta conectada)(1) Descubra más en nuestra guía de aislamiento
(2) Descubra todos los métodos en nuestra guía de tierra16Comprobadores de
instalaciones eléctricasC.A 6116 NAislamientoC.A 6117Tensión nominalUprueba: 50 /100 / 250 / 500 / 1.000 V DCRango / Resolución / Precisión0,01 MΩ a 2 GΩ / 10 kΩ a 1 MΩ / ±(5 % de medida + 3 cts)Rango / Resolución / Precisión0,50 Ω a 15 kΩ / 0,01 Ω a 1 Ω / ±(2 % de medida + 2 cts)TierraTierra 3PTierra con tensiónOtrosMedida de resistencia de piqueta auxiliar (hasta 40 kΩ)Tensión / frecuencia de la instalación90 a 500 V / 15,8 a 17,5 Hz - 45 a 65 HzTierra 1PModo corriente elevada (TRIP)Corriente de prueba: 5 ARango / Resolución / Precisión0,10 Ω a 399,9 Ω / 0,001 Ω a 0,1 Ω / ±(5 % de medida + 2 cts)Modo sin disparo (NON-TRIP)Corriente de prueba: 6 mA – 9 mA – 12 mA (según sea necesario)Rango / Resolución / Precisión0,20 Ω a 3.999 Ω / 0,01 Ω a 1 Ω / ±(5 % de medida + 3 cts)Rango / Resolución / Precisión0,50 Ω a 399,9 Ω / 0,01 Ω a 0,1 Ω / ±(10 % de medida + 10 cts)Tierra 1P selectiva
DDRDDR de AC y tipo A
Tensión / frecuencia de la instalación
IΔn90 V a 500 V / 15,8 Hz a 17,5 Hz y 45 Hz a 65 Hz
10/30/100/300/500/650/1.000 mA o variable - Prueba en modos step e impulsoPrueba sin disparo (Non-trip)para ½ IΔn – Duración: 1.000 ms ó 2.000 msMedida del tiempo de disparo
DDR de tipo Bpara IΔn / 2 IΔn (selectiva) / 5 IΔnModo step0,3 IΔn a 1,06 IΔn en incrementos de 3,3 % IΔnTensión / frecuencia de la instalación90 V a 500 V / 15,8 Hz a 17,5 Hz y 45 Hz a 65 HzIΔnContinuidad10/30/100/300/500 mA - Prueba en modos step e impulsoPrueba sin disparo (Non-trip)para ½ IΔn – Duración: 300 ms ó 600 msMedida del tiempo de disparopara IΔn / 2 IΔnTensión de prueba / Corriente nominal
Rango / Resolución / PrecisiónImpedancia de bucle (Zi y Zs)9,5 VDC / I > 200 mA hasta 39,99 Ω y 12 mA hasta 399,9 Ω con pitido
0 Ω a 399,9 kΩ / 0,01 a 100 Ω / ±(1,5 % de medida + 2 cts)Modo corriente elevada (TRIP)Corriente de prueba: hasta 5 ARango / Resolución / Precisión0,1 Ω a 399,9 Ω / 0,001 a 0,1 Ω / ± (5 % de medida + 2 cts)Modo sin disparo de DDR>80 mA (solo Zs)
Rango / Resolución / PrecisiónCorriente de prueba: 6 mA – 9 mA – 12 mA (según sea necesario)
0,2 Ω a 3.999 Ω / 0,01 a 1 Ω / ± (5 % de medida + 3 cts)Cálculo de corriente de cortocircuito
ArmónicosRotación de fases0,1 A a 6 kA
Medida de componentes resistivos e inductivos de las impedancias Zs y Zi
5,0 mA a 19,99 A (pinza MN77) / 5,0 mA a 199,9 A (pinza C177A)
Posibilidad de medir corrientes a partir de 5,0 mA con pinzas MN77
y C177 conectando una tensión al instrumento
0 a 550 V AC/DC
DC y 15,8 a 500 Hz
0 a 110 kW monofásica – 0 a 330 kW trifásica
Visualización simultánea de forma de onda de tensión y corriente
Tensión y corriente / hasta rango 50 / THD
20 a 500 VACEspecificaciones generalesVisualizaciónMemoria / Comunicación
AlimentaciónGran pantalla LCD color de 5,7” con retroiluminación, 320 x 240 puntos
Mediante USB para transferencia de datos y generación de informes
Baterías recargables de Litio-ion de 9,6 V – 4 AhAutonomía de la bateríaHasta 24 horasDimensiones / Peso280 x 190 x 128 mm / 2,2 kgProtecciónIP 53 / IK04EMCSeguridad eléctricaSe entrega conIEC 61326-1
IEC 61010 -1 – 600 V CAT III – 300 V CAT IV – IEC 61557• C.A 6116N: comprobador C.A 6116N en bolsa de transporte con correa para mano,
una correa manos libres de 4 puntos, 3 sondas de prueba Ø 4mm (roja, azul y
verde), 3 pinzas cocodrilo (roja, azul y verde), 2 cables de seguridad acodados (rojo
y negro) de 3 m de longitud, una punta de prueba para toma de corriente de tres
patillas, 3 puntas de prueba de seguridad (roja, azul y verde), una sonda de control
remoto, un cable USB A/B de 1,80 m de longitud con ferrita, un pack/cargador para
toma de corriente de tipo 2, 1 pack de batería de Li-ion, software para exportación
de datos ICT, 6 manuales de usuario en CD (uno por idioma) y 1 hoja de seguridad
en 20 idiomas.• C.A 6117: comprobador C.A 6117 en bolsa de transporte con correa para mano, una
correa manos libres de 4 puntos, 3 sondas de prueba Ø 4mm (roja, azul y verde), 3
pinzas cocodrilo (roja, azul y verde), 2 cables de seguridad acodados (rojo y negro)
de 3 m de longitud, una punta de prueba para toma de corriente de tres patillas, 3
puntas de prueba de seguridad (roja, azul y verde), una sonda de control remoto,
un cable USB A/B de 1,80 m de longitud con ferrita, un pack/cargador para toma
de corriente de tipo 2, 1 pack de batería de Li-ion, software para exportación de
datos ICT, 6 manuales de usuario en CD (uno por idioma) y 1 hoja de seguridad
en 20 idiomas.17Control y seguridad eléctrica
Comprobadores de aislamiento hasta 5KVReferenciaC.A 6523C.A 6525Aislamiento a 1.000 V,
continuidad, resistenciaAislamiento a 1.000 V,
continuidad, resistencia, cronómetroP01140802DP01140803D
0 A 600 Vac/dcTensión
Continuidad500 / 1.000 VDC
100 kΩ a 2 GΩ250 / 500 / 1.000 VDC
50 kΩ a 2 GΩ
0 a 20 ΩInversión de corrientesíAviso acústicosíCompensación de cablesíResistencia
Alarmas0 a 400 kΩ
síCronómetro
Se entrega con180 a 15 min
LCD + barra gráfica
sí­­­­­­
IEC 61010 Cat. II 300 V
Bolsa especial de uso “manos libres” que contiene 1 juego de 2 cables, 1 pinza cocodrilo,
1 punta de prueba, 6 pilas de 1,5 V y 1 manual de usuarioC.A 6541
 Medida cuantitativa
ReferenciaC.A 6505Memorización
Batería recargableAislamiento
y corriente de fugaP01138902P01139704P01138901Tensión
AislamientoC.A 6543C.A 6545C.A 6547C.A 6549Aislamiento,
capacidad y corrienteAlmacenamiento y
comunicaciónP01139701P01139702 Para profesionales
P011397031 a 1.000 VAC/DC1 a 5.100 VAC/DC50 / 100 / 250 / 500 / 1.000 VDC500/1.000/ 2.500 / 5.000 VDC + variable de 50 V a 5.100 VDC
(incrementos de 10 o 100 V)2 kΩ a 4 TΩ10 kΩ a 10 TΩRango
Continuidad0,01 a 40 Ω (avisador acústico + compensación de cable)Resistencia0,01 a 400 kΩCapacidad0,005 a 4,999 μF0,001 a 49,99 μFCorriente0,001 nA a 3.000 μAModo rampa
de tensión5 pasosCálculo R (ref. T°)síAlarmassíVisualización
estabilizadasínosíCronómetrosíTiempo de
prueba prog.síVariables de calidad
R(t)DAR / PI
Almacenamiento de muestrasDAR / PI / DD
noAlmacenamiento de muestrasVisualizada en pantallaR(t) + U(t), I(t), I(u)
Almacenamiento128 kBComunicación
Visualización4 kBBidireccionalno8 pilas LR14
IEC 61010-1 Cat. III 600 V
IEC 61557IEC 61010-1 Cat. III 1000 V (Cat. I, 2.500 V)- IEC 61557LCD gigante + gráfico de barrasLCD gigante + gráfico de barrasGráficosíDimensiones
RetroiluminaciónSe entrega conBidireccionalBatería recargable NiMHRetroiluminaciónSoftware PC128 kBno240 x 185 x 110 mm270 x 250 x 180 mm3,4 kg4,3 kgDataview® (opcional)Bolsa de transporte que contiene
3 cables de 1,5 m (1 de ellos apantallado),
3 pinzas cocodrilo, 1 sonda de prueba y baterías
o cable de alimentaciónnonoDataview® (opcional)Bolsa de transporte que contiene 3 cables HV de 3 m (uno de ellos apantallado)
con pinzas grandes cocodrilo, 1 punta de prueba con toma trasera (35 cm)
y 1 cable de alimentaciónSoftware DataView®para C.A 6543, C.A 6547 y C.A 6549
DataView®: la herramienta indispensable para configurar y realizar las medidas, visualizar los datos en tiempo real,
recuperar los datos registrados y generar informes de mediciones estándar o personalizados......................................... > P0110209519Control y seguridad eléctrica
Comprobadores de aislamiento 10KV y 15KV	>	Amplio rango de medida de 10 kΩ a 30 TΩ
-	Corriente de carga de 5 mA
-	Gran pantalla LCD retroiluminada
con visualizador digital, gráficos
de barras y gráficos R(t)+u(t), i(t) e i(u)
-	Cálculo automático de variables
DAR / PI / DD / ΔR (ppm/V)>	3 filtros para optimizar la estabilidad
de medidaC.A 6550C.A 6555
Herramientas expertasReferenciaP01139705P01139706500/1.000/2.500/5.000/10.000 V500/1.000/2.500/5.000/10.000/15.000 V10 kVTensiónAislamiento
Rango15 KV10 kΩ a 25 TΩContinuidad10 kΩ a 30 TΩ
SíResistenciaSíCapacidad0,001 - 9.999 μF / 10,00 - 49,99 μFCorrienteCorriente de fuga de 0 a 10 mAModo rampa de tensión3 rampas preconfigurablesCálculo de R (ref. T°)SíAlarmasSíVisualización estabilizadaSíCronómetroSíTiempo de prueba prog.SíVariables de calidadDAR / PI / DD / ∆R (ppm/V)R(t)Visualizada en pantallaR(t) + U(t), I(t), I(u)Visualización gráfica de curvasAlmacenamiento256 KB, hasta 80.000 registrosComunicaciónPuerto con aislamiento óptico para USB y RS232AlimentaciónBatería NiMH recargable con tensión externaSeguridad1.000 V Cat. IV - IEC 61010-1 y IEC 61557RetroiluminaciónsíDimensiones340 x 300 x 200 mmPeso6,2 kgSe entrega conBolsa que contiene 2 cables de seguridad de 3 m de longitud equipados con un conector HV en cada extremo
(rojo / azul), cable de seguridad apantallado de 3 m de longitud con un conector HV en un extremo y un
conector HV con toma trasera (negro) en el otro extremo, 3 pinzas cocodrilo (roja, azul, negra), 2 sondas de
prueba CAT IV 1000 V (roja, negra) para medidas de tensión, 1 pinza de prueba azul con toma trasera, 1 cable
de alimentación para toma de corriente de 2 m de longitud, software DataView®, 1 terminal de comunicación
óptica / USB, 1 manual de usuario en 5 idiomas en CD-ROMAccesorios
3 cables de alta tensión con pinzas cocodrilo para 10/15 kV	Cable de alta tensión azul de 8 m con pinzas cocodrilo	Cable de alta tensión rojo de 8 m con pinzas cocodrilo	Cable de alta tensión negro de 8 m con pinzas cocodrilo Cable de alta tensión azul de 15 m con pinzas cocodrilo	Cable de alta tensión rojo de 15 m con pinzas cocodrilo	20>
>P01295466
P01295472Cable de alta tensión negro de 15 m con pinzas cocodrilo	Cables de alta tensión 3 x 3 m para 10/15 kV....................	Cable de alta tensión de 50 cm con toma trasera..............	2 sondas de prueba rojas/negras.......................................	3 pinzas cocodrilo: rojo/azul/negro.....................................	Bolsa.................................................................................	> P01295473
> P01295465
> P01295467
> P01103062
> P01298066Medidores de tierra
y resistividad
C.A 6460C.A 6462P01126501ReferenciaRangoResoluciónMétodo 3PFrecuencia de medidaMedida de acoplamiento
RangoMétodo 4PResolución4P selectivaMedida de tierra
con 2 pinzasRangoResolución
Método de pruebaResistividadRangoFrecuencia de medida
Tipo de medidaMedida de
resistencia DCRangoAlmacenamientoCorriente de medidaComunicaciónDimensiones / peso
SeguridadP01126502C.A 6470NC.A 6471P01126506P011265050,01 a 2.000 Ω0,01 Ω a 99,99 kΩ10 mΩ/100 mΩ/1 Ω0,01 a 100 Ω128 Hz41 a 513 Hzsísí0,01 a 2.000 Ω0,001 Ω a 99,99 kΩ10 mΩ/100 mΩ/1 Ω0,001 a 100 Ω––sí–0,01 a 500 Ω–0,01 a 1 Ω
Auto: 1.367 Hz
Manual: 128 Hz, 1.367 Hz, 1611 Hz, 1.758 Hz
Wenner y Schlumberger con cálculo automáticono
Wenner y Schlumberger
0,01 a 99,9 kΩ0,01 a 99,9 kΩ128 Hz41 a 128 Hz
2 o 4 hilosno0,12 Ω a 99,9 kΩ0,001 Ω a 99,9 kΩ
> 200 mA DCno512 registros de memorianoUSB aislado ópticamente273 x 247 x 127 mm / 2,8 kg / 3,3 kg272 x 250 x 128 mm / 3 kg / 3,2 kg50 V CAT III, IEC 61010 e IEC 6155750 V CAT IV, IEC 61010 e IEC 61557Se entrega conKit de tierra y resistividad
(kit de 100 m)Ref.: P01102024
Bolsa con compartimentos y espacio disponible
• C.A 6462:	1 alimentador de red para recarga y 1 manual de usuario en 5 idiomas.
para el medidor que contiene: 4 piquetas T, 4
bobinas de cable (100 m rojo, 100 m azul, 100 m
• C.A 6470N:	1 cargador externo a la red eléctrica, software de exportación de datos +
cable de comunicación óptica / USB, 5 manuales de usuario (1 por idioma) negro, 30 m negro), 1 devanadora de cable 10 m,
en CD-ROM, 5 manuales de usuario simplificados (en diferentes idiomas), 1 mazo, 5 adaptadores conexión horquilla/banana
5 etiquetas de identificación (en diferentes idiomas).
• C.A 6460:	8 pilas LR6 de 1,5 V y 1 manual de usuario en 5 idiomas.• C.A 6471:	1 cargador externo a la red eléctrica, software de exportación de datos +
cable de comunicación óptica / USB, 2 pinzas C182 con 2 cables
de seguridad, 5 manuales de usuario (1 por idioma) en CD-ROM,
5 manuales de usuario simplificados (en diferentes idiomas),
5 etiquetas de identificación (en diferentes idiomas).Accesorios
C.A 6471Pinza MN82 (diámetro 20mm)
(se entrega con 1 cable de 2m para conexión a terminal ES).....	> P01120452
Pinza C182 (diámetro 20mm)
(se entrega con 1 cable de 2m para conexión a terminal ES).....	> P01120333Kit de tierra método 3P estándarKit de 50 m
Ref.: P01102021
Bolsa que contiene 2 piquetas T, 2 bobinas
de cable (50 m rojo, 50 m azul), 1 devanadora
de cable 10 m (verde), 1 mazo, 5 adaptadores
conexión horquilla/banana Ø 4 mm.
Kit de 100 m
Ref.: P01102022
de cable (100 m rojo, 100 m azul), 1 devanadora
conexión horquilla/banana Ø 4 mm.Para C.A 6471 y C.A 6470 NSoftware de generación de informes Dataview.......................	> P01102058
Adaptador de alimentación de batería para vehículo..............	> P01102036
Cable de comunicación óptica / RS.........................................	> P01295252
Cable de alimentación (LatAm)................................................	> P01295253
Juego de 10 fusibles – F 0,63 A – 250 V – 5x20 mm – 1,5 kA....	> AT0094
Adaptador de alimentación de batería.....................................	> P01102035
Pack de baterías......................................................................	> P01296021
Cable de comunicación óptica / USB......................................	> HX0056-Z21Control y seguridad eléctrica
corrienteCable de tierra
de protecciónElectrodo Auxiliar
RHMedidor de tierra y resistividad
con adaptador para medición
en torresH
ESLíneas de alta
tensiónEC.A 64721
potencial3
C.A 64744 AmpFLEX conectadosRSEl C.A 6472 se puede utilizar para realizar un
estudio rápido pero exhaustivo de todas las posibles
configuraciones de puesta a tierra.Cuando se utiliza con el Accesorio C.A 6474, permite a
los usuarios medir la resistencia de tierra en la red de
transporte y distribución en A.T.
C.A 6472Accesorio C.A 6474Tierra / Tierra selectiva / Resistividad / Acoplamiento /
Continuidad / Potencial de terreno / Tierra en torres
(con C.A 6474)Tierra en torres
Resistencia de tierra de cada pie de torre
Impedancia total de línea
Calidad de la conexión de cable de tierra de protecciónMétodos: 3P / 4P / 4P con pinza / 2 pinzasMedida activa (inyección por C.A 6472)
Medida pasiva (uso de corrientes de perturbación)P01126504ReferenciaP01126510Especificaciones
MedidasTipo
Rango de medida0,001 a 100 kΩ (rango automático)Tensión sin carga16 V o 32 V (seleccionable)Frecuencia41 Hz a 5.078 HzBarrido de frecuenciaSíMedida de resistencia de piqueta auxiliarSí: 0,01 Ω a 100 kΩPerturbación U
Medida0,00 to 65,0 VRechazo de ruidoSíAlimentaciónBatería NiMH recargableAlimentado por el C.A 6472Visualización3 pantallas LCD digitalesAlimentado por el C.A 6472512 registros de almacenamientoAlimentado por el C.A 6472Almacenamiento
Salida de comunicaciónEnlace óptico / USBSeguridad
Dimensiones / PesoIEC 61010 e IEC 61557
272 x 250 x 128 mm / 3,2 kg272 x 250 x 128 mm / 2,3 kgSe entrega con• C.A 6472: alimentador de red + cable de 2 polos para cargar la batería desde la toma, software de
transferencia de datos + cable de comunicaciones ópticas USB, 2 pinzas C182, 2 cables de seguridad, 5
manuales de usuario (en 5 idiomas) en CD-ROM, 5 manuales de usuario simplificados (en 5
idiomas), 5 etiquetas de identificación (en 5 idiomas), 1 bolsa de transporte.
• C.A 6474: bolsa de transporte de accesorios que contiene 1 cable de conexión, 6 cables BNC/BNC
de 15 m, 4 sensores de corriente flexibles (AmpFLEX™) de 5 m, 1 juego de 12 anillos de identificación
AmpFLEXTM, 2 cables (verde de 5 m y negro de 5 m) con conectores de seguridad arrollados, 5
adaptadores banana a conexión en horquilla Ø 4 mm, 3 sargentos, 1 bucle de calibración, 5 manuales
de usuario y 5 etiquetas identificativas (en diferentes idiomas).Kit de tierra y resistividad
(Kit de 100 m)
ver página 21Accesorios
C.A 6472Pinza MN82 (diámetro 20mm)
(se entrega con 1 cable de 2m para conexión a terminal ES)...	> P01120452
Pinza C182 (diámetro 52mm)
(se entrega con 1 cable de 2m para conexión a terminal ES)...	> P01120333Juego de 3 sargentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Cable verde de 5 m para CA 6474 (conexión borna E) .. . . . >
Cable negro de 5 m para CA 6474 (conexión borna ES). . . . >
Adaptadores de conexión en horquilla a banana de seguridad. >
Bucle de calibración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >Para C.A 6472 y C.A 6474:Sensores de corriente flexibles AmpFLEX™:
otras longitudes disponibles sobre pedidoCable de conexión C.A 6472 – C.A 6474. . . . . . . . . . . . . . . . >
Cable BNC / BNC de 15 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Sensor de corriente flexible 5 m para C.A 6474. . . . . . . . . . . >
Juego de 12 anillos de identificación AmpFLEX™. . . . . . . . . >22P01295271
P01102045P01102046
P01295291
P01295292
P01295294Pinzas de tierra y
comprobadores de bucleIP40600 V CAT IVC.A 6416Óhmetro de bucle
Visualización de 1.500 ctas.C.A 6417Rangos de medida (Ω) / Resolución (Ω) / Precisión
0,010 a 0,099 / 0,001 / ±1,5 % ±0,01
0,10 a 0,99 / 0,01 / ±1,5 % ±2 r
1,0 a 49,9 / 0,1 / ±1,5 % ±r
50,0 a 99,5 / 0,5 / ±2 % ±r
100 a 199 / 1 / ±3 % ±r200 a 395 / 5 / ±5 % ±r
400 a 590 / 10 / ±10 % ±r600 a 1.150 / 50 / Aprox. 20 %1.200 a 1.500 / 50 / Aprox. 25 %
Frecuencia de medida: 2083 Hz /
Frecuencia de trasposición: 50, 60, 128 o 2083 HzFrecuencia
Medida de inductancia de bucleRangos de medida (μH) / Resolución (μH) / Precisión
10 a 100 / 1 / ±5 %±r
100 a 500 / 1 / ±3 %±rTensión de contactoRangos de medida (V) / Resolución (V)
0,1 a 4,9 / 0,1
5,0 a 49,5 / 0,5
50,0 a 75,0 / 1Amperímetro
Rangos de medida (A) / Resolución (A) /
Visualización de 4.000 ctas.Rangos de medida (A) / Resolución (A) / Precisión
0,200 a 0,999 mA / 1 μA / ±2 % ±50 μA1.000 a 2.990 mA - 3,00 a 9,99 mA / 10 μA / ±2 % ±50 μA
10,00 a 29,90 mA - 30,0 a 99,9 mA / 100 μA / ±2 %±r
100,0 a 299,0 mA - 0,300 a 0,990 A / 1 mA / ±2 %±rConfiguración
Peso1.000 a 2.990 A - 3,00 a 39,99 A / 10 mA / ±2 %±r
Estándar o avanzado
Configurables en Z, V y A
PRE-HOLD manual o automático
Activo / InactivoOLED de 152 segmentos, área activa 48 x 39 mm
300 medidas con registro de hora/fecha
2.000 medidas con registro de hora/fecha
4 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V o 4 baterías NiMH
1.440 x 30-second measurements
Automática con el encendido
Apróx. 935 g con bateríasSe entrega con• C.A 6416: 1 pinza en una bolsa rígida con 4 pilas
de 1,5 V, 1 CD-ROM que contiene el manual de
usuario en 5 idiomas.
• C.A 6417: 1 pinza en una bolsa rígida con 4 pilas
usuario en 5 idiomas y el software GTT con driver
simplificado.Referencias y accesorios
• C.A 6416. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > P01122015
• C.A 6417. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > P01122016
• ucle de calibración CL1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
DataView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Módem Bluetooth USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Bolsa rígida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >P01122301
P0129808023Control y seguridad eléctrica
MicróhmetrosC.A 6240
ResoluciónMedidas de baja resistenciaP01143200
400 μΩ a 400,0 ΩC.A 6250
P01143201Método 4 hilos1 μΩ a 2.500 Ω1 µΩ0,1 µΩPrecisión
Inversión de corriente0,25 %
10 mA a 10 AModo de medidaInductivo, no inductivo, no inductivo con disparo automáticoCompensación
Se entrega con0,05 %
1 mA a 10 ANo, pero compensación automática
de corrientes parásitasSínoManual o con sonda Pt 100
IEC 61010-1 / Cat III 50 V
270 x 250 x 180 mm4,5 kg
Cable de alimentación a red / cables con pinzas Kelvin / software /
cable de comunicación óptica / USB / bolsaComprobador de equipamiento eléctrico
Rango de relaciones de transformación (VT)Precisión (VT)Rango de relaciones de transformación (TC)
Se entrega con24DTR 8510
Automático: 0,8000 a 8000:1
Rango de relaciones de transformación
Precisión (% de lectura)
0,8000 a 9,9999
± 0,2 %
10,000 a 999,99
± 0,1 %
1.000,0 a 4.999,9
5.000,0 a 8.000,0
± 0,25 %
Rango automático: 0,8000 a 1.000,0
± 0,5% de lectura
Modo VT: 32 Vrms máx
Modo CT: nivel automático 0 a 1 A, 0,1 a 4,5 Vrms
Rango: 0 a 1.000 mA; Precisión: ± (2 % L + 2 mA)
LCD alfanumérica, 2 líneas de 16 caracteres con ajuste de contraste
y retroiluminación. Fácil lectura tanto con luz diurna como nocturna.
Según IEEE Std C57, 12.90TM – Estándar 2006
Dos baterías recargables: 12 V, NiMH, 1.650 mAh
Hasta 10 horas en funcionamiento continuo, aviso de batería baja
Entrada universal (90 a 264 Vrms), cargador inteligente
< 4 horas para carga completa
Alimentación mediante batería dedicada, reloj en tiempo real
Incorpora software de análisis DataView®
272 x 248 x 130 mm / 3,7 kg
Cables H y X apantallados de 4,6 m, equipados con pinzas cocodrilo
Carcasa resistente de polipropileno, UL 90 V0
IEC 68-2-6 (1,5 mm a 55 Hz)
IP 40 con cubierta abierta según EN 60529
IP 53 con cubierta cerrada según EN 60529
EN 61010-1, 50 V CAT IV; polución grado 2
Bolsa de transporte que contiene 1 juego de cables de 4,6 m con pinzas
cocodrilo; 1 cargador externo de batería con cable de toma de alimentación;
1 cable USB; 1 hoja de datos batería NiMH; 1 manual de usuario y software
DataView en CD-ROM.Potencia, energía, calidad y perturbaciones
Síntomas de perturbaciones en una red eléctrica
La medida de la calidad de red es prioritaria para muchas compañías, en buena parte por sus ventajas
de tipo económico. Antes de realizar un diagnóstico completo de su sistema eléctrico, vale la pena conocer
los diferentes síntomas, indicados en la siguiente tabla, que indica los fallos en una instalación.SÍNTOMASFlic
atm bret
os ensi
fér on
po ón
lar ico
es s h
tra ret
ns ens
ria ione
trif sequ
ico ilibri
de riacio
rea ceso a
va e p
iaPOSIBLES
ORÍGENESLos procesos funcionan
de forma errática
Paradas aleatorias del
Paradas del proceso
Daños en equipamiento
Sobrecalentamiento y ruido
Vibración anormal
y ruido en motores
Generación de arcos
Interferencias en ordenadores
y equipos telecom.
Destrucción de placas
Parpadeo en la iluminación
Incendio de origen eléctricoLos estándares
EN 50160	IEC 61000-4-30	IEC 61000-4-7	Define el método
de los armónicos
e inter-armónicos.IEC 61000-4-15	Define el método de medida de flicker,
incluyendo:	• Indicador de flicker a corto plazo Pst:	Evaluación cuantitativa del flicker durante un
período de 10 minutos.	• Indicador de flicker a largo plazo Plt:
	Evaluación cuantitativa del flicker durante➜Define los métodos y
precisiones para las
de red indicadas en
el estándar EN 50160
(tensión rms, corte,
y sobretensiones,
desequilibrios…).➜Define las medidas
verificar la tensión
suministrada a la red
eléctrica: tensión rms,
cortes, caídas de
tensión, sobretensiones,
flicker, frecuencia,
armónicos (hasta rango
40) y desequilibrio del
sistema trifásico.un período de 2 horas mediante 12 valores
sucesivos de flicker corto plazo (Pst).25Potencia, energía, calidad y perturbaciones
Analizadores de energía eléctrica para redes trifásicas
CATIV•
•5 entradas de tensión y 4 entradas de corriente
Modo Inrush durante 10 minutos
Cálculo de Potencia distorsionante
IP67: disponible modelo todoterrenoIEC 61000-4-30IEC 61010
600 V CAT IVIP67IEC 61000-4-30C.A 8331
Tensión (TRMS AC+DC)3U / 4I
4V / 3ICorriente (TRMS AC+DC) Frecuencia
ArmónicosRelación de tensiónTHD
Modo Expert-Mín/Máxuna seleción de parámetros a la máxima velocidad de muestreo4 h a 2 semanasAlarmaPico
GarantíaC.A 8336
2 V a 1.000 V
Hasta 500 kVC.A 8435
5V / 4IMN93: 2 a 200 Aac; MN93A: 0,005 Aac a 100 AacPinzas MN
Pinzas AmpFLEX™ o MA
Relación de corrienteTransitorios
Registro	26C.A 833312—1 A a 1.000 Aac
100 mA a 10.000 Aac
30 A a 6.500 Aac
1 A a 1.000 Aac+dc
50 mA a 10 Aac/dc – 100 mA a 100 Aac/dc
Sí, rangos 0 a 50, fase
Sí durante 4 períodos
Sí > 10 minutos
Desde pocos días
Desde 2 semanas hasta varios años
4.000 de 10 tipos diferentes
10.000 de 40 tipos diferentesSí
Pantalla TFT color ¼ VGA, 320 x 240, 148 mm diagonal
Batería recargable NiMH de 9,6 V o toma de alimentación
Sí con software DataView® Sí con software DataView®
3 añosIP67—
3,7 kgSe entrega conC.A 8336 • C.A 8333 • C.A 8331 – Modelos sin sensoresQualistar + analizador con una bolsa para accesorios, 5 cables de tensión banana de 4 mm y 3 m de
longitud, 5 pinzas cocodrilo, kit de identificación de 12 colores para cables y entradas, film protector
antirayas (montada), cable USB, cable de toma de alimentación, pack de toma de alimentación, hoja de
seguridad, 1 CD que contiene el manual de usuario en varios idiomas y 1 CD que contiene el software PC
para recuperación de datos (Power Analyzer Transfer).C.A 8435 AMP450Bolsa nº 22, cable USB, cable de toma de alimentación IP67, 4 sensores de corriente AmpFLEXTM 450
IP67 A196, 5 cables banana IP67 BB196 color negro, 5 pinzas cocodrilo bloqueables, kit de identificación
de 12 colores para cables y entradas, film protector antirayas (montada), cable USB, cable de toma de
alimentación, pack de toma de alimentación, hoja de seguridad, 1 CD que contiene el manual de usuario en
varios idiomas y 1 CD que contiene el software PC para recuperación de datos (Power Analyzer Transfer).Referencias• C.A 8336 solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . > P01160591
• C.A 8333 solo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . > P01160541
• C.A 8331 solo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . > P01160511• C.A 8435 solo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . > P01160585
• C.A 8435 AmpFLEX™ 450 mm. . . . . > P01160587Software
Las medidas realizadas con los modelos Qualistar se pueden procesar con dos productos de software:
(entregado de serie) y
(opcional).Configuración del instrumento: ajustes, registro, alarma
Proceso de datos y alarmas registrados
Impresión de capturas de pantalla y transitorios
Exportación de datos a hoja de cálculo Excel
Exportación de datos en formato gráfico Windows™








El software
de sencillo manejo reconoce
automáticamente el instrumento conectado al PC y abre el menú
correspondiente. Los usuarios tienen acceso directo a:
gestión de base de datos
gestión de informes en función
de los estándares de calidad de tensión


 












 
 

   

 

 

 creación de informes personalizados






Sistema operativo necesario:
Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 y 8.Referencia


 es compatible con otros productos de Chauvin Arnoux®:
• Controladores de seguridad eléctrica
• Analizadores de potencia C.A 8220 y C.A 8230
• Pinzas multimétricas F400 y F600
• Otros instrumentos de medida

 
  
 
 
   
    

 
   
 
   
   



  


 

 
 
 
 


     



 


     
     

 



     

     



     



     

 

   
 


















 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

• Dataview® software . . . . . . . . . . . . . . > P0110209527Potencia, energía, calidad y perturbaciones
Accesorio Essailec para todos los modelos Qualistar +
Se puede utilizar un conector ESSAILEC para realizar pruebas sin que
ello afecte o interrumpa el circuito de alimentación en los contadores
y relés de protección instalados en los circuitos secundarios de los
transformadores de corriente. Su ventaja principal es la velocidad
y sencillez de medida con la máxima seguridad para el usuario.
Accesorio para cuadros eléctricos equipados con conectores
de test Essailec.Pinzas para Qualistar +ModeloRango de
medidaDiámetro de
para abrazarIEC 61010MN93MN 93AMA193PAC93A196-450
A193-450A193-800C193E3N0,5 a
200 Aac0,005 Aac
a 100 Aac100 mA a
10k Aac1 A a 1.000 Aac
1 A a 1.300 Adc100 mA
a 10 k Aac100 mA a
10k Aac1Aa
1.000 Aac50 mA a
a 100 Aac/dc20 mm20 mm70 mm /
220 mm1 x Ø 39 mm
2 x Ø 25 mmØ 450 mm
140 mmØ 800 mm
250 mm52 mm11,8 mm600 V CAT
III / 300 V
CAT IV600 V CAT III /
300 V CAT IV1000 V CAT III
/ 600 V CAT IV600 V CAT III /
300 V CAT IV1000 V CAT
III / 600 V
CAT IV1000 V CAT III
300 V CAT IVAccesorios disponibles – Referencias
Unidad ESSAILEC............................................ >
Pinza MN93....................................................... >
Pinza MN93A.................................................... >
MiniFLEX™ MA193, 200 mm............................ >
Pinza PAC93..................................................... >
Pinza AmpFLEX™ A196 450 mm IP67............ >
Pinza AmpFLEX™, A193 450 mm.................... >
Pinza AmpFLEX™, A193 800 mm.................... >
Pinza C193........................................................ >
Pinza E3N......................................................... >
Adaptador E3N.................................................. >
Pack toma alimentación E3N............................ >
Pack batería...................................................... >
Film pantalla Qualistar...................................... >
Juego de anillos identificadores........................ >28P01102131
P01120552
P01102080Juego de 5 cables banana IP67 3 m (BB196).. >
Bolsa no. 21...................................................... >
Bolsa no. 22...................................................... >
Cable USB-A USB-B......................................... >
Unidad 5 A........................................................ >
Pinzas cocodrilo bloqueables (x 5)).................. >
Kit con 5 cables banana, 5 pinzas cocodrilo y
1 juego de anillos identificadores de color ....... >
Kit con 4 cables banana, 5 pinzas cocodrilo y
1 juego de anillos identificadores de color........ >
Juego de conectores (C.A 8435)...................... >
Pack de toma de alimentación (C.A 8335)....... >
Cable toma de alimentación IP67 (C.A 8435).. >P01295479
P01295477Analizadores de potencia para redes eléctricas
CATIIIReferencia
TensiónCorriente AC
Corriente DCC.A 8220C.A 8230Especialmente diseñado para mantenimiento de motores
Acceso simultáneo a todas las medidas
Medidas de baja resistencia y alta corrienteGran pantalla color
AlarmasP01160620Precisión
PrecisiónPrecisión
VisualizaciónP01160630
6 Vrms a 600 Vrms AC+DC
± (0,5 % + 2 cts)
5 mA a 6.500 A
± (0,5 % + 1 ct)
1 A a 1.400 A
± (1% + 1 A)
Mín, máx, avg, pico (+ y -), factor cresta
LCD retroiluminada con 3 visualizadores de 173 segmentos
LCD color VGA (320 x 240)Monofásica y trifásica
Visualización de corriente de
Temperatura (Pt 100)
Puerto óptico USB
DimensionesSe entrega conSí
W, VA, var, PF, DF, THD, cos φ
varh, VAh, Wh
Hasta rango 50Hasta varios días
SíSí, con visualización de orden de fases para sistemas trifásicos
6 RPM a 120 kRPM ± (0,5 %)
-200 °C a +850 °C ± (1 % + 10 cts)
0 Ω a 2.000 Ω ± (0,5 % + 2 Ω)6 pilas AA
840 g (con pilas)Sí
23 °C ± 3 K
45 % a 75 %
IEC 61010-1, 600 V- cat. III
Baterías recargables, autonomía de la batería hasta 40 horas
880 g (con baterías recargables)
211 x 108 x 60 mmde transporte, 6 baterías recargables de 1,2 V instaladas, 1
6 pilas AA instaladas, 1 cable banana rojo (recto-recto), 1 cable Bolsa
cable banana rojo (recto-recto), 1 cable banana negro (recto-recbanana negro (recto-recto), 2 sondas de prueba 4 mm (1 roja, to),
2 sondas de prueba 4 mm (1 roja, 1 negra), 2 pinzas cocodrilo
1 negra), 2 pinzas cocodrilo (1 roja, 1 negra),
(1 roja, 1 negra), 1 adaptador toma alimentación, 1 cable óptico
1 cable óptico USB, software PAT
USB, software PATAccesorios
Para software DataView®
y pinza E3N, ver
páginas 27 y 28Sondas de prueba roja y negra 4 mm . . . . . . . . . . . >
Pinzas cocodrilo roja y negra. . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Cables banana/banana rojo y negro 4 mm . . . . . . . >
Pinza MN93A BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Pinza MN93 BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
AmpFLEX™ A 193 450 mm BK. . . . . . . . . . . . . . . . >
AmpFLEX™ A 193 800 mm BK. . . . . . . . . . . . . . . . >
Pinza PAC93 BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Pinza C193 BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Adaptador toma de alimentación . . . . . . . . . . . . . . . >
Sondas RPM C.A 1711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Sondas de temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
Pinza E3N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >P01101855
P01101848
P01295091
P0112004729Potencia, energía, calidad y perturbaciones
>	Instalaciones monofásicas, bifásicas y trifásicas
>	Instalaciones sin desconectar la alimentación
>	Análisis de armónicos hasta rango 50
>	Comunicación Bluetooth, Ethernet y USB
>	Reconocimiento automático
de los sensores conectados
>	Almacenamiento en tarjeta SD1000 V CAT III
PEL102VisualizaciónPEL103noTipos de instalacionesTriple visualizador digitalMonofásica, de fase dividida, trifásica con o sin neutro, y otras muchas configuraciones diferentesNúmero de canales3 entradas de tensión / 3 entradas de corriente (corriente de neutro calculada)MedidasFrecuencia de redDC, 50 Hz, 60 Hz y 400 HzTensión (Rangos de medida / Máxima precisión)
A193 y MA193
PAC93/+/- 0,2 % + 0,5 V100,0 mA a 0,00 kAAC/+/- 1,2 % + 70 mA2,000 a 240,0 AAC / +/- 1,2 % + 1 A
0,005 AAC a 5.000 AAC /
0,100 AAC a 120,0 AAC / +/- 1,2 % + 2 mA
3,000 A a 1.200 AAC / +/- 0,5 %	MN93Corriente10,00 a 1.000 V AC/DC/10,00 A a 1,000 AAC	E3N50,00 mA a 10,00 AAC/DC/10,00 A a 1.400 ADC/+/- 1,7 % + 1 A100,0 mA a 100,0 AAC/DC/+/- 3,2 % + 70 mAMedidas realizadas
Relaciones de tensión y corrienteHasta 650.000 V / Hasta 25.000 APotencia10 W a 10 GW / 10 var a 10 Gvar / 10 VA a 10 GVAEnergíaHasta 4 EWh / 4 EVAh / 4 Evarh (E = 1018 )Fasecos φ, tan Φ, PFArmónicosHasta rango 50Otras funcionesOrden de faseSíMín / MáxSíMontajeImán, ganchoRegistroMuestreo / Velocidad de adquisición / Período de adquisiciónAlmacenamiento128 muestras/período – 1 medida/s – de 1 min a 60 min
Tarjeta SD, 2 GB (tarjeta SD-HC hasta 32 GB)Comunicación
AlimentaciónEthernet y Bluetooth
110 V - 250 V (+10 %, -15 %) @ 50-60 Hz y 400 HzSeguridadIEC 61010 600 V CAT IV – 1,000 V CAT IIIEspecificaciones mecánicasDimensiones
Peso256 x 125 x 37 mm sin sensor
900 gCarcasaReferencias
Accesorios30950 g
IP54 , UL (en trámite)• Registrador PEL102 sin sensores de corriente	> P01157152
• Registrador PEL103 sin sensores de corriente	> P01157153
Software DataVIEW®..............................> P01102095
Bolsa nº 23.............................................> P01298078
Kit cables/pinzas ...................................> P01295476
Juego de anillos de identificación..........> P01102080
Caja adaptadora 5 A..............................> P01101959
Pinza MN93.........................................> P01120425B
Pinza MN93A.......................................> P01120434B
Pinza C193..........................................> P01120323BPinza PAC93.......................................> P01120079B
Pinza AmpFLEX™ A193-450 mm.......> P01120526B
Pinza AmpFLEX™ A193-800 mm.......> P01120531B
Pinza AmpFLEX™ MA193, 200 mm....> P01120580
Pinza E3N............................................> P01120043A
Adaptador E3N.......................................> P01120081
MultiFIX................................................> P01102100Z
Cable alimentación.................................> P01295174Control y medida física
C.A 871C.A 879P01651302Z
8/1C.A 1864Para electricistas que trabajan en empresas o autónomos
EmisividadMedidas hasta 900 °CP01651805ZP01651813P0165181412/130/150/10,95Rango de medida0,1 to 1-40 a +538 °CResolución-50 a +550 °C-50 a +1.000 °C0,1 °C a 100 °C, 1 °C a temperaturas superioresPrecisión
Función± 2,5 % ± 2 °C	0,1 °C± 1,5 % ± 2 °CVisión láser
Medida continua	1,5 % ± 2 °C
síValor máx.síValor mín.síValor mediosí	AlarmassíFunción Auto HoldsíUnidad de medida seleccionable°C o °FVisualización2.000 cts20.000 ctsRetroiluminación
DimensionesC.A 1866Visión láser precisasí
160 x 82 x 41,5 mm230 x 100 x 56 mm180 g290 gPeso
Se entrega con230 x 100 x 56 mm
290 gPila de 9 V, correa para mano, bolsa de transporte
y manual de usuarioPila de 9 V y bolsa de transporteTacómetros•	Miden hasta 100 000 RPM
•	Medidas con contacto y sin contacto
•	Gran número de funciones disponibles: velocidad de rotación, lineal, contaje, frecuencia, período
•	Posibilidad de programación y almacenamiento para el C.A 1727
•	Conexión USB para procesar registros en PC para el C.A 1727Función
m/mín
contajeRango
RangoC.A 1725C.A 1727P01174810P01174830•	•	•	•	•	•	6 a 100.000 RPM
10-4 R ± 6 cts
0,6 a 60.000 m/mín
10-4 R ± 1
4 x 10-5 R ± 4 ctasRango0,1 t o 10.000 msPrecisión10-4 R ±5 ctasRango10 a 10.000 %C.A 8110 a 99.999 eventosPrecisión± 1 event
Mín., Máx. Hold, Smooth
Alarmas acústicas superior e inferiorAlmacenamientoSe entrega conDimensiones / PesoP01174902
P01101785
P01174835
P01295293Luxómetros0,1 % a 1 %RangoFunciones>
>Kit de accesorios mecánicos	Puntas de contacto (juego de 3)	Film reflectante (15 láminas de 0,1 m)	Conector FRB F	Software TACHOGRAPH en CD-ROM	Cable: USB-A / USB-B	0,1 a 10.000 HzPrecisiónPrecisiónAccesorios para tacómetros4.000 alarmas
Bolsa rígida de transporte con 1
conector FRB F, una pila de 9 V, 1
juego de láminas reflectantes (longitud:
0,1 m), 1 manual de usuario en CD y 1
guía rápida de inicio impresaBolsa rígida de transporte con 1
0,1 m), 1 manual de usuario, software
TACHOGRAPH en CD y 1 guía rápida
de inicio impresa21 x 72 x 47 mm / 250 gC.A 813Mide hasta
20.000 luxMide hasta
200.000 luxReferenciaP01172201ZP01172401ZRango de medida4 rangos:
0 a 2.000 lux5 rangos:
0 a 200.000 luxPrecisión
(lámpara incandescente)
Precisión (otras fuentes de
luz)± 3 % + 10 cts
18 % + 2 ctsCorrección espectral I.C.I.Corrección de incidencia
Valor máx.Unidad de medida seleccionableVisualización
PesoSe entrega con11 % + 2 cts
lux o Fcsí2.000 cuentas173 x 60,5 x 38 mm214 g223 gcarcasa de protección antichoque31Medida de corriente
Medida de corriente AC y AC/DC35 mmMINI 01
MINI 0311
5MINI 05m
m35 mmMINI 09
MN08135 m
m18.5 mmAC1 a 100 A1 a 150 A
0,5 a 240 A
0,5 a 240 AMN120,5 a 240 AMN130,5 a 240 AMN140,5 a 240 AMN390,1 a 24 A
0,5 a 240 A(2)10 mA a 2,4 A
100 mA a 240 A0,15 A AC
0,15 A AC
0,1 V AC0,2 A AC
0,2 A AC
0,2 V AC66 mm31 mm216
mm310 m
m48 mm111
mm310 mm
mmC173 1 mA a 1,2 A
0,01 a 12 A
0,1 a 120 A
1 a 1.200 AD30CN1 a 3.600 AD36N1 a 3.600 AK11 mA a 4,5 A DC
1 mA a 3 A RMS
1 mA a 4,5 A peakK2100 µA a 450 mA DC
100 µA a 300 mA RMS
100 µA a 450 A peak67 mmE1N231
mmAC/
DC25 mmC1481 a 300 A
1 a 600 A
1 a 1.200 AE6N
20 mm320,05 a 2 A DC
0,05 a 1,5 A AC
0,5 a 150 A AC/DC
5 mA a 2 A DC
5 mA a 1,5 A AC
20 mA a 80 A AC/DC• Precisión típica(frecuencia en Hz)• Ancho de banda(débil desfase)• Cero DC automático• Salida protegida contra
sobretensiones(E/S)• Relación de transformación(osciloscopios)• Conector BNC• Bornas hembra ø 4 mm• Medida de potencia•48 Hz...10 Hz ≤ 1 %P01051102Z≤ 2%P01051103Z≤ 3%1 mA/1 mV
1 A/1 mV48 Hz... 500 Hz ≤ 2%
1 A/100 mV≤ 4%P01051105Z
P01051109Z1.000/140 Hz,,, 10 kHz ≤ 1%P011204011.000/140 Hz,,, 10 kHz ≤ 1%P0112040240 Hz,,, 10 kHz ≤ 2%P0112040440 Hz,,, 10 kHz ≤ 1%P011204051.000/1••1A/10mV
1A/10mV•40 Hz,,, 10 kHz ≤ 1%P011204061A/1mV40 Hz,,, 10 kHz ≤ 1%P01120416
P01120408•2 V AC
2 V AC•1mA/1mV
1A/10mV40 Hz,,, 10 kHz≤ 1%
≤ 2%P0112042120 V DC(2)•1A/100mV40 Hz,,, 10 kHz ≤ 2%P01120415•1.000/148 Hz,,, 1 kHzP01120001A0,5 A AC20 mmC12248 Hz... 500 Hz ≤ 2,5 % P01051101Z40 Hz,,, 10 kHz ≤ 1%•1 A a 1.200 A1 A / 1 mV•
•1A/100mV
1A/10mV4 A a 600 A0,1 A a 1.200 A•
•1.000/1Para pedidos•Y1NC103•
•1.000/12 V AC
2 V AC•0,1 A a 1.200 A• Cable (3)
banana seguridad Ø 4 mm15 V DC•Especificaciones•0,5 a 240 AC100•10 V A AC
0,1 V AC•
•MN89
213 mm• Tensión--- DC
• ...•
•5 mA a 10 A
1 a 100 AMN11• ~ AC• Corriente fuerte• Corriente media• Corriente débil2 a 150 A
50 mA a 100 AMN09MN7351 mmSalida / Conexiones	(1)• Corriente muy débilModeloSerieEntrada	• Corriente	•
•1 A AC•1 A AC
5 A AC•1 V AC•
•1.000/1•1.000/5•5 A AC••1 A AC
3 A AC1.000/1250/5
1.000/5•1A/1V
10A/1V
100A/1V
1.000A/1V•3.000/1•3.000/3•30 Hz,,, 10 kHz ≤ 0,5 % P01120301•
•30 Hz,,, 10 kHz ≤ 0,5 % P01120303
30 Hz,,, 10 kHz ≤ 1%••
•≤ 3%•
•P0112030648 Hz,,, 1 kHz≤ 2%
≤ 1%10 Hz,,, 3 kHz≤ 0,7%
≤ 0,3% P01120309
≤ 0,2%30 Hz,,, 5 kHz≤ 0,5 % P0112006430 Hz,,, 5 kHz≤ 0,5 % P01120055AP01120307••4,5 V DC
4,5 V peak•1mA/1mVDC,,, 2 kHz≤ 1%P01120067••4,5 V DC
4,5 V peak•1mA/10mVDC,,, 1,5 kHz≤ 1%P01120074••2 V DC
1,5 V AC
150 mV AC/DC•1A/1VDC,,, 2 kHz≤ 2%1A/1mVDC,,, 8 kHz≤ 1,5 %••2 V AC
0,8 V AC/DC•1A/1VDC,,, 2 kHz≤ 2%1A/10mVDC,,, 8 kHz≤ 4%1 el valor más alto corresponde al 120% del valor nominal máximo.
2 reconstrucción de la señal AC mediante diodos.
3 cable + dispositivo electrónico con conectores de seguridad de Ø 4 mm con espaciado de 19 mm, para la serie K.P01120030AP01120040AMedida de corriente AC/DC• Precisión típica(débil desfase)• Medida de potencia• Cero DC automático(E/S)• Salida protegida contra
sobretensiones• Relación de transformación(osciloscopios)Especificaciones• Conector BNC• Bornas hembra Ø 4 mm• Corriente--- DC
• ...• ~ AC• Corriente fuerte• Corriente media• Corriente débil• Cable (3)
banana seguridad Ø 4 mmSalida / Conexiones	(1)• Corriente muy débilModeloSerieEntrada	• Tensión	Para pedidos26 mm
DC0,5 to 400 A AC
0,5 to 600 A DCPAC100,2 to 40 A AC
0,4 to 60 A AC
0,5 to 400 A AC
0,5 to 600 A DCPAC11
97 mm• •600 mV
AC/DC• ••1A/1mV600 mV
AC/ DC•1A/10mV• •1,4 V AC/DC•1A/1mV• •1,4 V AC/DC•1A/10mVDC... 5 kHz•1A/1mVDC... 10 kHzP01120070≤ 2%≤ 1,5 %
≤ 2%P0112006820 mm0,5 to 1.000 A AC
0,5 to 1.400 A DCPAC20224 mm0,2 to 100 A AC
0,4 to 150 A DC
0,5 to 1.000 A AC
0,5 to 1.400 A DCPAC21
97 mmDC... 5 kHz•1A/1mVDC... 10 kHzP01120071≤ 2%≤ 1,5 %
≤ 2,5 %P01120069(1) el valor más alto corresponde al 120% del valor nominal máximo (3) cable + dispositivo electrónico con conectores de seguridad de Ø 4 mm con espaciado de 19 mm, para la serie K.Y7NC160AC0,5 A a 600 A peak6 V peak10 A/1 V3 V peak100 A/1 V1 A a 2.000 A peak2 V peak1,000 A/1 V0,5 A…45 A peakMA200
30-300/3
(25 cm)0,5 A…45 A peak0,5 A…450 A peak1 A/10 V0,5 A…450 A peak
5 A…4.500 A peak
0,05 A a 10 A peak
1 A a 100 A peak4,5 V peak4,5 V peak4,5 V peak1 V peakPrecisión típicaAncho de banda (frecuencia en Hz)Medida de potencia (débil desfase)≤ 2%3 V peakMA200
(17 cm)Cero DC automático5Hz a
10kHz1 A a 300 A peak0,9 V peakSalida protegida contra sobretensionesRelación de transformación
(E/S)≤ 1,5 %0,1 A a 30 A peak1 A a 9.000 A peakE3N40Hz a
40kHz1 mA / 1 mV1 A a 900 A peak≤ 2%1 A / 10 mV1,2 V peak1 A a 90 A peakMA200
3000 /3
(35 cm)1 A / 100 mV1 A a 1.200 A peakD38NMA 200Conector BNC (osciloscopios)TensiónCorrienteDCACCorriente fuerteCorriente media0,1 A a 60 A peakEspecificacionesBornas hembra Ø 4 mmSalida / Conexiones1 A/1mV
1 A/0,1mV
1 A / 1 mV10Hz a
100kHz30Hz a
50kHzPara pedidosP01120409P01120075≤ 3%
≤ 2%P01120308≤ 1%
≤ 2%5 Hz…1 MHz
a 1 kHz ≤1,5+ 0,3 A5 Hz…1 MHz
a 1 kHz ≤1,5+ 0,3 A≤ 1%≤ 1%≤ 1%DC a
100kHz≤ 3%DC a
10kHz≤ 1,5 %DC a
10kHz≤ 1,5 %≤ 4%P01120057AP01120570P01120571P01120572P01120043A0,2 A a 60 A peakAC/
DCPAC120,4 A a 60 A DC
0,5 A a 600 A peak600 mV peak1 A / 10 mV
1 A / 1 mV≤ 2%P011200720,5 A a 600 A DC
0,2 A a 150 A peak
PAC220,4 A a 150 A DC
0,5 A a 1.400 A peak
0,5 A a 1.400 A DC1,4 peak1 A / 10 mV
1 A / 1 mV≤ 2,5 %P01120073(1) el valor más alto corresponde al 120% del valor nominal máximo
(3) cable + dispositivo electrónico con conectores de seguridad de Ø 4 mm con espaciado de 19 mm, para la serie K.MN60Corriente débilModeloCorriente muy débilSerieEntrada
Rango de medida (1)Cable + banana seguridad Ø 4 mm (3)Medidas con
osciloscopio33Medida de corriente
Medida de corriente AC
Amperímetros digitales TRMS
con sensores flexiblesMA400DMA4000DRango visualizado4 A AC40 A AC400 A AC40 A AC400 A AC4.000 A ACRango de medida0,020 A…
3.999 A4,00 A…
39,99 A40,0 A…
399,9 A0,01 A…
399,9 A400 A…
3.999 A1 mA10 mA100 mA10 mA100 mA1AResolución
Diámetro / longitud de abrazar del sensor
Ancho de banda± (2 % + 10 cts) ± ( 1,5 %+ 2 cts) ± (1,5 %+ 2 cts)± (2 %+ 10 cts)MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm
MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mmMA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm
10 Hz … 3 kHzAlimentación2 pilas AAA/LR3 de 1,5 VSeguridadIEC 61010 CAT IV 600VTemperatura de funcionamiento0°C to +50°CPeso del instrumentoApróx. 130 gDimensiones
Longitud del cable de conexión± (1,5 %+ 2 cts) ± (1,5 %+ 2 cts)100 x 60 x 20 mm0,8 mSe entrega con1 DigiFLEX en un pack blíster con 2 pilas AAA de 1,5 V, 1 correa elástica y un manual de usuario en 5 idiomas.Para pedidosMA400D-170	> P01120575Z
MA400D-250	> P01120576Z
MA4000D-350	> P01120577Z34Accesorios y piezas de recambio
Bolsa 120x200x60	> P01298074
Accesorios MULTIFLIX	> P01102100Z
Correa elástica	> P01102113EntradaSensores
flexibles0,5 A…3.000 AMA100
300-3.000/3
(25 cm)0,5 A…3.000 AMA100
300-3.000 /3
(35 cm)0,5 A…3.000 AMA100
(35 cm)0,5 A…3.000 A0,5 A…300 A0,5 A…300 A0,5 A…300 A0,5 A…300 AMA200
(17 cm)0,5 A…450 A peakMA200
(25 cm)0,5 A…450 A peakA100
20-200/2
(45 cm)0,5 A…45 A peak0,5 A…45 A peak5 A…4.500 Apeak
0,5 A…20 A
0,5 A…200 A3 V AC3 V AC3 V AC3 V AC3 V AC4,5 V peak4,5 V peak4,5 V peak2 V AC10 mV/A
1 mV/A5 Hz … 20
kHz cambio
de fase a 1
kHz ≤ 1,5°10 mV/A
1 mV/APrecisión típicaAncho de banda (frecuencia en Hz)Medida de potencia (débil desfase)Cero DC automáticoSalida protegida contra sobretensionesConector BNC (osciloscopios)Relación de transformación (E/S)
100 mV/A≤ 1%P01120560≤ 1%P01120563≤ 1%P01120561≤ 1%P01120564≤ 1%P01120562≤ 1%P01120565100 mV/A≤ 1%10 mV/A+ 0,3 A100 mV/A
1 A / 10 mV5 Hz … 1
MHz cambio
kHz ≤ 1,5°Para pedidos≤ 1%
+ 0,3 AP01120570P01120571P01120572≤ 1%P01120503A100
(45 cm)0,5 A…2.000 A2 V AC1 A / 1 mV≤ 1%P01120501A100
(80 cm)0,5 A…2.000 A2 V AC1 A / 1 mV≤ 1%P01120502≤ 1%P0112050410 kHz…20 kHz ≤ 1 %P01120505≤ 1%P01120506≤ 1%P01120507≤ 1%P01120508≤ 1%P01120509A100
0,2-2 k/2
(45 cm)0,5 A…2.000 AA100
(80 cm)0,5 A…2.000 AA100
0,3-3 k/3
(45 cm)0,5 A…3.000 AA100
(80 cm)0,5 A…3.000 AA100
(120 cm)0,5 A…3.000 AA100
1-10 k/1
(120 cm)0,5 A…10.000 A0,5 A…200 A0,5 A…200 A0,5 A…300 A0,5 A…300 A0,5 A…300 A0,5 A…1.000 A2 V AC2 V AC3 V AC3 V AC3 V AC1 V AC1 A / 10 mV
1 A / 0,1 mV• MiniFLEX™ MA100: los sensores MA100 disponen de dos tipos de salida: conector banana Ø 4 mm aislado
con espaciado de 19 mm, o salida BNC.
• MiniFLEX™ MA200: las sondas aisladas de corriente MA200 disponen de una salida a BNC y pueden
conectarse todo tipo de osciloscopios. Ofrecen un gran ancho de banda y son ideales para visualizar señales
• AmpFLEX™ A100: la gama está compuesta de 9 modelos estándar destinados a la medida de corrientes
alternas de 0,5 A a 10 kA, en las frecuencias industriales. Cada toroidal flexible está conectado por un cable
blindado a un pequeño módulo que contiene la electrónica de medida y una pila de 9 V estándar. La distancia
entre bornas (19 mm) facilita el conexionado directo a cualquier tipo de multímetro, comprobador o registrador
dotado de una entrada de tensión alterna (impedancia Z > 1 MΩ).(1) el valor más alto corresponde al 120% del valor nominal máximo
(3) cable + dispositivo electrónico con conectores de seguridad de Ø 4 mm con espaciado de 19 mm, para la serie AmpFLEX.A 1000,5 A…30 AMA100
(25 cm)MA200
3.000 /3
(35 cm)EspecificacionesBornas hembra Ø 4 mm0,5 A…300 A3 V ACCable + banana seguridad Ø 4 mm (3)MA100
30-300 /3
(17 cm)0,5 A…30 ATensión0,5 A…300 ACorrienteMA100
(17 cm)DCMA 100ACModeloCorriente fuerteCorriente mediaCorriente débilCorriente muy débilSerieMA 200Salida / ConexionesRango de medida (1)AccesoriosPara una autonomía ilimitada de su
AmpFLEX™: sustituya la batería por un
adaptador de alimentación a la toma de red.
Adaptador para AmpFLEX™ > P01101968
Adaptador para MA100 > P01102086
Adaptador para MA200 > P0110208735Accesorios de prueba y medida
Accesorios de conexionado banana, Ø 4 mmCables moldeados
ModeloDescripciónEspecificacionesReferenciaJuego de 2 puntas de prueba roja/negra
con cable PVC moldeadoConector macho aislado recto Ø 4 mm –
Conector macho aislado recto Ø 4 mm• 15 A
•	1.000 V CAT IVP01295450ZJuego de 2 puntas de prueba roja/negra
Conector macho aislado acodado Ø 4
mm• 15 A
•	1.000 V CAT IVP01295451ZJuego de 2 puntas de prueba roja/negra
con cable de siliconaConector macho aislado recto Ø 4 mm –
•	1.000 V CAT IVP01295452ZJuego de 2 puntas de prueba roja/negra
•	1.000 V CAT IVP01295453ZCables estándar
Juego de 2 puntas de prueba roja/negra
con cable PVCConector macho aislado recto Ø 4 mm –
•	600 V CAT IV /
1.000 V CAT IIIP01295288ZJuego de 2 puntas de prueba roja/negra
1.000 V CAT IIIP01295289ZJuego de 2 puntas de prueba roja/negra
con cable PVCConector macho aislado recto Ø 4 mm
con toma trasera –
mm con toma trasera• 20 A
•	600 V CAT IIIP01295290ZCables con sondas de prueba incorporadas36Juego de 2 sondas de prueba roja/negra
con cable PVCConector macho aislado recto Ø 4 mmJuego de 2 sondas de prueba roja/negra
con cable PVCConector macho aislado acodado Ø 4
•	1.000 V CAT IVP01295455Z• 15 A
•	1.000 V CAT IVP01295456ZAccesorios de conexionado banana, Ø 4 mm
ModeloDescripción
Juego de 2 puntas de prueba roja/
negra moldeadasPara instalaciones CAT IV y CAT III
EspecificacionesConector hembra Ø 4 mm•	CAT IV / CAT III 1.000 VReferenciaP01295454ZPara instalaciones CAT II e inferiores
moldeadas Ø 4 mmConector hembra Ø 4 mm•	CAT II 300 VP01295458ZJuego de 2 puntas de prueba
moldeadas Ø 2 mmConector hembra Ø 4 mm•	CAT II 300 VP01295460ZIP2XJuego de 2 cables IP2X de PVC
para multímetros digitalesCumple NF C 18-510 e IEC
61010-031+A1:2008
Sonda de prueba IP2X
Conector macho aislado acodado•	15 A
• 600 V CAT IVP01295461ZJuego de 2 cables IP2X de PVC para
detectores de tensiónCumple NF C 18-510 e IEC
Sonda de prueba IP2X Ø 2 mm
Conector hembra acodado Ø 4 mm•	15 A
• 600 V CAT IVP01295463ZJuego de 2 cables IP2X para
detectores de tensión C.A 7xxSonda de prueba IP2X Ø 4 mm
•	NF C 18-510 /
IEC 61243-3 1.000 VFor• 1,5 m:
P01295462Z
• 0,25 m y 0,85 m:
P01295285Z37Accesorios de prueba y medida
Accesorios de protección y transporte
P01298072MC 0160B
RE 0237
MC 0160B
+ MC 0159BP01298069
P01298004P01298068P01298071ProductoReferenciaDescripciónC.A 6511 / C.A 6513P01298016ProtectorC.A 6523 / C.A 6525P01298049EstucheP01298065ZEstuche rígidoP01298532Estuche blandoP01298048Estuche rígidoP01298043ZBolsa de transporteHX0052Bolsa de transporte para uso “manos libres"MC0160BProtector antichoqueMC0159BMangoAE0193Bolsa de transporteAE0227Estuche rígidoAE0237Protector (excepto MX 26)AE0190Estuche rígidoMX 24BHX0009Estuche rígidoPinza KP01298039Bolsa de transporteP01298071Bolsa de transporte 270 x 195 x 65 mmP01298004Bolsa de transporte 320 x 255 x 75 mmP01298072Bolsa de transporte 440 x 310 x 135 mmP01298068Bolsa estanca 272 x 248 x 130 mmP01298069Bolsa estanca 272 x 248 x 182 mmC.A 704 / C.A 730 / C.A 735 / C.A 745 / C.A 760
F01 / F03 / F05 / F07
MTX 3281/3282/3283MX 20HD / MX 44HD /
MX 57 Ex / MX 58 HD / MX 59 HDMX 21 / MX 22 / MX 23 / MX 24B / MX 26Estándar38Índice
A	... por funcionesAccesorios:
• conectores banana Ø 4 mm p.36-37
• accesorios de transporte y protección p.38
• Essailec p.28
Analizadores de energía eléctrica (redes trifásicas) p.26C	Comprobadores de aislamiento Comprobadores de instalación D	p.18-20
p.17Detectores de ausencia de tensión p.10Kit de tierra y resistividad p.21K	L	Luxómetros p.31M	Medidor de relación de transformación
digital para transformadores p.24
Medidor de tierra y resistividad con adaptador
para medidas de tierra en torres p.22
Medidores de tierra y resistividad	p.21
Megaóhmetros (ver comprobadores de aislamiento)	Micróhmetros	p.24
Minipinzas amperimétricas AC	p.32
Multímetro ATEX	p.12
Multímetro AVG para entornos difíciles	p.12
Multímetro digital AVG	p.12
Multímetros digitales gráficos TRMS	p.13
Multímetros digitales TRMS	p.11
Multímetro TRMS para entornos difíciles	p.12O	Osciloscopios portátiles con canales aislados Osciloscopios digitales portátiles P	Pinzas AmpFLEX™ p.28
• pinzas amperimétricas AC p.28/33/34
• pinzas amperimétricas AC/DC p.28/33/34
• pinzas para multímetros digitales p.08-09
• pinzas de tierra y comprobadores de bucle p.23R	Registradores de potencia y energía S	Sensores de corriente flexibles Software DataView Software Power Analyser Transfer S	A	A196-450/A193-450/A193-800	Pinzas AmpFLEX™ Accesorios de conexionado banana Ø 4 mm	Accesorios de transporte y protección AmpFLEX™ A100 Sensores de corriente flexibles	C	Tacómetros Termómetros sin contacto .... por Producto
p.35C.A 1725/1727 C.A 1864/1866 C.A 5271/5273/5275/5277 C.A 6116N/6117 C.A 6240/6250 C.A 6416/6417 C.A 6460/6462/6470N/6471 C.A 6472/6474 C.A 6505 C.A 6523/6525 C.A 6541/6543/6545/6547/6549 C.A 6550/6555 C.A 740N/760N C.A 811/813 C.A 8220/ 8230 C.A 8331/8333/8336/8435 C.A 871/879 C100 a C173 C193 Tacómetros p.31
Termómetros sin contacto p.31
Multímetros TRMS p.11
Comprobadores de instalación p.17
Micróhmetros p.24
Pinzas de tierra y comprobadores de bucle p.23
Medidores de tierra y resistividad p.21
Comprobador de aislamiento digital p.19
Comprobadores de aislamiento	p.18
Comprobadores de aislamiento p.19
Comprobadores de aislamiento p.20
Detectores de ausencia de tensión bipolares p.10
Luxómetros p.31
para redes eléctricas p.29
para redes trifásicas p.26-27-28
Pinzas amperimétricas AC p.32-33
Pinza amperimétrica AC p.28D30CN / D36N D38N AC DataView DTR 8510 Pinzas amperimétricas AC Pinza amperimétrica Software	Medidor de relación de transformación
digital para transformadores D	E	E1N/E6N AC/DC Pinzas amperimétricas	E3N AC/DC Essailec p.32
p.19/27
p.28/33
p.28F	F201/203/205 F401/403/405/F407 F601/603/605/F607 K	Pinzas para multímetro digital	Pinzas para multímetro digital Pinzas para multímetro digital K1/ K2 AC/DC Pinzas amperimétricas Kit de tierra y resistividad	M	MA 100 MA 200 MA193 MA400D/MA4000D MINI 01/02/03/05/09	MN 08 à MN 89 AC MN60 AC MN93/MN 93A AC MTX 3281/3282/3283 MX 44HD AVG MX 57Ex MX 58HD/59HD TRMS MX22 AVG MX24B TRMS O	p.15
p.14Sensores de corriente flexibles Sensores de corriente flexibles Pinza amperimétrica Sensores de corriente flexibles Minipinzas amperimétricas Pinzas amperimétricas Pinza amperimétrica Pinzas amperimétrica Multímetros digitales gráficos TRMS Multímetro para entornos difíciles Multímetro ATEX Multímetros para entornos difíciles	Multímetro digital Multímetro digital p.30p.33-34-35
p.31p.08-09
p.33/35
p.12Ø 4 mm banana connection accessories p. 36-37
OX 5022/5042" Osciloscopios port. con canales aislados p.15
OX 7042/7062 Osciloscopios digitales portátiles	p.14
OX 7102/7104/7202/7204 Osciloscopios digitales portátiles	p.14P	PAC 10/11/12 PAC 20/21/22 PAC93 PEL 102/103 Power Analyser transfer Pinzas amperimétricas AC/DC Pinzas amperimétricas AC/DC Pinzas amperimétricas AC/DC Registradores de potencia y energía software p.33
p.27Y1N Y7N	Pinza amperimétrica AC Pinza amperimétrica AC p.32
p.33Y	39ESPAÑA
C/ Roger de Flor N°293, 1a Planta
Tel.: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 59 14 43
www.chauvin-arnoux.com906131100 • Ed. 2 - 2014 • Documento no contractual. Características a confirmar al efectuar su pedido.Chauvin Arnoux Test y MedidaAll pages:2345789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839InfoSaveLikeShareDownloadMoreCatálogo Instrumentación test y medida Published on May 21, 2014 Selección de los productos más destacados de Instrumentación test y medida.
Incluye equipos de CHAUVIN ARNOUX y METRIX.chauvin_arnoux_ibericaFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución