Source: http://www.gisiberica.com/movil/luxometros.html
Timestamp: 2019-09-20 07:54:41+00:00

Document:
Luxómetros y Foto-Radiómetros |Gis Iberica
Luxómetros y Foto-Radiómetros
CD308C
Registrador multiparamétrico KISTOC clase 200 de KIMO con pantalla de 2 líneas y memoria para 16.00 ...
Registrador multiparamétrico KISTOC clase 200 de KIMO con pantalla de 2 líneas y memoria para 16.000 valores, 1 sensor interno de temperatura y humedad, rango temperatura -20 + 80ºc: 0,1º C, rango humedad 5 a 95 %:01% Hr y un sensor de luminosidad rango 0-10.000 lux y 2 entradas para sondas externas opcionales ( sondas disponibles: temperatura 0+120ºc, intensidad:0-20 mA, tensión: 0-25 v/0-10v, pinza amperimétrica). Las sondas externas y el software , se suministra como opciones
Luxómetro especial MAVOLUX, para mediciones de luz en CONTACTO TFT, Señales de trafico, iluminación ...
Luxómetro especial MAVOLUX, para mediciones de luz en CONTACTO TFT, Señales de trafico, iluminación de calle y otras iluminaciones de baja intensidad. y CIE nº 69, rango: 0,01 a 19.990 candela/m2, precisión +- 2,5 %, lectura + 4 dígitos, con fotodiodo de silicio, cumple DIN 5032/T7, (opcional certificado de calibración)
Luxómetro 20-200.000 Lux digital portátil, funciona con 4 pilas de 1,5 v , alta precisión ø < 2%. ...
Luxómetro 20-200.000 Lux digital portátil, funciona con 4 pilas de 1,5 v , alta precisión ø < 2%.
Luxómetro para la medición de las ondas de luz, memoria interna, clase de precisión según la CIE. ...
Luxómetro para la medición de las ondas de luz, memoria interna, clase de precisión según la CIE. Rangos de medición: 0,001 lx ÷ 30 lx / 0,1 lx ÷ 3000 lx / 10 lx ÷ 300 klx. Precisión: Error total = 2,5% ±1 LSB. Error líneal: < 1%. Influencia de la temperatura ±%/ºC: máx. 0,07. Adaptación espectral ƒ1 ?2% (CIE). Adaptación coseno ƒ2 ?1,5% (CIE). Incluye software y maletín de transporte.
Luxómetro digital Gossen Mavolux (C)(0-199900 lux), rangos resolución 0,1 -199,9 lx: 0,1 lx, 1-1999 ...
Luxómetro digital Gossen Mavolux (C)(0-199900 lux), rangos resolución 0,1 -199,9 lx: 0,1 lx, 1-1999 lx: 1 lx, 10-19990 lx:10lx, 100-199900 lx: 1001x, sensor fotodiodo silicio clase C, precisión +- 3% valor + 4 dígitos, se suministra con pila y funda de cuero ( opcional accesorio para medidas de luminancias densidad luminosa: candela/m2), cumple Normativa DIN 5032/T7 y CIE nº 69
Luxómetro Mavolux para iluminaciones de baja intensidad, rango 0,01-19.990 candela/m2, precisión +/- ...
Luxómetro Mavolux para iluminaciones de baja intensidad, rango 0,01-19.990 candela/m2, precisión +/- 2,5% lectura + 4 dígitos, (opcional certificado de calibración).
Luxómetro de amplio rango 0,00 - 40.000 lux (0,000-4.000 fc), para mediciones en edificios, oficinas ...
Luxómetro de amplio rango 0,00 - 40.000 lux (0,000-4.000 fc), para mediciones en edificios, oficinas, salidas de emergencia, etc. Precisión +/- 3% del valor + 5 dígitos, resolución 0,01 lux/0,001 fc.
Luxómetro para la medición de luz en la industria, la agricultura y la investigación. Rango:400,0 / ...
Luxómetro para la medición de luz en la industria, la agricultura y la investigación. Rango:400,0 / 4000 / lux - 40,00 / 400,0 klux (1klux = 1000 Lux) - 40,00 / 400,0 / 4000 / fc - 40,00 kfc (1kfc = 1000 fc). Resolución: 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 lux - 0,01 / 0,1 / 1 / 10 FootCandle. Condiciones ambientales: 0 ... 40 °C / 80 % H.r.
Luxómetro de gran rango con 2 escalas 40-400.000 Lux, 240-40.000 Foot candle, precisión +-3% (opcion ...
Luxómetro de gran rango con 2 escalas 40-400.000 Lux, 240-40.000 Foot candle, precisión +-3% (opcional certificado de calibración)
Luxómetro con memoria para 16000 datos, 4 rangos (200-2000-20.000 y 100.000 Lux), precisión +-4% + 2 ...
Luxómetro con memoria para 16000 datos, 4 rangos (200-2000-20.000 y 100.000 Lux), precisión +-4% + 2 dígitos, incluye interfaz RS232 y Software con selección para distintas fuentes de luz (luz de día, fluorescentes, luz de vapor de sodio, vapor de mercurio) (certificado de calibración opcional)
Fotómetro (Luxómetro digital para medición de luz en exposición fotográfica) sensor: Fotodiodo de Si ...
Fotómetro (Luxómetro digital para medición de luz en exposición fotográfica) sensor: Fotodiodo de Silício, cabezal giratorio, mediciones de luz, objeto, flash, luz ambiental, memoria valores de ajuste, tiempos de exposición de 1/8000 segundo a 60 minutos. Sensibilidad de película ISO 3,2/6 º a 8000/40º, ángulo de medición 25 º
Luxómetro "GOSSEN" de precisión para usos profesionales, especialmente indicado para aeropuertos, tú ...
Luxómetro "GOSSEN" de precisión para usos profesionales, especialmente indicado para aeropuertos, túneles, carreteras, etc, medición en cd/m2, rango 0,01 cd/m2 - 99,99 kcd/m2, ángulo de medición 1º, rango 15º.
LX076
Luxómetro digital 0-200,000 lux (4 escalas de rango) con sonda independiente, precisión 3%, tamaño l ...
Luxómetro digital 0-200,000 lux (4 escalas de rango) con sonda independiente, precisión 3%, tamaño luxómetro 130x55x38mm, sonda: 125x86x35mm, peso 250gr, incluye estuche
LX088
Luxómetro, tramo 1-50.000 lux, resolución 1 lux, precisión +-4% lectura, +-10 dígitos para <10.000 l ...
Luxómetro, tramo 1-50.000 lux, resolución 1 lux, precisión +-4% lectura, +-10 dígitos para <10.000 lux, +-5% lectura,+-10 dígitos>10.000 lux, repetibilidad +-2%, dimensiones 165x67x32 mm, peso 155 gr. Especial para control de luminosidad en distintas instalaciones (aulas, edificios, almacenes etc)
Luxómetro digital rango 0-150,000 lux (0,01 - 13940 fc) ...
Luxómetro digital rango 0-150,000 lux (0,01 - 13940 fc)
Luxómetro digital "DELTA" con conexión a PC RS232, admite distintas sondas (opcionales), rango en fu ...
Luxómetro digital "DELTA" con conexión a PC RS232, admite distintas sondas (opcionales), rango en función de la sonda, incluye software, unidades de medida: lux , fad, lux/s, cd/s, w/m2, Mw/cm2, j/m2, µj/cm2, µmol/mº, µmol(m2/s) y cd/m2,cable RS232 no incluido
LX101C
Sonda fotométrica DELTA para iluminancia, rango 0,01 - 200,000 lux ...
Sonda fotométrica DELTA para iluminancia, rango 0,01 - 200,000 lux
Luxómetro DELTA (Solarímetro - Fotorradiómetro), pantalla de gran formato 52x42mm, mide luminancia, ...
Luxómetro DELTA (Solarímetro - Fotorradiómetro), pantalla de gran formato 52x42mm, mide luminancia, iluminancia, par y la irradiancia, sondas Sicram de reconocimientos automático (opcionales)
Luxómetro digital GOSSEN MAVOLUX (B) (0-20.000 lux) rangos y resolución 0,01-19,99 lx: 0,01, 0,1 - 1 ...
Luxómetro digital GOSSEN MAVOLUX (B) (0-20.000 lux) rangos y resolución 0,01-19,99 lx: 0,01, 0,1 - 199,9 lx: 0,1 lx, 1- 1.999 lx: 1 lx, 10 -19.990 lx: 10 lx, sensor fotodiodo de silício, clase B, precisión +- 3 % valor + 4 dígitos, se suminstra con pila y funda de cuero ( opcional accesorio para medida de luminancias " densidad luminosa": candela/m2), cumple normativa DIN 5032/T7 y CIE nº 69
Base con nivel para todas las sondas fotométricas y radiométricas DELTA , para instalación de la son ...
Base con nivel para todas las sondas fotométricas y radiométricas DELTA , para instalación de la sonda paralela al terreno, se debe pedir conjuntamente con la sonda (tiene que venir montada de fábrica)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución