Source: http://docplayer.es/497471-Multimetros-digitales.html
Timestamp: 2018-01-17 05:31:35+00:00

Document:
Belén Calderón Moya
1 Multímetros digitales Seguridad, calidad y prestaciones: tres palabras que resumen las ventajas de nuestra extensa gama de multímetros digitales. Contamos con un modelo adecuado a cada presupuesto y aplicación, diseñados para ayudarle a realizar su trabajo de forma más rápida, eficaz y precisa. Puede elegir desde instrumentos portátiles para el mantenimiento hasta instrumentos de alta tecnología con multitud de funciones, entre ellas la de registro de datos gráficos, y equipos de laboratorio de gran precisión. 11
2 Guía de selección 12 Comprobación de aislamiento Calibración de corriente de lazo Aplicaciones eléctricas Propósito general Gran robustez (IP67) Electricista propósito general Asistencia técnica Climatización Mantenimiento eléctrico Mantenimiento industrial y asistencia técnica Multímetros industriales Pantalla extraíble Máxima precisión básicas V 83V II 28II 77IV 88V Resolución Lecturas de verdadero CA + CC CA + CC CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA Precisión básica en tensión CC 0.025% 0.025% 0.25% 0.05% 0.1% 0.09% 0.09% 0.15% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 2.0% 0.1% 0.05% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.09% 0.2% Ancho de banda 100 khz 100 khz 20 khz 5 khz 20 khz 50 khz Selección de rangos automática/manual / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Medidas Tensión AC/CC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V Corriente AC/CC 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 200 μa 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 1 A 1 A 400 ma 400 ma Resistencia 500 MΩ 500 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 60 kω 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ Frecuencia 1 MHz 1 MHz 50 khz 200 khz 200 khz 100 khz 100 khz 100 khz 50 khz 50 khz 50 khz 200 khz 200 khz 100 khz 200 khz 20 khz 20 khz 100 khz Capacitancia 100 mf 100 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf Temperatura +1350ºC +1350ºC +400ºC +1090ºC +400ºC +400ºC +1090ºC +1090ºC +500ºC db 60 db 60 db Conductancia 50 ns 50 ns 60 ns 60 ns 60 ns 60 ns 60 ns Ciclo de trabajo/ancho de pulso / / /- /- / / / Continuidad con zumbador/diodos / / / / / / / / / / / /- / / / / / / / / /- Corriente de lazo de 4-20 ma como lectura de porcentajes Medidas en variadores de velocidad RPM/Intervalo /- VoltAlert, detección de la tensión sin contacto LoZ: baja impedancia de entrada VCHEK TM LoZ Microamperios Comprobación de aislamiento Número de rangos de prueba de aislamiento 5 2 Pantalla Doble display Barra gráfica analógica Retroiluminación Pantalla extraíble Almacenamiento e intercambio de datos con el PC Registro de mínimo y máximo con indicación de tiempo / / /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- Registro rápido de mínimo y máximo 250 μs 250 μs 250 μs 250 μs 250 μs Retención de valores en pantalla/retención automática / / / / / / / /- /- /- /- /- / / -/ / -/ -/ / Relativo Registro autónomo/trendcapture / / Interfaz USB/ Interfaz RS232 / / / Memorias de lecturas Otras características Fuente de corriente de lazo de 4-20 ma / Alimentación de lazo de 24 V / /- Selección automática, Voltios CA/CC Reloj en tiempo real Suavizado Funda integrada Funda extraíble Calibración sin necesidad de abrir el aparato Acceso a baterías/fusibles independiente / / / /- /- / / / /- /- /- /- /- / / /- / /- / / Completamente sellado/estanco Desactivación automática Indicación de batería baja Garantía y seguridad Garantía para toda la vida/años Alerta de conexión incorrecta Alarma de entrada EN CAT III 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V EN CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V Consultar las página
3 Multímetros digitales Serie 280 Fluke 289 Vea los valores mínimos, máximos y promedios Fluke 287 Vea gráficamente en la pantalla los datos registrados Funciones avanzadas de registro y diagnóstico para conseguir la máxima productividad Los modelos Fluke 289 y 287 están especialmente diseñados como multímetros industriales de alto rendimiento para el registro de datos. Gracias al gran tamaño de la pantalla, el registro de datos y la visualización gráfica de los mismos le resultarán tareas mucho más sencillas. Podrá resolver los problemas con más rapidez y minimizará los tiempos de inactividad, a la vez que trabaja en distintas ubicaciones a la vez. Gran pantalla (1/4 VGA) de matriz de puntos de 320 x 240 con cuentas de resolución Función de registro con TrendCapture para visualizar fácilmente los datos registrados Varias lecturas por pantalla que le proporcionarán más información de un solo vistazo Botón de información i para obtener ayuda de forma sencilla Conexión a PC para una sencilla transferencia de datos Además, el Fluke 289 le ofrece: Filtro paso bajo para medidas en variadores de velocidad LoZ: función de baja impedancia para evitar las lecturas falsas producto de la tensión fantasma Rango de 50 Ω para bobinados de motor y medida de continuidad Medidas de verdadero CA, CA+CC CA, CA+CC Ancho de banda (tensión/corriente) 100 khz / 100 khz 100 khz / 100 khz Resolución digital (predeterminada/seleccionable) / / Función de registro con TrendCapture Registro de eventos y tendencias Memoria interna Hasta 180 h Hasta 180 h Posibilidad de guardar las medidas Interfaz de comunicación USB óptico con el PC Función de baja impedancia de entrada Bobinado de motor y rango de medidas de baja impedancia 50 Ω Filtro paso bajo Multímetro actualizable/ampliable Teclas de navegación Teclas F1 F4/menús de funciones del usuario Botón de información I/pantallas de ayuda Interfaz multilingüe Posibilidad de guardar las configuraciones de medidas favoritas Medida de corriente: 20 A (30 segundos momentáneamente; 10 A continuamente) Captura de picos (de hasta 250 μs) Medida de continuidad Valores mínimo, máximo y promedio con indicación de tiempo transcurrido (registra fluctuaciones de la señal) Grado de protección IP: 54 Cables de prueba TL175, pinzas cocodrilo AC172, portasondas, 6 pilas AA (instaladas) y manual de uso, Certificado de calibración. Fluke 287 Multímetro electrónico de verdadero con función de registro de datos con TrendCapture Fluke 289 Multímetro industrial de verdadero con función de registro de datos con TrendCapture Fluke 289/FVF Kit combinado de multímetro industrial con función de registro de datos y software (consulte la página 5) Fluke 287/FVF FlukeView Forms Combo Kit (consulte la página 5) FVF-SC2 Software FlukeView Forms con cable IR/USB (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Funciones Máximo Máx. resolución 287 y 289** Tensión CC 1000 V 1 μv ±(0,025% + 5) Tensión CA 1000 V 1 μv ±(0,4% + 40) Corriente CC 10 A 0,01 μa ±(0,15% + 2) Corriente CA 10 A 0,0 1μA ±(0,7% + 5) Temperatura -200 C a 1350 C 0,1 C ±(1,0% + 1 C) Resistencia 500 MΩ 0,01 Ω ±(0,05% + 2) Conductancia 50 ns 0,01 ns ±(1,0% + 10) Capacidad 100 mf 0,001 nf ±(1,0% + 5) Frecuencia 1 MHz 0,01 Hz ±(0,005% + 1) La precisión considerada es la mejor para cada función. ** La precisión y la resolución de los modelos 287 y 289 poseen 50,000 cuentas de resolución. Duración de la batería: 50 horas mínimo, 180 horas en el modo de registro Tamaño (LxAxF): 222 mm x 102 mm x 60 mm Peso: 0,871 kg Garantía para toda la vida TLK289 Consulte la página 123 TL910 Consulte la página 121 TLK287 Consulte la página 121 TPAK Consulte la página 132 C781 Consulte la página
4 Multímetro con pantalla extraíble 233 Máxima flexibilidad con pantalla extraíble El multímetro digital con pantalla extraíble Fluke 233 le permite estar en dos sitios a la vez. La pantalla extraíble soluciona de raíz los problemas asociados a sujetar el multímetro y los cables de prueba a la vez para realizar la medida, realizar medidas en lugares de difícil acceso, o tomar medidas en máquinas o paneles separados físicamente del interruptor limitador o de aislamiento. La tecnología inalámbrica permite separar la pantalla hasta 10 metros del punto de medida. Asimismo, el Fluke 233 está diseñado para trabajar en zonas donde el operario no puede acercarse al punto de medida activo, como salas limpias o áreas peligrosas. Pantalla extraíble con imán para sujeción sobre paneles metálicos Medida de verdadero 233 Visualización digital/cuentas 6000 Fluke 233 Pantalla con retroiluminación Incluye medida de temperatura Prueba de resistencia, continuidad y diodos Registro de valores mínimo, máximo y promedio Apagado automático para alargar la duración de las pilas El trasmisor de radio se desactiva automáticamente cuando la pantalla se encuentra montada en el multímetro Cuando la pantalla está montada, se usa como un multímetro convencional Categoría de seguridad Selección automática y manual de rangos Retención de valores en pantalla y AutoHOLD La alarma de tensión no segura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Carcasa ergonómica con funda integrada El modo de espera seleccionable permite aumentar la vida útil de la batería CAT IV 600 V / CAT III 1000 V En todas las entradas Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm, pinzas de cocodrilo AC172, sonda de temperatura 80BK-A, CD-ROM, pilas AA y manual de uso. Fluke 233 Multímetro con pantalla extraíble Duración de la batería: alcalinas AA (3 para cuerpo principal, 2 para la pantalla), 400 h en condiciones normales Tamaño (LxAxF): 193 x 93 x 53 mm Fluke 233 Funciones Máximo Resolución máx. Precisión Tensión CC 1000 V 0,1 mv ±(0,25% + 2) Tensión CA 1000 V 0,1 mv ±(1,0% + 3) Corriente CC 10 A 1 ma ±(1,0% + 3) Corriente CA 10 A 1 ma ±(1,5% + 3) Resistencia 40 MΩ 0,1 Ω ±(0,9% + 1) Capacidad 9999 μf 1 nf ±(1,9% + 2) Frecuencia 50,00 khz 0,01 Hz ±(0,1% + 2) Temperatura -40 ºC a +400 ºC 0,1 ºC ±(1% + 10) Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz hasta 10 metros de distancia Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. Peso: 0,6 kg Garantía: 3 años 14 80AK-A Consulte la página PK-9 Consulte la página 128 i410 Consulte la página 127 Tpak Consulte la página 132 C35 Consulte la página 130
5 Multímetros digitales Serie 80V Rendimiento y precisión para una mayor eficacia La Serie 80V de multímetros Fluke ha mejorado las funciones de medida, características, resolución y precisión de su antecesora Serie 80. Estos nuevos multímetros son excelentes instrumentos para afrontar con éxito los problemas típicos en motores, sistemas automatizados, sistemas de distribución eléctrica y las medidas habituales en equipamiento y maquinaria industrial. El 87V de Fluke integra una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico. Además, lleva integrado un termómetro que permite realizar medidas básicas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales. Para obtener información sobre el 87V EX consulte también las páginas 118 y V/87V Fluke 87V Fluke 83V 83V 87V / 87V Ex Medidas de Valor Eficaz en tensión y corriente Ancho de banda (tensión/corriente) 5 khz 20 khz Resolución digital (predeterminada/seleccionable) / 6000 Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Pantalla grande con barra gráfica analógica y retroiluminación de dos niveles Selección manual y automática de rangos Termómetro incorporado Captura de picos de hasta 250 μs Modo relativo para compensar la resistencia de las puntas de prueba Registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos AutoHold para captura automática de medidas en pantalla Comprobación de continuidad con señal acústica, comprobación de diodos y ciclo de trabajo Alarma de conexión de entrada incorrecta Diseño clásico con nueva funda extraíble y compartimento trasero para almacenamiento de puntas y cables de prueba Modo en espera seleccionable mejorado para alargar la vida útil de las baterías Fácil cambio de baterías sin necesidad de abrir todo el alojamiento Categoría ATEX II 2 G Eex ia IIC T4 87V Ex En todas las entradas Fluke 87V Ex no para 87V Ex Puntas de prueba TL175, pinzas de cocodrilo AC172, carcasa amarilla (H80M no incluye TPAK), sonda de temperatura 80BK (sólo 87V), batería de 9 V (instalada), CD-ROM (manual de usuario y notas técnicas) y guía de uso. Fluke 83V Multímetro Fluke 87V Multímetro de verdadero Fluke 87V Ex Multímetro de verdadero con seguridad intrínseca Fluke 87V/E2 Kit combinado para técnicos electricistas en la industria Consulte la página 4 (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Funciones Rango máximo 83V 87V/87V Ex* Máx. Máx. Precisión Precisión resolución resolución Tensión CC V 0,1 mv ±(0,1 %+ 1) 10 μv ±(0,05% + 1) Tensión CA V 0,1 mv ±(0,5% + 2) 10 μv ±(0,7% + 2) Corriente CC 10 A ** 0,1 μa ±(0,4% + 2) 0,01 μa ±(0,2% + 2) Corriente CA 10 A ** 0,1 μa ±(1,2% + 2) 0,01 μa ±(1,0% + 2) Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω ±(0,4% + 1) 0,01 Ω ±(0,2% + 1) Conductancia 60 ns 0,01 ns ±(1,0% + 10) 0,001 ns ±(1,0% + 10) Capacidad μf 0,01 nf ±(1,0% + 2) 0,01 nf ±(1,0% + 2) Frecuencia > 200 khz 0,01 Hz ±(0,005% + 1) 0,01 Hz ±(0,005% + 1) Temperatura -200 a 1090 C - 0,1 ºC 1,0% Sonda de temperatura 80BK - 40 a 260 C - - 2,2 ºC ó 2% La precisión considerada es la mejor para cada función. * La precisión del modelo 87V está definida para cuentas y la resolución para cuentas ** 20 A hasta un maximo de 30 segundos Vida útil de la batería: típicamente más de 400 horas (alcalina). Tamaño (LxAxF): 200 mm x 95 mm x 48 mm Peso: 0,6 kg C25 Consulte la página 130 TL238 Consulte la página V / 87V: Garantía para toda la vida 87VEx: Garantía: 1 año i410/i1010 Consulte la página 127 (no apto para zonas peligrosas) TPAK Consulte la página 132 L215 Consulte la página
6 Multímetros digitales Serie 170 Multímetros versátiles para la asistencia técnica y el mantenimiento industrial Estos multímetros cuentan con todas las funciones necesarias para su uso eficaz en sistemas eléctricos, electromecánicos y de calefacción o ventilación. Son fáciles de utilizar y presentan mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo las medidas de verdadero, un mayor número de funciones de medida, la conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande y fácil de ver. Fluke 179 Fluke 177 Fluke Medidas de Valor Eficaz CA CA CA Representación digital, con una frecuencia de actualización de 4 veces por segundo Display con retroiluminación Barra gráfica analógica que se actualiza con una frecuencia de 40 veces por segundo Selección de rangos automática y manual Retención de valores en pantalla y retención automática de lecturas Modo de registro de mínimos, máximo y medios, con alarma de mínimos y máximos Lecturas de temperatura (sonda termopar tipo k de extremo redondeado incluida) El modo suavizado permite el filtrado de señales de entrada intermitentes Pruebas acústicas de continuidad y de diodos Señal de advertencia de conexiones incorrectas La alarma de tensión insegura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Alojamiento ergonómico con funda integrada Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el alojamiento Dispone de modo En espera para mayor duración de las baterías En todas las entradas Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril; batería de 9 V instalada y Manual del usuario. El modelo 179 incluye también la sonda de temperatura 80BK. Fluke 175 Multímetro de verdadero Fluke 177 Multímetro de verdadero Fluke 179 Multímetro de verdadero Kit Fluke 179/EDA2 Kit combinado electrónico Kit Fluke 179/MAG2 Kit combinado industrial Consulte la página 4 La precisión especificada es la mejor para cada función Vida útil de la batería: pilas alcalinas, normalmente 200 horas Tamaño (LxAxF): 190 mm x 89 mm x 45 mm Peso: 0,42 kg Garantía para toda la vida (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Funciones Máximo Resolución Máx Tensión de CC 1000 V 0,1 mv ±(0,15% + 2) ±(0,09% + 2) ±(0,09% + 2) Tensión de CA 1000 V 0,1 mv ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) Corriente continua 10 A 0,01 ma ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) Corriente alterna 10 A 0,01 ma ±(1,5% + 3) ±(1,5% + 3) ±(1,5% + 3) Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω ±(0,9% + 1) ±(0,9% + 1) ±(0,9% + 1) Capacidad μf 1 nf ±(1,2% + 2) ±(1,2% + 2) ±(1,2% + 2) Frecuencia 100 khz 0,01 Hz ±(0,1% + 1) ±(0,1% + 1) ±(0,1% + 1) Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C ±(1,0% + 10) 16 i400 Consulte la página 126 C90 Consulte la página 130 TLK-220 Consulte la página 122 SV225 Consulte la página 133 i410-i1010 Consulte la página 127
7 Multímetros digitales de la Serie 110 Fluke 117 Fluke 115 Diseño ergonómico y compacto para la utilización del instrumento con una sola mano Cinco multímetros digitales de verdadero integran la Serie 110 de Fluke, cada uno para un tipo específico de usuario. El diseño compacto común a toda la serie permite la utilización de los instrumentos con una sola mano y la pantalla retroiluminada con dígitos grandes facilita la lectura de los valores. Multímetro para electricistas Fluke 117 con detección de tensión sin contacto El 117 es ideal para los electricistas que trabajan en instalaciones comerciales y no comerciales (como por ejemplo los hospitales y colegios). Incluye funciones extra como la detección de tensión sin contacto para un trabajo más rápido y seguro. Multímetro Fluke 116 con medida de temperatura y microamperios El modelo 116 está diseñado para los técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Permite medir temperatura y rangos de corriente en microamperios para una rápida localización de las averías en este tipo de sistemas. Multímetro Fluke 115 para asistencia técnica El modelo 115 es un multímetro de uso diario para los técnicos de mantenimiento eléctrico y electrónico, técnicos industriales y aquellas aplicaciones en las que hacen falta funciones más avanzadas para simplificar el trabajo. Multímetro Fluke 114 para aplicaciones eléctricas El modelo 114 es la herramienta ideal para la localización de averías eléctricas con sencillas pruebas pasa/no pasa en la comprobación de instalaciones domésticas y comerciales. Comprende todas las funciones básicas de estos instrumentos, además de una función especial para evitar las lecturas falsas producto de las tensiones fantasma. Multímetro Fluke 113 El 113 es ideal para realizar comprobaciones eléctricas básicas y resolver la mayoría de los problemas eléctricos. Dentro de sus prestaciones se incluyen VCHEK, funciones adicionales de medida, retroiluminación y conformidad con las últimas normas de seguridad. Fluke 116 En todas las entradas Fluke 114 Fluke 113 Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm, funda, batería de 9 V instalada y manual de usuario. El modelo 116 incluye sonda de temperatura 80BK. Fluke 113 Fluke 114 Fluke 115 Fluke 116 Fluke 117 Fluke 117/322 Multímetro de verdadero Multímetro de verdadero Multímetro de verdadero Multímetro de verdadero Multímetro de verdadero Kit combinado para técnicos electricistas (Consulte la página 4) Lecturas de verdadero CA CA CA CA CA Cuentas Retroiluminación Gráfico de barras analógico AutoVolt: selección automática de la tensión CA/CC VoltAlert, detección de la tensión sin contacto Termómetro integrado para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado LoZ: baja impedancia de entrada para evitar las "tensiones fantasma" VCHEK Función de medida de baja impedancia para realizar comprobaciones simultáneas de la tensión y la continuidad Registro de valores mínimo/máximo/promedio para detectar fluctuaciones de la señal Resistencia, continuidad Medida de frecuencia, capacidad y diodos -/ / Medida de microamperios para la comprobación de los sensores de llama Retención de valores en pantalla Selección de rangos automática/manual Indicación de batería baja Carcasa compacta con funda extraíble (Compruebe el sitio Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Las precisiones indicadas coerresponden a la mejor precisión para cada función. Tipo de batería: 9 voltios alcalina, 400 horas Tamaño (LxAxF): 167 mm x 84 mm x 46 mm Peso: 0,55 kg (baterías incluidas) Garantía: 3 años Funciones Máximo Máx. resolución Tensión CC 600V 1mV ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) Tensión CA 600V 1mV ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) Corriente CC 10,00A 1mA ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) Corriente CA 10,00A 0,01A ±(1,5%+3) ±(1,5%+3) Resistencia 40MΩ (113: 60KΩ) 0,1Ω ±(0,9%+2) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) Capacidad 10000μF 1nF ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) Frecuencia 50kHz 0,01Hz ±(0,1%+2) ±(0,1%+2) ±(0,1%+2) Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C ±(1,0%+10) VCHEK 600,0V CA/CC 0,1V ±(2,0%+3) C50 Consulte la página 130 TL223-1 Consulte la página 122 MC6 Consulte la página 133 TPAK Consulte la página
8 Multímetros para aplicaciones industriales 27-II/28-II: robustos y con homologación IP67 Diseñados para soportar el agua, el polvo y los entornos industriales más duros y aún así resolver la mayoría de los problemas eléctricos Los multímetros digitales Fluke 27 II y 28 II definen un nuevo estándar para trabajar en condiciones extremas, a la vez que ofrecen la funcionalidad y precisión necesarias para resolver la mayoría de los problemas eléctricos. Ambos multímetros cuentan con homologación IP 67 (a prueba de agua y de polvo), un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 C a +55 C y pueden operar con una humedad relativa del 95%; asimismo, soportan una caída desde 3 metros de altura. Estos multímetros resisten transitorios de tensión superiores a los V provocados por conmutación de cargas y fallos en circuitos industriales, y cumplen con la segunda revisión de los estándares de seguridad eléctrica IEC y ANSI. Además, el modelo 28 II integra una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico. Los nuevos multímetros de la Serie 20 de Fluke están diseñados para trabajar en los entornos más exigentes. 27 II 28 II Protección IP 67 contra agua y polvo Soporta una caída desde tres metros (con funda) Medidas de verdadero Fluke 27 II Visualización digital/cuentas /6000 Pantalla con gráfico de barras y 2 niveles de retroiluminación Retroiluminación en los botones del teclado Funda de goma reversible Incluye medida de temperatura Prueba de resistencia, continuidad y diodos Registro de valores mínimo, máximo y promedio Modo en espera mejorado para alargar la vida útil de las pilas Modo relativo para compensar la resistencia de los cables de prueba a la hora de realizar medidas de baja resistencia Selección automática y manual de rangos Categoría de seguridad CAT III 1000 V CAT IV 600 V CAT III 1000 V CAT IV 600 V Fluke 28 II En todas las entradas Funciones Máximo Resolución máx. 27 II 28 II Tensión CC 1000 V 0,1 mv ±(0,1% + 1) ±(0,05% + 1) Tensión CA 1000 V 0,1 mv ±(0,5% + 3) ±(0,7% + 4) Corriente CC 10 A 0,1 μa ±(0,2% + 4) ±(0,2% + 4) Corriente CA 10A 0,1 μa ±(1,5% + 2) ±(1,0% + 2) Temperatura -200 C a 0,1 C ±(1% + 10) C Resistencia 50MΩ 0,1Ω ±(0,2% + 1) Filtro paso bajo (medida en variadores de velocidad) sí Capacidad 9999μF 0,01nF ±(1% + 2) Frecuencia 200 khz 0,01 Hz 0,005% + 1 Captura de picos de transitorios 250 μs Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. 18 Cables de prueba TL175, pinzas cocodrilo AC172, sonda de temperatura 80BK-A (28 II), funda, manual, CD-ROM, tres pilas AA (instaladas) Fluke 27 II Multímetro IP 67 Fluke 28 II Multímetro IP 67 de verdadero valor eficaz Duración de la batería: 3 x pilas alcalinas AA, 800 h en condiciones normales Tamaño (AxAxP): 198 x 100 x 65,5 mm PV 350 Consulte la página 125 Peso: 0,75 kg Garantía para toda la vida i200 Consulte la página 126 i410 Consulte la página K-6 Consulte la página 133
9 Multímetro digital 77IV Multímetro versátil para la asistencia técnica en instalaciones o la reparación en bancos de trabajo El multímetro digital 77IV reúne todas las funciones necesarias para solucionar la mayoría de los problemas en circuitos eléctricos y electrónicos. Este multímetro fácil de usar incorpora mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo un mayor número de funciones de medida, conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande que facilita la visualización de los parámetros medidos. 77 IV Visualización digital/cuentas 6000 Gran pantalla con retroiluminación Modo de registro de valores mínimos, máximo y promedio con alarma de mínimos y máximos Pantalla digital de alto contraste con grandes dígitos Barra gráfica analógica (segmentos) 31 Selección de rangos automática y manual Touch Hold (retención auto, de lectura) Pruebas acústicas de continuidad y diodos Carcasa ergonómica con funda integrada El modo de espera permite conservar la vida útil de la batería Clasificación de seguridad EN CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Fluke 77 IV Función Máximo Resolución máxima Precisión Tensión CC 1000 V 1 mv ± (0,3% + 1) Tensión CA 1000 V 1 mv ± (2,0% + 2) Corriente CC 10 A 0,01 ma ± (1,5% + 2) Corriente CA 10 A 0,01 ma ± (2,5% + 2) Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω ± (0,5% + 1) Capacidad 9999 μf 1 nf ± (1,2% + 2) Frecuencia 99,99 khz 0,01 Hz ± (0,1% + 1) El grado de precisión es el máximo de cada función. Vida útil de las baterías: 400 horas típicas Tamaño (LxAxF): 185 mm x 90 mm x 43 mm Peso: 0,42 kg Garantía para toda la vida Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm, manual del usuario batería de 9 V (instalada) Fluke 77IV Multímetro i400 Consulte la página 126 C35 Consulte la página 130 Tpak Consulte la página 132 TL225 Consulte la página 133 TLK-225 Consulte la página
10 Multímetro para automoción 88V El multímetro adecuado para el diagnóstico eléctrico en automoción El multímetro es quizá el instrumento más importante para localizar averías en los sistemas eléctricos de vehículos. Los modelos más básicos miden la tensión, la corriente y la resistencia, mientras que el multímetro para automoción Fluke 88V cuentan con funciones para la comprobación de valores como la frecuencia, el ciclo de trabajo y los Continuidad para la detección de circuitos abiertos y cortocircuitos diodos, así como para medidas de temperatura, presión y vacío. 88V/A Fluke 88V/A Frecuencia para la comprobación de pulsos de CC y corriente alterna Ciclo de trabajo para verificar el funcionamiento de los carburadores de realimentación Comprobación de diodos Termómetro incorporado (sonda termopar incluida) Registro de valores mínimos, máximos y promedio, con alarma de mínimos y máximos Captura de picos de hasta 250 μs Modo relativo para compensación de errores debidos a las puntas de prueba Medidas del ancho de pulso en milisegundos para los inyectores de combustible Retención automática de lecturas estables en pantalla Pantalla de gran tamaño con retroiluminación en dos niveles Correa con imán para fijar el multímetro al vehículo Captador inductivo RPM80 para encendidos convencionales y sistemas de encendido sin distribuidor (DIS) Estuche rígido para multímetro Categoría de seguridad CAT III 1000 V, CAT IV 600 V En todas las entradas Fluke 88V Carcasa H80M con correa TPAK para colgar el multímetro, juego de cables de prueba de silicona TL224 SureGrip, TP74 Test Probe Set, juego de pinzas de cocodrilo de gran tamaño AC285 SureGrip, sonda de temperatura 80BK integrada, captador inductivo RPM80, 2 puntas de sonda para automoción, pinza de penetración de aislamientos, maletín de transporte rígido C800, manual de usuario + guía de referencia rápida Fluke 88V/A Kit combinado de multímetro para automoción Fluke 88V Rango Resolución Precisión Tensión CC 1000 V 0,1 mv 0,1% Tensión CA 1000 V (5 khz) 0,1 mv 0,5% Corriente CC 10 A 0,1 μa 0,4% Corriente CA 10 A 0,1 μa 1,2% Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω 0,4% Capacidad 10 mf 0,01 nf 1% Frecuencia 200 khz 0,01 Hz 0,01% Temperatura 1090 ºC 0,1 ºC 1% Vida útil de la batería: Típicamente más de 400 horas (alcalina) Tamaño (LxAxF): 200 mm x 95 mm x 48 mm Peso: 0,6 kg Garantía para toda la vida 20 TL82 Consulte la página 125 TLK Consulte la página i-610s Consulte la página PK-27 (requiere 80AK) Consulte la página 128 PV350 Consulte la página 125
11 Multímetros de precisión de 6,5 dígitos, modelos 8845A/8846A Fluke 8845A Fluke 8846A Utilice el registrador de gráficos sin papel TrendPlot para identificar de forma gráfica el alcance de los problemas intermitentes o de variación de la medida en circuitos analógicos Consulte los resultados en el modo de histograma para detectar problemas de estabilidad o ruido en circuitos analógicos Precisión y versatilidad para aplicaciones en instalaciones y bancos de trabajo Los multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A de Fluke cuentan con la precisión y versatilidad necesarias para realizar las medidas más exigentes, tanto en bancos de trabajo como en sistemas. Pantalla doble que ofrece gran versatilidad en las representaciones gráficas: Los multímetros 8845A y 8846A disponen de una excepcional pantalla gráfica que le permitirá descubrir problemas relacionados con la calidad de la señal, como intermitencias, variaciones y proble mas de estabilidad, al mostrar los datos medidos en forma de registro TrendPlot, de histograma o de estadísticas en tiempo real gracias a su exclusivo modo de análisis. Rangos de medida ampliados: como el de la resistencia o la corriente, para cubrir el mayor rango posible. Pantalla Resolución Velocidad de medición (lecturas/seg) Pruebas de continuidad/diodos Funciones analíticas Funciones matemáticas Puerto USB Posibilidad de realizar con facilidad medidas de 4 hilos con sólo dos: Las clavijas divididas patentadas de la función de medida de resistencia 2x4 le permitirán realizar medidas precisas de 4 hilos con sólo dos. Disponemos de cables Kelvin opcionales para que pueda establecer una conexión de 4 hilos incluso en espacios reducidos. Integración de sistemas: Ambos instrumentos incluyen de serie los puertos RS-232, IEEE-488 y Ethernet, que junto con los conocidos modos de emulación de multímetro digital facilitan la integración de sistemas. Software: Posibilidad de transferencia de datos desde el multímetro al PC gracias al software FlukeView Forms Basic incluido de serie. Para personalizar sus formularios actualice el software con la solución FVF-UG. 8845A 8846A VFD doble de matriz de puntos 6,5 dígitos Sí Estadísticas, histograma, TrendPlot, comparación de límites Cero, Mín/Máx, db/dbm Puerto para dispositivo de memoria - USB Reloj en tiempo real - Sí Interfaces RS232, IEEE-488.2, Ethernet Lenguajes de programación/ Modos de emulación SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 Seguridad diseñado conforme a IEC , ANSI / ISA-S , CAN / CSA- C22.2 No V CATI / 600V CATII Realice las medidas más exigentes con gran precisión y una resolución de 6,5 dígitos Cable de alimentación para línea LCI; juego de cables de prueba; fusible para línea de reserva; manual para programador/usuario en CD-ROM; 884X-USB cable adaptador de USB a RS232, FVFBASIC, versión básica del software FlukeView Forms. Multímetro 8845A precisión de 6,5 digitos, 35 ppm Multímetro 8845A/SU precisión de 6,5 digitos, Multímetro 8846A 35 ppm (software + cable) precisión de 6,5 digitos, 24 ppm Multímetro 8846A/SU precisión de 6,5 digitos, 24 ppm (software + cable) 8845A 8846A Función* Rango Resolución Precisión* (%) Rango Resolución Precisión* (%) Tensión CC 1000 V 100 nv 0, V 100 nv 0,0024 Tensión CA (Frec. 300 Hz) 750 V 100 nv 0, V 100 nv 0,06 Resistencia (método 2 y 4 hilos) 100 MΩ 100 μω 0,01 1 GΩ 10 μω 0,01 Corriente CC 10 A 100 pa 0,05 10 A 100 pa 0,05 Corriente CA (Frec. 3 Hz-10 khz) 10 A 10 μa 0,10 10 A 100 pa 0,10 Frecuencia/período 300 khz 1 μhz 0,01 1 MHz 1 μhz 0,01 Capacidad nf a 100 mf 1 pf 1 Temperatura RTD a +600º 0,001º 0,06 * Precisión =+/- (% de la lectura) Tamaño (LxAxF): 88 mm x 215 mm x 293 mm Peso: 3,6 kg Garantía: 3 años 884X-case Estuche rígido TL2X4W-TWZ Puntas de prueba de 2x4 hilos para medida de resistencia TL2X4W-PT II Cables de prueba con puntas de 2mm para medida de resistencia 2x4 884X-512M Unidad de memoria USB de 512 MB (Visite nuestra página web para ver más detalles) FVF-UG Actualización del software FlukeView Forms 21
12 Multímetro 8808A de 5,5 dígitos Fluke 8808A El Fluke 8808A incluye dos rangos de baja corriente y baja impedancia para medir corrientes de fuga sensibles Las teclas de configuración (S1-S6) proporcionan un rápido acceso a medidas repetitivas. Las configuraciones pueden incluir modos de comparación de valores límite con indicadores pasa/no pasa Multímetro versátil para las aplicaciones de mantenimiento, desarrollo y fabricación Las aplicaciones de pruebas en I+D, fabricación y mantenimiento demandan prestaciones y flexibilidad en un multímetro de banco. El Fluke 8808A posee una amplia variedad de funciones, incluidas las medidas de tensión, resistencia, intensidad y frecuencia, todas realizadas con una precisión y resolución excelentes (precisión básica de V CC de 0,015%). Medida de corrientes de fuga sensibles: Fluke 8808A incluye dos rangos de baja corriente y baja impedancia para medir corrientes de fuga sensibles (fuga-i). Realiza pruebas de funcionamiento en rutinas de producción de forma consistente: las teclas de configuración (S1 S6) proporcionan un rápido acceso a medidas repetitivas. Los usuarios ya no tienen que pulsar varios botones para realizar las rutinas de medida. Elimina errores de producción: el Fluke 8808A dispone de un modo de comparación de valores límite con indicadores de pantalla que muestran claramente si una prueba está dentro o fuera de las tolerancias. Posibilidad de realizar con facilidad medidas de 4 hilos con sólo dos cables: las clavijas divididas patentadas para la función de medida de resistencia 2x4 le permitirán realizar medidas precisas de 4 hilos con sólo dos. Están disponibles accesorios opcionales para establecer una conexión de 4 hilos incluso en espacios reducidos o en dispositivos de montaje superficial. 8808A Pantalla VFD multisegmento Resolución 5,5 dígitos Medidas V CA, V CC, impedancia de CC, impedancia de CA, Ω, continuidad, diodos Medidas avanzadas Medida de resistencia 2x4 hilos, frecuencia, fuga-i Pruebas de continuidad/diodos Sí Funciones analíticas Comparación de límites Funciones matemáticas dbm, db, mín., máx. Interfaces RS-232, USB con adaptador opcional Lenguajes de programación/modos de emulación ASCI simplificado, Fluke 45 Categoría de seguridad CAT I 1000 V, CAT II 600 V (Visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) 22 Pantalla con doble modo de visualización Cable de alimentación para línea LCI, juego de cables de prueba, fusible para línea de reserva, manual para programador/ usuario en CD- ROM; 884X-USB cable adaptador de USB a RS232, FVFBASIC, versión básica del software FlukeView Forms. Fluke 8808A Multímetro de 5,5 dígitos Fluke 8808A/SU Multímetro de 5,5 dígitos (software y cable) Fluke 8808A/TL Multímetro de 5,5 dígitos (medida de resistencia 2x4) Función Rango Resolución Precisión* Tensión CC 200 mv a 1000 V 1 μv 0,015 Tensión CA (frecuencia de 10 Hz 200 mv a 750 V 1 μv 0,2 a 100 khz) Resistencia (método 2 y 4 hilos) 200 Ω a 100 MΩ 1 mω 0,02 Corriente CC 200 μa a 10 A 1 na 0,02 Corriente CA (Freq. 20 Hz to 20 ma a 10A 0,1 μa 0,3 2 khz) Frecuencia 20 Hz a 1 MHz (sólo frecuencia) 0,1 mhz 0,01 * Precisión = +/- (% de lectura) Tamaño (LxAxF): 88 mm x 217 mm x 297 mm Peso: 2,1 kg Garantía: 3 años TL2X4W-TWZ Puntas de prueba de 2x4 hilos para medida de resistencia 884X-case Maletin rígido TL2X4W-PT II Cable de prueba con punta de 2 mm para medida de resistencia 2x4 884X-SHORT SHORT de 4 hilos FVF-UG-SC4-SC5 Actualización del software FlukeView Forms

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución