Source: http://www.gisiberica.com/movil/medidor_cloro.html
Timestamp: 2019-08-24 00:44:00+00:00

Document:
Medidores Ion Específicos y Multiparamétricos ( Fotómetros) |Gis Iberica
Medidores Ion Específicos y Multiparamétricos ( Fotómetros)
Medidor de bolsillo para Cloro Total, sistema DPD, según método oficial. Rango: 0,00 a 2,50 ppm (mg/ ...
Medidor de bolsillo para Cloro Total, sistema DPD, según método oficial. Rango: 0,00 a 2,50 ppm (mg/l), resolución: 0,01 ppm (mg/l), precisión: +/- 3% lectura+/- 0,03 ppm (mg/l) @ 25ºC. Se suministra con 2 cubetas con tapa transparente, 6 sobres de reactivo de Cloro Total, pila e instrucciones de uso.
Fotómetro medidor dureza magnesica rango 0,00-2,00mg/l, precisión +- 0,11 mg/l +- 5 % lectura Resol ...
Fotómetro medidor dureza magnesica rango 0,00-2,00mg/l, precisión +- 0,11 mg/l +- 5 % lectura Resolución 0,01mg/l
Fotometro medidor dureza cálcica. Rango 0,00-2,70 mg/l , precisión +- 0,01 mg/l +- 5%, lectura Reso ...
Fotometro medidor dureza cálcica. Rango 0,00-2,70 mg/l , precisión +- 0,01 mg/l +- 5%, lectura Resolución 0,01mg/l.Metodo calmagita
Fotometro medidor de dureza total por presencia de sales de calcio y magnesio ,multirango: 0-250mg/L ...
Fotometro medidor de dureza total por presencia de sales de calcio y magnesio ,multirango: 0-250mg/L: +/-5mg/L, 200-500mg/L: +/-7mg/L, 400-750mg/L: +/-10mg/L. Conversión de mg/l a grados franceses, alemanes ,ingleses, no necesita tabla de conversión. Se suministra con reactivo para 100 test de uno de los rangos, 2 cubetas, pilas e instrucciones.
Fotometro medidor de concentraciones de aluminio, rango 0,00-1,00mg/l.Resolución 0,01 mg/l ...
Fotometro medidor de concentraciones de aluminio, rango 0,00-1,00mg/l.Resolución 0,01 mg/l
Fotometro medidor de concentración de amoniaco rango bajo 0,00-3,00mg/l resolución 0,01mg/l, precisi ...
Fotometro medidor de concentración de amoniaco rango bajo 0,00-3,00mg/l resolución 0,01mg/l, precisión +- 0,04 mg/l +- 4% lectura
Fotometro medidor de concentración de amoniaco , rango medio 0,00-9,99mg/l resolución 0,01mg/l, prec ...
Fotometro medidor de concentración de amoniaco , rango medio 0,00-9,99mg/l resolución 0,01mg/l, precisión +- 0,05 mg/l +- 5% lectura
Fotometro medidor de hierro y manganeso. Resolución 10ug/l. Precisión Fe+- 10 ug/l +- 8% lectura, Mn ...
Fotometro medidor de hierro y manganeso. Resolución 10ug/l. Precisión Fe+- 10 ug/l +- 8% lectura, Mn +- 2 ug/l +- 3 % lectura. Rangos: Fe:0-400 ug/l Mn:0-300ug/l
Fotómetro HANNA medidor de Bromo, rango 0-10,00 mg/l, resolución 0,01 mg/l, precisión +- 0,08 mg/l + ...
Fotómetro HANNA medidor de Bromo, rango 0-10,00 mg/l, resolución 0,01 mg/l, precisión +- 0,08 mg/l +- 3 % lectura
Medidor de DQO multiparamétrico (39 parámetros), para laboratorio de análisis de agua. ...
Medidor de DQO multiparamétrico (39 parámetros), para laboratorio de análisis de agua.
Termoreactor ...
Fotómetro HI96104 Medidor de cloro libre, cloro total, pH y ácido isocianúrico portátil. PH: rango: ...
Fotómetro HI96104 Medidor de cloro libre, cloro total, pH y ácido isocianúrico portátil. PH: rango: 6.5 to 8.5 pH, resolución: 0.1 pH. Cloro Libre: Rango: 0.00 to 5.00 mg/L (ppm), Resolución: 0.01 mg/L (ppm). Cloro Total: rango: 0.00 to 5.00 mg/L (ppm), resolución: 0.01 mg/L (ppm). Ácido Isociánurico: rango: 0 to 80 mg/L (ppm), resolución: 1 mg/L (ppm).). Se suministra con reactivo liquido de cloro 100 det, reactivo líquido pH 100 det, reactivo polvo ác. isocianúrico 25 det. (2) cubetas para muestra con tapa, bateria de 9V e instrucciones.
Pequeño laboratorio portátil capaz de medir hasta 36 parámetros diferentes (según modelos), para el ...
Pequeño laboratorio portátil capaz de medir hasta 36 parámetros diferentes (según modelos), para el estudio de calidad de aguas, hasta 45 parámetros programados, medidas económicas, sencillas y precisas, métodos de análisis estandarizados, salida USB. Se suministra con cubetas de medida, pilas, adaptador a 12Vdc e instrucciones. (SIN REACTIVOS). Equipo idóneo para laboratorios de análisis de agua.
Medidor multiparametrico portátil y de laboratorio para controlar amoniaco, nitratos, fosforo y pota ...
Medidor multiparametrico portátil y de laboratorio para controlar amoniaco, nitratos, fosforo y potasio en rangos bajo, medio y alto, (especial para Agricultura).
Fotómetro multiparamétrico para educación (20 parámetros) ...
Fotómetro multiparamétrico para educación (20 parámetros)
Medidor de NDVI (Índice de Dif. Normalizada Vegetal) de las plantas, césped, etc., modelo Field scou ...
Medidor de NDVI (Índice de Dif. Normalizada Vegetal) de las plantas, césped, etc., modelo Field scout CM1000 NDVI, incluye software de activación y cable de conexión a PC, (cable GPS/DGPS y Adaptador USB/Puerto serie DB-9 opcional).
MX83225
Fotómetro multiparamétrico para Agricultura, análisis de los nutrientes principales de las plantas: ...
Fotómetro multiparamétrico para Agricultura, análisis de los nutrientes principales de las plantas: Nitrógeno amoniacal, Nitratos, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Sulfatos. Se suministra completo con batería, adaptador, cubetas e instrucciones. Incluye Kit para la preparación de muestra (MX83225B): incluye un robusto maletín, vaso de 100 ml y 170 ml, jeringa de 60 ml y 5 ml, un porta filtros y 25 filtros de papel, cilindro de 100 ml, botella desmineralizadora, 2 pipetas, cuchara de 1,5 ml y carbón activado. No incluye maletin transporte, ni soluciones. Accesorios Opcionales: Lisímetro (HI83900) para la recogida de muestras de solución de suelo y posterior análisis, disponible en tubo de 30 cm, 60 cm y 90 cm.. Software y cable para transmisión de datos al Pc (MX83225SOF).
MX98569
Medidor multiparamétrico para análisis de tratamiento de aguas, mide: PH, PH/ISE, mv/ORP, conductivi ...
Medidor multiparamétrico para análisis de tratamiento de aguas, mide: PH, PH/ISE, mv/ORP, conductividad, resistividad de líquidos, TDS y salinidad ( no incluye electrodos ni sondas)
MXHI83740
Fotómetro para análisis de cobre, rango 0,00 a 1.500 mg/l, precisión +-0,05 mg/l ...
Fotómetro para análisis de cobre, rango 0,00 a 1.500 mg/l, precisión +-0,05 mg/l
MXHI839800
PH34562
Phmetro-conductímetro sobremesa, mide PH,ORP, conductividad, resistividad, TDS y salinidad, con 1 en ...
Phmetro-conductímetro sobremesa, mide PH,ORP, conductividad, resistividad, TDS y salinidad, con 1 entrada BNC para electrodo y 1 entrada para sonda de conductividad y temperatura, con conexión a PC. Incluye: software y maleta de transporte. No incluye: electrodos, sondas, cable conexión a PC ni alimentador.
Phmetro de sobremesa, pH,mv y temperatura, con pantalla gráfica en color. ...
Phmetro de sobremesa, pH,mv y temperatura, con pantalla gráfica en color.
PH4222
Phmetro de sobremesa,PH,ISE,mv, temperatura, con pantalla gráfica en color. ...
Phmetro de sobremesa,PH,ISE,mv, temperatura, con pantalla gráfica en color.
Medidor de bolsillo LAQUATwin de salinidad. Permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, ...
Medidor de bolsillo LAQUATwin de salinidad. Permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, alimentos e incluso muestras sólidas. Rango de medición: 0,1 – 10% por peso Incluye: 2 baterías CR2032; 1 pipeta; Manual de instrucciones; Manual de inicio rápido; Estuche; Solución de calibración 5% (14 ml); Solución de calibración 0,5% (14 ml); 5 tiras de papel para toma de muestras.
Medidor de bolsillo LAQUATwin de Sodio. Permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, ali ...
Medidor de bolsillo LAQUATwin de Sodio. Permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, alimentos e incluso muestras sólidas. Rango de medición: 23 a 2300 ppm (mg/L). Calibración en dos puntos. Incluye: 2 baterías CR2032; 1 pipeta; Manual de instrucciones; Manual de inicio rápido; Estuche; Solución de calibración 2000 ppm (14 ml); Solución de calibración 150 ppm (14 ml); 5 tiras de papel para toma de muestras.
Medidores LAQUATwin de Potasio (K+), para líquidos, suelo, frutas, plantas,... Rango: 39-3900 ppm, c ...
Medidores LAQUATwin de Potasio (K+), para líquidos, suelo, frutas, plantas,... Rango: 39-3900 ppm, calibración en 2 puntos. Incluye: solución de calibración de 2000 ppm y 150 ppm, (14 ml), rollo de papel para muestreo, pipeta y manual de uso. Accesorios opcionales: QHB731A: soluciones 2000 ppm, QHB731B: soluciones 150 ppm, QHB731S: sensor de repuesto
Medidor LAQUATwin de Nitrato (NO3) para plantas. Rango NO3-:100 a 9900 ppm (mg/L) NO3--N: 23 a 2200 ...
Medidor de bolsillo LAQUATwin de calcio (Ca2+). Permite medir muestras directamente en líquidos, pas ...
Medidor de bolsillo LAQUATwin de calcio (Ca2+). Permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, alimentos e incluso muestras semi-sólidas. Calibración en dos puntos. Rango de medición: 40 a 4000 ppm Incluye: 2 baterías CR2032; 1 pipeta; Manual de instrucciones; Manual de inicio rápido; Estuche; Solución de calibración 2000 ppm (14 ml); solución de calibración de 150 ppm (14 ml); 5 tiras de papel para muestreo
QW034
Medidor portátil multiparamétrico "La Motte", para TDS, salinidad, PH y temperatura, memoria para 25 ...
Medidor portátil multiparamétrico "La Motte", para TDS, salinidad, PH y temperatura, memoria para 25 lecturas, con calibración en 1 punto con solución de conductividad y pH. Rango: pH: 0,0 a 14,00 pH, Temperatura: 0 a 65ºC, TSD/Salinidad: 0 a 999 ppm. Se suministra con solución de calibración estándar 12,88 ?S/cm (120 ml), solución estándar pH 7 (100 tabletas), bote 20 ml y maletín rígido de transporte.
Medidor LAQUATwin de Nitrato (NO3) para suelos, rango 30 a 600 ppm. Se suministra en estuche rígido ...
Medidor LAQUATwin de Nitrato (NO3) para uso general. Rango: NO3-:62 a 6200 ppm (mg/L), NO3--N: 14 a ...

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución