Source: https://www.fluke.com/es-es/producto/comprobacion-electrica/comprobadores-de-aislamiento/fluke-1587-i400-fc-kit
Timestamp: 2020-01-18 04:12:04+00:00

Document:
Kit De Pinza Amperimétrica I400 Y Fluke 1587 FC | Fluke
Con Fluke 1587 FC, realizará de forma sencilla y segura las comprobaciones de aislamiento y dispondrá en el mismo instrumento de una amplia selección de funciones propias de un multímetro digital
Utilice la pinza Fluke i400 con Fluke 1587 FC para medir con total precisión la corriente de CA, sin interrumpir el circuito
Filtro de paso bajo para accionadores de frecuencia variable (VFD) para realizar mediciones precisas del variador de velocidad
Tensiones de prueba de aislamiento 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Tensiones de prueba de aislamiento de 500 V y 1000 V
Prueba de aislamiento: de 0,01 M? a 2 G?
Prueba de aislamiento: de 0,1 M? a 600 M?
Descarga automática de la tensión capacitiva
Medición de frecuencia / capacidad / prueba de diodos / temperatura
Mín./máx. / tensión de CA/CC / milivoltios de CC / miliamperios de CA/CC
Resistencia (0,1 ? a 50 M?)/continuidad/apagado automático
Tres años de garantía/sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, termopar tipo K, estuche rígido
Se utiliza con Fluke 1587 FC para medir de 1 a 400 A de CA
Clasificación CAT III a 1000 V y CAT IV a 600 V de sobretensión para una mayor protección del usuario
Descripción general del producto: Kit de pinza amperimétrica i400 y Fluke 1587 FC
Las pruebas de relación de PI/DAR programadas con gráficos TrendIt™ identifican más rápido los problemas de humedad y aislamiento contaminado
La compensación de temperatura a través de la aplicación ayuda a establecer una referencia precisa y a realizar comparaciones del historial pertinentes
Realizar un seguimiento del historial y de la tendencia de activos, lo que permite identificar la degradación con el paso del tiempo, además de hacer posible la toma de decisiones en el campo y en tiempo real con Assets de Fluke Connect®
Lapinza amperimétrica de corriente CA Fluke i400 es una pinza amperimétrica de alta seguridad para multímetros digitales. La pinza amperimétrica proporciona mediciones precisas de corriente sin romper los circuitos eléctricos, lo que le ayuda a realizar las mediciones de manera segura con clasificaciones estándares de seguridad de la industria.
Especificaciones: Kit de pinza amperimétrica i400 y Fluke 1587 FC
Medición de tensión CA
600,0 mV. Resolución 0,1 mV.
Precisión de 50 a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) ± ( 1 % + 3)
Precisión de 60 a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) ± ( 2% + 3)
6,000 V Resolución 0,001 V
60,00 V Resolución 0,01 V
Precisión de 50 a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) ± (1 % + 3)
Precisión de 60 a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) ± (2% + 3)
600,0 V Resolución 0,1 V
Precisión de 60 a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) ± (2 % + 3)¹
Precisión de 50 a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) ± (2% + 3)
Tensión del filtro de paso bajo
Precisión de 60 a 400 Hz ± (% de lectura + recuentos) +(2 % + 3), -(6 % - 3)
Precisión de 50 a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) ± (2 % + 3)
Medición de tensión de CC
Rango Resolución Precisión ± (% de lect. + recuentos)
6,000 V CC 0,001 V ± (0,09 % + 2)
60,00 V CC 0,01 V ± (0,09 % + 2)
600,0 V CC 0,1 V ± (0,09 % + 2)
1000 V CC 1 V ± (0,09 % + 2)
Relación de supresión de modo normal >60 dB a 50 Hz o 60 Hz
Relación de supresión de modo común > 120 dB a CC, 50 o 60 Hz (1 k sin equilibrio)
600,0 mV CC 0,1 mV. ± (0,1% + 1)
Resolución 0,1 mA
Precisión ± (% de lectura + recuentos) ± (1,5 % + 2)¹
Tensión de la carga (típica) 2 mV/mA
Resolución 0,01 mA
Precisión ± (% de lectura + recuentos) ± (0,2 % + 2)
Protección de fusible para la entrada de mA 0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA
Las entradas responden al verdadero valor eficaz y se especifican de 5 % a 100 % del rango. El factor de cresta de la señal de entrada puede ser de hasta 3 a 300 mA, disminuyendo linealmente hasta un factor de cresta ≤ 1,5 a 600 mA. Para el caso de las formas de onda no sinusoidales, agregue +(2 % de lectura + 2 % de escala completa) típico, para factores de cresta de hasta 3.
60,00 kΩ 0,01 kΩ ± (0,9% + 2)
6,000 MΩ 0,001 MΩ ± (0,9% + 2)
50 MΩ ² 0,01 MΩ ± (1,5 % + 3)
Protección frente a sobrecargas 1000 V rms o CC
Tensión de prueba de circuito abierto
¹ Las precisiones se aplican del 0 al 100 % del rango
Indicación de la comprobación de diodos Caída de tensión en pantalla: corriente de prueba nominal de 0,6 V a 1,0 mA:
Precisión ± (2 % + 3)
Corriente en cortocircuito 1,0 mA típica
Protección frente a sobrecargas 1000 V de valor eficaz
Tiempo de respuesta > 1 ms
Rango Resolución Precisión ± (% de lectura + recuentos)
999,9 Hz 0,1 Hz ± (0,1% + 1)
9,999 kHz 0,001 kHz ± (0,1% + 1)
99,99 kHz 0,01 kHz ± (0,1% + 1)
600,0 mV CA Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 5 Hz a 20 kHz 100,0 mV.
Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 20 kHz a 100 kHz 150,0 mV.
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² No aplicable
6,0 V Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 5 Hz a 20 kHz 1,0 V
Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 20 kHz a 100 kHz 1,5 V
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² -400,0 mV y 2,5 V
60,0 V Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 5 Hz a 20 kHz 10,0 V
Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 20 kHz a 100 kHz 36,0 V
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² 1,2 V y 4,0 V:
600,0 V Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 5 Hz a 20 kHz 100,0 V
Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 20 kHz a 100 kHz -
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² 12,0 V y 40,0 V:
1000,0 V Sensibilidad V CA (onda sinusoidal de valor eficaz)¹ De 5 Hz a 20 kHz 300,0 V
¹ Entrada máxima para la precisión especificada = 10 veces el rango (1000 V como máximo). El ruido a bajas frecuencias y amplitudes podría afectar a la precisión
² Utilizable hasta 100 kHz con entrada a escala completa
100,0 μF 0,1 μF ± (1,2 % ±90 recuentos)
9.999 μF 1 μF ± (1,2 % ±90 recuentos)
Rango Resolución Precisión ± (% de lectura + recuentos)¹
Desde -40 °C a 537 °C 0,1 °C ± (1 % + 10 recuentos)
Desde -40 °F a 998 °F 0,1 °F ± (1 % + 18 recuentos)
Rango de medición De 0,01 MΩ a 2 GΩ
Tensiones de prueba 50, 100, 250, 500, 1000 V
Precisión de la tensión de prueba +20 %, -0 %
Detección de circuitos vivos Cancela la prueba si la tensión del terminal es > 30 V antes del inicio de la prueba
50 V (de 0 % a +20 %) Rango de visualización 0,01 a 6,00 MΩ
Resolución 0,01 MΩ
Precisión de resistencia ± (% de lectura + recuentos) ± (3% + 5 recuentos)
Rango de visualización 6,0 a 50,0 MΩ
Resolución 0,1 MΩ
100 V (de 0 % a +20 %) Rango de visualización 0,01 a 6,00 MΩ
Corriente de prueba 1 mA a 100 kΩ
Rango de visualización 6,0 a 60,0 MΩ
Rango de visualización 60 a 100 MΩ
250 V (de 0 % a +20 %) Rango de visualización 0,1 a 60,0 MΩ
Corriente de prueba 1 mA a 250 kΩ
Precisión de resistencia ± (% de lectura + recuentos) ± (1,5% + 5 recuentos)
Rango de visualización 60 a 250 MΩ
500 V (de 0 % a +20 %) Rango de visualización 0,1 a 60,0 MΩ
Corriente de prueba 1 mA a 500 kΩ
Rango de visualización 60 a 500 MΩ
1000 V (de 0 % a +20 %) Rango de visualización 0,1 a 60,0 MΩ
Corriente de prueba 1 mA a 1 MΩ
Rango de visualización 60 a 600 MΩ
Rango de visualización 0,6 a 2,0 GΩ
Precisión de resistencia ± (% de lectura + recuentos) ± (10% + 3 recuentos)
Tensión máxima aplicable a cualquier terminal y común 1000 V
Coeficiente de temperaturas 0,05 x (precisión especificada) por °C para temperaturas 28 °C (82 °F)
Del 0 % al 95 % a 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
Del 0 % al 75 % a 30 °C - 40 °C (86 °F - 104 °F)
Del 0% al 40% a 40 °C - 55 °C (104 °F - 131 °F)
Comunicación de radiofrecuencia Banda ISM de 2,4 GHz
Internacional IEC 61326-1: entorno electromagnético portátil; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Clase A
Clase A: el equipo es apto para su uso en todos aquellos establecimientos que no sean domésticos o que estén conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a edificios empleados para fines domésticos. Pueden producirse dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a perturbaciones conducidas y radiadas.
Es posible que se generen emisiones que superen los niveles que requiere CISPR 11 cuando el equipo se conecta a un objeto de prueba. Es posible que el equipo no cumpla con los requisitos de inmunidad de esta norma cuando las puntas de prueba o las sondas de prueba están conectadas.
EE. UU. (FCC) 47 CFR 15 subparte B. Este producto está considerado un dispositivo exento por la cláusula 15.103.
Protección de la envolvente IEC 60529: IP40, (en reposo)
Pilas Cuatro pilas AA (NEDA 15A o IEC LR6)
Duración de la pila/batería Uso del multímetro de 1000 horas; uso de prueba de aislamiento: el comprobador puede efectuar al menos 1000 comprobaciones de aislamiento con pilas alcalinas nuevas a temperatura ambiente. Son pruebas estándar de 1000 V en 1 MΩ con un ciclo de trabajo de 5 segundos encendido y 25 segundos apagado.
Tamaño (L x An x Al) 5,0 x 10,0 x 20,3 cm (1,97 x 3,94 x 8,00 pulg.)
Capacidad de sobrepasar el rango 110 % del rango excepto para la capacidad, que es del 100 %
Protección de fusible para la entrada de mA 0,44 A, 1000 V, IR 10 kA
Corriente mínima de medición 1 A
Precisión básica 2 % + 0,06 A
Nivel(es) de salida 1 mA/A
Tensión máxima Valor eficaz de 1000 V CA de masa a tierra, de acuerdo con EN61010
Diámetro máximo del conductor 32 mm (1,25 pulg.)
Longitud del cable de salida 1,5 m (59 pulgadas)
Modelos: Kit de pinza amperimétrica i400 y Fluke 1587 FC
Recursos: Kit de pinza amperimétrica i400 y Fluke 1587 FC
1587 FC/1587/1577 | Suplemento del manual de usuario
1587/1577 | Manual del usuario
1587 FC/1587/1577 | Suplemento del manual de calibración
1587 FC/1587/1577 | Suplemento de la hoja de seguridad
Accesorios: Kit de pinza amperimétrica i400 y Fluke 1587 FC
Correa con imán para medidor ToolPak™ TPAK de Fluke
Pinzas de corriente (1)
El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC es el único instrumento que permite que los usuarios realicen pruebas avanzadas de aislamiento para el mantenimiento preventivo y predictivo
Mantenga el tiempo de actividad de sus equipos eléctricos con este kit de mantenimiento preventivo y solución de problemas,

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución