Source: https://www.fortest.es/es/productos/c/gama-t/p/t6990
Timestamp: 2020-01-25 20:53:11+00:00

Document:
ABSOLUTE - Probador de Fugas T6990 - ForTest
Instrumento de ensayo de estanqueidad entry-level con caída absoluta
Mecánico Medical
Válvulas Empaquetado
Siempre más fácil.
T6990, imitando el éxito del precedente M6990, mejora de manera evidente la interfaz usuario, gracias a un innovador panel de vidrio templado con teclado capacitivo integrado, que rodea una pantalla de 3,5” a colores.
La nueva pantalla de alta resolución hace aún más clara la visualización del ciclo de prueba y de los menús de programación, y el teclado capacitivo permite una introducción rápida de los parámetros.
Pantalla 3,5” a colores Pantalla capacitiva táctil
Todas las conexiones que sirven.
T6990 tiene una dotación de puertas más limitada que la de sus hermanos mayores, pero igualmente completa: un puerto usb slave, RS232, RS485 y Can bus.
Usb key Salidas de alta potencia RS232, RS485, Can
Muy pequeño pero potente.
T6990 puede contar con una resolución a medida de 0,1 Pa a 1 bar (0,5 Pa a 6 bar) estable y sin ruido, compartiendo una parte de la sección de medida adoptada en las series superiores T8000 y T9000.
A pesar que está ideada como instrumento entry-level, los rendimientos de medida son absolutamente equiparables con los del resto de la gama de ForTest.
Performance de medida elevadas Resolución a partir de 0,1 Pa
Neumática ultra compacta.
T6990, para mantener las dimensiones lo más contenidas posible, monta un grupo neumático de válvulas con capacidad estándar, ideales para probar volúmenes hasta de 5 litros. La resistencia de estas válvulas permite eliminar cualquier actividad de mantenimiento programado, garantizando luego una optimización de los costos al Cliente.
Ideal para volúmenes hasta de 5 litros Gran resistencia a la humedad Ningún mantenimiento periódico
Está todo donde debería estar.
A pesar de las dimensiones contenidas que han hecho necesario el uso de menús simplificados, el interfaz usuario de T6990 está estudiado para agilizar la programación de los parámetros de prueba.
El panel frontal está realizado en una plancha única de vidrio temperado y aluminio, que lo hacen extremadamente fácil de limpiar, es por lo tanto T6990 adecuado tanto para el uso en laboratorio como en línea de producción.
Interfaz user-friendly Fácil limpieza Uso a 360°
Modelo 0-1 bar 1-2 bar 2-6 bar 6-10 bar
Precisión Dp / capacidad 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT
Alcance de medida Dp / capacidad 0-65 mbar 0-65 mbar 0-65 mbar 0-65 mbar
Resolución Dp / capacidad 0,001 mbar 0,002 mbar 0,005 mbar 0,01 mbar
Precisión presión de llenado 0,5%FS 0,5%FS 0,5%FS 0,5%FS
Alcance de medida presión de llenado 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS
Resolución presión de llenado 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 1 mbar
Precisión medida pérdida en cc/’ 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min
Alcance de medida pérdida en cc/’ 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min
Resolución medida pérdida en cc/’ 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min
Precisión medida volumen en cc - - - -
Alcance de medida volumen en cc - - - -
Resolución medida volumen en cc - - - -
Dimensiones 180X160X200 mm
Dimensiones pantalla 320x240 pixel
Señales I/O Start, Stop, Filling, Test, Good, Reject, 3BCD
Señales I/O auxiliares (opcional) -
Número programas 100
Memoria archivo pruebas Standard
Nombre programa No
Válvula neumática 3 vías
3-forma de válvulas neumáticas con válvula piloto
Racor frontal para fuga calibrada Staubly© - (STANDARD)

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución