Source: https://www.cattani.it/categorie-prodotti/blok-jet-per-compressori/
Timestamp: 2019-08-26 07:18:01+00:00

Document:
Blok-Jet per compressori Archives - Cattani Spa | Attrezzature odontoiatriche |
Prodotti > Attrezzature odontoiatriche > Blok-Jet per compressori
PER GRANDI IMPIANTI.
BLOK-JET rappresenta una soluzione conveniente all’acquisto e soprattutto nel costo di gestione.
A richiesta è disponibile il CATALOGO GRANDI IMPIANTI ricco di
7 Blok-Jet per l’aspirazione, per impianti da 15 a 230 poltrone e di
9 Blok-Jet per le centrali di aria compressa sempre per impianti da 15 a 230 poltrone.
• Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 – rumore di fondo < 34 dB (A) – strumento: Brüel & Kjær type 2232.
CENTRALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA DA 30 A 35 RIUNITI
ACB 400 - telaio in profilato di alluminio con 4 testate indipendenti a 6 cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Art. 010657
(380V / 60Hz)
ACB 400 – Telaio in profilato di alluminio con 4 testate indipendenti a 6 cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Motori trifase 60 Hz – 15,2 kW resi totali 37 A.
Aria resa a 5 bar 1848 N l/min in uscita dal telaio.
Linea di filtraggio ed essiccazione dell’aria compressa
Scambiatore aria/aria per 4 testate a 6 cilindri che riporta l’aria, in uscita dalla centrale di produzione aria compressa, da circa 100 °C a temperatura ambiente + 5 °C. Essiccatore a ciclo frigorifero con scaricatore elettronico di condensa. Punto di rugiada in pressione +3 °C.
Temperature ambiente di esercizio: min. +5 °C / max + 35 °C.
Serbatoio aria CE litri 200 trattato internamente
Livello di pressione sonora: ….. dB (A).
Dimensioni indicative: L= 1550 mm P= 760 mm H= 2000 mm
Art. 010656
(400V / 50Hz)
Motori trifase 50 Hz – 13 kW resi totali 31 A. Aria resa a 5 bar 1680 N l/
min in uscita dal telaio.
CENTRALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA DA 50 A 55 RIUNITI
Serbatoio aria CE litri 900 trattato internamente
Art. 199748
Dimensioni indicative: D=800 mm H=2225 mm
Art. 169047
(per telaio 60Hz)
Scambiatore aria/aria per 6/7 testate a 6 cilindri che riporta l’aria, in uscita dalla centrale di produzione aria compressa, da circa 100 °C a temperatura ambiente + 5 °C.
Essiccatore a ciclo frigorifero con scaricatore elettronico di condensa.
Punto di rugiada in pressione +3 °C.
Dimensioni indicative: L=850 mm P=950 mm H=900 mm
Art. 169048
(per telaio 50Hz)
ACB 700 - telaio in profilato di alluminio con 7 testate indipendenti a 6 cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Art. 010629
ACB 700 – Telaio in profilato di alluminio con 7 testate indipendenti a 6 cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Motori trifase 60 Hz – 26,6 kW resi totali 64
A. Aria resa a 5 bar 3234 N l/min in uscita dal telaio.
Dimensioni indicative: L=1850 mm P= 800 mm H= 2000 mm
Art. 010628
Motori trifase 50 Hz – 22,75 kW resi totali 52,4 A. Aria resa a 5 bar 2940
N l/min in uscita dal telaio.
CENTRALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER 65 RIUNITI
Art. 169049
Scambiatore aria/aria per 9 testate a 6 cilindri che riporta l’aria, in uscita dalla centrale di produzione aria compressa, da circa 100 °C a temperatura ambiente + 5 °C.
Art. 169063
ACB 900 - telaio in profilato di alluminio con 9 testate indipendenti a 6 cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Art. 010637
ACB 900 – Telaio in profilato di alluminio con 9 testate indipendenti a 6 cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Motori trifase 60 Hz – 34,2 kW resi totali 82,5 A.Aria resa a 5 bar 4167 N l/min in uscita dal telaio.
Livello di pressione sonora: 81 dB (A).
Dimensioni indicative: L=2200 mm P= 800 mm H= 2000 mm
Art. 010638
Motori trifase 50 Hz – 29,25 kW resi totali 67,6 A. Aria resa a 5 bar 3780

References: Art. 010657

Art. 010656

Art. 199748

Art. 169047

Art. 169048

Art. 010629

Art. 010628

Art. 169049

Art. 169063

Art. 010637

Art. 010638