Source: http://www.gisiberica.com/Phmetros/ph2156.1-ph2156.2.htm
Timestamp: 2019-08-21 04:10:48+00:00

Document:
PH2156.1-PH2156.2
pH METRO – CONDUCTIMETRO –TERMOMETRO
Son instrumentos portátiles con visualizador LCD de grandes dimensiones. Miden el pH, los mV, el potencial de óxido-reducción (ORP), la conductibilidad, la resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos (TDS) y la salinidad con sondas combinadas de conductibilidad y temperatura de 2 y 4 anillos. Miden también sólo la temperatura con sondas de inmersión, penetración o contacto y sensor Pt100 o Pt1000.
La calibración del electrodo pH, además de manualmente, se puede efectuar de forma automática en uno, dos o tres puntos, pudiendo escoger la secuencia de calibrado de una lista de 13 buffer. La calibración de la sonda se puede efectuar de forma automática en una o más de las soluciones tampón a 147 ì S/cm,1413 ì S/cm,12880 ì S/cm o 111800 ì S/cm.
El instrumento PHD2156.2 es un datalogger ,memoriza hasta 20.000 ternas de datos compuestos por pH o mV, conductibilidad o resistividad o TDS o salinidad y temperatura; estos datos se pueden transferir a un PC conectado al instrumento mediante el puerto serie multi-estándar
RS232C y USB 2.0. Desde el menú es posible configurar el intervalo de memorización, la impresora y el baudrate.
Los modelos PHD2156.1 y PHD2156.2 disponen de un puerto serie RS232C y pueden transferir, en tiempo real, las medidas adquiridas a un PC o a una impresora portátil. La función Max, Min y Avg calcula los valores máximo, mínimo y medio.
Otras funciones son: Auto-HOLD y apagado automático excluible.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)185x90x40mm
Peso 470g (incluidas las baterías)
Visualizador 2x41/2 números más símbolos
Área visible:52x42mm
Temperatura operativa -5 … 50 °C
Temperatura de almacén -25 … 65 °C
Humedad relativa de trabajo 0 … 90%HR sin condensación
Alimentación: Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA
Corriente absorbida con instrumento apagado 20 ì A
Red Adaptador de red salida 9Vcc/250mA
Seguridad de los datos memorizados Ilimitada, independiente de las condiciones de carga de las baterías
Fecha y hora horario en tiempo real
Exactitud 1 min/mes máx desviación
Memorización de los valores medidos -modelo
PHD2156.2
Tipo 2000 páginas de 10 muestras cada una
Cantidad 20000 ternas de medidas formadas por pH o mV, ÷ o Ù o TDS o Salinidad y Temperatura.
Intervalo de memorización 1s … 3600s ((1 hora)
Interfaz serie RS232C
Baud rate configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de stop 1
Longitud cable serie Máx 15m
Intervalo de impresión inmediata 1s … 3600s ((1 hora)
Interfaz USB -modelo PHD2156.2
Tipo 1.1 -2.0 aislada galvánicamente
Entrada pH/mV Conector BNC hembra
Entrada conductibilidad Conector 8 polos macho DIN45326
Interfaz serie y USB Conector 8 polos MiniDin
Adaptador de red Conector 2 polos (positivo en el centro)
Medida de pH del instrumento
Rango de medida -2.000 …+19.999pH
Resolución 0.01 o 0.001pH seleccionable desde el menú
Exactitud ±0.001pH ±1digit
Impedancia de entrada >10 12 Ù
Error de calibrado @25 °C |Offset|>20mV
Slope >63mV/pH o Slope <50mV/pH
Sensibilidad >106.5% o Sensibilidad <85%
Medida en mV del instrumento
Rango de medida -1999.9 …+1999.9mV
Resolución 0.1mV
Exactitud ±0.1mV ±1digit
Deriva a 1 año 0.5mV/año
Medida de conductibilidad del instrumento
Resolución con K cell=0.1 0.01 ìS/cm en el rango 0.00 …19.99 ìS/cm
Rango de medida (K cell=1)/ Resolución 0.0 …199.9 ìS/cm /0.1 ìS/cm
200 …1999 ìS/cm /1 ìS/cm
2.00 …19.99mS/cm /0.01mS/cm
20.0 …199.9mS/cm /0.1mS/cm
Exactitud (conductibilidad)±0.5%±1digit
Medida de resistividad del instrumento
Rango de medida /Resolución 4.0 …199.9 Ù /0.1 Ù
200 …999 Ù /1 Ù
1.00k …19.99kÙ /0.01kÙ
20.0k …99.9kÙ /0.1kÙ
100k …999kÙ /1kÙ
1 …10MÙ /1MÙ
Exactitud (resistividad)±0.5%±1digit
Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente ÷ /TDS=0.5)
Resolución con K cell=0.1 0.05mg/l en el rango 0.00 …19.99mg/l
Rango de medida (K cell=1)
Resolución 0.0 …199.9 mg/l /0.5 mg/l
200 …1999 mg/l /1 mg/l
2.00 …19.99 g/l /0.01 g/l
20.0 …199.9 g/l /0.1 g/l
Exactitud (sólidos totales disueltos)±0.5%±1digit
Rango de medida /Resolución 0.000 …1.999g/l /1mg/l
2.00 …19.99g/l /10mg/l
automática/manual 0…100 °C con áT seleccionable
desde 0.00 hasta 4.00%/°C
Temperatura de referencia 20 °C o 25 °C
Factor de conversión ÷ /TDS 0.4 …0.8
Constante de celda K (cm -1 )0.1,0.7,1.0 y 10.0
Soluciones estándar reconocidas automáticamente (@25 °C)
147 ìS/cm; 1413 ìS/cm; 12880 ìS/cm; 111800 ìS/cm
Rango de medida Pt100 -50 …+200 °C
Rango de medida Pt1000 -50 …+200 °C
Exactitud ±0.25 °C
Deriva a 1 año 0.1 °C/año

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución