Source: http://www.merckmillipore.com/MX/es/products/analytics-sample-prep/chromatography-for-analysis/analytical-hplc/chromolith-hplc-columns/chromolith-monolithic-hplc-columns/chromolith-rp-18-endcapped-monolithic-silica-hplc-columns/chromolith-rp-18e-highresolution-hplc-columns/lGCb.qB.ADYAAAFQE1ZauNPg,nav
Timestamp: 2019-11-20 17:01:51+00:00

Document:
Columnas Chromolith® HighResolution RP-18e | Analítica y preparación de muestras | Merck
Columnas para HPLC Chromolith® RP-18e HighResolution
Columnas Chromolith RP-18e de alta resolución para HPLC
Columnas para HPLC convencionales Chromolith® RP-18e
Todas las columnas Chromolith RP-18 desactivadas
Columnas Chromolith® HighResolution RP-18e
Fácil transferencia de métodos
Diferentes longitudes que se ajustan a sus aplicaciones
Si usted necesita combinar los elevados caudales, la poca sensibilidad de la matriz, la baja contrapresión y la larga vida útil de las columnas para HPLC Chromolith® con una eficiencia incluso mayor, necesita Chromolith® HighResolution. Las columnas para HPLC Chromolith® HighResolution RP-18 desactivadas son perfectas para una separación rápida, robusta y muy eficiente de compuestos que van desde hidrófobos hasta compuestos de polaridad media a una contrapresión de columna baja. Las columnas Chromolith® HighResolution RP-18e son la alternativa ideal a las columnas de partículas inferiores a 3 µm: generan resultados similares a las columnas rellenas con partículas núcleo-cáscara, pero a una contrapresión mucho menor. Además, las columnas Chromolith® HighResolution ofrecen una vida útil más de un 30% más prolongada que la de las columnas de partículas.
Como todas nuestras columnas Chromolith® para HPLC, las columnas Chromolith® HighResolution RP-18e consisten en una varilla monolítica de sílice de gran pureza con una estructura bimodal: macroporos que reducen la contrapresión y mesoporos que crean una superficie activa muy grande. Al contrario que las columnas Chromolith® convencionales, sin embargo, las columnas HighResolution se caracterizan por macroporos más pequeños (de 1,15 μm en oposición a 2 μm). Por esta razón, las columnas Chromolith® HighResolution ofrecen como mínimo un 50 % más de eficiencia que las columnas Chromolith® (superando las 140.000 platos/metro [antraceno]), así como una mejor forma del pico con una excelente simetría. La contrapresión es superior a la de las columnas Chromolith® convencionales, pero sigue siendo menos de la mitad que la de cualquier columna de partículas de las mismas dimensiones.
Dado que la base química de las columnas Chromolith® HighResolution RP-18e es idéntica a la de las columnas de partículas de sílice de alta gama (por ejemplo, las Purospher®), los especialistas en cromatografía pueden utilizar fácilmente métodos convencionales cuando desarrollan nuevos protocolos, y la transferencia de métodos desde las columnas de partículas hasta las columnas Chromolith® RP-18 monolíticas es sencilla y fluida. Las columnas Chromolith® HighResolution RP-18e están incluidas en la Farmacopea estadounidense en la categoría L1.
Gran rendimiento a caudales elevados
Menor sensibilidad de la matriz
El rendimiento de la columna es comparable al de las columnas rellenas de partículas inferiores a 3 µm y como mínimo un 50 % superior al de las columnas Chromolith® convencionales
La contrapresión es sólo la mitad de la correspondiente a las columnas de partículas o incluso menor
La vida útil de la columna es un 30% más prolongada que la de las columnas rellenas de partículas
Posibilidad de gradientes de flujo
Aumento de la resolución de la columna por acoplamiento de columnas
Transferencia de métodos sencilla desde las columnas de partículas
La eficiencia de la columna es directamente proporcional a la longitud de la columna Además, al aumentar la longitud de la columna aumenta la resolución debido al mayor número de platos teóricos por columna.
Se dispone de columnas Chromolith® HighResolution RP-18e con diversas longitudes para que se adapten perfectamente a sus requisitos de aplicación. Además, pueden acoplarse con facilidad dos o incluso más columnas Chromolith® HighResolution gracias a la baja contrapresión.
Para una separación rápida de mezclas sencillas: Chromolith® HighResolution de 50 mm ofrece tiempos de ejecución cortos y contrapresiones menores, y son ideales para los análisis de gradiente. 153021
Para una separación rápida de mezclas más complejas: las columnas Chromolith® HighResolution de 100 mm ofrecen mayor eficiencia y resolución que las columnas de 50 mm, así como tiempos de ejecución más cortos y menores contrapresiones que las de 150 mm. 152022
Novedad: Chromolith® HighResolution RP-18e, (L) 150 mm
Para una separación rápida de mezclas muy complejas: nuestras nuevas columnas Chromolith® HighResolution de 150 mm ofrecen una resolución aprox. un 25 % superior que las columnas HighResolution de 100 mm (dependiendo de la aplicación). Son ideales para separar mezclas más complejas o para aplicaciones que requieran mayor resolución y eficiencia. 152023
kits de validación – Para validación precisa del método Cada kit de validación contiene tres columnas procedentes de tres lotes de producción diferentes. Esto le permite comparar con facilidad la calidad y la reproducibilidad lote a lote, haciendo del kit de validación una herramienta ideal para los laboratorios de control de calidad y de validación. 152019
Chromolith® HighResolution RP-18e 100-4,6 mm
ACN / 20 mM NaH2PO4 – Tampón pH = 4,5
t (min) ACN (%) Tampón (%)
2 ml/ min
Presión de la columna
64-70 bares
UV - 230 nm
Célula detectora
Ácido ascórbico 140 µg/ml
Ácido 4-hidroxi-benzoico 150 µg/ml
Ácido benzoico 150 µg/ml
Ácido sórbico 160 µg/ml
Metil-4-hidroxibenzoato	140 µg/ml
Etil-4-hidroxibenzoato 150 µg/ml
Propil-4-hidroxibenzoato 150 µg/ml
Betabloqueantes a bajo pH
ACN al 23 % / Tampón de KH2PO4 al 77 % 20 mM pH = 2,5
76 bares
Sistema LC
Separación de una mezcla de 5 fármacos
ACN + TFA al 0,1 % / agua + TFA al 0,1 %
t [min] ACN [%] Agua [%]
20-31 bares
Paracetamol 98 µg/ml
Quinina 152 µg/ml
Ácido salicílico 140 µg/ml
Verapamilo 98,4 µg/ml
Separación de 11 esteroides
ACN / agua
29 - 77 bares
Sistema LC:
Dionex UltiMate3000 (analítico)
UV - 240 nm
Fluoximesterona 51 µg / ml
Boldenona 43 µg / ml
Metandrostenolona 8 µg / ml
Testosterona 77 µg / ml
Metiltestosterona 35 µg / ml
Acetato de boldenona 13 µg / ml
Acetato de testosterona 71 µg / ml
Propionato de nandrolona 71 µg / ml
Propionato de testosterona 14 µg / ml
Fenilpropionato de nandrolona 69 µg / ml
Isocaproato de testosterona 184 µg / ml
Tipo de sílice
Tamaño del macroporo
Tamaño del mesoporo
Volumen de los poros
Volumen de poros total
2,9 ml/g
Modificación de la superficie
RP-18e (octadecilsilano con desactivación completa)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución