Source: https://www.microscope.healthcare.nikon.com/es_EU/products/confocal-microscopes/csu-series/csu-w1-sora
Timestamp: 2020-08-11 19:37:20+00:00

Document:
CSU-W1 SoRa | CSU Series | Microscopios confocales | Productos | Nikon Instruments Europe B.V.
Sistemas confocales de barrido de campo Yokogawa Spinning Disk
Adapte el W1 para la adquisición de imágenes de súper resolución
Mejora de resolución 2x ​​vs. campo ancho
Mejoría de la Resolución y seccionamiento confocal al mismo tiempo
Modo confocal normal y modo SoRa
Resolución XY a 120nm
Utilizando magnificación y microamplificación, se logra una mejora aproximada de 1.4x más allá del límite óptico, que puede mejorarse aún más hasta 2x mediante la deconvolución.
Comparación de una imagen de campo amplio, la imagen sin procesar de SoRa con una mejora de aproximadamente 1,4x y la imagen SoRa deconvolucionada (DCV) con una mejora de aproximadamente 2x.
La reasignación óptica de píxeles es ideal para la obtención rápida de imágenes
Las imágenes de súper resolución se adquieren ópticamente, en cualquier muestra, sin preparaciones especiales ni cálculos. Esto permite que la recopilación de imágenes esté limitada tan solo por la relación señal / ruido de la muestra y el tiempo de exposición del detector. Se pueden obtener tasas de video o la adquisición de imágenes de resolución súper más rápida.
Micro-ampliar (microlensing) la apertura de emisión con el aumento correcto contrarresta la falta de coincidencia entre una PSF de excitación en el eje y la PSF confocal efectiva (producto de las PSF de excitación y emisión) a través de un apertura de emisión que no es infinitamente pequeña.
Mediante la micro-ampliación, el ángulo de divergencia de los puntos individuales en la apertura se reduce 2x, imitando el efecto de una apertura ideal infinitamente pequeña, pero sin comprometer el brillo de la señal.
Referencia: T.Azuma y T.Kei "Microscopía confocal de disco de giro de superresolución mediante reasignación de fotones ópticos" Opt.Express 23, 15003-15011 (2015).
Comparación de imágenes campo ancho, con imágenes de disco giratorio con aperturas de 50 μm, de disco giratorio SoRa sin procesar y de disco giratorio SoRa con imágenes deconvolucionada.
CSU-W1 SoRa es un dispositivo confocal y de súper resolución
Todos los sistemas incluyen dos discos giratorios que se pueden intercambiar fácilmente a través del control de software: un disco de súper resolución que también es capaz de producir seccionamiento óptico y un disco para la adquisición de imágenes confocales estándar. Esto significa que el CSU-W1 SoRa es un sistema confocal de disco giratorio de barrido de campo y un sistema de superresolución confocal en un solo paquete.
Sora DCV
Los objetivos de alto rendimiento de Nikon son la combinación perfecta para el CSU-W1 SoRa
SoRa requiere una lente de objetivo 60x o 100x para mejoras de resolución óptimas, y emplea una ampliación intermedia de 2.8x para 100x y 4x para 60x para proporcionar tamaños de píxeles efectivos óptimos para la superresolución y la deconvolución.
La gran variedad de objetivos Nikon de 60x y 100x con distancias focales largas, apertura numérica alta y lentes collar de corrección son un complemento perfecto para este sistema.
Los collares de corrección automáticos motorizados y el dispensador automático de inmersión en agua son componentes opcionales en la plataforma invertida Nikon Ti2-E.
Debido a que CSU-W1 SoRa se basa en la plataforma CSU-W1, se encuentran disponibles modelos con una sola cámara o con dos. Múltiples Cámaras pueden también adaptarse acoplando dispositivos adicionales. Con la plataforma de microscopio invertido Nikon Ti2-E, se pueden agregar al sistema otros dispositivos adicionales de adquisición de imagen y fotomanipulación a través del iluminador LAPP, que incluye TIRF, dispositivos digitales de microespejo (DMD) y escáneres y dispositivos de fotoestimulación.

References: resolución

 resolución 
 Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución