Source: https://hannainst.com.mx/productos/medidores-de-mesa/medidor-de-mesa-grado-investigacion-para-ph-mv-ise-y-ce-tds-salinidad-resistividad/
Timestamp: 2019-02-17 06:31:27+00:00

Document:
Medidor de mesa grado investigación para pH/mV/ISE y CE/TDS/salinidad/resistividad | HANNA® instruments México
Inicio / Todos los productos / Línea / Laboratorio / Medidor de mesa grado investigación para pH/mV/ISE y CE/TDS/salinidad/resistividad
Medidor de mesa grado investigación para pH/mV/ISE y CE/TDS/salinidad/resistividad
Obtenga mediciones confiables con nuestro medidor multiparamétrico de mesa más avanzado.
Este medidor multiparamétrico de mesa es una herramienta esencial en cualquier laboratorio. Cuenta con múltiples funciones y es completamente personalizable a los requerimientos específicos del usuario. El HI5522 ofrece precisión y desempeño a los usuarios más exigentes.
Diseño compacto para caber en cualquier mesa de laboratorio.
Dos canales para mediciones simultáneas para maximizar el tiempo de análisis.
Ideal para uso en laboratorio y profesional.
HI5522-01 Categorías: Laboratorio, Medidores de mesa Etiquetas: Conductividad eléctrica (CE), ISE, pH, Resistividad, Salinidad, Sólidos totales disueltos (TDS)
El HI5522 es un medidor de mesa grado investigación avanzado para pH/ORP/ISE y CE/TDS/salinidad/resistividad que es completamente personalizable y cuenta con una gran pantalla LCD a color, teclado táctil capacitivo y puerto USB para conexión a la computadora.
El HI5522 es un medidor de dos canales que permite la medición simultánea de pH, ORP, o ISE en un canal y CE, TDS, salinidad o resistividad en el otro. El canal 1 tiene un conector BNC para utilizarlo con la amplia línea de electrodos de pH, ORP e ISE que ofrece Hanna instruments. El medidor se suministra con el electrodo combinado HI1131B con cuerpo de vidrio, doble unión que opera en un amplio intervalo de temperaturas desde 0 hasta 100 °C. Todas las lecturas se compensan automáticamente por variaciones de temperatura con la sonda de temperatura separada HI766-T o con el sensor de temperatura integrado de la sonda de conductividad en el canal 2. El HI5522 se suministra con la sonda de conductividad de 4 anillos HI76312, que opera en un amplio intervalo que va de los 0.000 μS/cm a los 1,000.0 mS/cm*. El medidor de mesa de pH y conductividad puede colocarse en modo de ajuste de intervalo automático, en el cual el medidor elige el intervalo apropiado de conductividad de siete intervalos disponibles, o puede programar el intervalo fijo en el que el medidor mostrará la lectura en μS/cm o mS/cm. Todas las lecturas se compensan automáticamente por variaciones de temperatura con el sensor de temperatura incorporado. El coeficiente de corrección se ajusta desde 0.00 a 10.00%/°C.
Como medidor de mesa, el HI5522 puede calibrarse hasta en 5 puntos con la posibilidad de elegir entre 8 soluciones estándar programadas o cinco soluciones personalizadas. El HI5522 cuenta con la función exclusiva de Hanna CAL CheckTM para alertar al usuario de problemas potenciales durante el proceso de calibración de pH. Los indicadores mostrados durante la calibración son “Electrodo Sucio/roto” y “Buffer contaminado”. La condición general de la sonda basada en la característica del offset y la pendiente del electrodo se muestra como un porcentaje después de que se completó la calibración.
En el modo ISE el HI5522 puede calibrarse hasta en cinco puntos con la elección de 5 estándares fijos o 5 estándares definidos por el usuario en cualquier unidad de concentración. La información de calibración incluyendo la fecha, hora, estándares utilizados y pendiente pueden verse en cualquier momento junto con la medición de corriente, seleccionando la opción de buenas prácticas de laboratorio (GLP).
Como medidor de CE/TDS/salinidad/resistividad el HI5522 puede calibrarse hasta en cuatro puntos con la opción de elegir 6 estándares de conductividad programados o definidos por el usuario. La resistividad, TDS, salinidad práctica (PSU) y la escala de agua de mar natural se calibran a partir de la conductividad. El porcentaje de NaCl se calibra en un solo punto con el estándar de salinidad HI7037. Se puede acceder en cualquier momento a la información de calibración incluyendo la fecha, hora, estándares utilizados, offset y factor de celda junto con la medición en curso, seleccionado la opción en pantalla de buenas prácticas de laboratorio.
Para la medición de agua de alta pureza utilizada en las farmacéuticas, el HI5522 está programado con las tres etapas del método de la USP <645>. Una vez que se alcanza una etapa, se genera un reporte que puede almacenarse. Se pueden almacenar hasta 200 reportes y transferirse a una computadora compatible con WindowsR, utilizando un cable USB y el software (se vende por separado).
Están disponibles tres modos de registro: automático, manual y registro de congelamiento automático. Se pueden registrar hasta 100,000 puntos de datos en 100 lotes con 50,000 registros máximos por lote en cada canal y exportarse a una computadora para revisión de información y almacenamiento.
Interfaz de usuario altamente personalizable – La interfaz del HI5522 permite al usuario mostrar mediciones en varios modos: medición básica con o sin información GLP, gráficos en tiempo real y registro de datos. Los criterios de estabilidad de la calibración se pueden ajustar desde rápido, moderado y preciso. Las alarmas programables pueden ajustarse dentro o fuera de los límites permisibles.
Pantalla LCD a color – El HI5522 cuenta con una pantalla LCD gráfica a color con ayuda en pantalla, gráficos y configuraciones de color personalizadas. La pantalla permite gráficos en tiempo real y el uso de teclas virtuales proporciona una interfaz de usuario intuitiva.
Tecnología sensible al tacto – El HI5522 cuenta con un teclado sensibles al tacto para el uso preciso de teclas cuando se navega por los diferentes menús y pantallas. El equipo cuenta cuatro teclas que se utilizan para las operaciones de rutina, incluidos los modos de calibración y cambio de mediciones, además tiene cuatro teclas virtuales que cambian en función del uso. La tecnología sensible al tacto asegura que los botones no se incrusten con residuos de muestra.
Sonda de conductividad de cuatro anillos– – Las mediciones de conductividad se realizan con la sonda de conductividad de cuatro anillos HI76312 que tienen un sensor de temperatura incorporado para corrección automática de la temperatura. Los cuatro anillos están hechos de platino y el cuerpo de la sonda está hecho de PEI que es resistente a muchos químicos dañinos. El diseño de cuatro anillos permite que esta sonda se utilice en una amplia variedad de mediciones.
Elección de la calibración – El reconocimiento automático de la solución de calibración, el modo semiautomático y la entrada manual son las opciones disponibles para calibrar hasta cinco puntos, de entre ocho soluciones estándar y hasta cinco soluciones personalizadas. Para conductividad, la calibración puede configurarse en reconocimiento automático del estándar o entrada del usuario con la elección de uno o múltiples puntos. La calibración puede realizarse hasta en cuatro puntos cuando se eligen múltiples puntos.
Información GLP – El HI5522 incluye la función GLP que permite a los usuarios ver los datos de calibración y la información de caducidad de calibración con sólo tocar un botón. Los datos de calibración incluyen la fecha, hora, las soluciones o estándares utilizados para la calibración.
Medición de ISE con elección de las unidades de concentración – El HI5522 permite la elección de las unidades de concentración de la calibración y lecturas. La elección de las unidades de concentración incluye ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v y una unidad definida por el usuario.
Medición de ISE con método de incrementos – Los métodos de incrementos de adición conocida, sustracción conocida, adición de analito y sustracción de analito están programados en el HI5522. Solo siga el procedimiento guiado en pantalla y el medidor realizará los cálculos automáticamente permitiendo obtener un nivel más alto de exactitud, en comparación con la medición de ISE directa.
Registro de datos – Están disponibles tres modos de registro seleccionables en el HI5522: registro automático, manual y registro de congelación automática. Puede realizar registros automáticos y manuales de hasta 100 lotes con 50,000 registros máximo por lote, con hasta 100,000 puntos de datos totales. El registro automático ofrece la opción de guardar datos según el período de medición y el intervalo.
Alerta CAL Check para problemas potenciales durante la calibración
Información GLP detallada y completa
Intervalo de pH -2.0 a 20.0 pH, -2.00 a 20.00 pH, -2.000 a 20.000 pH
Exactitud del pH(@ 25ºC / 77ºF) ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD
Calibración del pH Automática, hasta cinco puntos de calibración, ocho soluciones estándar disponibles (1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01,12,45) y cinco soluciones personalizados
Compensación de temperatura por pH Automático o manual de -20.0 a 120.0 ° C
Exactitud de mV ± 0.2 mV ± 1 LSD
Intervalo de offset mV relativo ± 2000 mV
Intervalo CE 0.000 a 9.999 μS/cm, 10.00 a99.99 μS/cm, 100.0 a 999.9 μS/cm, 1.000 a 9.999 mS/cm, 10.00 a 99.99 mS/cm, 100.0 a 1,000.0 mS/cm CE real*
Resolución CE 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
Exactitud de CE (@25 ºC/77 ºF) ±1% de la lectura (±0.01 μS/cm)
Calibración de CE Reconocimiento automático de estándares (0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm) o estándares de usuario; calibración de un solo punto o de múltiples puntos.
Intervalo TDS 0.000 a 9.999 ppm, 10.00 a 99.99 ppm, 100.0 a 999.9 ppm, 1.000 a 9.999 ppt, 10.00 a 99.99 ppt, 100.0 a 400.0 ppt TDS real* (con factor de 1.00)
Resolución TDS 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
Exactitud TDS (@25 ºC/77 ºF) ±1% de la lectura (±0.01 ppm)
Intervalo de resistividad 1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 KΩ•cm; 10.0 a 99.9 KΩ•cm; 100 a 999 KΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 100.0 MΩ•cm
Resolución de resistividad 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*
Exactitud de resistividad ±2% de la lectura (±1 Ω•cm)
Intervalo de salinidad Escala práctica: 0.00 a 42.00 psu; Escala de agua de mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; Escala de porcentaje: 0.0 a 400.0%
Resolución de salinidad 0.01 Para escala práctica/ escala de agua de mar natural; 0.1% para la escala en porcentaje
Exactitud de salinidad (@25ºC/77ºF) ±1% de la lectura
Calibración de salinidad Escala de porcentaje – un punto (con estándar HI7037)
Intervalo de temperatura – 20.0 a 120.0ºC, -4.0 a 248.0°F, 253.15 a 393.15K
Resolución de temperatura 0.1°C, 0.1°F, 0.1K
Exactitud de temperatura ± 0.2°C, ± 0.4°F, ± 0.2K (sin la sonda)
Compensación de temperatura Inhabilitada, linear y no linear (agua natural)
Temperatura de referencia 5.0 a 30.0 °C
Especificaciones de ISE
Intervalo ISE 1 x 10⁻⁶ a 9.99 x 10¹ de concentración
Resolución ISE 1; 0.1; 0.01; 0.001 de concentración
Exactitud ISE @ 25 °C/77 °F ±0.5 (iones monovalentes); ±1% (iones divalentes)
Puntos de calibración ISE Automática, hasta 5 puntos de calibración, 5 estándares fijos disponibles (0.1, 1, 10, 100, 1000) y 5 unidades definidas por el usuario.
Constante de celda 0.0500 a 200.00
Tipo de celda 4 celdas
Electrodo/sonda Electrodo de pH de cuerpo de vidrio HI1131B con conector BNC y cable de 1 m (incluido). Sonda de CE/TDS de cuatro anillos de platino HI76312 con cable de 1 m (3.3’) (incluida)
Sonda de temperatura Sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662-T con cable de 1 m (3.3’) (incluido)
Perfiles Hasta 10, 5 en cada canal
Compatible con USP ⟨645⟩ Sí
GLP Datos de calibración incluyendo fecha, hora, soluciones utilizadas, offset y pendiente para pH. Constante de celda, temperatura de referencia, coeficiente de temperatura, puntos de calibración, tiempo de calibración, offset de la sonda para conductividad.
Registro Registro: almacenamiento de 100,000 puntos, hasta 100 lotes con máximo 50,000 registros por lote; intervalo: Seleccionable entre 1 segundo y tiempo máximo de registro de 180 minutos; tipo: automático, manual, congelamiento automático; adicional: 200 registros USP.
Canales de entrada 1 pH/ORP/ISE + 1 CE/TDS/Salinidad/Resistividad
Pantalla LCD a color con ayuda en pantalla, gráficos y configuración de color personalizable.
Condiciones ambientales 0 a 50 °C (32 a 122 °F; 273 a 323 K), HR max 95% no condensante
Alimentación eléctrica Adaptador 12 VCD (incluido)
Dimensiones 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)
Peso 1.2 kg (2.64 lbs.)
Información para ordenar El HI5522 se suministra con el electrodo de pH HI1131B, la sonda de temperatura HI7662-T, la sonda de conductividad HI76312, el Soporte para electrodo HI76404W, sobre con solución de calibración de pH 4.01 HI70004, sobre con solución de calibración de pH 7.01 HI70007, sobre con solución de limpieza de electrodos HI7000601 (2), Solución electrolítica 3.5 M de KCl HI7082 (30 mL), adaptador eléctrico de 12 VCD y manual de instrucciones,
Notas *La conductividad no compensada (o TDS) es el valor de conductividad (o TDS) sin la compensación de temperatura.
**Reducido a los límites reales de la sonda.
Medidores grado investigacion
Sé el primero en valorar “Medidor de mesa grado investigación para pH/mV/ISE y CE/TDS/salinidad/resistividad” Cancelar respuesta

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución