Source: https://issuu.com/reles.srl/docs/bellingham___stanley_-_refractometr
Timestamp: 2020-07-11 19:02:59+00:00

Document:
BELLINGHAM & STANLEY - Refractómetros y Polarímetros Digitales by RELES SRL - Issuu
Refractómetros y polarímetros digitales PARA MEDICIONES PRECISAS DE CONCENTRACIÓN Y PUREZA
Medición precisa de concentración y pureza ya sea en el laboratorio o la planta ¿Qué es el índice de refracción? Cuando la luz atraviesa de un medio a otro, la velocidad a la cual viaja cambia en relación con los parámetros de los materiales. Este principio puede observarse mirando una pajilla (popote o pitillo) en un vaso o un remero en un río, como se muestra en la ilustración. La relación o el cambio en la velocidad de la luz se llama índice de refracción y los instrumentos que miden este parámetro se llaman La posición real refractómetros. El índice de del remo refracción de un líquido es La imagen refl relativo a su concentración ejada del remo y por esto, un refractómetro puede mostrar la concentración en unidades adecuadas, como pueden ser ºBrix (sacarosa), glucosa, cloruro sódico, urea y gravedad específi ca de la orina, entre otras.
¿Qué es la rotación óptica? Cuando la luz polarizada plana pasa a través de una sustancia ópticamente activa, el plano de polarización rota en una medida específi camente relacionada con el producto que atravesó. Dado que muchos compuestos químicos presentan esta característica quiral, la medición de la rotación óptica con un polarímetro es muy común en la manufactura de azúcar, alimentos, productos químicos y productos farmacéuticos como herramienta para control de producción y aseguramiento de la calidad.
La luz vibra en todas las direcciones Polarizador Luz polarizada
Muestra ópticamente activa
Cambio en el ángulo de la luz polarizada
21 CFR Parte 11 Control de temperaturaPeltier Identifi cación de usuario por RFID Fácil de adaptar a líneas de producción
Refractómetros RFM700 Los refractómetros de la serie RFM700 son instrumentos robustos, totalmente automáticos y de bajo precio, idóneos para las industrias alimentaria, de azúcar y bebidas, aunque se pueden utilizar también en muchas otras aplicaciones no alimentarias en las que no se necesite controlar la temperatura. Los instrumentos están configurados para utilizar la escala °Brix, con la temperatura de los resultados compensada a 20ºC según ICUMSA. Además, es posible instalar dos escalas de usuario estándar de una amplia biblioteca en línea, y también es posible crear escalas personalizadas y compensación de temperatura según los datos del producto por medio de software para PC disponible gratuitamente en nuestro sitio web, antes de descargar al instrumento. La construcción robusta incluye un prisma de zafi ro montado en un plato de acero inoxidable de fácil limpieza y una carcasa exterior hermética y diseñada para soportar vertidos de muestras e ingreso de humedad. Estas características, junto con la fuente de alimentación externa y la pantalla brillante LED, hacen que el RFM700 sea idóneo para laboratorios de mucha actividad o entornos industriales rigurosos. El instrumento también se puede conectar a una impresora o PC de laboratorio, y los resultados se pueden imprimir en formatos estándar o CSV. Las características de software incluyen compensación de temperatura AG especial que permite realizar una calibración SPAN cuando se utilizan fluidos de calibración AG y retardo de tiempo antes de lectura, lo que garantiza resultados fiables en todo momento.
Especificaciones Código de pedido Escalas °Brix Defi nida por usuario (equivalente a RI) Resolución (°Brix/equivalente a RI) Precisión (°Brix/equivalente a RI) Otras escalas
• Múltiples escalas • Modelo de fábrica • Funcionamiento sencillo • Retardo de lectura
RFM712 (71F)
RFM732 (73F)
RFM742 (74F)
RFM745
0 – 50 2 (1.33-1.42)
0 – 100 2 (1.33-1.54)
0 – 100 NO
0.1 (0.0001) 0.1 (0.0001) 0.01 (0.00001) ±0.1 (±0.0001) ±0.1 (±0.0001) ±0.04 (±0.00005) Defi nida por usuario – RI, Oechsle, Alcohol Probable (A.P.), Báume, Babo, Cloruro sódico, HFCS, Butyro, FSII2, etc. o escalas personalizadas, todas cargadas por software de PC. Intervalo de temperatura 5-40°C Compensación de temperatura ICUMSA, AG, Ninguna o Defi nida por usuario Control de temperatura Ninguno – Compensación de temperatura (ATC) Precisión del sensor de temperatura ±0.05°C Comprobaciones de estabilidad de Retardo de tiempo (programable en segundos) temperatura Interfase RS232
0.01 (NO) ±0.04 (NO) 42% HFCS 55% HFCS 90% HFCS ICUMSA, AG, Ninguna
Refractómetros RFM300+ Los refractómetros de la serie RFM300+ son considerados por muchas empresas líderes como los mejores instrumentos para instalar en entornos industriales exigentes, así como para usar como herramientas principales para control de calidad. Desde su lanzamiento en 1992, se instalaron más de 5000 modelos en todo el mundo, y luego de un rediseño completo en 2008, los refractómetros de la serie RFM300+ siguen ofreciendo todos los atributos del diseño original, pero con un rango de índices de refracción más amplio, control de temperatura Peltier y una estructura de software más versátil. Un plato de prisma poco profundo y de fácil limpieza contiene un sistema óptico con un solo prisma de zafi ro, protegido con un prensador de muestra que también se puede usar para iniciar una medición sin la necesidad de pulsar el botón READ. La gran área de muestreo en la superficie del prisma permite medir no sólo fluidos homogéneos como jugos, gaseosas, salsas y aceites comestibles, sino también muestras difíciles de leer como pulpas de fruta y resinas industriales. El software inteligente asegura una rápida respuesta de la temperatura ante cambios en la temperatura del prisma, mientras la comprobación de estabilidad de temperatura inteligente asegura que se muestre el resultado únicamente cuando la muestra esté estable. Un Sistema de Métodos permite la rápida configuración del instrumento y ofrece comprobaciones de límites con respecto a datos almacenados, así como desviaciones y correcciones de ácido específicas por producto. La memoria del instrumento almacena más de 700 lecturas, y el menú en pantalla se puede ver en varios idiomas. El instrumento está disponible en dos formatos. El más popular es el refractómetro RFM340+ con dos lugares decimales, que después de las mejoras introducidas en el sistema de control termodinámico ofrece un mejor rendimiento de medida entre 0 y 20°Brix , y así reduce la posibilidad de errores de medida en el rango crítico que incluye productos terminados, como los jugos y gaseosas mencionados anteriormente. Al mejorar el desempeño en el extremo inferior de la escala, los usuarios pueden reducir la dilución del sirope al mínimo sin el riesgo de incumplir las especificaciones de manufactura. Las escalas de SG para la sacarosa también son comunes en toda la serie. Estas escalas se pueden utilizar para expresar la densidad relativa de soluciones de sacarosa pura, y cuando se usan en conjunto con una desviación de producto del Sistema de Métodos, pueden expresar las bebidas terminadas como una SG equivalente. De esta manera, los envasadores de bebidas pueden usar un refractómetro en aquellos casos en los que el método de análisis requerido sea °Brix o SG, y al mismo tiempo mantener todas las ventajas de medición de un refractómetro. 4
Además, todos los refractómetros de la serie RFM300+ incluyen la posibilidad de mostrar el resultado medido en dos formatos de escala, por ejemplo como un valor Brix sobre la base de SG junto a la medición de índice de refracción original. También hay software opcional disponible en el punto de pedido para uso en un entorno regido por la normativa FDA – 21 CFR Parte 11, así como dispositivos opcionales para uso en entornos industriales húmedos, ya que ofrecen la mejor protección en las peores condiciones ambientales (ver la página 14).
• Alta precisión (±0.01°Brix) • Modelo de fábrica robusto • Prisma de fácil limpieza • Estabilidad de temperatura inteligente • Protección de menú con PIN
Especificaciones Código de pedido Escalas Índice de refracción Azúcar (°Brix) Defi nida por usuario Resolución Índice de refracción Azúcar (°Brix) Precisión Índice de refracción Azúcar (°Brix) Biblioteca de escalas de usuario a bordo
Tipo de prensador Tiempo de lectura Intervalo de temperatura de medición Precisión del sensor de temperatura Estabilidad de temperatura de la muestra Compensación de temperatura Sacarosa (°Brix) Fluidos AG Defi nida por usuario Comprobaciones de estabilidad de temperatura Interfases Sello de prisma
RFM330+ (RFM33F)
RFM340+ (RFM34F)
1.32 – 1.58 0 – 100 100
Funcionamiento mejorado del refractómetro RFM340+
1.32-1.58 1) 1.32-1.36 2) 1.36-1.58 1) ±0.00002 2) ±0.00004
0-100 1) 0-20 2) 20-100 1) ±0.01 2) ±0.03
± 0.00002 (1.32 – 1.36 RI) ± 0.00004 (1.36 – 1.58 RI) ± 0.1 ±0.01 (0 – 20 °Brix) ±0.03 (20 – 100 °Brix) Más de 20 escalas preprogramadas, que incluyen HFCS (3), vino (5), azúcar (4), SG de la orina (3), Urea, SG de la sacarosa (3), FSSI, NaCl, Butyro, etc. Además, escalas programables por el cliente por medio de software de PC. Poliacetilo Mínimo 4 segundos Desde 10°C por debajo de la temperatura ambiente hasta 70°C ± 0.03°C ± 0.0001
5 – 70 °C 5 – 40 °C Coefi ciente simple (unidades/°C) o función polinómica Ninguna/retardo de tiempo/repetibilidad/ inteligente (seleccionable independientemente por el método) 1 paralelo (impresora), 2 serie (RS232) Silicona/resina 5
Refractómetros RFM900 Los nuevos refractómetros de la serie RFM900 combinan los principios optoelectrónicos más recientes con durabilidad y facilidad de uso. Los refractómetros RFM900 incluyen RFID (Identificación por Radiofrecuencia), que permite a los usuarios identificarse con solo pasar una etiqueta por la parte superior del instrumento para poder realizar mediciones, y en algunos casos acceder al menú de configuración. Con un nuevo plato de muestra de bajo perfil y prensador sin contacto, es mucho más fácil aplicar y limpiar la muestra. Las lecturas se pueden tomar automáticamente al reemplazar el prensador, y es posible ver hasta 700 resultados almacenados de manera sencilla en formato tabular en la pantalla del instrumento. El control de temperatura Peltier y el manejo inteligente de la temperatura aseguran que se tomen lecturas únicamente cuando estén estables las temperaturas de la muestra y del refractómetro.
RFM990 de flujo RFM990-AUS32
Código de pedido 22-60 22-70 22-90 22-71 Escalas Índice de refracción 1.30 – 1.70 1.30 – 1.70 1.30 – 1.70 1.30 – 1.70 Azúcar (°Brix) 0 – 100 0 – 100 0 – 100 0 – 100 Defi nida por usuario 100 100 100 0 - 40% Urea Resolución Índice de refracción 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001 Azúcar (°Brix) 0.1 0.01 0.01 0.01 Precisión Índice de refracción ± 0.0001 ± 0.00002 ± 0.00002 ± 0.00002 Azúcar (°Brix) ± 0.1 ± 0.02 ±0.02 ±0.02 Tipo de prensador Poliacetilo Poliacetilo Celda de flujo Poliacetilo Compensación de temperatura Urea, ICUMSA (sugar), Sacarosa (°Brix) 5 – 80 °C AG, None or Fluidos AG 5 – 40 °C User Defined Defi nida por usuario Coefi ciente simple (unidades/°C) o función polinómica Control de temperatura Peltier Comprobaciones de estabilidad Ninguna/retardo de tiempo/repetibilidad/ inteligente (seleccionable independientemente de temperatura por el método) Intervalo de temperatura de 0°C o 10°C por debajo de la temperatura ambiente (lo que sea mayor a 80°C) medición Precisión del sensor de temperatura ± 0.03°C ±0.02 °C (at 20 °C1) Estabilidad de temperatura de ± 0.02°C ±0.01 °C (at 20 °C1) lamuestra Sello de prisma Kalrez® Interfases 1 paralelo (impresora), 2 serie (RS232) 6
•	Modelo para farmacéutica y química •	Rango de RI más amplio •	Precisión más alta (±0.00002RI) •	Método MEAN (USP/ EP/BP)
TLos instrumentos cumplen con varias normas de medición industriales y ofrecen características de funcionamiento que permiten el uso en un entorno regido por la normativa FDA – 21 CFR Parte 11. El uso de junta Kalrez® y prisma de zafiro facilita el uso en los entornos de medición más rigurosos, incluidos aquellos en los sectores farmacéutico, petroquímico, de aromas, de esencias, de perfumes, y otros sectores de alto RI. También hay versiones de celda de flujo disponibles.
Refractómetro RFM990-AUS32
•	Modelo para petroquímica •	Rendimiento premium •	Cumple con ISO22241 •	Adblue®/Urea •	Método AUS32 (criterios de entrada) •	Cumple con ASTM D 1218, 1747, 2140 y 5006 Adblue® es una marca comercial registrada de VDMA, GmbH 1. Rendimiento de AUS32 – 20°C es obligatorio
El RFM990-AUS32 es un refractómetro de precisión sumamente altadiseñado especialmente para satisfacer las necesidades estrictas de la industria de la manufactura de productos químicos. Es especialmente importante el cumplimiento de los más estrictos procedimientos ISO relacionados con la manufactura de agentes reductores de NOx basados en urea como líquidos de escape diesel (DEF), AUS32 y Adblue®. ISO22241 exige alcanzar el nivel más alto de medición bajo los límites más reducidos de control de temperatura. Además de cumplir con esta norma, el RFM990-AUS32 incluye escalas de urea específicas y compensación de temperatura, así como un método AUS32 que permite introducir tanto el factor F como el contenido de biuret de la solución que se incluye en el análisis. Como parte de la serie RFM900 de refractómetros, los usuarios del RFM990-AUS32 también disfrutan de características comunes como identificación/autorización de usuarios por RFID, almacenamiento de datos a bordo, comprobación de límites y registros de auditoría. Sin importar lo bueno que pueda ser el funcionamiento del instrumento, sin una buena verificación no se puede confirmar que cumpla con las especificaciones de ISO22241. Bellingham + Stanley ofrece Materiales de Referencia Certificados por UKAS con este fin, con el valor de RI equivalente de urea indicado en la norma.
Especificaciones comunes – Refractómetros de laboratorio Prisma Plato de prisma Iluminación de muestra Tiempo de lectura Carcasa del instrumento Alimentación Intervalo de humedad
Zafiro artificial (1.76 RI - dureza 9.0 Mohs) Acero inoxidable 316 (Serie RFM900/300+: barrera contra vertidos de PEEK) Diodo emisor de luz 589nm (100.000+ horas) Mínimo 4 segundos (comprobaciones de estabilidad en todos los modelos) Espuma de poliuretano con base de aluminio Instrumento: 24 V CC, ±5%, <2A Fuente de alimentación: 100-240V, 50-60Hz (suministrada con el instrumento) <90% humedad relativa (sin condensación) 7
Refractómetro de flujo Micro celda de flujo
Las micro celdas de flujo se usan para transmitir líquidos de baja viscosidad volátiles o de volumen limitado en el marco de un análisis con uno o varios instrumentos, habitualmente junto con un muestrador automático y bomba, en las industrias de las bebidas, cerveza, esencias, perfumes o aceites esenciales.
Macro celda de flujo Las macro celdas de flujo se usan cuando la viscosidad de la muestra limita el uso de micro celdas de flujo, o para conectar con una planta piloto o línea de proceso de lotes pequeños, donde un refractómetro de proceso normal puede no ser adecuado.
Macro celda de flujo de embudol
Si hay un volumen mayor de muestra disponible, se puede usar una celda de flujo de embudo. Estas celdas de flujo eliminan la necesidad de limpiar el prisma del instrumento entre mediciones de muestras, y así aceleran la operación, por ejemplo en instalaciones de tara de cooperativas de productores de uvas y estaciones receptoras de ingenios.
Refractómetro RFM990 de flujo El RFM990 de flujo es un refractómetro con control de temperatura Peltier que se ha adaptado cuidadosamente para el uso con muestras en condición de flujo. Específicamente, asegura que la muestra se presente al prisma sin burbujas de aire.
•	Amplio rango •	Alta precisión •	Resolución seleccionable •	Facilita la automatización •	Elección de celdas de flujo •	Certifi cado de trazabilidad de materiales opcional
Se suministra únicamente como módulo de instrumento, y el usuario puede elegir entre varias celdas estándar, o para aplicaciones especiales puede solicitar una cámara de diseño personalizado con un costo adicional, según la viabilidad. Está disponible únicamente como instrumento de RI de cinco lugares decimales, y aquellos clientes que necesiten un nivel de precisión más bajo tienen la posibilidad de cambiar la resolución.
Embudo (75mm)
Micro UNF
RFM990-Flow
Las celdas de flujo para el Refractómetro de flujo RFM990 son un accesorio opcional.
Refractómetros de flujo RFM300+ Los refractómetros de flujo RFM300+ son particularmente interesantes para aquellas aplicaciones que requieren mediciones de alta precisión y temperatura controlada en muestras con un índice de refracción bajo o medio y que no presenten problemas de compatibilidad química. Los refractómetros de flujo RFM300+ son ideales tanto para las aplicaciones de alimentos y bebidas como para operación de alto desempeño en la industria azucarera.
Instrumento RFM33F RFM34F
Embudo (50mm)
22-33 22-43
22-36 22-46
22-37 22-47
Los refractómetros de flujo RFM300 se envían listos con una celda de flujo Ver la página 5 para las especificaciones del instrumento.
Refractómetros de flujo RFM700 En aquellas aplicaciones que permiten el uso de datos empíricos para compensar las desviaciones de temperatura, los refractómetros de flujo RFM700 ofrecen la mejor solución para los laboratorios de automatización o para uso en la industria azucarera. Algunas aplicaciones típicas son: medición final de ºBrix en atareadas naves de producción; procesamiento y cálculo rápido del valor de una materia prima en la industria azucarera o vitivinícola.
Instrumento RFM71F RFM73F RFM74F
Embudo (50mm) Embudo (75mm) Macro 29-13 29-33 29-43
29-16 29-36 29-46
29-17 29-37 29-47
Los refractómetros de flujo RFM700 se envían listos con una celda de flujo Ver la página 3 para las especificaciones del instrumento
Especifi caciones de la celda de flujo Volumen de la celda (incluida la boquilla) Volumen de lavado Diámetro interno de tubo de entrada de muestra Diámetro externo de boquilla de desechos/entrada de muestra Diámetro interno de tubo de desechos de muestra Presión de la muestra (máx.) Material de la cámara Material de la boquilla Anillo de sellado Conexiones Dimensiones del soporte Ancho Profundidad Altura Peso
ml ml mm mm
0.6 – 2 3
1.2 – 4 6
1.2 50 – 100 – 6
2 4 6 2 2 – Poliacetilo o PEEK (RFM990) Acero inoxidable 316 Silicona o Chemraz® (RFM990) Ajuste sin holgura 230 230 230 330 330 330 430 430 2 2
¼" UNF 230 330 430 2 9
Refractómetro Pro-Juice Durante muchos años, los productores de bebidas han utilizado refractómetros digitales como el instrumento principal para la medición de la tasa final de dilución (°Brix) de jugo de frutas reconstituido no solo para asegurar la calidad del producto sino también como una forma de reducir pérdidas a través de un estricto control de los concentrados. Se ha tenido mucho éxito par ala mayoría de las frutas pero la naranja, cuyo jugo es uno de los más populares, ha probado ser un desafío. La medición de alta precisión que logran los refractómetros digitales de última tecnología ha puesto al descubierto un comportamiento errático en las muestras de jugo de naranja que no permiten lograr un control adecuado de la dilución lo cual niega la oportunidad de reducir los costos a través de una reducción en los valores objetivo sin el riesgo de comprometer las especificaciones mínimas que exigen las regulaciones. El refractómetro Pro-Juice ha sido desarrollado específicamente para superar el comportamiento errático del jugo de naranja al enfocarse en el manejo de la muestra previo a la medición de alto precisión logrando, así, una precisión de 0.01 °Brix para soluciones de sacarosa y, de forma más importante, una reproducibilidad de 0.02 °Brix entre muestras de jugo de naranja sin importar la desviación de la temperatura o la experiencia del operador. El refractómetro Pro-Juice cuenta con dos modos de operación lo cual permite también utilizarlo para la medición de jugos estándar de forma convencional.
Especificaciones Código para ordenes Escala: Azúcar (°Brix) Resolución: Azúcar (°Brix) Precisión: Azúcar (°Brix) Reproducibilidad: Azúcar (°Brix) Modos Tiempo de lectura Métodos Tipo de prensa Rango de medición de la temperatura Precisión del sensor de la temperatura Estabilidad de la temperatura de la muestra Chequeos de estabilidad de la temperatura Conexiones Sello del prisma 10
• Específico por aplicación • Desempeño excepcional • Mejora el concentrate yield • Modo dual
Refractómetro Pro-Juice 22-10 0 – 100 0.01 ±0.01 (0 – 20 °Brix) ±0.03 (20 – 100 °Brix) ±0.02 para jugo de naranja Convencional & Pro-Juice 4-180 segundos (depende del modo) Múltiples métodos con corrección y ajste para ácido cítrico Embudo poliacetal para flujo u operación convencional 0°C a 10°C por debajo de la temperatura ambiente, lo que sea mayor a 70°C ± 0.03°C ± 0.05°C Ninguno/retraso/repetibilidad/Inteligente/Pro-Juice 1 paralelo (impresora), 1 serial (RS232) Silicona/Resina
Polarímetro ADP410 El ADP410 es un polarímetro completamente automático, de escala doble, diseñado para ser utilizado en muchas aplicaciones que requieren medida de rotación óptica. El instrumento está encastrado en una robusta caja resistente a los productos químicos, que lo hace adecuado para su uso tanto en entornos industriales como en el laboratorio. Pueden utilizarse tubos estándar, con camisa o de flujo, posiblemente necesitando el uso de tapas con ranuras especialmente adaptadas. El funcionamiento es muy sencillo, mediante cuatro pulsadores identificados gráficamente, incluyendo selección de escala y compensación, calibración a cero e indicación de densidad óptica y temperatura. Los resultados aparecen en una pantalla brillante LED y se pueden imprimir mediante una interfase RS232. La compensación de temperatura se consigue desde un solo sensor, que mide la temperatura dentro de la cámara de muestra o, cuando se coloca en el brazo central de llenado del tubo de medida, la temperatura de la muestra presente. El valor de lectura y la densidad óptica de la muestra se indican de forma alternativa pulsando repetidamente la tecla READ. El instrumento se comprueba y calibra utilizando placas de control de cuarzo mediante el acceso a la opción Especificaciones de extensión en el menú de instalación. Si una muestra es demasiado oscura, el instrumento indica un mensaje de error.
Rango Resolución Reproducibilidad Precisión Código de pedido
•	Alta calidad – bajo costo •	Escala doble (°A/°Z) •	Indicador de OD y °C •	Funcionamiento sencillo
–90 to +90 0.01 0.01 ±0.02 37-10
–225 to +225 0.01 0.02 ±0.05
Especificaciones comunes – Polarímetros de laboratorio Iluminación de muestra
Diodo emisor de luz (100.000 horas). Filtro de interferencia 589nm (excepto ADS480: 850nm)
Longitud del camino óptico
Rango de densidad óptica
0.0 to 3.0 OD (excepto ADS480)
Rango: 5 – 40°C Compensación: azúcar/cuarzo/ninguna (ADP440+: adicionales definidas por usuario)
Medición y muestra continua
Tiempo de lectura (segundos)
4 (ADP410) 20 (ADS) 4-30 (ADP440+: seleccionable por el método)
Espuma de poliuretano con base de aluminio
Instrumento: 24 V CC, ±5%, <2A Fuente de alimentación: 100-240V, 50-60Hz (suministrada con el instrumento)
<90% humedad relativa (sin condensación) 11
Polarímetro ADP440+ El ADP440+ es un polarímetro de alta precisión, de una sola longitud de onda, adecuado para su uso en muchas aplicaciones, y especialmente adecuado para su uso en laboratorios farmacéuticos que deban cumplir la Farmacopea Europea. La nueva óptica, que dispone de un LED amarillo ‘sin mantenimiento’ y un filtro de interferencia, con un detector fotodiodo, permite la lectura de muestras hasta 3.0 OD.
• Múltiples escalas • Precisión más alta (±0.01°A) • Cumple con USP/EP/BP • Método MEAN
El instrumento tiene escala angular y de azúcar (ISS) y se puede programar con las escalas de usuario, así como con métodos normales industriales, para mostrar la concentración y la rotación específica directamente. Al utilizarse en la industria azucarera, el ADP440+ puede formar también el eje central de un sistema de pureza, ofreciendo la medida de un Sacarímetro. En el ‘modo de pureza’, el instrumento calcula y muestra la ‘pureza de azúcar’ con valores Brix introducidos automáticamente desde un refractómetro RFM o mediante el teclado sencillo. Para medidas rápidas, se dispone de celdas de embudo y de flujo, y se requiere el uso de tapas con ranuras especialmente adaptadas. El manejo de datos sigue las directrices GLP, ofreciendo un registro de fecha, hora, lote de medida y número de usuarios. También se dispone de un registro de calibración para ser mostrado o impreso.
Especificaciones Rango Resolución Reproducibilidad Precisión Interfases
Código 37-40
–355 a +355 seleccionable –225 to +225 0.01/0.001 0.01/0.001 0.002 0.005 ± 0.01 ±0.03 2 x RS232, puerto de impresora en paralelo
Descripción Polarímetro digital ADP440+, suministrado con un tubo de llenado central (200mm), paquete de tres etiquetas RFID, manual de instrucciones y certifi cado de conformidad.
El manejo de datos también puede configurarse de acuerdo con los requisitos técnicos de la normativa FDA – 21 CFR Parte 11, que prevé la identificación y autorización de usuarios pasando una etiqueta RFID por la superficie del instrumento, o introduciendo un PIN mediante un teclado tradicional. El funcionamiento es muy sencillo, mediante cuatro pulsadores, incluyendo selección de escala y compensación, calibración a cero e indicación de densidad óptica y temperatura. Se puede elegir el menú en pantalla en inglés, francés, español o alemán. La compensación de temperatura se consigue desde un solo sensor, que mide la temperatura dentro de la cámara de muestra o, cuando se coloca en el brazo central de llenado del tubo de medida, la temperatura de la muestra presente. El instrumento se comprueba y calibra utilizando una placa de control de cuarzo mediante el acceso a la opción de extensión en el menú de instalación. Si una muestra es demasiado oscura, el instrumento indica un mensaje de error. El software de PC ofrece control remoto con funciones que incluyen registro de datos y configuración de experimento con temperatura cinética. El software se suministra gratuitamente y se puede descargar de nuestro sitio web. También hay documentación de validación (IQ/OQ/PQ) disponible.
Tubo de polarímetro – Repuestos Código 35-60 35-64 35-68 35-20 35-21 35-62 35-66 35-88 35-79 35-80 35-81
Diámetro1
Cantidad Tipo de tubo
Cristales de cubierta de bajo esfuerzo Arandelas de caucho para usar entre el cristal de cubierta y el casquillo de extremo Casquillos de extremo, plástico Casquillos de extremo, metal Prensaestopas de caucho para tubos con casquillos de extremo de metal y herramienta de colocación Cristales de cubierta de bajo esfuerzo Arandelas de caucho para usar entre el cristal de cubierta y el casquillo de extremo Casquillos de extremo, acero inoxidable Carro del sensor de temperatura Cristales de cubierta de bajo esfuerzo Arandelas de caucho para usar entre el cristal de cubierta y el casquillo de extremo
1. Milímetros (mm)
22.5 22.5 – 20
• Escala de azúcar ISS única • 589nm o NIR • Cumple con ICUMSA2 • Indicador de OD • Funcionamiento sencillo • LED de bajo mantenimiento • Paquetes de fl ujo • Paquete de pureza
Un sacarímetro es un polarímetro confi gurado para mostrar la rotación óptica en la Escala de Azúcar Internacional (ISS – °Z) para el funcionamiento en la industria de procesamiento azucarero, como lo defi ne la Comisión Internacional para la Uniformidad de Métodos en el Análisis del Azúcar (ICUMSA). Bellingham + Stanley ofrece dos sacarímetros de una sola longitud de onda, con la única diferencia de la frecuencia de la fuente de luz LED de bajo mantenimiento que se usa en el análisis. La optoelectrónica más reciente permite medir las muestras con baja transmitancia incluso en la longitud de onda del sodio. Sin embargo, en aquellas aplicaciones en las que se prohíbe usar acetato de plomo, el sacarímetro ADS480 cercano al infrarrojo con filtrado Celite® ofrece un desempeño superior. El funcionamiento suele ser muy sencillo, mediante cuatro pulsadores identificados gráficamente, y el modo de lectura que actualiza la pantalla brillante LED confiere al usuario una confianza total en el desempeño del instrumento. Un solo sensor de temperatura proporciona la medida para la compensación del azúcar mientras que la compensación de cuarzo facilita una verificación y calibración exactas mediante una placa de control de cuarzo. El software del PC se incluye en cada paquete de sacarímetro, lo que permite al refractómetro medir simultáneamente el Brix para calcular la PUREZA. Hay disponible opcionalmente una robusta pantalla LCD táctil para utilizar con cualquier PC1. Hay distintos paquetes de fl ujo disponibles, lo que hace que el sacarímetro ADS sea ideal para usar en instalaciones de tara o laboratorios de refi nería de mucha actividad.
ADS480
–225 to +225 °Z 0.01 °Z 0.02 °Z ±0.03 °Z 1 x RS232
–225 to +225 °Z 0.01 °Z 0.03 °Z ±0.06 °Z 1 x RS232
Paquete de sacarímetro
Estándar Sacarímetro, tubo de muestras de cristal de llenado central de 200 mm y tapa estándar Flujo-100 Sacarímetro, tubo de fl ujo de embudo con camisa de agua de 100 mm y tapa ranurada Flujo-200 Sacarímetro, tubo de fl ujo de embudo con camisa de agua de 200 mm y tapa ranurada Pantalla LCD VDU táctil para el sistema de pureza
1. PC no incluida 2. Longitud de onda del sodio
Tubos de polarímetro Los tubos de polarímetro Bellingham + Stanley se fabrican con altos niveles de calidad que cumplen con las recomendaciones de ICUMSA, y son compatibles con la mayoría de las marcas de polarímetros. Los extremos de tubos se someten a rectificado de precisión con ventanas hechas de cristal de bajo esfuerzo especialmente seleccionado para lograr la más precisa medición de rotación óptica.
Código Cristal estándar – 8 mm
Longitud Fig.
35-29 Tipo burbuja – Para eliminar burbujas del campo visual 35-30 Más adecuado para el Modelo D7 35-28 35-46 Llenado central – Para fácil llenado y colocación del sensor 35-47 de temperatura ADP 35-45 35-57 Copa – Llenado central con forma de embudo para 35-58 muestras viscosas 35-56 35-10 Extremo de metal – Llenado central para productos 35-11 químicos y solventes agresivos Volumen: 5.02ml/100mm.
100 200 50 – 200 100 200 50 – 200 100 200 50 – 200 100 200
Tubo de flujo de embudo Tubo de flujo continuo Tubo de llenado central
37-012 37-011 37-012 37-011 37-010 37-009
Código Bajo volumen – Leur – 5 mm
Código Control de temperatura y flujo – 8 mm Código Longitud Fig. de tapa 36-57 36-58 36-67 36-68 36-77 36-78
Volume Tapa/Fig
35-71 35-72
Tubo de acero inoxidable de 50 mm Tubo de acero inoxidable de 25 mm
35-73 35-74 35-76 35-75 35-78 35-77
Tubo de acero inoxidable de 10 mm Tubo de acero inoxidable de 5 mm Tubo de acero inoxidable de 50 mm con camisa de agua Tubo de acero inoxidable de 25 mm con camisa de agua Tubo de PTFE cargado por cristal de 50 mm Tubo de PTFE cargado por cristal de 25 mm
0.2 0.1 1.0 0.5 1.0 0.5
37-010 Fig 8
Todas las longitudes en milímetros. Volúmenes en mililitros. Todos los tamaños de collarín 30 mm de diámetro. Para usar con modelos ADP/S, los tubos de polarímetro de las fi guras 5 a 8 requieren tapas ranuradas.
Bellingham + Stanley Ltd., un laboratorio de calibración acreditado por UKAS con el número 0834, ofrece distintos materiales de calibración para verificar y calibrar refractómetros, trazables a NIST e ICUMSA. Se fabrican con la más alta calidad y se suministran con certificados en formato simple o múltiple. Se pueden consultar valores a temperaturas distintas de 20°C1 en RI y °Brix en una tabla que se suministra con el fluido, o en el Centro Técnico de www.bellinghamandstanley.com.
Fluidos AG Ideales para los casos en que se necesita verificación/ calibración en el extremo inferior de la escala °Brix o de índice de refracción. Los fluidos AG se envían con una validez mínima de 12 meses, y la compra de un paquete con varias unidades resulta muy conveniente, ya que se reduce considerablemente el costo de envío por frasco.
Código Frasco de 5 ml 90-401 90-402 90-403 90-404 90-405 90-406 90-407 90-408 90-418
Paquete de 5 frascos x 5 ml 90-501 90-502 90-503 90-504 90-505 90-506 90-507 90-508 90-518
Paquete de 20 frascos x 5 ml 90-601 90-602 90-603 90-604 90-605 90-606 90-607 90-608 90-618
AG2.5 AG5 AG7.5 AG10 AG11.2 AG12 AG12.5 AG15 AG40
Indice de refracción 1.33659 1.34026 1.34401 1.34782 1.34968 1.35093 1.35171 1.35568 1.39986
ºBrix 2.50 5.00 7.50 10.00 11.20 12.00 12.50 15.00 40.00
Especificación (Fluidos AG) Certificado: UKAS (ISO17025) Incertidumbre ±0.000037RI (k=2) ±0.019 °Brix Vida útil: 12 meses (mínimo) Almacenamiento: Temperatura ambiente Conservar cerrado Trazabilidad: ICUMSA NIST
Aceites de calibración Se usan principalmente para verificar los instrumentos que funcionan con un rango de índices de refracción amplio y para aplicaciones específicas, por ejemplo en la industria de los aceites comestibles. Cuando se utilizan aceites de calibración se debe considerar cuidadosamente la temperatura, debido a su alto coeficiente. Para obtener un rendimiento óptimo, se debe controlar la temperatura del instrumento que se verifica, o bien utilizar la tabla/calculadora de RI/°C1.
Código Paquete de 5 frascos x 5 ml 90-525 90-530 90-535 16
BSLP BSDC BSDD
Indice de refracción 1.46990 1.52256 1.56138
ºBrix 71.81 91.75 --.--
Caculadora para AG y calibración de aceites disponible en nuestro sitio Web movil Especificación (Aceites) Certificado: UKAS (ISO17025) Incertidumbre ±0.000074RI (k=2) ±0.030 °Brix (BSDD) (±0.000103RI) Vida útil: 12 meses (mínimo) Almacenamiento: Temperatura ambiente Conservar cerrado Trazabilidad: ICUMSA NIST
Placas de control de cuarzo Bellingham + Stanley ofrece distintas placas de control de cuarzo (QCP) para verifi car y calibrar los polarímetros. Cuando se usan con cualquier modelo ADP/S, el sensor de temperatura externo se puede alojar en un bloque térmico para posibilitar el uso de compensación de temperatura de cuarzo. Las QCP se pueden suministrar con un Certifi cado de Calibración de UKAS que muestre la trazabilidad a PTB como servicio opcional.
Código 34-20 34-21 34-22 90-803 90-805 34-241
ISS (°Z) 589/850nm
°A 589nm
+100 °Z +34.6 °A Placa de control de cuarzo estándar y Certificado de Conformidad a 589 +15 °Z +5.2 °A nm y 850 nm -30 °Z -10.4 °A Certificado de Calibración de UKAS para placa de control de cuarzo Certificado de Calibración UKAS para plato de control de cuarzo a la longitud de onda adicional especificada entre 546 y 900 nm Bloque térmico para usar con ADP/S
Especificación (Placa de control de cuarzo) Certificado: Incertidumbre de mejor medición (k=2) Vida útil: Trazabilidad:
UKAS (ISO17025) ±0.017 °Z ±0.006 °A Certificar periódicamente ICUMSA PTB 17
Código Impresoras, lectoras de códigos Modelo de barras y cables de interfase
54-02 54-03
Impresora de matriz de puntos CBM-910 Paralelo: Enchufe Reino Unido/Europa 230V Impresora de matriz de puntos CBM-910 Paralelo: Enchufe EUA 110V Impresora de matriz de puntos CBM-910 Serie: Enchufe Reino Unido/Europa 230V Impresora de matriz de puntos CBM-910 Serie: Enchufe EUA 110V Cable serie para CBM910 serie Cable paralelo para CBM910
54-09 55-85 55-80 55-81
Cable serie para DP-24 Convertidor de RS232 a USB Lectora de códigos de barras 230V Lectora de códigos de barras 110V
55-11 55-13 55-14 55-16
RFM300+ / RFM900 / ADP440+ RFM300+ / RFM900 / ADP440+ Todos los instrumentos RFM y ADP Todos los instrumentos RFM y ADP RFM700 / ADP410 / ADS RFM300+ / RFM900 / ADP440+ RFM700 / RFM300+ / RFM900 ADP410 / ADP440+ / ADS RFM700 / ADP410 / ADS RFM300+ / RFM900 / ADP440+ RFM300+ / RFM900 / ADP440+ RFM300+ / RFM900 / ADP440+
Las impresoras pueden ser compatibles con instrumentos anteriores que no se enumeran. Para más información, comuníquese con Bellingham + Stanley o un distribuidor autorizado.
Código Repuestos 22-80 22-088 26-292 55-250 26-155 22-071 22-072
Paquete de Protección Mejorada de RFM - EPP Filtros de repuesto para EPP (paquete de 20) Filtros de repuesto estándar (paquete de 20) Fuente de alimentación impermeable Cubierta antisalpicaduras Etiquetas RFID (paquete de 3) Etiquetas RFID (paquete de 10)
Código Baños María 56-44 56-45 56-46
Baño María y distribuidor GD120 Modelo calefaccionado: 6 litros 230V 50/60Hz Baño María y distribuidor GD120 Modelo calefaccionado: 6 litros 110V 50/60Hz Baño María y distribuidor LTC1 Modelo refrigerado: 6 litros, drenaje y fi ltro 230V 50Hz Baño María y distribuidor GD120-R2L Modelo refrigerado: 6 litros, drenaje y fi ltro 110V 60Hz
Estabilidad 0.02 °C 0.02 °C 0.05 °C
Modelo calefaccionado únicamente para usar 5°C sobre la temperatura ambiente hasta el límite superior del instrumento. Modelos refrigerados para 3°C hasta el límite superior del instrumento.
Brix / Índice de refracción / Escalas de usuario Función de indicación de escala doble Escala de SG equivalente para bebidas Alto rango de RI Control de temperatura Peltier ATC (Brix/AG/Usuario/Ninguna) Retardo antes de la lectura Estabilidad de temperatura inteligente
4 AD 10 P4 AD 40 + S
RF M 7 R F 00 M 3 RF 00+ M 90 0
Angular ISS (°Z) Escalas de usuario / rotación específi ca Confi guración de rango (-355 a +355°A) Indicación de densidad óptica ATC (Azúcar/Cuarzo/Ninguna) ATC (Definida por usuario) Calibración a cero y Span
Prensador con función de autolectura
Registro de auditoría de calibración y configuración
Calibración a cero y Span
Uso sencillo en fábrica
Calibración a cero a cualquier valor < Span
Estructura de menú multilingüe a bordo
Seguridad (contraseña)
Uso sencillo en fábrica Estructura de menú multilingüe a bordo
Facilita 21 CFR Parte 11 Autorización de usuarios por RFID Registro de lectura (580 resultados)
Impresión de GLP (fecha/hora/lote)
Cadena de datos CSV para LIMS
Autorización de usuarios por RFID
Alto rendimiento OD
Registro de lectura (700 resultados)
Impresión de GLP (fecha/hora) Cadena de datos CSV para LIMS Sistema de Métodos Método Mean (USP/EP/BP) Método Petróleo ASTM D 2140, 1218, 1747, 5006 Método Café Método Bebidas Corrección de ácido cítrico, Brix/SG aparente
Método Mean (USP/EP/BP) Método de Rotación Específica Método de Concentración % de inversión (sacarosa) o invertir azúcar % de inversión (Producto “A-B”) Método Pureza (RFM directo) Opciones de paquetes de flujo
Opción de celdas de flujo
Opciones de celdas de bajo volumen
Opción de “urea” de alta precisión
Software de PC remoto
Software de pureza de PC remoto
OPT - accesorio opcional al momento de la compra
Oficina central Longfield Road Tunbridge Wells, Kent TN2 3EY Reino Unido
Oficina en EUA 1000 Hurricane Shoals Road Building D, Suite 300 Lawrenceville, GA 30043 EUA
Teléfono: +44 (0) 1892 500400 Fax: +44 (0) 1892 543115 sales.bs.uk@xyleminc.com
Teléfono: 770 822 6898 Fax: 770 822 9165 sales.bs.us@xyleminc.com
www.bellinghamandstanley.com DRP1301ES
RELES SRL
BELLINGHAM & STANLEY - Refractómetros y Polarímetros Digitales
Para mediciones precisas de concentración y pureza

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
	Resolución 
 Resolución 
 Resolución