Source: http://docplayer.es/497904-Analizadores-de-gases-para-motores-a-diesel-gasolina-y-gas-modelo-met-6-3-met-6-1-met-6-2-export-mdo2-lon-mgt5-ditest-speed-2000-rpm-vc2.html
Timestamp: 2018-07-18 07:14:57+00:00

Document:
Analizadores de gases. para motores a diésel, gasolina y gas. Modelo: MET 6.3 MET 6.1 MET 6.2 Export MDO2 LON MGT5 DITEST SPEED 2000 RPM VC2 - PDF
Download "Analizadores de gases. para motores a diésel, gasolina y gas. Modelo: MET 6.3 MET 6.1 MET 6.2 Export MDO2 LON MGT5 DITEST SPEED 2000 RPM VC2"
Lourdes Montero Soler
1 Analizadores de gases para motores a diésel, gasolina y gas Modelo: MET 6.3 MET 6.1 MET 6.2 Export MDO2 LON MGT5 DITEST SPEED 2000 RPM VC2 Imagen : TÜV-NORD AG Dynamometers, Diagnostic Units, Emission Testers Analizadores de gases Medición de RPM OBD-Scan Tools para medición de gases
2 Analizador de gases combinado para motores de gasolina, gas y diésel Modelo: MET 6.3 El analizador de gases combinado MET 6.3 concilia la tecnología de medición de gases de gasolina y diésel más moderna en una compacta carcasa. Este singular concepto permite al usuario tanto una aplicación como comprobador de gases, como múltiples posibilidades para el diagnóstico de gases de escape. En su equipamiento completo pueden medirse simultáneamente HC, CO, CO 2, O 2, NO, NO 2, NO x, coeficiente de opacidad y concentración de masa de partículas. Gracias al desarrollo de prueba claro y sencillo asistido por PC, resulta el aparato de medición de gases ideal para la inspección de gases prescrita legalmente. Con sus dimensiones reducidas, el poco peso, las conexiones inalámbricas con el PC (opción) y el módulo OBD, el MET 6.3 es especialmente adecuado para una utilización móvil. El tubo de sonda calentado de 5,5 m opcional para la medición de gasolina y diésel facilita la conexión de la sonda de gases al vehículo a comprobar (p. ej. tubo de escape vertical en camiones). El MET 6.3 posee un concepto de mantenimiento muy bien pensado. Cuando deben cambiarse las piezas de desgaste (filtros, sensor de O 2.) el software indica con antelación el próximo cambio. Unas piezas de desgaste de larga duración y las tapas de servicio de fácil acceso reducen al mínimo el esfuerzo necesario para las tareas de mantenimiento. Análisis de los componentes de gases HC, CO, CO2, O2, Lambda (calculado), CO corregido (calculado), opcionalmente NO, NO2, NOx Análisis de los gases diésel, coeficiente de opacidad (valor K), concentración de masa de partículas Pequeño, ligero (aprox. 5 kg como dispositivo combinado), apto para la práctica diaria y duradero Un equipo ideal para uso móvil: Pequeño, ligero, alimentación de corriente desde el vehículo, conexiones inalámbricas al OBD y analizador de emisiones (opcional), maletín (opcional) Manejo guiado por menú y procedimiento de prueba sencillo (PC) Sólo una sonda con conexión rápida patentada para todos los tipos de motor Tubo de sonda de 5 m (calentado) también para la medición diésel (opción) Tapas de servicio grandes y de fácil acceso para un mantenimiento sencillo Notificación automática cuando los filtros o el sensor de O2 deben cambiarse MAHA Wireless OBD: inalámbrico, ligero y de fácil manejo Comunicación inalámbrica entre equipos mediante W-LAN (opción) Alimentación de red y alimentación desde la red de a bordo del vehículo (10-30V) Separador de agua innovador patentado Bajo consumo de corriente gracias a una gestión inteligente de la energía Diagnóstico de gases: Software de diagnóstico "MAHA Emission Viewer" disponible opcionalmente, posibilidad de conexión a banco de potencia MAHA Certificado "MAHA green line" y por tanto especialmente respetuoso con el medio ambiente Homologación: según MID 2004/22/CE, PTB 18.9 Accesorios Sonda de escape para gasolina y diésel con dispositivo de sujeción especial DITEST SPEED 2000, práctica medición de revoluciones mediante sensor magnético combinado Sonda de temperatura de aceite MAHA wireless OBD Sonda de gases calentada, 5m Kit de emisiones móvil para la serie MET 6 Carrito para el aparato individual, combinado o, p. ej., la impresora. 2
3 Procedimiento de prueba de gasolina Procedimiento de prueba de diésel Analizador de gases de escape de corriente parcial con indicador en carcasa de plástico de alta calidad Valores de medición modo de diagnóstico de gasolina Las puertas de servicio de fácil acceso Campo de Aplicación Indicación en pantalla: Menú de mantenimiento Valores de medición modo de diagnóstico de diésel Medición MET para coches Maletín en uso 3
4 Analizador de gases para vehículos a gasolina y gas Modelo: MET 6.1 El analizador de gases para gasolina y gas MET 6.1 ofrece la tecnología de medición de gases más moderna con una compacta carcasa. Gracias al desarrollo de prueba claro y sencillo, asistido por PC, resulta el aparato de medición de gases ideal para la inspección de gases prescrita legalmente para vehículos de gasolina y de gas. Las múltiples posibilidades en el diagnóstico de gases (HC, CO, CO 2, O 2, NO, NO 2, NO x, Lambda, CO corregido) completan el amplio catálogo de uso del MET 6.1. Con sus dimensiones reducidas, el poco peso, las conexiones inalámbricas con el PC (opción) y el módulo OBD, este analizador de gases es especialmente adecuado para una utilización móvil. El MET 6.1 posee un concepto de mantenimiento muy bien pensado. Cuando deben cambiarse las piezas de desgaste (filtros, sensor de O 2.) el software indica con antelación el próximo cambio. Unas piezas de desgaste de larga duración y las tapas de servicio de fácil acceso reducen al mínimo el esfuerzo necesario para las tareas de mantenimiento. Análisis de los componentes de gases HC, CO, CO2, O2, Lambda (calculado), CO corregido (calculado), opcionalmente NO, NO2, NOx Pequeño, ligero (menos de 5 kg), apto para la práctica diaria y duradero Un equipo ideal para uso móvil: Pequeño, ligero, alimentación de corriente desde el vehículo, conexiones inalámbricas al OBD y analizador de emisiones (opcional), maletín (opcional) Manejo guiado por menú y procedimiento de prueba sencillo (PC) Sonda con sujeción rápida patentada Tapas de servicio grandes y de fácil acceso para un mantenimiento sencillo Notificación automática cuando los filtros o el sensor de O2 deben cambiarse MAHA Wireless OBD: inalámbrico, ligero y de fácil manejo Comunicación inalámbrica entre equipos mediante W-LAN (opción) Alimentación de red y alimentación desde la red de a bordo del vehículo (10-30V) Separador de agua innovador patentado Bajo consumo de corriente gracias a una gestión inteligente de la energía Certificado "MAHA green line" y por tanto especialmente respetuoso con el medio ambiente Homologación: según MID 2004/22/CE Campo de Aplicación Revoluciones, temperatura del motor mediante OBD Indicación en pantalla: Menú de mantenimiento Representación de un resultado de medición (específica del país) Menú principal Medición con MET 6 en motocicletas 4
5 Comprobador de gases de escape diésel (Opacímetro) Modelo: MET 6.2 El analizador de gases para diésel MET 6.2 ofrece la tecnología de medición de gases más moderna con una compacta carcasa. Gracias al desarrollo de prueba claro y sencillo, asistido por PC, resulta el aparato de medición de gases ideal para la inspección de gases prescrita legalmente para vehículos con motor diésel. Las múltiples posibilidades en el diagnóstico de gases, coeficiente de opacidad (valor K), concentración de masa de partículas, NO, NO2, NOx completan la amplia gama de usos del MET 6.2. Con sus dimensiones reducidas, el poco peso, las conexiones inalámbricas con el PC (opción) y el módulo OBD, este analizador de gases es especialmente adecuado para una utilización móvil. El MET 6.2 posee un concepto de mantenimiento muy bien pensado. Cuando deben cambiarse los filtros el software indica con antelación el próximo cambio. Unas piezas de desgaste de larga duración y las tapas de servicio de fácil acceso reducen al mínimo el esfuerzo necesario para las tareas de mantenimiento. Análisis de los gases diésel, coeficiente de opacidad (valor K), concentración de masa de partículas, opcionalmente NO, NO2, NOx Pequeño, ligero (menos de 5 kg), apto para la práctica diaria y duradero Un equipo ideal para uso móvil: Pequeño, ligero, alimentación de corriente desde el vehículo, conexiones inalámbricas al OBD y analizador de emisiones (opcional), maletín (opcional) Manejo guiado por menú y procedimiento de prueba sencillo (PC) Sonda con sujeción rápida patentada Tubo de sonda de 5 m (calentado) también para la medición diésel (opción) Tapas de servicio grandes y de fácil acceso para un mantenimiento sencillo Notificación automática cuando hay filtros para cambiar MAHA Wireless OBD: inalámbrico, ligero y de fácil manejo Comunicación inalámbrica entre equipos mediante W-LAN (opción) Alimentación de red y alimentación desde la red de a bordo del vehículo (10-30 V) Separador de agua innovador patentado Bajo consumo de corriente gracias a una gestión inteligente de la energía Certificado "MAHA green line" y por tanto especialmente respetuoso con el medio ambiente Homologación: según PTB 18.9 Campo de Aplicación Representación de un resultado de medición Indicación en pantalla: Medición Imagen : TÜV-NORD AG Visualización de la concentración de masa de partículas Procedimiento de prueba de diésel Medición MET para coches (conexión a LPS) 5
6 Comprobador de gases de escape diésel (Opacímetro) Modelo: MDO 2 Export El comprobador de gases de escape diésel MDO 2 Export, está compuesto por 2 elementos principales: el opacímetro (instrumento de medición) y un Terminal de mano con una impresora de datos para la protocolización gráfica y numérica de los resultados de medición. Mientras el opacímetro está colocado a la salida del tubo de escape realizando la medición, el Terminal de mano se puede instalar cómodamente en el interior del vehículo. Construido según las directivas europeas Sonda y cámara de medición de acero inoxidable V2A Medición instantánea o continua Preparado para realizar puestas a punto en banco de potencia Calefacción de cámara de gran rendimiento Funcionamiento controlado por menú Comparación gráfica de las RPM y la curva de opacidad Representación gráfica y digital de los resultados medidos Interfase RS 232 para la conexión de sistemas de lectura (códigos de barra, tarjetas magnéticas, PC etc.) Sonda para vehículos pesados, (27 mm) con manguera de 3,5 m (longitud estándar) 230 V / 12 V / 24 V Alimentación eléctrica mediante el encendedor de cigarrillos El display LCD, integrado en el mando a distancia, permite visualizar los resultados de medición y conduce al usuario por los distintos procedimientos de medición. Mediante la impresora de datos, integrada en el mando, se reflejan los datos medidos y las gráficas. Los datos originales del vehículo a comprobar se pueden introducir manualmente a través del teclado o automáticamente con las opciones de tarjeta magnétiaprox. Terminal de mano - Impresora y unidad de control con display LCD - 5 m de cable para conexión entre opacímetro y Terminal de mano Accesorios Campo de Aplicación Diversas sondas de gases para automóviles y camiones Carro y maleta de transporte de transporte para el equipo Maleta para Terminal de mano y accesorios Gran cantidad de adaptadores para diversos vehículos El comprobador de gases de escape diésel MDO 2 Export es muy apropiado, por su construcción compacta, para el empleo móvil. Los programas de medición están redactados de manera que se pueden realizar mediciones en aceleración libre, así como mediciones continuas bajo carga. La calefacción de la cámara de medición, de gran rendimiento, garantiza una puesta en servicio rápida del opacímetro. 6
7 Comprobador de gases de escape diésel (Opacímetro) Modelo: MDO 2 LON Equipo básico diseñado para poder responder, gracias a sus diferentes opciones, a las diversas aplicaciones del usuario (p.ej. medición bajo carga). Por tal motivo es muy sencillo adaptarse a los diferentes requerimientos de cada país (p.ej. E-OBD). Aparato compacto e independiente apto para el empleo estacionario ó móvil. Basado en la concepción del analizador de gases MGT5, es posible la combinación de ambos equipos para control de emisiones en vehículos de gasolina y diésel. El MDO2 LON puede ser conectado a la PC mediante una Interfase RS 232/ USB. Esto puede realizarse sin perjudicar los parámetros de calibración y sin afectar la garantía del equipo. Manejo fácil y cómodo gracias al Software claro y bien estructurado. Tiempo de calentamiento extremadamente corto. La construcción sólida y robusta permite que el equipo sea de bajo mantenimiento. Posibilidad de conexión a Eurosystem, ASA, Citrix, Giegnet, NCTC.... Posibilidad de conexión a base de datos de vehículos (Opción) La conexión a un banco de potencia y funciones MAHA es posible en cualquier momento Scan Tool-OBD para ser utilizado con equipo y PC Lector de tarjetas Chip para datos de vehículo (en versión con terminal de mano) Scan Tool-OBD para ser utilizado con equipo y terminal de mano El opacímetro se coloca cerca del tubo de escape y puede ser operado con un terminal de mano y/ó PC/Laptop Accesorios Campo de Aplicación Terminal de mano Conexión al LPS Gran cantidad de adaptadores para diversos vehículos Carro para equipo individual ó combinado (MGT5) MDO2 LON conectado a la línea de pruebas Eurosystem Medición en camiones 7
8 Analizador de gases para vehículos a gasolina y gas Modelo: MGT 5 Equipo compacto e independiente apto para el empleo estacionario o móvil. Basado en la concepción del opacímetro MDO2 LON, es posible la combinación multifuncional para realizar el análisis de los gases de escape de motores de gasolina así como de motores diésel. Amplio campo de aplicación: desde un sencillo e independiente aparato móvil con LED y terminal de mano, a un equipo conectado a un PC y equipado con un programa de fácil manejo. Equipo para la medición de vehículos con Gas GLP ó CNG Manejo fácil y cómodo, así como indicaciones de pantalla claras y estructuradas Un software inteligente facilita el uso adecuado, proporcionando a la vez todas las informaciones necesarias Concepto con visión de futuro, mediante la introducción de módulos de función, p.e. medición de las R.P.M., conexión de módulo E-OBD Módulos interfase con diversas posibilidades de conexión al PC y a la linea de pruebas Preparado para ASA /Eurosystem, Citrix Posibilidad de medición del NOx Aparato universal útil para la medición de los gases de escape de motores a gasolina Posibilidad de conexión a base de datos de vehículos (Opción) Filtro de carbón activo, sensores electroquímicos. Parte delantera: Módulo insertable para revoluciones. Todos los componentes son de fácil acceso y pueden cambiarse fácilmente si procede. Nuevo filtro con separador de agua. La condensación se elimina automáticamente. Módulo de comunicación E-OBD Accesorios Campo de Aplicación Diversas posibilidades de captación de RPM y temperatura de aceite para diversos tipos de autos Transcurso del ensayo. Toda la información en una pantalla. Terminal de mano Kit para OBD Medición en automóviles 8
9 Medidor de RPM para Analizadores de gases Modelo: DITEST SPEED 2000 Modelo: MGT 300 EVO No es necesario ingresar la cantidad de cilindros del motor Amplio rango de medición de motores a gasolina y diésel Para mediciones estacionarias y dinámicas Calibración y autocontrol automáticos Fácil colocación en el motor gracias al imán integrado en el sensor Aplicación universal en cualquier tipo de Analizador de gases Sistema de medición único en su tipo Orientado al futuro debido a que no necesita señales eléctricas del motor Detección de RPM a través de vibraciones Detección de RPM a través de la ondulación de la corriente Indicación de RPM mediante pantalla LCD propia Indicación propia de RPM Transmisión de RPM a través de anilla a pinza del analizador de gases Transmisión de RPM mediante cable al analizador de gases MAHA Posee baterías integradas con lo cual no necesita alimentación externa Campo de Aplicación: Medición universal de RPM en motores a gasolina y diésel. Campo de Aplicación: Medición universal de RPM en motores a gasolina y diésel. Accesorios SPEED 2000 Accesorios MGT 300 EVO Cable de conexión para Analizadores de gases MAHA Indicador digital (opcional) para el uso sin Analizador de gases Suministro estándar Sensor de vibración para medición de RPM Sensor combinado para medición de RPM Suministro estándar Cable de conexión para Analizadores de gases MAHA Detección de RPM a través de la señal de carga de la batería del auto 9
10 Datos técnicos MET (serie completa) Peso aprox. Dimensiones (La x An x Al) Alimentación de corriente Conexión directa Conector cargador 5 kg 406 x 220 x 160 mm V (DC) / 60 W V (AC) / Hz / 60 W Temperatura de funcionamiento +5 C +45 C Temperatura de almacenamiento -10 C +60 C Interfaces LAN, OBD-Bluetooth, opcional W-LAN / RS 232 Entrada de revoluciones rev/min / resolución 1 U/min Entrada de termómetro de aceite 0 C +150 C / resolución 1 C Tasa de circulación MET 6.1 / 6.3 Gases mesurables CO CO 2 HC O 2 NO opcional NO 2 opcional ppm Vol (hexano) Rangos de medición ppm 0 15,0 Vol % 0 20,0 Vol % 0 25,0 Vol % ppm Vol ppm Vol Vol (propano) Resolución de valores de medición (máx.) 0,01 Vol % 0,01 Vol % 1 ppm Vol 0,01 Vol % 1 ppm Vol Principio de medición infrarrojos infrarrojos infrarrojos electroquím. electroquím. Valor lambda Rango de indicación: 0 9,999 / resolución: 0,001 / calculado según Brettschneider Fase de calentamiento aprox. 2 min. Prueba de estanqueidad guiada por menú / 1 vez al día Prueba de residuos de HC/ajuste a cero automático Calibración anual/guiada por PC / se requiere un gas de calibración especial (específico del país) Homologación PTB según MID conforme a la directiva 2004/22/CE Clase de precisión PTB: Clase 1 / OIML: Clase 0 MET 6.2 / 6.3 Intervalo de medición opacidad 0 99 % Intervalo de medición Valor K 0 9,99 m Concentración de masa de mg/m partículas Procedimiento de medición Opacímetro Longitud de la cámara de medición 287 mm MDO 2 Export 5,5 l/min Principio de medición Longitud de la célula de medición Longitud de onda de la luz proyectada Diámetro exterior/interior de la célula de medición Tiempo de calentamiento de la célula de medición Dimensiones (La x An x Al) Peso Alimentación de corriente Red de a bordo del vehículo (encendedor de cigarrillos) Consumo de potencia medio/máx. Interfaz Procedimiento de medición de opacidad (absorción fotométrica) 430 mm 567 mm 28 / 25 mm aprox. 3 min 550 x 245 x 240 mm aprox. 13 kg 230 V / 50 Hz 12/24 V 110 / 130 W RS 232 y teclado MF2 Terminal de mano Procesador Single-Chip Hitachi H8/532 Pantalla LCD 2 x 16 caracteres Intervalo de medición opacidad % Coeficiente de absorción 0 m -1 9,99 m -1 Dimensiones (La x Al x An) 245 x 65 x 120 mm Peso 0,85 kg Alimentación de corriente mediante opacímetro 12 V Consumo de potencia medio/máx. 250 / 500 ma Posibilidades de conexión para medición de voluciones 10 Detector piezoeléctrico, sensor de luz, pinza W de dinamo, micrófono de revoluciones, conector de diagnóstico, sensor PMS en función del producto, medidor de revoluciones por vibración MGT 300 EVO
11 MDO 2 LON Principio de medición Procedimiento de medición de opacidad (absorción fotométrica) Longitud de la célula de medición 430 mm Longitud de onda de la luz proyectada 567 mm Diámetro exterior/interior de la célula de medición 28 / 25 mm Dimensiones (La x An x Al) 550 x 245 x 240 mm Peso aprox. 13 kg Alimentación de corriente 230 V / 50 Hz Red de a bordo del vehículo (encendedor de cigarrillos) 12/24 V Consumo de potencia medio/máx. 110 / 130 W Interfaz RS 232 Terminal de mano Procesador Single-Chip Pantalla LCD Hitachi H8/532 con e-prom flash separada 2 x 16 caracteres Intervalo de medición opacidad % Coeficiente de absorción 0 m -1 9,99 m -1 Dimensiones (La x Al x An) Peso Alimentación de corriente mediante opacímetro Consumo de potencia medio/máx. Posibilidades de conexión para medición de revoluciones 245 x 55 x 125 mm 0,76 kg 12 V 250 / 900 ma Detector piezoeléctrico, sensor de luz, pinza W de dinamo, micrófono de revoluciones, conector de diagnóstico, sensor PMS en función del producto MGT 5 Ámbito de aplicación Medición de gases de escape móvil o fija en procedimiento de corriente parcial con carga parcial en motores Otto de gasolina o gas Gases mesurables CO CO 2 HC O 2 NO (opcional) ppm Vol (Hexano) Rangos de medición 0 15,0 Vol % ppm Vol 0 20,0 Vol % 0 25,0 Vol % ppm Vol (Propano) Resolución de valores de medición (máx.) 0,01 Vol % 0,01 Vol % 1 ppm Vol 0,01 Vol % 1 ppm Vol Principio de medición infrarrojos infrarrojos infrarrojos electroquím. electroquím. Valor lambda Rango de indicación: 0,500 9,999 Resolución: 0,001 Calculado según Brettschneider Fase de calentamiento mín. 30 s, máx. 10 min., promedio 2,5 min. Termoregulado Tasa de circulación total Máx. 3,5 l/min. Mín. 1,5 l/min. Caudal gas de medición Máx. 2,5 l/min. Bomba de membrana Suministro de corriente V 50 Hz 65 W /12 24 V DC Temperatura de funcionamiento C Variación ±2 C Temperatura de almacenamiento C Variación ±2 C Prueba de estanqueidad Guiada por menú mín.1 vez al día Prueba de residuos de HC/ajuste a cero automático Calibración guiada por menú con PC se requiere un gas de calibración especial (específico del país) Interfaces (opción) LON OBD USB Dimensiones 560 x 240 x 300 mm Peso aprox. 10 kg Medidor de revoluciones (opción) rev/min Resolución ww. 1, 5, 10, 50 rev/min Diferentes sensores de captación Termómetro de aceite (opción) C Resolución 1 C Clase de precisión PTB: Clase 1 OIML: Clase 0 11
12 Datos técnicos DITEST SPEED 2000 Motor Motores de gasolina y diésel de 2 y 4 tiempos Entradas de señal Transmisor AVL combinado para ruido por estructuras sólidas y ruido por el aire Señal de carga - Simulación de una señal de detector piezoeléctrico Salidas de señal Impulso digital - 5 V TTL compatible Impulso inductivo - Simulación de una señal de encendido Tensión de trabajo 12 V DC, 350 ma; alimentación de corriente integrada al conectar al analizador de gases MAHA Temperatura de funcionamiento 4 40 C Dimensiones (An x Al x Pr) 234 x 128 x 48mm Peso (sin cable) 0,8 kg Valores de medición Resolución Revoluciones de motor de gasolina Revoluciones de motor diésel Accesorios 10 rpm rpm rpm Indicador MGT 300 EVO Indicador LCD 3,5, 320 x 240 Teclado Softtouch Keypad Suministro de corriente Batería propia, LiIon, recargable Dimensiones 200 x 100 x 30 mm Peso 385 g Rango de medición de revoluciones rev/min Resolución 10 rev/min Entrada manual Modo de medición RPM, Cant. cilindros, 2 ó 4 tiempos Interfaz USB 2.0 GLOBAL PLAYER... en más de 150 países Filiales Australia Brasil Canadá Chile China Francia India Irlanda Japón Nueva Zelanda Filipinas Polonia Feder. Rusa Serbia Singapur España Sudáfrica Tailandia Reino Unido EE UU Vietnam África Occidental MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Hoyen Haldenwang Germany Tlf.: Fax: Página web: BR es 06 Modificaciones técnicas reservadas! Las imágenes muestran opciones que no vienen incluidas con la entrega en serie.
Línea de Pruebas. Modelo: EUROSYSTEM. para coches, furgonetas, camiones, autobuses y motocicletas. Testing & Safety Technology
Línea de Pruebas Modelo: EUROSYSTEM para coches, furgonetas, camiones, autobuses y motocicletas Testing & Safety Technology Procedimiento totalmente automático con indicación de tareas Fácil operación
Frenómetros de rodillos para coches y furgonetas
Frenómetros de rodillos para coches y furgonetas El sistema modular de MAHA el banco de pruebas individual de la serie Del frenómetro a la calle de ensayo Testing & Safety Technology Procedimiento de prueba
Frenómetros de rodillos
Frenómetros de rodillos para coches, furgonetas y vehículos industriales El sistema modular de MAHA el banco de pruebas individual de la serie Del frenómetro a la calle de ensayo Testing & Safety Technology
Por medio de la cual se Niega una Certificación
EXPEDIENTE ESC 001 14 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MUNICIPIO DE TUQUERRES RESOLUCION No._289_ Por medio de la cual se Niega una Certificación LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución