Source: https://www.olympus-lifescience.com/es/microscopes/inverted/ix73/
Timestamp: 2020-01-25 21:18:07+00:00

Document:
Microscopio invertido IX73
Microscopio invertido modular completamente motorizado y automatizado
Microscopios para componentes
Expandible para satisfacer las crecientes necesidades en investigación
El microscopio semi-motorizado IX73 está diseñado para satisfacer numerosas necesidades en el campo de la investigación. Con dos opciones de plataformas y módulos adicionales para una mayor funcionalidad, el IX73 es perfectamente apropiado para los cambiantes entornos de investigación.
IX73: Sistema de dos plataformas
El sistema modular IX73 de dos plataformas puede combinarse con unidades codificadas o motorizadas para una máxima capacidad de ampliación.
IX73: Sistema de una plataforma
Un microscopio diseñado con la eficiencia como objetivo primordial. Ideal para documentación, ensayos de rutina y otras tareas.
Imágenes fidedignas, nítidas y brillantes de alta resolución
La óptica corregida a infinito Olympus UIS2 garantiza una alta transmitancia con una amplia gama de objetivos. La óptica UIS2 cuenta con una amplia corrección cromática y permite obtener imágenes primarias de alta resolución y alta relación señal/ruido, independientemente del método de observación. El amplio campo visual y el sistema de lentes Fly-Eye brindan imágenes de fluorescencia altamente uniformes y permiten el uso de cámaras sCMOS con grandes sensores.
Excelente calidad de imágenes
Los objetivos apocromáticos permiten realizar observaciones en contraste de fase y fluorescencia con alta resolución
Los objetivos apocromáticos de contraste de fase (UPLSAPO100XOPH, PLAPON60XOPH) permiten obtener imágenes de alta precisión sin desplazamiento, incluso durante la observación simultánea por fluorescencia y contraste de fase. Esto elimina la necesidad de cambiar de objetivos cuando se cambia el método de observación.
Los objetivos de silicona* permiten la observación profunda de células vivas con alta resolución
Olympus ofrece tres objetivos de alta apertura numérica para inmersión en silicona: UPLSAPO30XS, UPLSAPO40XS y UPLSAPO60XS. El índice de refracción del aceite de silicona (≈1,40) es muy similar al del tejido vivo (≈1,38), lo que permite realizar observaciones de alta resolución en profundidad dentro del tejido vivo, minimizando la aberración esférica debida a diferencias entre los índices de refracción. El aceite de silicona no se seca ni se endurece, por lo que no es necesario volver a administrarlo. Esto lo hace ideal para observaciones time-lapse prolongadas.
*Utilizar aceite de silicona especial.
Objetivo especial disponible para iPS/ES y observación de células flotantes
Este objetivo de contraste de fase de alta AN (UCPLFLN20XPH) está especialmente indicado para observación con placas de plástico. Permite observar con alta resolución el proceso de proliferación celular y brinda un mejor contraste en toda el área.
Iluminación por fluorescencia clara y uniforme
El iluminador de fluorescencia (IX3-RFALFE) incorpora un sistema de lentes Fly-Eye para proporcionar una distribución uniforme de la luz. Esto brinda una iluminación clara y uniforme en todo el campo, incluida la periferia del campo visual.
Unidades de espejo de fluorescencia de alta relación señal/ruido para una eficaz detección de señales
Todas las unidades de espejo de fluorescencia incluyen filtros tratados con un revestimiento especial que minimizan el ruido absorbiendo más del 99% de luz dispersa. El óptimo desempeño y la alta transmitancia de las unidades de espejo garantizan una eficaz detección de las señales fluorescentes.
Control intuitivo y ergonómico del microscopio
Cambie el método de observación con un solo toque
El IX73 cuenta con un comando manual que permite programar procedimientos de observación y una serie de otras funciones mediante las teclas del panel táctil.
Configuraciones almacenadas (Olympus cellSens)
Gracias a la lectura de la posición de las unidades motorizadas y codificadas, el sistema guarda las configuraciones del microscopio junto con los datos de las imágenes. De esta manera se puede recuperar un gran número de ajustes para recrear las condiciones de captura deseadas, creándose así un extraordinario sistema de captura de imágenes, fácil de usar y altamente reproducible.
Listado de computadoras compatibles para la Serie IX
Fácil seguimiento de las células a altos aumentos
La platina manual IX3-SVR cuenta con un sistema de posicionamiento suave que permite hacer un fácil seguimiento de las células, incluso con altos aumentos. El usuario puede ajustar los límites de posición de observación para inmovilizar la platina para asegurarse de que la posición se mantiene durante operaciones tales como la aplicación de reactivos, incluso si la platina fuera tocada por accidente. También se pueden retirar de la platina las placas de 35 mm, colocarlas en una incubadora y volver a ubicarlas en la posición exacta previamente identificada.
Logre iluminación Koehler con facilidad
El condensador puede moverse y volver fácilmente a ajustarse para iluminación Koehler mediante perillas de control y de traba convenientemente dispuestas.
La estructura del estativo impide la contaminación del sistema óptico
Una bandeja recolectora situada debajo del portaobjetivos evita que se produzcan daños en el microscopio por el vertido de líquidos y simplifica el mantenimiento
Los módulos intercambiables proporcionan flexibilidad de opciones para la obtención de imágenes
Existe una variada gama de dispositivos disponibles para los microscopios Olympus IX3 que brindan una amplia capacidad de uso, desde la observación eventual hasta la adquisición avanzada de imágenes. La inserción a modo de cassettes en la plataforma, facilita el montaje de las torretas de cubos de fluorescencia, los puertos laterales derechos, los cambiadores de aumento, los epi-iluminadores y otros dispositivos.
El estativo abierto de grandes dimensiones permite acoplar una rueda motorizada de filtros de emisión dentro del "espacio infinito" (región entre los objetivos y el tubo de observación) del microscopio. Esto elimina el desplazamiento de imágenes entre canales y permite que los oculares vean lo que detecta la cámara.
Unidades de plataforma/unidades de alta velocidad
Torreta motorizada de cubos de fluorescencia (IX3-RFACA)
Torreta sin trabas de posición que puede alojar hasta 8 unidades de espejo y ofrece una rotación rápida y suave. La torreta puede alojar unidades de filtros de 25 mm y 32 mm de diámetro, las cuales pueden introducirse y quitarse fácilmente sin necesidad de herramientas.
Puerto lateral derecho manual con montura C (IX3-RSPC)
Los puertos laterales derechos con montura C pueden incorporar hasta dos unidades de espejo para permitir aplicaciones avanzadas como la captura dividida de imágenes.
Cambiador de aumentos intermedio codificado (IX3-CAS)
El aumento puede cambiarse entre 1x, 1.6x y 2x simplemente ajustando la palanca. Puesto que el sistema es codificado, la información sobre aumentos intermedios es almacenada junto con los datos de la imagen.
Ruedas de filtros y disparadores rápidos motorizados
Con las ruedas de filtros de Olympus, el usuario puede cambiar fácilmente de un filtro a otro en milisegundos. Los disparadores Olympus tienen un funcionamiento aún más rápido. El IX73 puede controlar hasta seis ruedas de filtros y cuatro disparadores, permitiendo una captura de imágenes compleja y multimodal
Iluminadores por fluorescencia específicos para distintas aplicaciones
Existe un iluminador óptimo para cada aplicación. El iluminador de fluorescencia con forma de L y con el sistema de lentes Fly-Eye (IX3-RFALFE) proporciona una iluminación brillante y uniforme sin necesidad de ajustes. El iluminador de fluorescencia con forma en L estándar (IX3-RFAL) tiene una excelente relación costo/beneficio y está equipado con diafragmas de apertura y de campo. El iluminador de fluorescencia recto (IX3-RFA) es ideal para aplicaciones que requieren una intensa luz de excitación. También se dispone de una amplia variedad de fuentes de luz, tanto de mesada como acoplables al estativo (mercurio y xenón).
Lámpara de mercurio de 130W de larga vida (U-HGLGPS)
La fuente de luz de fluorescencia U-HGLGPS brinda una iluminación clara y uniforme y cuenta con una lámpara de mercurio de larga vida media (hasta 2.000 horas). Esta unidad no requiere mantenimiento ni ajustes de centrado. Una guía de luz líquida impide que el calor se transfiera a las muestras, permitiendo realizar observaciones prolongadas sin inconvenientes.
Medición de intensidad de la luz de excitación para una alta reproducibilidad en la captura de imágenes. Adaptador para medidor de irradiancia de excitación/IX3-EXMAD*
Olympus ahora ofrece un adaptador para medidor de potencia que mide directamente la intensidad de la luz de excitación por unidad de área de la muestra, y además ofrece un software de visualización de la irradiancia. Muestra los resultados de la medición en un monitor y registra los datos, eliminando la necesidad de realizar cálculos complejos. Esto permite verificar la intensidad de la luz de excitación antes de iniciar un experimento, lo que mejora la fiabilidad de los experimentos. Los datos también pueden compartirse fácilmente.
*Este equipo está basado en los avances técnicos desarrollados en el Centro de Colaboración RIKEN BSI-Olympus.
Unidades motorizadas/unidades codificadas
Una manera rentable de llegar a un microscopio motorizado
Existe una amplia gama de unidades motorizadas y codificadas disponibles, incluyendo una torreta motorizada de cubos de fluorescencia de 8 posiciones, una torreta de cubos de fluorescencia codificada, un portaobjetivos motorizado de 6 posiciones, un portaobjetivos codificado de 6 posiciones, un condensador universal motorizado de larga distancia de trabajo, ruedas de filtros y disparadores.
Platina > Mecánica > Platina plana
AN 0,55/ W.D. 26,2 mm
Seco: AN 0,9/ W.D. 1,5 mm, Aceite: AN 1,4/ W.D. 0,63 mm (1,25 X - 100 X)
323 (A) x 475 (P) x 656 (Al.) mm (configuración estándar de 1 plataforma)
35 kg (configuración estándar de 1 plataforma)
Microscopio de investigación IXplore Standard
Plataforma ICSI/IMSI para Ver. JPN
IX73: Introducción
cellVivo: Introducción
Sistemas IXplore
Los sistemas IXplore están desarrollados para proporcionar paquetes de soluciones que convengan a sus aplicaciones de investigación.

References: resolución

 resolución 
 resolución

 resolución

 resolución 
 resolución