Source: https://cl.omega.com/pptst/CL20.html
Timestamp: 2020-06-04 06:13:07+00:00

Document:
Kit de calibrador y termómetro manual de alta precisión
Inicio » Temperatura » Equipos de calibración de prec... » Calibradores portátiles de man... » Serie CL20
Kit calibrador y termómetro manual de alta precisión
Serie CL20
The CL23/24/25/26/27 Models has been discontinued. Please see the CL940A/ CL945A/ CL543B as a possible alternative or contact Sales
Precisión de 0,3 °C (0,5 °F), de 18 a 28 °C (64 a 82 °F)
Simula y mide termopares, RTD, termistores y Ω
Resolución de 0,1 °C/°F
10 posiciones de memoria para guardar las lecturas del medidor o las salidas del calibrador
Funciones de calibrador de paso, retención del medidor y termómetro
Función de rampa (modelos CL25 y CL27)
Los calibradores/termómetros manuales CL20 de OMEGA™ simulan, miden y registran señales de RTD, Ω, termopar y termistor, todo en uno. Con una precisión de 0,3 ºC (0,5 ºF) a temperaturas ambiente de 18 a 28 ºC (64 a 82 ºF) y una variedad de importantes funciones del teclado numérico, estos medidores de bajo coste superan a la competencia.
El LCD de 5 dígitos indica todas las funciones activas y tiene una resolución de 0,1 ºC/ºF. También se muestran el modo operativo y el tipo de sensor. La programación es muy fácil. El usuario puede introducir puntos de referencia directamente en el teclado numérico o desde una fuente externa. Diez posiciones de memoria permiten la recuperación instantánea de cualquier valor programado, y la función de paso le permite al usuario navegar por los puntos de prueba al presionar un botón.
La función de rampa de los modelos CL25 y CL27 facilita la calibración. Cuando el usuario introduce el límite superior, límite inferior y tamaño de paso, el medidor automáticamente realiza una rampa entre los límites. La generación de rampas también puede realizarse manualmente.
Independientemente del tipo de entrada, uno de estos medidores será compatible con él. Las posibilidades incluyen RTD de 100 y 1.000 W y transistores de 2.252 W.
Pantalla: LCD de 5 dígitos; indicadores personalizados para el tipo de calibración; retención de las unidades, repetición, almacenamiento, modo operativo, bal, posiciones de memoria cargadas (hasta 10)
Teclado numérico: interruptores momentáneos con respuesta táctil, selección de potencia, tipo de termopar, unidades, resolución, retención, almacenamiento/repetición (hasta 10), detener/borrar, modo operativo
Retención de configuración: modo operativo seleccionado, tipo de termopar, unidades, resolución y contenido de la memoria conservado en modo apagado
Diagnóstico: batería baja, entrada abierta, entrada de teclado numérico no válida, fuera de rango, fallo de hardware interno
Precisión: véase la tabla "Para hacer su pedido" en la página siguiente para más información
Temperatura ambiente: de 0 a 50 °C (32 a 122 °F), HR del 0 a 90%
Velocidad de lectura: 1/seg.
Carga de salida: 100 Ω, mín. (modo calibrador)
Vida útil de la batería: 42 V pico a conexión a tierra
Potencia: batería alcalina de 9 V (incluida)
Dimensiones: 16 horas con batería alcalina
Peso: 178 de alto x 74 de ancho x 28 mm de profundidad (7,0 x 2,9 x 1,1")
Rangos de medición de temperatura y calibración de la serie CL20
Type Rango Resolución
K 200 a 1371°C -328 a 2502°F 0.1°
J -210 a 760°C -346 a 1400°F 0.1°
T -200 a 399°C -328 a 752°F 0.1°
E -230 a 999°C -382 a 1832°F 0.1°
N 200 a 1299°C -328 a 2372°F 0.1°
B 499 a 1815°C 932 a 3308°F 0.1°
R 0 a 1768°C 32 a 3214°F 0.1°
S 0 a 1768°C 32 a 3214°F 0.1°
G 299 a 2315°C 572 a 4201°F 0.1°
C 0 a 2315°C 32 a 4201°F 0.1°
D 0 a 2315°C 32 a 4201°F 0.1°
RTD -200 a 849°C -328 a 1562°F 0.1°
2252Ohm -40 a 150°C -40 a 302°F 0.1°
Salidas de medición de resistencias y calibración de CL26 y CL27
Rango de ohms Resolución Modelos
0-100Ω 0.01Ω CL26 & CL27
0-1000Ω 0.1Ω CL27
0-100,000Ω 1.0Ω CL26
Tipo termopar RTDs
de PT Termistores Resitencia
0 a: Resolución
resistencia Preción calibrador
& Thermometer Rampa
CL23A K, J, T --- --- --- --- ±0.3°C desde -46 a 677°C
0.04% por encima 677°C
±0.5°C por debajo de -46°C No
CL24 K, J, T, E --- --- --- --- 0.04% por encima 677°C
CL25 K,J,T,E,N,R,S,B,G,C,D --- --- --- --- ±0.3°C toda la escala K,J,T,E,N
0.8°C toda la escala B,R,S,G,C,D Yes
CL26 K, J, T ,E 100Ω Serie 400
2252Ω 100 kΩ
100Ω 1Ω
0.01Ω ±0.3°C desde -46 a 677°C
±0.5°C por debajo de -46°C
Ωs: 0.04% del rango
±0.3°C RTD & termistor No
CL27 K,J,T,E,N,R,S,B,G,C,D 100Ω
1000Ω --- 1kΩ
100Ω 0.1Ω
0.01Ω ±0.3°C toda la escala K,J,T,E,N
0.8°C toda la escala B,R,S,G,C,D
Ωs: 0.02% del rango
0.1°C toda la escala RTD Yes
Medidor portátil, J, T, E, I + DT y termistor
Medidor portátil, K, J, T, E, N, R, S, B, G, C, D y Platino RTD 100 Ohm y Ohm 1000
Repuesto conector para su uso en la fabricación de cable para señales de calibración RTD o termistor
USD$110.71
NiMH batería y el adaptador, 115Vac con 2-pin enchufe de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con funda resistente a los golpes, estuche, termopares, conectores, batería de 9 V, clip para cinturón y manual del operador.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución

 Resolución 
 Resolución