Source: http://docplayer.es/5963357-Hqd-electroquimica-digital.html
Timestamp: 2018-09-22 02:09:37+00:00

Document:
HQD Electroquímica digital - PDF
Download "HQD Electroquímica digital"
Adolfo Salas Benítez
1 INFORMACIÓN ANÁLISIS DE LABORATORIO ELECTROQUÍMICA DIGITAL, PORTÁTIL HQD Electroquímica digital Confianza total en ph, oxígeno, conductividad, redox
2 EL SISTEMA: PH, CONDUCTIVIDAD Y FIABLE, FLEXIBLE, MÁS SENCILLO QUE NUNCA Cuándo realizó la última calibración? Usted mide el ph con frecuencia quizás varias veces al día. Sabe que el ph dice mucho sobre la calidad de la muestra y, por consiguiente, acerca de los procesos de los que Usted es responsable. En la depuración del agua residual y el tratamiento del agua potable y en el aseguramiento de la calidad. Conductividad y oxígeno también de - sempeñan un papel esencial en muchas aplicaciones. Sea in situ o en el laboratorio, el usuario tiene que poder confiar, siempre, en las mediciones de parámetros electroquímicos. Flexibles y fiables: los electrodos INTELLICAL miden correctamente sea cual sea el medidor HQD, porque llevan su propio calibrado conectar y reconocer (a partir de ahora Mix + Match ) Simples y sin fallos: la misma conexión para todos los electrodos y parámetros Confíe sus medidas de ph, µs y a HACH LANGE! High Quality Digital HQD significa medidores estables, coordinados, completos, con accesorios prácticos y electrodos inteligentes. Lo que convierte a HQD en especial son los electrodos INTELLICAL, desarrollados recientemente, que memorizan todos los parámetros característicos importantes de forma digital. En la práctica, esto significa que miden ph, conductividad y oxígeno correctamente con mayor fiabilidad, flexibilidad y facilidad que nunca. Fiables y claros: los medidores HQD hablan un lenguaje sencillo Optimizados para un uso práctico: medidores, electrodos, soluciones buffer y accesorios
3 Los electrodos INTELLICAL digitales se reconocen automáticamente Extraordinaria fiabilidad y manejo sumamente sencillo Los electrodos INTELLICAL digitales y los medidores están pensados unos para otros y son intercambiables (principio de Mix + Match ) Flexibles y eficaces ideales para utilizar en aplicaciones diversas Los datos de calibración se memorizan en los electrodos INTELLICAL y los intervalos de control pueden programarse para realizar chequeos específicos Resultados correctos en el menor tiempo posible Sensor de oxígeno INTELLICAL listo para usar, estable a largo plazo, con tecnología luminiscente (LDO) Resultados de fiables sin calibración ni cambio de electrolito Todos los electrodos INTELLICAL con sensor de temperatura integrado Compensación automática de temperatura que ahorra tiempo Más de 50 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de electrodos e instrumentos para uso in situ y en el laboratorio Soporte competente gracias a una tecnología innovadora y al know-how exhaustivo de las aplicaciones HQ 11D para ph HQ 14D para conductividad HQ 30D flexi para oxígeno, ph, conductividad 1 canal de medición HQ 40D multi para ph, conductividad, oxígeno, ISE 2 canales de medición Nuestros clientes necesitan resultados fiables en el menor tiempo posible. Por ello nos preguntamos cómo podrían evitarse las largas e innecesarias calibraciones. Nuestro equipo de desarrollo propuso una respuesta innovadora en forma de electrodos digitales que guardan sus propios datos de calibración. Se calibran sólo una vez, por ejemplo en el laboratorio central, y después pueden utilizarse en lugares totalmente distintos, tales como laboratorios operacionales, sin tener que repetir la calibración cada vez que se usan con un medidor diferente. Combinación auténtica Mix + Match, igual que en un PC! Melissa Aquino, Directora de producto, Düsseldorf Electroquímica digital: sencillamente fiable HACH LANGE
4 COMUNICACIÓN DIRECTA, FLEXIBLE, INMEDIATAMENTE COMPRENSIBLE Documentación completa: nombres individuales para muestras y usuarios Administración de datos según GLP: guarda todos los ajustes para cada medición Óptima legibilidad: notificación acústica y visual de las lecturas estables Quiere un lenguaje sencillo, verdad? HQD también! HQD habla castellano esto fue prioritario para HACH LANGE. Texto claro y legible en una pantalla iluminada. Los menús bien estructurados son comprensibles a primera vista y permiten un manejo fácil y sin errores. Realice Usted mediciones puntuales o programe tareas complejas, apreciará el lenguaje sencillo de HQD! Manejo intuitivo: desde mediciones aisladas hasta programaciones complejas Calibración? HQD se lo recuerda! De pronto, realizar medidas de ph fiables es muy simple. Usted mismo fija el intervalo entre las calibraciones para adaptarse a su propia circunstancia. HQD le recuerda puntualmente cuándo debe realizarse la recalibración. Además, también puede definir la calidad de la calibración mediante la introducción de requisitos concernientes a la pendiente. Simplicidad ingeniosa: transferencia de datos mediante memoria USB Práctico: codificación por colores de electrodo y conector, p.ej. morado para conductividad Actual: HQ 40D multi se comunica con la impresora, el teclado y el PC por medio de un puerto USB
5 Pantalla gráfica iluminada grande. Resultados e instrucciones de manejo en castellano Comprensible a primera vista y fácil de leer hasta en malas condiciones de luminosidad Mediciones puntuales y programación por el usuario mediante menús intuitivos Óptimo manejo para todos los usuarios Medida automática con indicación del progreso de estabilización de la misma en la pantalla. Intervalo de medida definido por el usuario Medida fiable, sin errores, en todas las circunstancias Intervalo de calibración, tolerancias de pendiente y solución patrón de control seleccionables a discreción Lecturas fiables en todo momento Conexiones a USB, PC, impresora y teclado, con todas las funciones de lectura y escritura Completa comunicación y documentación conforme a GLP, también por medio de sistemas LIMS La información necesaria sobre cada medición se guarda automáticamente Gestión de datos totalmente conforme a GLP Programas y ajustes protegidos por contraseña Los cambios accidentales de los ajustes quedan excluidos; extraordinaria fiabilidad operacional Se ha sentido alguna vez frustrado por símbolos misteriosos, abreviaturas incomprensibles y un inglés obligatorio? Nosotros, sí. Por ello, decidimos que HQD debía combinar la excelencia técnica con una interfaz de usuario fácilmente entendible. Con tantos idiomas, no fue tarea fácil, pero mereció la pena. Con HQD nuestros clientes realizan mediciones inmediatamente, sin tener que profundizar exhaustivamente el manual de instrucciones. Johannes Berssen, Desarrollador de software, Berlín Usted siempre sabe qué hacer con HQD HACH LANGE
6 PH, CONDUCTIVIDAD MÁS CAPACIDAD EN EL LABORATORIO Y EN CAMPO Nuestros electrodos de ph y conductividad han superado su bautismo de fuego! Los electrodos INTELLICAL son el resultado de más de 50 años de artesanía en soplado de vidrio. En agua potable fría, agua residual muy contaminada o agua de proceso de bajo nivel iónico, Usted se beneficia de tiempos de respuesta mínimos, máxima estabilidad de calibración y una larga vida útil. Por supuesto, esto también sirve para los electrodos de exterior de acero inoxidable, los cuales permanecen intactos hasta en las condiciones más difíciles. Cables de hasta 30 m de longitud permiten la transmisión de información digital desde ubicaciones de medida anteriormente inaccesibles, como p.ej. pozos y agujeros de sondeo, y desde puentes- incluso para ph! Electrodo de ph de gel, diseño robusto, con cable de 5, 10, 15 o 30 m Electrodo de conductividad de 4 pins, versión de laboratorio, con cable de 1 o 3 m Medidor multifuncional HQ 40D estanco al agua (IP 67), con empuñadura de protección continua de caucho no resbaladizo Robustos maletines de kits de campo Pilas para más de 2000 medidas de ph con modalidad de ahorro de energía, a salvo de pérdidas de datos Electrodo de exterior de diseño robusto, estanco al agua (IP 67), protección contra impactos desmontable para tareas de limpieza
7 Electrodos INTELLICAL digitales con estabilidad de calibración y vida útil máximas, y tiempo de respuesta mínimo Medidas muy exactas, precisas y fiables Electrodos de ph y conductividad de diversos modelos para uso en el laboratorio e in situ Electrodos versátiles para todas las aplicaciones, p.ej. agua residual, agua potable, agua de proceso Medidores HQD, estables y estancos al agua (IP 67), funcionamiento con pilas o mediante conexión a red, modalidad de ahorro de energía, amplia memoria para 500 lecturas Ideales para uso portátil Electrodos de exterior robustos con cables de hasta 30 m de longitud sin interferencias gracias a la tecnología digital Resultados fiables en emplazamientos de medida de difícil acceso y a grandes distancias incluso para ph Electrodos INTELLICAL digitales para ph y conductividad Electrodo de ph con electrolito, versión de laboratorio, con cable de 1 o 3 m Electrodo de gel de ph, versión de laboratorio, con cable de 1 o 3 m Electrodos de vidrio de gran precisión ninguna máquina puede igualar nuestros productos. Estamos orgullosos de los resultados de más de 50 años de soplado de vidrio fabricamos electrodos para ph, conductividad, electrodos ISE, etc. para cualquier aplicación. Utilizamos nuestras propias recetas de vidrio y unas manos firmes, sin las cuales nada podríamos hacer! La calidad trazable es nuestra máxima prioridad porque es imprescindible para los clientes. Sébastien Lazzaro, Soplador de vidrio, Lyon Electrodo de conductividad de 4 pins, diseño robusto, con cable de 5, 10, 15, 30 m Longitud de cable de hasta 30 m; incluso para ph ph y conductividad: adecuados para todo tipo de aguas HACH LANGE
8 CON LDO PRÁCTICAMENTE SIN MANTENIMIENTO Realiza mediciones o sigue calibrando? No importa, el calibrar los electrodos de ha pasado a la historia! En la actualidad existe LDO el sensor de oxígeno disuelto sin deriva, sin electrolito, sin atascamiento de membrana. El nuevo principio de medida LDO ( Luminescent Dissolved Oxygen, que significa oxígeno disuelto luminiscente) ha revolucionado la medida de oxígeno. En lugar de calibraciones frecuentes y cambios de electrolito, Usted sólo tiene que cambiar la cápsula del sensor una vez al año. Al utilizar LDO se ahorra tiempo y dinero; desde el primer día, en todas las aplicaciones. Resistente a los golpes en campo: la cubierta protectora impide que se averíen el HQ 30D flexi y los electrodos Sumamente flexible con Mix + Match. El HQ 30D flexi también realiza mediciones con los electrodos INTELLICAL de ph y conductividad LED de referencia Luz roja reflejada Fotodiodo LED Luz azul incidente O 2 Intensidad estandarizada 1,0 0,8 O 2 Principio de medida LDO 0,6 sin 0,4 0.2 con Tiempo Luz incidente Luz emitida Cuanto más contiene la muestra, el periodo de luminiscencia es más corto
9 Sensor LDO sin deriva Sin calibración, sin polarización Tecnología LDO basada en la luminiscencia Sin cambio de electrolito, sin interferencia por sedimentos o H 2 S Tecnología LDO INTELLICAL con recordatorio automático para cambiar la cápsula del sensor cada año Resultados sin errores con el mínimo esfuerzo Sensor sin flujo sin consumo de Medidas precisas con bajas y altas concentraciones de Chip de memoria, con los datos de calibración de la cápsula del sensor Sensor LDO, versión de laboratorio, con 1 o 3 m de cable Sensor LDO, diseño robusto, con 5, 10, 15 o 30 m de cable Cada cápsula de sensor LDO se suministra lista para usar, incluyendo un chip de memoria. Se avisa automáticamente al usuario cuando se debe realizar el cambio anual Como técnicos de campo, somos tan entusiastas como nuestros clientes en cuanto al método de medida de oxígeno LDO! No siempre es fácil hacer algo diferente, pero cuando se produjeron diferencias con respecto a los resultados esperados, se comprobó que LDO dio siempre medidas correctas. Es realmente cierto que las ventajas de LDO lo convierten en totalmente superior! Desde que se lanzó al mercado, el método LDO ha demostrado su eficacia en todas partes donde se mide oxígeno. En la versión de proceso, LDO tiene el mismo éxito, nuestros clientes de depuración de aguas residuales están logrando grandes ahorros en sus costes de energía! Wim Vandebroek, Ingeniero técnico de campo, Mechelen Medida de LDO: más sencilla que nunca HACH LANGE
10 HQD_ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Especificaciones Técnicas HQ 11D HQ 14D HQ 30D FLEXI HQ 40D MULTI Conectores para electrodos 1 (ph) 1 (Conductividad) 1 (ph, Cond.,, ISE) 2 (ph, Cond.,, ISE) Oxígeno disuelto (LDO) Rango 0,00 20,0 mg/l; % Resolución Precisión 0,01 ó 0,1 mg/l; 0,1 % saturación ±1 % del rango de medida Compens. de presión de aire Automática Automática ph Rango Resolución (seleccionable) 0,1 / 0,01 / 0,001 0,1 / 0,01 / 0,001 0,1 / 0,01 / 0,001 Precisión ±0,002 ±0,002 ±0,002 Compensación de T a Automática Automática Automática ORP Rango ±1500 mv ±1500 mv ±1500 mv Resolución 0,1 0,1 0,1 Precisión ±0,1 mv ±0,1 mv ±0,1 mv Concentración de iones Rango Resolución (seleccionable) En función del electrodo ISE Máx. 5 posiciones; 0,1 / 0,01 / 0,001 Precisión ±0,1 mv ±0,1 mv En función del electrodo ISE Máx. 5 posiciones; 0,1 / 0,01 / 0,001 Temperatura Rango -10 a +110 C -10 a +110 C -10 a +110 C -10 a +110 C Resolución 0,1 C 0,1 C 0,1 C 0,1 C Precisión ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C ±0,3 C Conductividad Rango 0,01 µs /cm 200 ms /cm 0,01 µs /cm 400 ms /cm Resolución Máx. 5 posiciones, 2 posiciones decimales, si fuera posible Precisión ±0,5 % (1 µs /cm ms /cm) ±0,5 % (1 µs /cm ms /cm) Compensación de temperatura No lineal (agua natural conforme a DIN y EN ISO 7888), no lineal (NaCl), coeficiente lineal [valor numérico] % / C, sin compensación
11 HQ 11D HQ 14D HQ 30D FLEXI HQ 40D MULTI Resistividad Rango 2,5 Ω cm 49 MΩ cm 2,5 Ω cm 49 MΩ cm 2,5 Ω cm 49 MΩ cm Resolución Máx. 5 cifras Máx. 5 cifras Máx. 5 cifras Precisión ±0,5 % ±0,5 % ±0,5 % TDS Rango 0, mg/l 0, mg/l 0, mg/l Resolución Máx. 3 cifras Máx. 3 cifras Máx. 3 cifras Precisión ±0,5 en el rango de medida Salinidad Rango 0-42 (g/kg,, sin unidad) Resolución Hasta 0,01 ppt Hasta 0,01 ppt Hasta 0,01 ppt Precisión ±0,1 mg/l a < 8 mg/l ±0,1 mg/l a < 8 mg/l ±0,1 mg/l a < 8 mg/l Autolectura Autocal Reconocimiento automático del patrón Puntos de calibración Con recordatorio de calibración y de comprobación del standard ph: ver HQ 30/40D ph: IUPAC 1,679; 4,005; 7,000; 10,012 DIN 1,09; 4,65; 9,23 Codificación por colores 4, 7, 10 Conductividad: Demal (1 D; 0,1 D; 0,01 D) Molar (0,1 M; 0,01 M; 0,001 M) NaCl (0,05 %; 25 µs /cm; 1000 µs /cm; 18 ms /cm) Definidos por el usuario; standard agua de mar Max. 4 puntos 1 punto ph max. 4 puntos Conductividad 1 punto 1 punto ph max. 4 puntos Conductividad 1 punto 1 punto ISE max. 5 puntos Indicador estado del sensor Interfaces Puerto USB para impresora, PC, teclado y memoria USB Protección de contraseña Gestión de datos Memoria de datos ID_muestra y ID_usuario Modo de medición Pantalla Básico, detallado, total (GLP) 500 lecturas; los datos pueden ser guardados manualmente o de forma automática Alfanumérico, máx. 12 caracteres; 12 nombres de muestra y 20 nombres de usuario Registro automático de números de muestra (0 999) Manual, intervalo, continuo; métodos analíticos editables Pantalla gráfica retroiluminada; pixel; apagado automático en modo económico. Con fecha y hora visualizados en pantalla. Visualización simultánea de 2 parámetros (HQ 40D). Alimentación 115 V / 250 V (opcional unidad alimentación) 115 V / 250 V Opción pilas Protección Dimensiones, peso 4 pilas AA o pilas recargables (se necesita cargador) IP 67 para el instrumento, electrodos de intemperie y conexiones mm (Altura Anchura Profundidad), 323 g (sin pilas) Sujeto a cambios sin previo aviso HACH LANGE
12 HQD_RANGO DE PRODUCTOS Electrodos / Sensores Los electrodos / sensores estándar INTELLICAL son sumergibles hasta 3 m durante 24 horas, sensor de temperatura incluido. Los electrodos / sensores de exterior INTELLICAL son sumergibles hasta 30 m durante 24 horas, incluidos sensor de temperatura, carcasa de acero, con cable reforzado. Producto Descripción Cable Ref. Cable Ref. ph Conductividad Electrodo estándar de ph INTELLICAL, electrolito líquido Electrodo estándar de ph INTELLICAL, electrolito gel, sin mantenimiento Electrodo de exterior robusto de ph INTELLICAL, electrolito gel, sin mantenimiento Electrodo de ph ULTRA INTELLICAL, para muestras de baja fuerza iónica, rellenable Electrodo estándar de conductividad INTELLICAL, grafito, de 4 pins Electrodo robusto de conductividad INTELLICAL, de grafito, de 4 pins 1 m PHC m PHC m PHC m PHC m PHC m PHC m PHC m PHC m PHC m PHC m CDC m CDC m CDC m CDC m CDC m CDC LDO (Oxígeno disuelto) Sensor estándar de LDO INTELLICAL 1 m LDO m LDO Sensor de exterior robusto de LDO INTELLICAL 5 m LDO m LDO m LDO m LDO Sensor LDO INTELLICAL para medida de DBO 1 m LBOD ORP: Potencial de Óxido-Reducción ISE: Electrodos de Ion Selectivo Electrodo de ORP INTELLICAL standard, con electrolito de gel, sin mantenimiento Electrodo de ORP INTELLICAL de exterior, robusto, con electrolito de gel, sin mantenimiento Electrodo de ORP INTELLICAL standard, con electrolito líquido 1 m MTC m MTC m MTC m MTC m MTC m MTC m MTC m MTC Electrodo INTELLICAL de Sodio ISE 1 m ISENA m ISENA Electrodo INTELLICAL de Cloruro ISE Electrodo INTELLICAL de Fluoruro ISE 1 m ISECL m ISECL m ISEF m ISEF121-03
13 Soluciones patrón de ph y conductividad SOLUCIONES PATRÓN DE PH Producto Descripción Cantidad Ref. Soluciones patrón de ph certificadas, rango IUPAC Suministradas en botes herméticos sellados; conservación garantizada; con certificado COFRAC; trazables según materiales de referencia estándar; tolerancia ± 0,010 ph (25 C) ph 1, ml S11M001 ph 4, ml S11M002 ph 7, ml S11M004 ph 10, ml S11M007 Soluciones patrón de calidad Soluciones patrón listas para usar, en botellas; con y sin código de colores * ph 4,01 Rojo 500 ml ph 7,00 Amarillo 500 ml ph 10,01 Azul 500 ml ph 4,01 Sin código de colores 500 ml ph 7,00 Sin código de colores 500 ml ph 10,00 Sin código de colores 500 ml ph 1,09 ph 4,65 ph 9,23 Solución patrón técnica (DIN 19267) 500 ml S11M009 Solución patrón técnica (DIN 19267) 500 ml S11M010 Solución patrón técnica (DIN 19267) 500 ml S11M011 Sobres de reactivo en polvo para soluciones patrón de ph Sobres envasados individualmente, herméticamente cerrados; cada uno puede utilizarse para preparar una solución de 50 ml; con y sin código de colores * ph 4,01 Rojo 50/pack /pack ph 7,00 Amarillo 50/pack /pack ph 10,00 Azul 50/pack /pack Soluciones patrón SINGLET Soluciones patrón en bolsas individuales herméticas selladas; con código de colores; 25 ml/bolsa * ph 7,00 y ph 10,01 ph 4,01 y ph 7,00 Amarillo + azul 2 10/pack Rojo + amarillo 2 10/pack ph 4,01 Rojo 20/pack ph 7,00 Amarillo 20/pack ph 10,01 Azul 20/pack SOLUCIONES PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD Producto Descripción Cantidad Ref. Soluciones patrón de conductividad certificadas Suministradas en botes herméticos sellados; conservación garantizada; con certificado; trazables según materiales de referencia estándar. KCl 1 D 111,3 ms/cm ±0,5 % 500 ml S51M001 KCl 0,1 D 12,85 ms/cm ±0,35 % 500 ml S51M002 KCl 0,01 D 1408 µs/cm ±0,5 % 500 ml S51M003 NaCl 0,05 % 1015 µs/cm ±0,5 % 500 ml S51M004 Soluciones de NaCl 85,47 mg/l como NaCl 491 mg/l como NaCl mg/l como NaCl mg/l como NaCl 180 ±10 µs/cm 100 ml ±10 µs/cm 100 ml ±20 µs/cm 100 ml ±50 µs/cm 100 ml Soluciones molares de KCl KS 910 KCl 0,1 M KS 920 KCl 0,01 M KS 930 KCl 0,001 M Otros 12,88 ms/cm 500 ml C20C250 1,413 ms/cm 500 ml C20C ,9 µs/cm 500 ml C20C280 Solución para lavado de electrodo 20/pack Solución para lavado de electrodo 500 ml * Todas las soluciones patrón son trazables según materiales de referencia estándar producidos por el NIST [National Institute of Standards and Technology]; tolerancia ±0,02 ph (25 C). HACH LANGE
14 HQD_INFORMACIÓN PARA FORMULACIÓN DE PEDIDOS La mejor combinación para todo el mundo Forme la referencia de pedido para su set inicial HQD personal. HQ XX D.99. XXX XXX Medidor 40 HQ 40D multi 2 canales para ph, cond., ISE y 30 HQ 30D flexi Instrumento de 1 canal para ph, cond. y 14 HQ 14D Instrumento de 1 canal para conductividad 11 HQ 11D Instrumento de 1 canal para ph Electrodo / Sensor Sin electrodo 101 PHC 101 estándar, ph, gel, 1 m 103 PHC 101 estándar, ph, gel, 3 m 105 PHC 101 de exterior, ph, 5 m 110 PHC 101 de exterior, ph, 10 m 115 PHC 101 de exterior, ph, 15 m 130 PHC 101 de exterior, ph, 30 m 151 PHC 301 estándar, ph, electrolito líquido, 1 m 153 PHC 301 estándar, ph, electrolito líquido, 3 m 201 CDC 401 estándar, conductividad, 1 m 203 CDC 401 estándar, conductividad, 3 m 205 CDC 401 de exterior, conductividad, 5 m 210 CDC 401 de exterior, conductividad, 10 m 215 CDC 401 de exterior, conductividad, 15 m 230 CDC 401 de exterior, conductividad, 30 m 301 LDO 101 estándar,, 1 m 303 LDO 101 estándar,, 3 m 305 LDO 101 de exterior,, 5 m 310 LDO 101 de exterior,, 10 m 315 LDO 101 de exterior,, 15 m 330 LDO 101 de exterior,, 30 m Electrodo / Sensor Sin electrodo (siempre para HQ 11D y HQ 14D) 101 PHC 101 estándar, ph, gel, 1 m 103 PHC 101 estándar, ph, gel, 3 m 105 PHC 101 de exterior, ph, 5 m 110 PHC 101 de exterior, ph, 10 m 115 PHC 101 de exterior, ph, 15 m 130 PHC 101 de exterior, ph, 30 m 151 PHC 301 estándar, ph, electrolito líquido, 1 m 153 PHC 301 estándar, ph, electrolito líquido, 3 m 201 CDC 401 estándar, conductividad, 1 m 203 CDC 401 estándar, conductividad, 3 m 205 CDC 401 de exterior, conductividad, 5 m 210 CDC 401 de exterior, conductividad, 10 m 215 CDC 401 de exterior, conductividad, 15 m 230 CDC 401 de exterior, conductividad, 30 m 301 LDO 101 estándar,, 1 m 303 LDO 101 estándar,, 3 m 305 LDO 101 de exterior,, 5 m 310 LDO 101 de exterior,, 10 m 315 LDO 101 de exterior,, 15 m 330 LDO 101 de exterior,, 30 m Ejemplo: HQ 30D + electrodo de ph, gel, cable 1 m + Sensor LDO, cable 1 m = HQ 30D Todos los sets están equipados con soluciones patrón. Los set HQ 30D y HQ 40D contienen además un maletín y un kit de exterior.
15 HQD_A SIMPLE VISTA Lo que Usted desea Resultados fiables para ph, conductividad, : siempre, esté donde esté La solución Electroquímica digital con medidores HQD y electrodos INTELLICAL Porque la tecnología Mix + Match asegura fiabilidad y flexibilidad Porque los datos de calibración se guardan de forma segura en el electrodo para obtener en todo momento unos valores correctos Porque el lenguaje y funcionamiento sencillos representan un manejo intuitivo Porque electrodos versátiles y accesorios contrastados en la práctica aseguran un funcionamiento fiable Porque el método LDO de medida de oxígeno presenta unas enormes ventajas de manipulación Porque la tecnología de medida HQD y los electrodos INTELLICAL están respaldados por más de 50 años de experiencia en producción El camino más rápido para llegar al resultado correcto: ir al lugar de la medición Conectar los electrodos Medir. HQD: análisis sin tiempos de espera. HACH LANGE
16 HQD_ACCESORIOS Accesorios Producto Descripción Ref. Kit accesorios exterior Cubierta de plástico a prueba de golpes para uso en exterior, con cintas para transporte Portaelectrodos Soporte a prueba de golpes para el electrodo estándar, para una longitud de cable de hasta 3 metros; puede conectarse en la cubierta de plástico Maletín Para los electrodos standard; práctico maletín de plástico, a prueba de golpes, liviano Maletín Para los electrodos robustos de exterior; práctico maletín de plástico, a prueba de golpes, liviano Marcador de cables Para marcar la profundidad; (5/pack) Marcador electrodos Marcadores para la identificación de los diferentes electrodos; 5 colores, 2 marcadores por color Adaptador USB-/AC- Para conectar una memoria USB, una impresora, un teclado o un PC (HQ 40D solamente) Memoria USB Para guardar datos y para transmitir datos entre el HQ 40D y el PC; 128 MB de capacidad LZV568 Teclado Con conector USB LZV582 Cápsula de sensor LDO Contiene una cápsula de sensor, chip de memoria con datos de calibración y anillos de estanqueidad Soporte Soporte para equipos HQD Soporte electrodos Soporte E300 para 3 electrodos INTELLICAL LZV749 Gestor DBO Software de PC para LBOD WM-BODMGR Vea una demostración 3D en HACH LANGE los especialistas en el análisis de aguas Todo con un solo proveedor Se trate de análisis in situ o en el laboratorio, de tomamuestras o de sistemas de proceso, HACH LANGE representa la solución integral para todas las necesidades en análisis de aguas desde métodos visuales hasta el completo sistema de reactivos, tecnología de medida y accesorios. Para todas las aplicaciones HACH LANGE proporciona soluciones personalizadas para aguas residuales, agua potable o aguas de proceso para el control fiable de los procesos operativos y la vigilancia de los valores límite establecidos legalmente. Parámetros de la A a la Z De amonio a zinc fáciles de usar y contrastados en la práctica diaria. Los organismos de control y los sectores industriales saben que pueden contar con las soluciones de HACH LANGE para todo, desde la preparación de las muestras hasta el control de calidad. DOC Jan11 HACH LANGE D.O.O. Ivana Severa bb HR Varaždin Tel (0) Fax +385 (0) Tel: Fax: Address Master indd :40:00

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución