Source: https://www.fluke.com/es-cr/producto/captura-de-imagenes-termograficas/termografia/serie-expert/fluke-tix620
Timestamp: 2019-02-23 10:50:01+00:00

Document:
Cámara Infrarroja Fluke TiX620 | Fluke
Protocolos de transferencia de múltiples imágenes para su aplicación: puertos de datos de la cámara compatibles: tarjeta SD, GigE Vision, RS-232, USB 2.0, DVI-D y video compuesto. Software SmartView ® compatible: tarjeta SD
Obtenga una combinación de precisión con la tecnología IR-Fusion ®
Cámara de luz visible de 8 MP
Botones programables para un acceso rápido a las funciones más usadas
Compatible con lentes teleobjetivo y gran angular
La compatibilidad de los software MATLAB® y LabVIEW® permite que los usuarios integren los datos y los videos e imágenes infrarrojas desde la cámara para respaldar los análisis de I+D.
Subvisualización a una frecuencia de cuadro de 60 Hz para aplicaciones avanzadas (opción adicional)
¿Qué es el sistema de subvisualización?
Los cambios de temperatura repentinos y rápidos pueden ser una parte crítica de determinados análisis. Al usar secuencias infrarrojas, un usuario puede documentar y analizar múltiples cuadros de datos por segundo para comprender mejor los cambios de temperatura repentinos.
Frecuencia de cuadro adicional disponible:
384 × 288 (60 fps)
Descripción general del producto: Cámara infrarroja Fluke TiX620
Encuentre su cámara Expert.
Imagen de 640 x 480: a una resolución que está a su alcance.
TiX620 O y G
Obtenga una gran exactitud en las mediciones e imágenes precisas con una resolución de 640 x 480
Trabaje desde distancias más seguras. Obtenga imágenes infrarrojas espectaculares y detalladas a distancia
Vea más detalle en todas las imágenes con la gran pantalla LCD de alta resolución de 5,6"
TiX620 Tanque 1
Ahorre tiempo de focalización con los enfoques automático y manual avanzados
Lleve el enfoque hasta el extremo y elimine las imágenes fuera de foco. EverSharp toma una serie de imágenes IR de una vez y las combina en una imagen completamente centrada
Inspección de PCB con TiX620
Obtenga una recolección de datos en tiempo real con las cajas de herramientas LabVIEW ® y MATLAB ®
Capture imágenes y videos radiométricos de alta calidad
Lleve a cabo ensayos no destructivos
Especificaciones: Cámara infrarroja Fluke TiX620
Resolución espacial (IFOV) 0,85 mRad
Velocidad de cuadro (con la resolución de imagen máx.) 30 Hz, 9 Hz
Sistema de subvisualización disponible: las opciones de subvisualización no están disponibles para los modelos de 9 Hz: (suplemento al momento de hacer el pedido) Opción 1: 384 × 288
Campo de visión (FOV) con lente estándar de 30 mm 32,7° x 24,0°
Sensibilidad térmica (NETD) < 0,04ᵒ C a 30ᵒ C temp. objetivo (40 mK)
Rango espectral De 7,5 µm a 14 µm
Rango De -40 °C a 600 °C (de -40 °F a 1112 °F)
Precisión ± 2 K o ± 2 %
Transmisividad, temperatura ambiente, humedad (opción)
Interfaz para transferencia de imagen/datos Compatible en puertos de datos de cámaras: transferencia de imágenes, tarjeta SD, USB 2.0, salida de video DVI-D (HDMI). GigE Vision y RS232
Compatible con el software SmartView®: tarjeta SD
Pantalla Pantalla a color TFT extra grande de 5,6", resolución de 1280 × 800 píxeles, apta para ser usada a plena luz del día
Anotaciones de voz Sí
Batería: batería estándar de iones de litio para la cámara de video
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad Humedad relativa del 10 % al 95 %, sin condensación
Impactos Operativa: 25G, IEC 68-2-27
Vibraciones Operacional: 2G, IEC 68-2-6
Dimensiones (con lente estándar de 1,0/20 mm) 220 x 125 x 155 mm (8,6 x 4,9 x 6,1 in)
Peso (con lente estándar de 30 mm) 1,5 kg (3,3 lb)
Funciones de medición (selección) Múltiples puntos de medición y regiones de interés, detección de puntos calientes/fríos, isotermas, diferencias
Modelos: Cámara infrarroja Fluke TiX620
Fluke TiX620 Infrared Camera 30 Hz
Fluke TiX620 Infrared Camera 9 Hz
Recursos: Cámara infrarroja Fluke TiX620
Accesorios: Cámara infrarroja Fluke TiX620
Captura de imágenes termográficas (2)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución