Source: http://docplayer.es/6771650-Kodak-directview-guia-del-usuario-del-software-cr-v-4-5.html
Timestamp: 2018-03-21 01:46:57+00:00

Document:
Kodak DirectView. Guía del usuario del software CR V PDF
Kodak DirectView. Guía del usuario del software CR V 4.5
Download "Kodak DirectView. Guía del usuario del software CR V 4.5"
Lorenzo Velázquez Arroyo
1 Kodak DirectView Guía del usuario del software CR V 4.5
2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY Eastman Kodak Company, 2005 Kodak, Digital Science, DirectView, DryView, Ektascan y Min-R son marcas comerciales de Eastman Kodak Company. N. º pub. 5H0681_es-es
3 Contenido 1 Introducción de datos Configuraciones del flujo de trabajo del sistema CR Descripción general Utilización del flujo de trabajo basado en estudios Introducción de información Introducción de información manual Introducción de datos del paciente Búsqueda de un paciente existente Paciente nuevo Paciente con traumatismo Nuevo estudio (paciente existente) Utilización del flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento Introducción de datos del paciente de flujo de trabajo planificado Búsqueda de un paciente existente Paciente nuevo Paciente con traumatismo Nuevo paso de procedimiento Introducción de datos de examen Uso de códigos de procedimiento y mapeo de procedimientos Datos de examen obligatorios Almacenamiento de los datos de examen y del paciente Datos de examen opcionales Flujo de trabajo planificado (opción) Flujo de trabajo de CR i
4 Contenido 2 Visualización, impresión y administración de imágenes Visualización de imágenes Modo automático Modo manual Reprocesamiento de imágenes entregadas Visualización con resolución total Trabajo con imágenes Reprocesamiento de imágenes Transferencia de imágenes Imágenes no asignadas Impresión de imágenes Ampliación de la impresora Reduced Borders (Bordes reducidos) (no se encuentra disponible en el sistema CR 500) Impresión a tamaño normal Impresión de imágenes de multiformato Otros ajustes de multiformato Recuadro de selección Multi-format Only (Sólo multiformato) Revisión de imagen Borrado de imágenes de multiformato Impresión de texto Impresión de cuadros de texto internos Impresión de cuadros de texto externos Administración de imágenes Administración de imágenes entregadas sin éxito Administración de imágenes no asignadas Unidad de CD o DVD en el sistema CR 500 (opción) Opciones de almacenamiento Formateo de soportes CD del paciente Creación de un CD del paciente desde la pantalla Patient Input Screen (Introducción de datos del paciente) Creación desde la pantalla Image Review (Revisión de imagen) Visualización de imágenes de CD del paciente CD de archivo Soportes compatibles Almacenamiento de imágenes en un CD de archivo Recuperación de imágenes del CD de archivo Aviso de disco lleno ii
5 Contenido 3 Mantenimiento de la calidad de imagen Instrucciones para la optimización de la calidad de imagen Realización del examen Procesamiento de imágenes Herramientas de calidad de imagen Marcadores Parámetros de procesamiento de imágenes Muesca negra Intensificación del borde Marcas de validación de 1 cm Procesamiento visual mejorado (opcional) Optimización de exposición baja (opcional) Negativo Detección y supresión de rejilla (opción) Controles de nivel y ventanas Ajuste del contrastey del brillo Cambio del ancho de la ventana (Contraste) Cambio del nivel de la ventana (Brillo) Cambio de la escala de tonos de la imagen Cambio de la orientación de la imagen Controles de impresora Mejora de las propiedades de imagen Reprocesamiento de imágenes Utilidades Menú principal de Utilities (Utilidades) System Status (Estado del sistema) System Recovery (Recuperación del sistema) System Shutdown (Apagado del sistema) DVD/CD Utilities (Utilidades de DVD/CD) Logout (Cerrar sesión) Change Password (Cambiar contraseña) Patient CD Manager iii
6 Appendix A: Herramienta de calidad total para sistemas CR Appendix B: Códigos de procedimiento predeterminados Appendix C: Excepciones en la impresión Appendix D: Chinese Character Text Using the Chinese Character Text...D-1 Chinese Keyboard...D-2 Using the Input Method Editor (IME)...D-3 Key Operator Functions...D-4 Workflow Optimization...D-4 Body Part Configuration...D-6 Projection Configuration...D-8 Department List Configuration...D-10 Physician List Configuration...D-13 Procedure list Configuration...D-15 Trauma Defaults...D-18 System Configuration...D-20 Destinations Configuration...D-20 CR Display Configuration...D-23 Using a Remote Patient Data Entry Station (RPDES)...D-25 Índice
7 1 Introducción de datos Configuraciones del flujo de trabajo del sistema CR Descripción general SIUID = 1 ESTUDIO A Procedimiento: paso 1 SIUID = 2 ESTUDIO B Nuevo estudio Nuevo estudio Procedimiento: paso 1 El administrador del sistema configura el flujo de trabajo que funcione mejor en el entorno. Un flujo de trabajo organiza el modo de gestionar las tareas en el sistema y define los botones que se ven en la pantalla CR cuando se introducen los datos del examen y del paciente. El sistema CR se configura de una de las dos maneras siguientes: Study-based Workflow (Flujo de trabajo basado en estudios): es la opción seleccionada de manera predeterminada; el botón Begin Study (Comenzar estudio) aparece en la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) al seleccionar New Patient (Paciente nuevo). Al escanear un cassette y seleccionar Submit (Transferir), aparece el botón New Study (Nuevo estudio). Cada vez que se seleccione New Study (Nuevo estudio) para ese paciente, se generarán un Study Instance Unique Identifier (Identificador único de estudio) o SIUID y un New Procedure Step (Nuevo paso de procedimiento). Seleccione End Study (Finalizar estudio) para marcar el estudio como completado. Consulte el apartado Utilización del flujo de trabajo basado en estudios en la página 1-2 para más información. Un estudio SIUID = 3 ID de paso de procedimiento programado = 1 ID de paso de procedimiento programado = 2 Procedure Step-based Workflow (Flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento): el botón Begin Procedure Step (Comenzar paso del procedimiento) aparece al seleccionar New Patient (Paciente nuevo). Al escanear un cassette y seleccionar Submit (Transferir), aparece el botón New Procedure Step (Nuevo paso de procedimiento). En el flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento, el sistema conserva el SIUID cuando se selecciona New Procedure Step (Nuevo paso de procedimiento) y los destinos, por ejemplo, las estaciones de trabajo, reconocen que las imágenes pertenecen al mismo estudio. Consulte el apartado Utilización del flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento en la página 1-15 para obtener más información. 30 de septimebre de H0681_es-es 1-1
8 Introducción de datos NOTA: Scheduled Workflow (IHE) (Flujo de trabajo planificado [IHE]) es una opción adquirida que puede emplearse con cualquiera de las dos configuraciones de flujo de trabajo descritas anteriormente. Elija el flujo de trabajo que funcione mejor con el sistema. Consulte Flujo de trabajo planificado (opción) en la página NOTA: La información sobre la introducción de datos se muestra para los sistemas CR que utilizan pantallas táctiles para introducir datos como, por ejemplo, los sistemas CR 850/950/975, y para el sistema CR que utiliza un teclado y un ratón, como el sistema CR 500. Utilización del flujo de trabajo basado en estudios Introducción de información Puede introducir datos manualmente, mediante la pantalla táctil, el ratón (en sistemas CR 500) o automáticamente, mediante el lector de código de barras. 1. Seleccione el campo que desee modificar (el campo se muestra en azul). Si está usando el lector de código de barras, vaya al paso Escanee el código de barras para transferir los datos al campo. NOTA: Los campos Patient ID (ID del paciente), Accession Number (Número de acceso), Tech ID (ID del técnico radiólogo) y Cassette ID (Cassette ID) se pueden configurar para que los rellene el lector de código de barras. Consulte el apartado sobre configuración de códigos de barras en la Guía del administrador del sistema Kodak DirectView CR. NOTA: El administrador del sistema determina qué campos son obligatorios y éstos aparecen resaltados en amarillo en la pantalla de introducción de datos. Los campos obligatorios se deben completar para transferir el registro o enviarlo a un destino obligatorio. Consulte el apartado sobre campos obligatorios en la Guía del administrador del sistema Kodak DirectView CR H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
9 Introducción de datos Pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) en un sistema de pantalla táctil Pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) en un sistema CR de septimebre de H0681_es-es 1-3
10 Introducción de datos Introducción de información manual NOTA: Introduzca siempre los datos del examen y del paciente, y transfiera el registro antes de escanear un cassette expuesto. De esta forma evitará que el sistema CR cree imágenes no asignadas. Si se crea una imagen no asignada, el sistema CR le permite asociarla manualmente con el paciente correcto. Si busca un paciente que ya ha sido enviado al Sistema de información radiológica (RIS), consulte Introducción de datos del paciente en la página 1-8. Utilice la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) para introducir los datos del examen y del paciente en el panel de operaciones remotas (ROP), o en los sistemas CR 850 y CR 500. La pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) está disponible en los sistemas CR 950 y CR 975 para utilizarla en cualquier momento. Tipos de entradas de datos del paciente: New Patient (Paciente nuevo) cuando los datos de un paciente no existen en la lista de trabajo de pacientes local ni en el sistema HIS/RIS. Trauma (Traumatismo) entrada rápida de datos en caso de una admisión del paciente por emergencia. Existing Patient (Paciente existente) cuando los datos de un paciente se encuentran en el sistema CR o en el sistema HIS/RIS. En la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente), cuando introduzca datos por primera vez: 1. Rellene los campos obligatorios resaltados en amarillo para crear un registro válido de pacientes, exámenes y cassettes. 2. Si estuviera disponible, complete la información opcional restante. 3. Seleccione Submit (Transferir). IMPORTANTE: Seleccione siempre Submit (Transferir) después de introducir los datos del paciente. De esta manera se reducirá el riesgo de crear imágenes no asignadas no deseadas. Al seleccionar Submit (Transferir), el botón cambia a End Study (Finalizar estudio). NOTA: Si dispone de un sistema RIS y define Polling (Sondeo) en un intervalo corto, los datos se actualizan hasta que se cambie el estado a Started (Iniciado) mediante la selección de Begin Study (Comenzar estudio) o Submit (Transferir). Para evitar actualizaciones no deseadas mientras introduce los datos del paciente, seleccione Begin Study (Comenzar estudio) en cuanto reciba la información del paciente. Cuando se inicia el estudio, la pantalla muestra el botón Discontinue (D/C) (Interrumpir). Use este botón para cancelar el estudio H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
11 Introducción de datos Botón D/C en un sistema de pantalla táctil Botón D/C en un sistema CR de septimebre de H0681_es-es 1-5
12 Introducción de datos El botón Accept All Images (Aceptar todas las imágenes) aparece cuando se adquiere la primera imagen del estudio. El administrador del sistema puede configurar el botón Accept All Images (Aceptar todas las imágenes) para que el estudio finalice automáticamente al seleccionarlo. Consulte Flujo de trabajo planificado (opción) en la página Accept all Images (Aceptar todas las imágenes) en un sistema de pantalla táctil 1-6 5H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
13 Introducción de datos Accept All Images (Aceptar todas las imágenes) en un sistema CR 500 Seleccione el botón que corresponda en el mensaje emergente Accept All Images Confirmation (Confirmación Aceptar todas las imágenes) para realizar una de estas acciones: Cancelar la solicitud y volver a la pantalla anterior. Aceptar todas las imágenes del paso de procedimiento. Aceptar todas las imágenes de todos los pasos de procedimiento de este paciente. Seleccione End Study (Finalizar estudio) en cualquier momento. Si el sistema se encuentra configurado para mostrar un mensaje de confirmación, aparecerá el mensaje End Procedure Step Confirmation (Confirmación de Finalizar paso de procedimiento). 30 de septimebre de H0681_es-es 1-7
14 Introducción de datos En esta pantalla puede: Cancelar la solicitud de finalización del paso de procedimiento. Interrumpir el paso de procedimiento. Completar el paso de procedimiento. Introducción de datos del paciente Búsqueda de un paciente existente 1. En el menú Main Menu (Menú principal), seleccione Study Data (Datos de estudio). Aparecerá la pantalla Patient Query (Consulta de datos del paciente). Puede buscar un Existing Patient (Paciente existente), introducir datos de un New Patient (Paciente nuevo), seleccionar una entrada predeterminada para un Trauma patient (Paciente con traumatismo) o crear un New Study (Nuevo estudio). Consulte el apartado correspondiente. 2. Introduzca la información como se indica. Puede introducir la cantidad de información que desee para consultar la lista de pacientes. Cuanta más información introduzca, más reducido será el resultado de la consulta. Si no introduce ninguna información, se devolverá la lista completa de pacientes. 1. Introduzca el criterio de búsqueda (utilice el lector de código de barras cuando proceda). En los campos Time Window (Ventana de tiempo) y Study Status (Estado de estudio), dispone de las siguientes opciones: Los valores del campo Time Window (Ventana de tiempo) y los filtros de búsqueda disponibles son: Today (Hoy) Yesterday - Tomorrow (Ayer - Mañana) Past Week - Tomorrow (Semana pasada - Mañana) Unrestricted (No restringido) Campo Study Status (Estado de estudio): lista de filtros para reducir el rango de consulta. Consulte Flujo de trabajo planificado (opción) en la página Scheduled (Planificado) Started (Iniciado) Scheduled and Started (Planificado e iniciado) Completed (Completado) Failed Update (Actualización fallida) All (Todos) 2. Seleccione Find Local (Búsqueda local) o Find Remote (Búsqueda remota). Find Local (Búsqueda local) busca en la base de datos del sistema CR H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
15 Introducción de datos Find Remote (Búsqueda remota) está activa cuando el administrador del sistema la ha configurado para HIS/RIS; esta opción busca en el sistema HIS/RIS. Aparecerá el mensaje Waiting for response ( Esperando respuesta ). Si no se encuentra ninguna información referente a la consulta, ajuste su criterio de búsqueda. Query Screen (Pantalla de consulta) en un sistema de pantalla táctil Query Screen (Pantalla de consulta) en un sistema CR de septimebre de H0681_es-es 1-9
16 Introducción de datos Cuando se encuentre un juego de datos coincidente, aparecerá la pantalla Patient Worklist (Lista de trabajo de pacientes). Las entradas se identifican con colores y pueden ser configuradas por el administrador del sistema. Los colores cambian a medida que cambia el estado. Los colores predeterminados son: Scheduled (Planificado) > Azul Started (Iniciado) > Negro Completed (Completado) > Gris oscuro Failed Update (Actualización fallida) > Rojo Pantalla Patient Worklist (Lista de trabajo de pacientes) 3. Seleccione un nombre de paciente en la pantalla Patient Worklist (Lista de trabajo de pacientes). Cada fila representa un estudio. La información del paciente seleccionado se coloca automáticamente en el campo correspondiente de la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente). Si la consulta sólo devuelve un paciente, se abrirá automáticamente la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
17 Introducción de datos Pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) de un sistema de pantalla táctil Pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) de un sistema CR Seleccione para abrir More Patient Information (Más datos del paciente). Consulte Datos del examen opcionales en la página de septimebre de H0681_es-es 1-11
18 Introducción de datos More Patient Information (Más datos del paciente) 5. Seleccione para abrir More Image Information (Más datos de la imagen). Consulte Datos del examen opcionales en la página More Image Information (Más datos de la imagen) H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
19 Introducción de datos Paciente nuevo Seleccione New Patient (Paciente nuevo) en la pantalla Patient Query (Consulta de datos de paciente) e introduzca la siguiente información. Last name (Apellidos) First name (Nombre) Middle initial (Inicial de segundo nombre) (si lo ha configurado el administrador del sistema) Accession number (Número de acceso) Date of birth (Fecha de nacimiento) Gender (Sexo) Patient ID (ID del paciente) Referring Physician (Médico remitente) (use el botón More Patient Information [Más datos del paciente]) Department (Departamento) Patient location (Ubicación del paciente) Technologist ID (ID del técnico radiólogo) NOTA: El administrador del sistema ha configurado y destacado en amarillo los campos necesarios. Una vez completada la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente), seleccione Submit (Transferir) para introducir la información en la base de datos local. Paciente con traumatismo La opción Trauma (Traumatismo) proporciona información para utilizar cuando no se dispone de información del paciente, o no hay tiempo para su identificación, como por ejemplo, en el caso de una víctima de un accidente con heridas graves. Se podrán introducir los datos reales del paciente cuando estén disponibles. 1. Seleccione Trauma (Traumatismo). 2. Seleccione Trauma Defaults (Valores predeterminados de traumatismo). El administrador del sistema configura los campos seleccionados de la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) de tal modo que se rellenen de forma automática. NOTA: Es posible que el administrador del sistema haya configurado un campo con un número único. Cada vez que se selecciona un paciente con traumatismo, el número se incrementa a un nuevo número único para identificar un nuevo paciente con traumatismo, lo que permite que se vuelvan a utilizar los mismos valores predeterminados de traumatismo. 3. Continúe con el procedimiento descrito en el apartado Introducción de datos del examen en la página Nuevo estudio (paciente existente) Seleccione New Study (Nuevo estudio) en la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) de un paciente existente y, a continuación, cree un nuevo paso de procedimiento con los datos del paciente de un procedimiento existente. Puede seleccionar New Study 30 de septimebre de H0681_es-es 1-13
20 Introducción de datos (Nuevo estudio) en cualquier estudio guardado. Una vez seleccionado, aparecerá el botón Existing Study (Estudio existente). Selecciónelo para volver al estudio existente. New Study (Nuevo estudio) Existing Study (Estudio existente) Seleccione el botón Existing Study (Estudio existente) para mostrar las imágenes miniaturizadas y los datos existentes del paciente cuando se inicia otro estudio H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
21 Introducción de datos Utilización del flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento Consulte el apartado Descripción general en la página 1-1 para leer una descripción del flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento. Cuando el flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento está activado, el botón Begin Procedure Step (Comenzar paso de procedimiento) inicia el paso de procedimiento automáticamente. Los botones aparecen del modo siguiente en la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente): Seleccione: Para obtener este resultado: Cambia el estado del paso de procedimiento de Scheduled (Planificado) a Started (Iniciado) en el sistema CR. Comunica al HIS/RIS si ha comenzado un paso de procedimiento al configurar Scheduled Workflow (Flujo de trabajo planificado) si está activado el comando Modality Performed Procedure Step (Paso de procedimiento realizado por modalidad, MPPS). Consulte el apartado Flujo de trabajo planificado (opción) en la página 1-24 y la sección sobre configuración del flujo de trabajo planificado en la Guía del administrador del sistema CR Kodak DirectView. Aparece en cuanto se selecciona el botón Begin Procedure Step (Comenzar paso del procedimiento) o el estado del paso del procedimiento es Started (Iniciado). La pantalla End Procedure Step Confirmation (Confirmación de Finalizar paso de procedimiento) aparece si el sistema está configurado de este modo. Consulte el apartado sobre configuración del flujo de trabajo planificado en la Guía del administrador del sistema Kodak DirectView CR. 30 de septimebre de H0681_es-es 1-15
22 Introducción de datos Seleccione: Para obtener este resultado: Solicita una confirmación para las opciones Cancel (Cancelar), Accept All Images in This Procedure Step (Aceptar todas las imágenes del paso de procedimiento) y Accept All Images in All Procedure Steps (Aceptar todas las imágenes de todos los pasos de procedimiento) de este paciente. Aparece después de adquirir la primera imagen. Completa automáticamente uno o varios estudios si si está configurado. Consulte el apartado sobre configuración del flujo de trabajo planificado en la Guía del administrador del sistema Kodak DirectView CR. Aparece al escanear un cassette y seleccionar Submit (Transferir). Utiliza los datos de paciente existentes para crear un nuevo paso del procedimiento. Se puede seleccionar New Procedure Step (Nuevo paso de procedimiento) en cualquier estudio guardado. Aparece en cuanto se selecciona el botón Begin Procedure Step (Comenzar paso del procedimiento). Cuando está activada la opción Scheduled Workflow (Flujo de trabajo planificado), el botón Discontinue/Cancel (Interrumpir/ Cancelar) envía un estado de paso del procedimiento interrumpido al HIS/RIS H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
23 Introducción de datos Pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) en una pantalla táctil Introducción de datos del paciente para el flujo de trabajo planificado La información del paciente debe introducirse del mismo modo en todos los flujos de trabajo. Consulte Introducción de datos del paciente en la página de septimebre de H0681_es-es 1-17
24 Introducción de datos Búsqueda de un paciente existente La búsqueda de un paciente existente debe realizarse del mismo modo para todos los flujos de trabajo. Consulte Búsqueda de un paciente existente en la página Seleccione un nombre de paciente en la pantalla Patient Worklist (Lista de trabajo de pacientes). Cada fila de la lista de trabajo representa un estudio. Cuando se ha seleccionado, la información del paciente se transfiere automáticamente a la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente). Si la consulta sólo devuelve un paciente, se abrirá automáticamente la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente). NOTA: En el flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento, los botones se cambian a Begin Procedure Step (Comenzar paso de procedimiento) y New Procedure Step (Nuevo paso de procedimiento). Introducción de datos del paciente en un sistema de pantalla táctil Paciente nuevo La información del nuevo paciente debe introducirse del mismo modo en todos los flujos de trabajo. Consulte Paciente nuevo en la página Paciente con traumatismo La información del nuevo paciente con traumatismo debe introducirse del mismo modo en todos los flujos de trabajo. Consulte Paciente con traumatismo en la página H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
25 Introducción de datos Nuevo paso de procedimiento Seleccione New Procedure Step (Nuevo paso de procedimiento) en la pantalla Patient Input Screen (Introducción de datos del paciente) para crear un nuevo paso de procedimiento con los datos del paciente de un procedimiento existente. Puede seleccionar New Procedure Step (Nuevo paso de procedimiento) en cualquier estudio guardado. Una vez seleccionado, aparecerá el botón Existing Procedure Step (Paso de procedimiento existente). Selecciónelo para ver el paso de procedimiento existente. Nuevo paso de procedimiento 30 de septimebre de H0681_es-es 1-19
26 Introducción de datos Introducción de datos del examen IMPORTANTE: La introducción de los datos del examen es igual en los flujos de trabajo basados en estudios que en los basados en pasos de procedimiento. Después de introducir los datos del paciente, introduzca los datos del examen en los campos restantes de la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente). Hay campos obligatorios y campos opcionales. Los destinos definidos por el administrador del sistema (como un archivo o una impresora) son obligatorios. Debe completar los campos obligatorios para transferir el registro al sistema CR, si está configurado. NOTA: En caso de no introducir ningún valor para Patient Last Name (Apellido del paciente) o Patient ID (ID del paciente), la imagen se considerará incompleta. En este caso la imagen no se entrega a través de la red a un destino obligatorio, sino que se dirige a un destino no identificado como obligatorio, como por ejemplo una estación de trabajo. Uso de códigos de procedimiento y mapeo de procedimientos La forma de introducir los datos del examen depende de cómo esté configurado su sistema. Si está usando códigos de procedimiento y mapeo de procedimientos, los iconos de la imagen asociados con un procedimiento (paso) están predefinidos y aparecen automáticamente una vez que la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) aparece con la información correcta del paciente. Para cada imagen en un procedimiento: 1. Seleccione un icono de imagen. La imagen quedará resaltada en verde. 2. Introduzca manualmente el ID del cassette o use el lector de código de barras para escanearlo. NOTA: Si no está usando códigos de procedimiento y mapeo de procedimientos, deberá definir las imágenes asociadas con cada procedimiento. Seleccione el campo Body Part (Parte del cuerpo), seleccione la parte del cuerpo asociada y realice lo mismo después con la proyección. Seleccione Submit (Transferir) y aparecerá el icono de la imagen H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
27 3E1963 Introducción de datos Datos del examen obligatorios Introduzca manualmente los datos del examen si el lector de código de barras no puede leer el código de barras. Cassette ID (ID del cassette): use el lector de código de barras para escanear el código de barras. Si no se introduce un número en Cassette ID (ID del cassette), la imagen no estará asignada. Deberá asignar la imagen a un paciente. Puede cambiar todos los datos de la imagen y del paciente excepto Cassette ID (ID del cassette). Cassette Tube Side ID WINDOW Código de barras Lado del tubo H177_2445ACA H177_2445AC ID del cassette del sistema CR 30 de septimebre de H0681_es-es 1-21
28 Introducción de datos Etiqueta de código de barras Etiqueta de extremidad H195_0015GCA H195_0015GC Etiqueta de tipo de placa Almacenamiento de los datos del examen y del paciente Cassette del sistema CR 500 Después de introducir los datos del examen y del paciente, seleccione Submit (Transferir). Los datos se almacenarán para preparar el examen. NOTA: Una vez escaneado el cassette, una imagen miniaturizada reemplaza el icono del cassette para visualizar la imagen. Datos del examen opcionales Body Part (Parte del cuerpo): Si el campo Body Part (Parte del cuerpo) está incompleto, se usará la parte del cuerpo predeterminada que haya definido el administrador del sistema. Projection (Proyección): Si el campo Projection (Proyección) está incompleto, se usará la parte del cuerpo predeterminada que haya definido el administrador del sistema. Position (Posición): La forma en que está colocado el paciente para el examen. Orientation (Orientación): Si el cassette se usa en orientación vertical u horizontal. La orientación predeterminada es vertical; la selección de la orientación horizontal muestra la imagen en el modo de formato horizontal H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
29 Introducción de datos Priority (Prioridad): Si la impresora es compatible con imágenes STAT, la imagen pasa al principio de la cola de impresión, delante de otras imágenes. Las imágenes de rutina y las urgentes tienen la misma prioridad. NOTA: Algunas impresoras, tales como la impresora láser Kodak DryView 8100 o la impresora láser Kodak DryView 8700, pueden imprimir imágenes en el orden en que éstas fueron escaneadas y no por prioridad cuando el sistema CR está configurado en modo automático. Tech ID (ID del técnico radiólogo): Use el lector de código de barras para escanear el código. Si el código de barras del ID del técnico radiólogo no está disponible, utilice el teclado virtual para introducir el ID. Date of Birth (Fecha de nacimiento): Introduzca la fecha de nacimiento del paciente. Gender (Sexo): Seleccione el botón del sexo que corresponda. Description (Descripción) y Code (Código): Estos campos se completan con los datos del Sistema de información del hospital/sistema de información radiológica (HIS/RIS), seleccionados en la lista de procedimientos, o bien introducidos manualmente. Botón More Patient Information (Más datos del paciente): Referring Physician (Médico remitente) Contrast/Bolus (Contraste/Bol) Patient Comments (Comentarios del paciente) Procedure Step Description (Descripción del paso de procedimiento) Requested Procedure ID (ID de procedimiento solicitado): no se puede modificar en un sistema CR ni en un ROP Requested Procedure Description (Descripción de procedimiento solicitado): no se puede modificar en un sistema CR ni en un ROP Modality (Modalidad): no se puede modificar en un sistema CR ni en un ROP Botón More Image Information (Más datos de la imagen): kvp mas Source to Image Distance (Distancia de la fuente a la imagen, SID) Source to Patient Distance (Distancia de la fuente al paciente) Image Comments (Comentarios de la imagen) Laterality (Lateralidad) Patient Location (Ubicación del paciente): Introduzca la ubicación en la que se encuentra el paciente. Consulte el apartado sobre mapeo de procedimientos en la Guía del administrador del sistema Kodak DirectView CR. 30 de septimebre de H0681_es-es 1-23
30 Introducción de datos Flujo de trabajo planificado (opción) NOTA: Puede usar el flujo de trabajo basado en estudios o bien el flujo de trabajo basado en procedimientos para cumplir el estándar IHE cuando utilice el flujo de trabajo planificado. La opción Scheduled Workflow (Flujo de trabajo planificado) (IHE) permite comunicarse con PACS Broker siempre que se inicie, detenga o finalice un procedimiento. Se configura cuando el administrador del sistema activa el comando Modality Performed Procedure Step (Paso de procedimiento realizado por modalidad, MPPS). Los botones de la pantalla Patient Input (Introducción de datos del paciente) cambian Procedure Step-based Workflow (Flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento) de forma predeterminada. Consulte Utilización del flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento en la página IMPORTANTE: El administrador del sistema puede configurar el flujo de trabajo basado en estudio o bien, el flujo de trabajo basado en pasos de procedimiento cuando está activada la opción Scheduled Workflow (flujo de trabajo planificado). Consulte el apartado Descripción general en la página 1-1 para leer una descripción de las opciones de flujo de trabajo disponibles H0681_es-es 30 de septimebre de 2005
31 Introducción de datos Flujo de trabajo de CR Recolectar datos demográficos del paciente. SÍ Broker HIS/RIS? NO Introducir datos del paciente Leer código de barras de ID del paciente. Consultar base de datos local. Consultar base de datos HIS/RIS. Introducir manualmente datos del paciente en: el ROP; el sistema CR; o la estación de introducción remota de datos del paciente 1. Leer etiqueta de código de barras del cassette. 2. Introducir datos de examen. 3. Seleccionar Submit (Transferir). 4. Seleccionar Begin Procedure Step (Comenzar paso de procedimiento). SÍ Opción Scheduled Workflow (Flujo de trabajo planificado)? NO Mensaje enviado al HIS/RIS para indicar que el paso de procedimiento ha comenzado. Estado del CR cambia de Scheduled (Planificado) a Started (Iniciado). Estado del CR cambia de Scheduled (Planificado) a Started (Iniciado). 5. Colocar al paciente. 6. Colimar correctamente. 7. Exponer cassette. Exponer cassettes adicionales si es necesario. Cargar cassettes en el sistema CR. Revisar y evaluar imágenes. Si son aceptables, enviar a destinos y despedir al paciente. 5EC Seleccionar End Study (Finalizar estudio) al terminar o D/C (Interrumpir) para cancelar paso de procedimiento. 30 de septimebre de H0681_es-es 1-25
33 2 Visualización, impresión y administración de imágenes Visualización de imágenes El administrador del sistema configura el sistema en dos modos de visualización: Modo automático o modo manual. Modo automático Modo manual Si su sistema está configurado en modo automático, la imagen se transferirá inmediatamente a los destinos. Para ver la imagen, consulte Revisión de imagen en la página En los sistemas CR 950 y CR 975, use el botón que alterna entre Pause (Pausar) el modo automático y Resume (Reanudar) el modo automático, o la pantalla Scan Status (Estado de escaneado). Si el sistema está configurado en el modo manual, podrá revisar la imagen antes de enviarla a los destinos seleccionados. 1. Escanee el cassette y actualice la pantalla; una imagen miniaturizada aparecerá en la pantallapatient Input (Introducción de datos del paciente). Se mostrarán otras imágenes del paciente. Si hubiera muchas imágenes que mostrar, aparecerán los botones Up (Arriba) y Down (Abajo) para que pueda acceder a las imágenes restantes. 2. Seleccione la imagen miniaturizada para mostrar la imagen que desea revisar. 30 de septiembre de H0681_es-es 2-1
34 Visualización, impresión y administración de imágenes Imagen escaneada 3. Tras revisar las imágenes, seleccione Back (Regresar). 4. Si todas las imágenes son aceptables, seleccione Accept All Images (Aceptar todas las imágenes) para enviar las imágenes con este ID del paciente a los destinos de red apropiados. Aparecerá el mensaje Accept All Images Confirmation (Confirmación Aceptar todas las imágenes). NOTA: Al seleccionar la opción Submit (Transferir) o Begin (Comenzar), aparecerá el botón End Procedure Step (Finalizar paso de procedimiento) o End Study (Finalizar estudio), en función del flujo de trabajo. Consulte Configuraciones del flujo de trabajo del sistema CR en la página 1-1. Seleccione una opción para establecer el paso como completado. Aparecerá el mensaje End Procedure Step Confirmation (Confirmación de Finalizar paso de procedimiento). El administrador del sistema puede configurar el sistema para que complete automáticamente el paso de procedimiento al seleccionar Accept All Images (Aceptar todas las imágenes). Consulte la Guía del administrador del sistema CR Kodak DirectView H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
35 Visualización, impresión y administración de imágenes Configurado para solicitar confirmación Image Viewer (Visualizador de imágenes) 30 de septiembre de H0681_es-es 2-3
36 Visualización, impresión y administración de imágenes 5. Revise la imagen. Consulte el capítulo 3, Mantenimiento de la calidad de imagen en la página 3-1, para obtener información sobre cómo optimizar la calidad de la imagen mediante las herramientas de procesamiento de imágenes y cómo volver a procesar una determinada imagen. 6. Para aceptar una sola imagen después de su visualización: En sistemas de pantalla táctil: elija la imagen miniaturizada y seleccione Accept Image (Aceptar imagen). En sistemas CR 500: seleccione Apply and Accept Image (Aplicar y aceptar imagen) en la pantalla Image Viewer (Visualizador de imágenes). 7. Seleccione Cancel (Cancelar) para cambiar el estado de una imagen de Pending (Pendiente) (consulte Administración de imágenes en la página 2-31.) a Failed (Fallida) para todos los destinos. Si vuelve a entregar la imagen fallida, la imagen se enviará a todos los destinos que fallaron anteriormente. 8. Seleccione Set to Delivered (Establecer como entregada) para cambiar el estado de Failed (Fallida) a Delivered (Entregada). También anula todos los destinos a los que la imagen iba a enviarse originalmente. Utilice Select Destination (Seleccionar destino) para designar los nuevos destinos si vuelve a enviar la imagen. 9. Si una imagen no es aceptable, seleccione Reject Image (Rechazar imagen). Se muestra una solicitud de respuesta para confirmar que quiere suprimir la imagen seleccionada. Seleccione Yes (Sí) para suprimir la imagen; la información del paciente permanecerá en la base de datos del sistema CR H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
37 Visualización, impresión y administración de imágenes Si la función Reject Reason (Razón de rechazo) está activada: Seleccione una Reject Reason (Razón de rechazo). Introduzca un comentario de rechazo (opcional). Seleccione Reject Image (Rechazar imagen). NOTA: No podrá volver a procesar una imagen si ésta se ha aceptado y entregado a través de la red. Deberá crear una copia de la imagen, modificar esta copia y enviarla a los destinos adecuados. Además, una imagen debe entregarse antes de que se pueda realizar una copia de la misma. Seleccione Redeliver Image (Reentregar imagen) para volver a entregar la imagen sin realizar cambios. Seleccione Create a Copy of this Image (Crear una copia de esta imagen) para visualizar una copia de la imagen que se puede modificar. 10. Si la imagen requiere postprocesamiento adicional, consulte Instrucciones para la optimización de la calidad de imagen en la página de septiembre de H0681_es-es 2-5
38 Visualización, impresión y administración de imágenes Reprocesamiento de imágenes entregadas Para volver a procesar una imagen entregada, deberá hacer una copia de ella. 1. Seleccione el icono de la imagen que desea copiar. 2. Seleccione Create a Copy of this image (Crear una copia de esta imagen). 3. Seleccione los botones apropiados para ver y modificar la imagen tal como se describe con el fin de mejorar la calidad de imagen H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
39 Visualización, impresión y administración de imágenes Visualización con resolución total La visualización con resolución total se utiliza para detectar movimiento en el examen; no está indicada para realizar diagnósticos, ya que la pantalla táctil no cuenta con la calidad suficiente. No es posible imprimir la vista total ni partes de ella. Para ver una imagen de alta resolución, en la pantalla Image Viewer (Visualizador de imágenes), seleccione. Resolución total Image Viewer (Visualizador de imágenes) Esta imagen se muestra al 50 % del tamaño completo del archivo de imagen. Muévase por la imagen (desplácese) tocando las áreas superior, inferior o laterales de la imagen, o bien utilice los botones de flecha que se muestran en la ilustración. En sistemas CR 500, haga clic en la imagen y arrástrela. Visualización al 50 % de resolución 30 de septiembre de H0681_es-es 2-7
40 Visualización, impresión y administración de imágenes Para ver la imagen con el zoom de resolución total, seleccione. En sistemas de pantalla táctil: utilice el botón Back (Regresar) para volver a la vista normal. En sistemas CR 500: pulse en el teclado las teclas Esc o Intro, o seleccione la barra espaciadora para volver a la vista normal. NOTA: En monitores CRT del sistema CR 500 con resolución total, la resolución de la pantalla cambiará automáticamente de x 768 a x píxeles y posteriormente volverá a x 768 píxeles al salir de la pantalla. En monitores de cristal líquido, podrá verse la pantalla con resolución total de x 768 píxeles. NOTA: El administrador del sistema podrá desactivar la opción de resolución total si lo estima oportuno. Desde el menú Key Operator Functions (Funciones del administrador del sistema), seleccione System Configuration (Configuración del sistema) y, a continuación, CR Display Configuration (Configuración de la pantalla CR). Visualización con resolución total NOTA: Se puede aceptar o rechazar una imagen mientras está en modo de zoom H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
41 Visualización, impresión y administración de imágenes Trabajo con imágenes Reprocesamiento de imágenes Puede hacer modificaciones en las imágenes antes de aceptarlas y transferirlas. Para obtener más información sobre el reprocesamiento de imágenes entregadas anteriormente, consulte Herramientas de calidad de imagen en la página 3-2. Si lo desea, puede volver a procesar de varias formas la imagen mostrada, incluidos intensificación del borde, contraste, brillo, etc. Para volver a procesar una imagen, seleccione la ficha Image Processing (Procesamiento de imágenes) de la pantalla Image Viewer (Visualizador de imágenes). Consulte el capítulo 3, Mantenimiento de la calidad de imagen en la página 3-1, para obtener información sobre cómo optimizar la calidad de la imagen mediante las herramientas de procesamiento de imágenes y cómo volver a procesar una determinada imagen. Image Viewer (Visualizador de imágenes) Transferencia de imágenes Al transferir imágenes en modo manual, podrá enviarlas a destinos definidos por el administrador del sistema o podrá también seleccionar destinos específicos predefinidos. Utilice las funciones Pan (Desplazamiento) y Zoom (Ampliación) para evaluar las imágenes. Para volver a la vista normal, consulte Visualización con resolución total en la página de septiembre de H0681_es-es 2-9
42 Visualización, impresión y administración de imágenes Seleccione Accept Image (Aceptar imagen) para transferir las imágenes al destino fijado por el administrador del sistema. O bien, seleccione Select Destination (Seleccionar destino) para transferir la imagen a destinos concretos. Destinos Para seleccionar un destino, mueva el cursor hacia arriba o hacia abajo con las teclas de flecha. Después, seleccione + o - para elegir el número de copias que desea enviar a cada destino. Cuando termine, seleccione Apply (Aplicar) y, después, Accept Image (Aceptar imagen) para transferir la imagen. En los sistemas CR 500, el destino DVD/CD suele denominarse Local Host (Host local). NOTA: Sólo podrá definir varias copias en el caso de dispositivos de impresión. Imágenes no asignadas Para asignar un paciente: 1. Seleccione la barra de título situada debajo de la imagen no asignada. 2. Busque el nombre correcto mediante una consulta a la base de datos o seleccione New Patient (Paciente nuevo) e introduzca manualmente el nombre correcto. 3. Seleccione Assign Image (Asignar imagen) H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
43 Visualización, impresión y administración de imágenes Para asignar un paciente distinto: 1. Seleccione la barra situada debajo de la imagen. 2. Seleccione Unassign Image (Imagen no asignada). 3. Debajo de la imagen, seleccione Unassigned Image (Imagen no asignada). 4. Busque el nombre correcto mediante una consulta a la base de datos o seleccione New Patient (Paciente nuevo) e introduzca manualmente el nombre correcto. Seguidamente, seleccione Assign Image (Asignar imagen). Unassigned Image (Imagen no asignada) 30 de septiembre de H0681_es-es 2-11
44 Visualización, impresión y administración de imágenes Impresión de imágenes Hay tres modos de impresión disponibles para el sistema CR: Modo de impresión Descripción Best Fit (Mejor ajuste) La imagen es lo más grande posible sin superar el tamaño normal. Los datos no se recortarán. a True-size (Tamaño normal) Reduced Borders (Bordes reducidos) (No se encuentra disponible en el sistema CR 500) La imagen tiene el mismo tamaño que la imagen latente que se produjo en la placa de fósforo cuando se realizó el escaneado, dentro de un intervalo ± 2 %. Este tamaño es equivalente al de una imagen en película. El sistema CR recorta los datos de los bordes de una imagen a tamaño normal porque la imagen CR suele tener un tamaño mayor del que puede generar una impresora en una película de tamaño similar. El uso de bordes reducidos para cassettes de 35 cm genera una imagen mayor cuando se imprimen imágenes de radiografía computarizada en la impresora láser Kodak DryView Las imágenes escaneadas de cassettes de 35 x 43 cm y 35 x 35 cm y posteriormente impresas en la impresora láser Kodak DryView 8900 tienen unos bordes significativamente inferiores a los que generan los sistemas actuales. Este modo está incluido en el software base. a. Consulte el apartado "Factores de reducción de imágenes CR para impresoras Kodak comunes" en la página Ampliación de la impresora PRECAUCIÓN: El modo de impresión a tamaño normal entrega la imagen latente a su destino con un tamaño del 100 %, ±2 %. Tenga cuidado al usar estas imágenes para hacer mediciones exactas, ya que existen variaciones entre los escáneres y las impresoras. Kodak recomienda utilizar un marcador conocido a nivel del sujeto al realizar la exposición y calcular la ampliación de la imagen. NOTA: Los factores del 100 % que se incluyen en la siguiente tabla indican que la imagen se imprime a tamaño normal. PRECAUCIÓN: Los valores de ampliación para los cassettes de 35 cm se modifican a través del software de bordes reducidos H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
45 Visualización, impresión y administración de imágenes Impresora Kodak Tamaño de la película Tamaño del cassette Factor de ampliación sin el software de bordes reducidos activado (% del tamaño de escaneado real) Factor de ampliación con el software de bordes reducidos activado (% del tamaño de escaneado real) x 17 in 18 x 24 cm x 17 in 24 x 30 cm x 17 in 35 x 35 cm 94 92,3 14 x 17 in 35 x 43 cm 94 92,3 14 x 14 in 18 x 24 cm x 14 in 24 x 30 cm x 14 in 35 x 35 cm 94 92,3 14 x 14 in 35 x 43 cm 77,6 76,3 11 x 14 in 18 x 24 cm x 14 in 24 x 30 cm x 14 in 35 x 35 cm 74, x 14 in 35 x 43 cm 74, x 10 in 18 x 24 cm x 10 in 24 x 30 cm x 10 in 35 x 35 cm 52, x 10 in 35 x 43 cm 52, x 17 in 18 x 24 cm x 17 in 24 x 30 cm x 17 in 35 x 35 cm 92,8 91,2 14 x 17 in 35 x 43 cm 92,8 91,2 30 de septiembre de H0681_es-es 2-13
46 Visualización, impresión y administración de imágenes Impresora Kodak Tamaño de la película Tamaño del cassette Factor de ampliación sin el software de bordes reducidos activado (% del tamaño de escaneado real) Factor de ampliación con el software de bordes reducidos activado (% del tamaño de escaneado real) x 17 in 18 x 24 cm x 17 in 24 x 30 cm x 17 in 35 x 35 cm 98,8 97,1 14 x 17 in 35 x 43 cm 96,9 95,2 14 x 14 in 18 x 24 cm x 14 in 24 x 30 cm x 14 in 35 x 35 cm 96,3 94,6 14 x 14 in 35 x 43 cm 78,9 77,5 11 x 14 in 18 x 24 cm x 14 in 24 x 30 cm x 14 in 35 x 35 cm 74,2 72,9 11 x 14 in 35 x 43 cm 74,2 72, x 10 in 18 x 24 cm 97,6 97,6 8 x 10 in 24 x 30 cm 78,8 78,8 8 x 10 in 35 x 35 cm 55,5 54,5 8 x 10 in 35 x 43 cm 53,9 53, x 14 in 18 x 24 cm x 14 in 24 x 30 cm x 14 in 35 x 35 cm 76,8 75,4 11 x 14 in 35 x 43 cm 76,8 75, x 17 in 18 x 24 cm H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
47 Visualización, impresión y administración de imágenes Impresora Kodak Tamaño de la película Tamaño del cassette Factor de ampliación sin el software de bordes reducidos activado (% del tamaño de escaneado real) Factor de ampliación con el software de bordes reducidos activado (% del tamaño de escaneado real) 14 x 17 in 24 x 30 cm x 17 in 35 x 35 cm 92,8 91,2 14 x 17 in 35 x 43 cm 92,8 91, x 17 in 18 x 24 cm x 17 in 24 x 30 cm x 17 in 35 x 35 cm x 17 in 35 x 43 cm x 14 in 18 x 24 cm x 14 in 24 x 30 cm x 14 in 35 x 35 cm x 14 in 35 x 43 cm 84,5 83,1 11 x 14 in 18 x 24 cm x 14 in 24 x 30 cm x 14 in 35 x 35 cm 81,1 79,6 11 x 14 in 35 x 43 cm 81,1 79,6 10 x 12 in 18 x 24 cm x 12 in 24 x 30 cm x 12 in 35 x 35 cm 73,7 72,4 10 x 12 in 35 x 43 cm 72,3 71,0 8 x 10 in 18 x 24 cm x 10 in 24 x 30 cm 85,7 85,7 8 x 10 in 35 x 35 cm 58,6 57,7 8 x 10 in 35 x 43 cm 58,6 57,7 30 de septiembre de H0681_es-es 2-15
48 Visualización, impresión y administración de imágenes Si uno de los destinos seleccionados es una impresora, la imagen capturada se entrega usando el proceso de transferencia. Para imprimir una copia adicional sin volver a transferir la imagen a otros destinos: 1. Seleccione Destination (Destino). 2. Seleccione la impresora. 3. Seleccione + para añadir una copia. 4. Seleccione Apply (Aplicar). 5. Seleccione Accept Image (Aceptar imagen). Puede imprimir varias imágenes en una sola impresión, añadir texto y cuadros de anotación, y seleccionar impresión True-size Printing (Impresión a tamaño normal) para una imagen de formato individual con el fin de imprimir la imagen como en una película tradicional. Consulte el Apéndice C: Excepciones de impresión C-1 para obtener una lista de excepciones de impresión. PRECAUCIÓN: El modo de impresión a tamaño normal entrega la imagen latente a su destino con un tamaño del 100 %, ±2 %. Tenga cuidado al usar estas imágenes para hacer mediciones exactas, ya que existen variaciones entre los escáneres y las impresoras. Kodak recomienda utilizar un marcador conocido a nivel del sujeto al realizar la exposición y calcular la ampliación de la imagen. Reduced Borders (Bordes reducidos) (no se encuentra disponible en el sistema CR 500) Esta opción de software modifica los productos CR para que los bordes de las imágenes escaneadas de cassettes de 35 cm e impresas en la impresora láser Kodak DryView 8900 se reduzcan considerablemente en relación con los que generan los sistemas actuales. Se ha modificado el software del sistema DirectView para que pueda capturar imágenes de cassettes 35 x 35 cm y 35 x 43 cm con píxeles de 171 micras en lugar de 68. El área escaneada de la pantalla de fósforo para CR (anchura y altura) aumenta ligeramente para reducir los bordes cuando se imprimen en la DryView 8900, pero esto no cambia el número de píxeles y líneas obtenidos por imagen. Para comprobar si el software de bordes reducidos está seleccionado, acceda al menú Key Operator Functions (Funciones de administrador del sistema) y, a continuación, a System Configuration (Configuración del sistema), Next (Avanzar), Delivery Preferences (Preferencias de entrega) y, por último, Delivery Options (Opciones de entrega). El recuadro de selección Reduced Borders (Bordes reducidos) aparecerá seleccionado si la opción de bordes reducidos está activa. Una vez seleccionada, la opción de bordes reducidos se aplicará a los cassettes H0681_es-es 30 de septiembre de 2005
Sistema Kodak DirectView DR 7500. Manual del supervisor y el administrador
Sistema Kodak DirectView DR 7500 Manual del supervisor y el administrador Eastman Kodak Company 342 State Street Rochester, Nueva York, 14650. EE.UU. Kodak y DirectView son marcas comerciales de Eastman
K OD AK DIRECTV IEW CR 800/900 y pa nel de operaci ones remotas
K OD AK DIRECTV IEW CR 800/900 y pa nel de operaci ones remotas Para más información, véase la Guía del usuario de los sistemas CR 800/900. Encendido Sistemas CR 800/900 1. Desbloquee el seguro y abra

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución