Source: http://doczz.es/doc/1688325/sensor-de-temperatura
Timestamp: 2018-03-19 01:05:03+00:00

Document:
S ENSOR DE
El T ERMÓMETRO de INGKA es un sensor digital que
permite medir la temperatura de una punta de prueba. El
sensor está adaptado para la medición en fluidos ya que
su punta es sumergible. Este sensor permite conocer de
manera continua la temperatura del gas o líquido en el
cual se encuentra inmerso el extremo metálico.
Figura 1.1: Imagen del sensor de temperatura I NGKA.
Este sensor fue diseñado para operar bajo el sistema
de adquisición I NGKA -S AD. Es posible conectar hasta
dos sensores en forma simultánea en las entradas digitales del S AD. Las entradas analógicas también pueden utilizarse para otros sensores durante la operación. El T ER MÓMETRO es ideal para registrar de manera continua la
evolución temporal de la temperatura de la muestra en
Para utilizar este sensor se debe conectar el sistema
de adquisición de datos I NGKA -S AD a la computadora y
ejecutar el software I NGKA. Luego de hacer click sobre
el botón conectar, el software comenzará a comunicarse
con el sistema de adquisición y permanecerá a la esperara de que se conecte algún sensor. Conectando un T ER MÓMETRO a alguno de los puertos digitales de la placa I NGKA -S AD el sistema detectará automáticamente el
nuevo sensor. El software mostrará este nuevo elemento
visualizándose un indicador verde. Bajo estas condiciones el sistema está listo para comenzar a medir desde el
Las propiedades del sensor pueden ser elegidas dentro del menú de opciones. Para acceder a esta ventana debe clickearse sobre el botón que se muestra en la Figura
Figura 2.1: Acceso al menú de opciones del T ERMÓME TRO .
El T ERMÓMETRO de I NGKA mide regularmente la
temperatura de una sonda bajo la cobertura metálica y
almacena ese valor. Las opciones que se muestran en la
Figura 2.2 permiten modificar las siguientes propiedades:
Tiempo de muestreo (ms): es el tiempo entre dos mediciones de temperatura consecutivas medido en
Figura 2.2: Menu de opciones para el T ERMOMETRO.
La velocidad de termalización del sensor varía dependiendo de la muestra con
la que esté en contacto. En el caso del
agua es de aproximadamente 20 segundos.
milisegundos. Por defecto se configura en el valor
de 500 ms. El valor mínimo admisible del Tiempo
de muestreo depende de la Resolución en temperatura que se requiera. La relación entre ambos se
muestra en la tabla 2.1. Las frecuencias de muestreo máximas varían entre 8,3 Hz para la resolución
de 0,5 o C y 2,5 Hz para la resolución de 0,0625 o C.
Existe una competencia entre la resolución en temperatura y la máxima frecuencia de muestreo.
Resolución Tiempo de muestreo mínimo
0,5 o C
0,25 o C
0,0625 C
Cuadro 2.1: Valores mínimos para el tiempo de muestreo,
según la Resolución que se desea obtener.
Si se desean promediar n mediciones,
el tiempo de muestreo debe ser mayor que el producto
n×tiempo de muestreo mínimo.
Mediciones por dato: es la cantidad de mediciones que
se promedian antes de almacenar el valor. Se debe
tener en cuenta que cada medición individual emplea un tiempo igual al tiempo de muestreo mínimo, según la resolución elegida (ver tabla 2.1). El
valor por defecto es de una medición por cada dato
Resolución: este parámetro indica la resolución con la
cual el sistema físico del sensor realiza la medición de temperatura. A mayor resolución, más precisa es la medición y más tiempo es requerido por
el sensor para tomar un dato. Los valores de resolución que pueden elegirse corresponden a los valores 0,5 o C, 0,25 o C, 0,125 o C y 0,063 o C.
I NGKA y mientras
está conectado el
Calibrar Sensor: esta opción permite calibrar los datos
que se miden, aplicando una transformación lineal
a los valores entregados por el sensor y almacenarlos en una nueva variable. Por defecto esta variable
tiene el nombre de <Temperatura> y se expresa en
C, según una calibración por defecto del sensor.
Para realizar una nueva calibración, en primer lugar se debe asignar un <Nombre> y <Unidad> a la
nueva variable. Luego se deben tomar uno a uno
valores de posición conocidos, que aparecerán en
la ventana Valor Actual, y asignarles el valor calibrado en la ventana <Nombre> (según el nombre
que se haya elegido). El programa realizará automáticamente una regresión lineal sobre los datos de
calibración. Como resultado de la misma los valores medidos por el sensor serán transformados en
su valor calibrado, además se reportarán los estimadores de la pendiente y ordenada al origen de la
regresión. Al clickear el botón aceptar la calibración será guardada y todas las mediciones subsiguientes del sensor serán transformadas según esta
Rango de temperaturas: desde -55 o C a +125 o C.
Resolución: ±0,5 o C a ±0,0625 o C.
Tiempo por medición: de 120 ms a 800 ms, según
Este sensor se puede combinar con cualquier otro
sensor en el sistema I NGKA -S AD.
Permite un máximo de hasta dos sensores por sistema I NGKA -S AD.
La calibración propia del sensor posee una incerteza de ± 0,2 o C en todo el rango de temperaturas.
+54 11 15 4064-6859
www.ingka.com.ar
Manual de uso - INGKA Educación
uno valores conocidos de cada variable, por ejemplo variando la altura del sensor entre dos pisos de un edificio. En la ventana Valor Actual aparecerá el valor original y se debe asignar el valor d...
premio “maría moliner” 2013

References: Resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución