Source: https://hannachile.com/fotometro-multiparametro-de-sobremesa-y-medidor-de-ph-para-agua-residual-con-dqo-hi83314.html
Timestamp: 2020-05-26 23:34:44+00:00

Document:
Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de pH para Agua Residual (con DQO) - HI83314 - Hanna Instruments
Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de pH para Agua Residual (con DQO) - HI83314
$1.318.290
El HI83314 es un fotómetro multiparámetro compacto utilizado para medir los parámetros clave de calidad del agua potable y aguas residuales. El medidor es uno de los fotómetros más avanzados disponibles, con un innovador diseño óptico que utiliza un detector de referencia y lentes de enfoque para eliminar los errores de los cambios en la fuente de luz y de las imperfecciones en la cubeta de vidrio. Este medidor tiene 10 parámetros clave de la calidad del agua potable y agua residual con 20 métodos diferentes que cubren múltiples intervalos de medición. Los parámetros del tratamiento de aguas residuales incluyen a la DQO, nitrógeno total y fósforo total, que son importantes para medir la eliminación de nutrientes. El HI83314 también ofrece un modo de medición de absorbancia para la verificación del rendimiento y para los usuarios que deseen desarrollar su propia concentración frente a las curvas de absorbancia.
Para ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83314 funciona como un medidor de pH profesional con una entrada digital para electrodo de pH/temperatura. Ahora se puede usar un solo medidor para mediciones fotométricas y de pH.
Rendimiento inigualable para un fotómetro de sobremesa
Entrada para electrodo de pH digital
Ahorre espacio valioso en el laboratorio con un medidor que funciona como un fotómetro y como un medidor de pH
Parámetros de digestión para el tratamiento de aguas residuales
Mide los parámetros comunes de las aguas residuales, incluyendo la DQO, nitrógeno total y fósforo total
El fotómetro de sobremesa HI83314 mide 10 parámetros clave de calidad de aguas residuales usando 20 métodos diferentes que permiten múltiples rangos y variaciones en la química para aplicaciones específicas. El parámetro de Demanda Química de Oxígeno (DQO) se incluye para el tratamiento de aguas residuales industriales y municipales. Los parámetros de fósforo y nitrógeno incluidos son beneficiosos para los clientes de tratamiento de aguas residuales municipales que necesitan monitorear el proceso de eliminación de nutrientes biológicos y químicos. Este fotómetro presenta un innovador sistema óptico que utiliza LED, filtros de interferencia de banda estrecha, lentes de enfoque, un fotodetector de silicio para medir la absorbancia y un detector de referencia para mantener una fuente de luz constante que garantiza lecturas fotométricas precisas y repetibles en todo momento.
La entrada para electrodo de pH digital permite al usuario medir el pH mediante un electrodo de vidrio tradicional. El electrodo de pH digital tiene un microchip incorporado dentro de la sonda que almacena toda la información de calibración. Tener la información de calibración almacenada en la sonda permite el intercambio en caliente de los electrodos de pH sin tener que recalibrar. Todas las mediciones de pH se compensan automáticamente por las variaciones de temperatura con un termistor incorporado ubicado en la punta del bulbo de detección para una medición de temperatura rápida y precisa.
Se proporcionan dos puertos USB para transferir datos a una unidad flash o computadora y para usarlos como fuente de alimentación para el medidor. Para mayor conveniencia y portabilidad, el medidor también puede operar con una batería recargable interna de polímero de litio de 3.7 VDC.
El HI83314 ofrece un modo de medición de absorbancia que permite que se utilicen los estándares CAL Check para validar el rendimiento del sistema. El modo de absorbancia permite al usuario seleccionar una de las cuatro longitudes de onda de luz (420 nm, 466 nm, 525 nm y 610 nm) para medir y representar su propia concentración en función del modo de absorbancia. Esto es útil para usuarios que utilizan su propio método químico y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia mediante el uso de la Ley Lambert-Beer.
Display LCD de 128 x 64 Píxeles con Iluminación de Fondo
La pantalla gráfica con luz de fondo permite una fácil visualización en condiciones de poca luz
La pantalla LCD de 128 x 64 píxeles permite una interfaz de usuario simplificada con teclas virtuales y ayuda en pantalla para guiar al usuario a través del uso del medidor
La medición se toma al final de la cuenta del temporizador
El temporizador de cuenta regresiva asegura que todas las lecturas se tomen en los intervalos de reacción apropiados independientemente del usuario para una mejor consistencia en las mediciones
Modo de Absorbancia
Cubetas CAL Check exclusivas de Hanna para validación de la fuente de luz y del detector
Permite al usuario graficar la concentración frente a la absorbancia para una longitud de onda específica para el uso con la química suministrada por el usuario o para enseñar los principios de la fotometría
La unidad de medida apropiada junto con la forma química se muestra junto con la lectura
Convierte automáticamente las lecturas en otras formas químicas con solo tocar un botón
Ayuda a prevenir que la luz dispersa afecte las mediciones
Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) para rastrear la información de calibración, incluyendo la fecha, la hora, los estándares utilizados, el offset y la pendiente para la trazabilidad
CAL Check alerta al usuario sobre posibles problemas durante el proceso de calibración
Ahorro de espacio con un medidor de pH y un fotómetro integrados en un solo medidor
Se pueden almacenar hasta 1000 lecturas fotométricas y de pH simplemente presionando el botón LOG. Las lecturas registradas se recuerdan tan fácilmente presionando el botón RCL
La ID de la muestra y del usuario se pueden agregar a una lectura registrada usando el teclado alfanumérico
Las lecturas registradas se pueden transferir rápida y fácilmente a una unidad flash usando el puerto USB-A o a una computadora que usa el puerto micro USB-B
Los datos se exportan como un archivo .CSV para su uso con programas comunes de hojas de cálculo
Indica la cantidad de vida útil de la batería
Los mensajes de error fotométricos incluyen ausencia de la tapa, mediciones fuera del intervalo del equipo y estándar demasiado bajo
Los mensajes de calibración de pH incluyen limpiar electrodo, verificar estándar y verificar sonda
Los usuarios pueden seleccionar fácilmente cualquiera de los 20 métodos de medición y 4 métodos de absorbancia a través del botón MÉTODO.
Se pueden registrar hasta 1000 lecturas de medición con la ID del usuario y de la muestra y recuperalas para usarlas en el futuro.
Al seleccionar el modo de medición de pH, el fotómetro se puede utilizar como un medidor de pH profesional con muchas características, incluyendo las mediciones con compensación de temperatura, calibración automática de dos puntos y GLP.
Características de los Parámetros de Digestión
Adaptador de Cubeta
El HI83314 se suministra con un adaptador de cubeta de 16 mm que acepta viales de digestión.
Métodos de Digestión
Compatible con métodos de DQO (EPA, ISO y Métodos Libres de Mercurio), reactivos de nitrógeno y fósforo envasados ​​en un vial de digestión de 16 mm. Los reactivos se venden por separado.
Reactor de DQO para Viales de Digestión
Se utiliza un reactor de DQO para calentar los viales de digestión. Los viales de digestión se deben calentar a una temperatura específica durante un período bien definido, por lo que el HI839800 es un accesorio importante que se requiere para tener un sistema completo de monitoreo de tratamiento de aguas residuales.
El HI83314 está diseñado con un innovador sistema óptico que incorpora un divisor de haz para que la luz se pueda utilizar para lecturas de absorbancia y para un detector de referencia. El detector de referencia monitorea la intensidad de la luz y modula cuando hay deriva debido a fluctuación de energía o calentamiento de los componentes ópticos. Cada parte tiene un papel importante en el desempeño incomparable de un fotómetro.
Una fuente de luz LED ofrece un rendimiento superior en comparación con una lámpara de tungsteno. Los LEDs tienen una eficiencia luminosa mucho mayor, proporcionando más luz mientras se usa menos energía. También producen muy poco calor, lo que de otro modo podría afectar a los componentes ópticos y a la estabilidad electrónica. Los LEDs están disponibles en una amplia gama de longitudes de onda, mientras que las lámparas de tungsteno se supone que son de luz blanca (todas las longitudes de onda de la luz visible), pero en realidad tienen una salida pequeña de luz azul / violeta.
El filtro de interferencia de banda estrecha no solo garantiza una mayor precisión de longitud de onda (± 1 nm) sino que es extremadamente eficiente. Los filtros utilizados permiten que se transmita hasta el 95% de la luz del LED en comparación con otros filtros que solo tienen un 75% de eficiencia. La mayor eficiencia permite una fuente de luz más brillante y más fuerte. El resultado final es una mayor estabilidad de medición y un menor error de longitud de onda.
Un divisor de haz se utiliza como parte del sistema de referencia interno del fotómetro HI83314. El detector de referencia compensa cualquier deriva debido a fluctuaciones de energía o cambios de temperatura ambiente. Ahora se puede confiar en una fuente estable de luz entre su medición en blanco (cero) y la medición de la muestra.
Cubeta de Tamaño Grande
La celda de muestra del HI83314 se adapta a una cubeta redonda de vidrio con una longitud de trayectoria de 25 mm. Junto con los componentes ópticos avanzados, la cubeta de tamaño más grande reduce en gran medida los errores de rotación de la marca de alineación de las cubetas. La longitud de trayectoria relativamente larga de la cubeta de muestra permite que la luz pase a través de más cantidad de solución de muestra, asegurando mediciones precisas incluso en muestras de baja absorbancia.
Agregar una lente de enfoque a la ruta óptica permite la recolección de toda la luz que sale de la cubeta y enfoca la luz en el detector de fotos de silicio. Este enfoque novedoso para las mediciones fotométricas anula los errores de imperfecciones y arañazos presentes en la cubeta de vidrio eliminando la necesidad de alinear la cubeta.
Electrodo de pH: 0.01 pH
Electrodo de pH: ±0.01 pH
Calibración automática de uno o dos puntos con un conjunto soluciones estándar disponibles (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Automática (-5.0 a 100.0 oC; 23.0 a 212.0 oF); límites reducidos en base al electrodo de pH utilizado
CAL Check pH (Diagnóstico de electrodo)
Se muestra durante la calibración: Limpiar electrodo y Verificar Solución/ Verificar Sonda
Método pH
Fotómetro: rojo de fenol
Rango Absorbancia
Resolución Absorbancia
Exactitud Absorbancia
±0.003Abs a 1.000 Abs
Rango Bajo: 0.00 a 3.00 mg/L
Rango Bajo (vial de 16 mm): 0.00 a 3.00 mg/L
Rango Medio: 0.00 a 10.00 mg/L
Rango Alto: 0.0 a 100.0 mg/L
Rango Alto (vial de 16 mm): 0.0 a 100.0 mg/L
(todos como NH3-N)
Rango Bajo: ±0.04 mg/L ±4% de la lectura
Rango Bajo (vial de 16 mm): ±0.10 mg/L o ±5% de la lectura
Rango Medio: ±0.05 mg/L ±5% de la lectura
Rango Alto: ±0.5 mg/L ±5% de la lectura
Rango Alto (vial de 16 mm): ±1 mg/L o ±5% de la lectura
Método Amoniaco
Adaptación del Manual ASTM de Tecnología en Agua y Medio Ambiente, D1426-92, Método de Nessler
Rango Demanda Química de Oxígeno
Rango Bajo: 0 a 150 mg/L
Rango Medio: 0 a 1500 mg/L
Rango Alto: 0 a 15000 mg/L
Resolución Demanda Química de Oxígeno
Rango Bajo y Medio: 1 mg/L
Rango Alto: 10 mg/L
Exactitud Demanda Química de Oxígeno
Rango Bajo: ±5 mg/L ±5% de la lectura
Rango Medio: ±15 mg/L ±4% de la lectura
Rango Alto: ±150 mg/L ±3% de la lectura
Método Demanda Química de Oxígeno
Adaptación del Método 410.4 de USEPA
Métodos de Dicromato de ISO
Método de Dicromato Verde Libre de Mercurio (RB & RM); Método de Dicromato (RA)
Rango Cloro Total
Resolución Cloro Total
Precisión Cloro Total
Método Cloro
Adaptación del Método DPD 330.5 de EPA
Rango Nitrato
Vial de 16 mm: 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3-- N)
Resolución Nitrato
Exactitud Nitrato
Vial de 16 mm: ±1.0 mg/L o ±3% de la lectura
Método Nitrato
Rango Nitrito
Rango Bajo: 0 a 600 μg/L (como NO2--N)
Rango Alto: 0 a 150 mg/L (como NO2-)
Resolución Nitrito
Agua Dulce: 1 μg/L; 1 mg/L
Exactitud Nitrito
Rango Bajo: ±20 μg/L ±4% de la lectura
Rango Alto: ±4 mg/L ±4% de la lectura
Método Nitrito
Adaptación del Método de Diazotación 354.1 de EPA
Rango Nitrógeno Total
Rango Bajo: 0.0 a 25.0 mg/L (como NO3--N)
Rango Alto: 0 a 150 mg/L (como N)
Resolución Nitrógeno Total
Exactitud Nitrógeno Total
Rango Bajo: ±1.0 mg/L o ±5% de la lectura
Rango Alto: ±3 mg/L o ±4% de la lectura
Método Nitrógeno Total
Método del Ácido Cromotrópico
Rango Fósforo (Acido Hidrolizable)
0.00 a 1.60 mg/L (como P)
Resolución Fósforo (Ácido Hidrolizable)
Exactitud Fósforo (Ácido Hidrolizable)
±0.05 mg/L o ±5% de la lectura
Método Fósforo (Ácido Hidrolizable)
Adaptación del Método 365.2 de EPA y Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-P E, Método del Ácido Ascórbico
Rango Fósforo Reactivo
Rango Bajo: 0.00 a 1.60 mg/L (como P)
Rango Alto: 0.0 a 32.6 mg/L (como P)
Resolución Fósforo Reactivo
Exactitud Fósforo Reactivo
Rango Bajo: ±0.05 mg/L o ±4% de la lectura
Rango Alto: ±0.5 mg/L o ±4% de la lectura
Método Fósforo (Reactivo)
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 20th edition y Método 365.2 de EPA (Rango Bajo)
Rango Bajo: Método del Ácido Ascórbico
Rango Alto: Método del Ácido Vanadomolibdo Fosfórico
Rango Fósforo Total
Rango Bajo: 0.00 a 1.15 mg/L (como P)
Exactitud Fósforo Total
Rango Bajo: ±0.05 mg/L o ±6% de la lectura
Rango Alto: ±0.5 mg/L o ±5% de la lectura
Resolución Fósforo Total
Rango Bajo: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Método Fósforo Total
1 entrada de electrodo de pH y fotómetro con 5 longitudes de onda
Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro
5 LEDs con filtros de interferencia de banda estrecha de 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm
Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro
Filtro Ancho de Banda
Exactitud Longitud de Onda Filtro de Banda
Datos de calibración para electrodo de pH conectado
LCD de 128 x 64 píxeles con iluminación de fondo
Registro bajo demanda con entrada opcional para el nombre de usuario y ID de la muestra
USB-A para unidad flash; micro-USB-B para encendido y conexión a la computadora
Adaptador de potencia USB 2.0 de 5 VDC con cable USB-A a micro-USB-B (incluido)
Batería recargable de polímero de litio de 3.7 VDC / > 500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición continua de pH
0 a 50.0 oC (32 a 122.0 oF); 0 a 95% de HR, sin condensación
El HI83314 se suministra con cubetas de muestra con tapa (4 cada una), paño para limpiar cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.
Electrodo de pH Digital con Cuerpo de Vidrio y Sistema de Prevención de Incrustaciones (CPS ™) - HI10480
Electrodo Digital de pH con Cuerpo de Vidrio para Propósitos Generales - HI11310
$183.090
Electrodo Digital de pH con Cuerpo de PEI para Aplicaciones en Terreno - HI12300
Electrodo Digital de pH con Cuerpo de Vidrio para Muestras Semisólidas y Emulsiones - HI10530
$225.890
Electrodo Digital de pH con Cuerpo de Vidrio para Hidrocarburos y Solventes - HI10430
Tapas para Cubetas de Vidrio Utilizadas con Medidores de Turbiedad (4 piezas) - HI731335N
Fotómetro Multiparámetro y Medidor de pH para Agua Potable & Agua Residual (con DQO) - HI83399-02
$1.506.590

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución