Source: http://www.qualites.net/html/Microtecnica_Proyectores_Perfil.html
Timestamp: 2017-06-28 01:53:07+00:00

Document:
bcn Qualites :: Proyectores de Perfiles Microtécnica
Metrología	• Metrología Básica
• Metrología Digital
• Medida 1D-2D-3D
• Medida de Rugosidad
• Rugosímetros Portátiles
• Rugosímetros Fijos
• Palpadores Rugosidad
• Rugosímetros Accesorios
• Medida de Perfiles
• Medida de Ejes sin contacto
• Medida de Formas
• Columnas de Altura
• Sondas Electrónicas
• Bancos Horizontales
• Cronómetros
• Proyectores de Perfil sobremesa
• Proyectores bancada
• Microscopios de Medida y centraje
• Microscopios Leica
• Sistemas de nivelación
Ensayos/Dureza	+Inicio
• Durómetros Sobremesa
• Microdurómetros • Durómetros Portátiles
• Accs. Durómetros
• Máquinas Tracción
• Cortadoras
• Embutidoras
• Consumible
• Microscopios Metalograficos
• Análisis de Imagen
Catálogo Fungible (2,47 Mb)
Catálogo Maquinas (4,22 Mb)
• Equipos Usados/Alquiler
Reprod. FLASH Área Privada
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.OpenCube - The Internets #1 CSS Menu, Drop Down Menu, Flyout Menu, and Pop Up menu D
. Proyectores de perfiles Microtecnica
Características comunes a los proyectores: Gran robustez y fiabilidad para cualquier ámbito (producción o laboratorio). Óptica de primera calidad. Fabricación desde 1929 MICROTECNICA HELIOS 350 V
MICROTECNICA HELIOS 350 H
Proyección vertical Pantalla 350 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1" Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 150W 24V Iluminador episcópico con 2 brazos de fibra óptica Objetivos intercambiables 10 - 20 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'05% Mesa 320 x 150 mm. Recorrido eje X: 200 mm. Eje Y: 150 mm. Protección contra sobrecalentamiento Calculador M-Touch con principales funciones (punto, línea, ángulo, distancia, circulo, alineamiento)
de serie o calculador Quadrachek
en opción. Descargar catálogo general
Pantalla 350 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1" Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 150W 24V Iluminador episcópico con 2 brazos de fibra óptica Objetivos intercambiables 10 - 20 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'05% Mesa 400 x 150 mm. Recorrido eje X: 200 mm. Eje Y: 150 mm. Protección contra sobrecalentamiento Calculador M-Touch con principales funciones (punto, línea, ángulo, distancia, circulo, alineamiento)
MICROTECNICA ORION 400 V
MICROTECNICA ORION 400 H
Proyección vertical Pantalla 400 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1" Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 150W 24V Iluminador episcópico con 2 brazos de fibra óptica Objetivos intercambiables 10 - 20 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'05% Mesa 320 x 150 mm. Recorrido eje X: 200 mm. Eje Y: 150 mm. Protección contra sobrecalentamiento Calculador M-touch con principales funciones (punto, línea, ángulo, distancia, circulo, alineamiento) de serie o calculador Quadrachek
Proyección horizontal Pantalla 400 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1" Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 150W 24V Iluminador episcópico con 2 brazos de fibra óptica Objetivos intercambiables 10 - 20 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'05% Mesa 450 x 150 mm. Recorrido eje X: 250 mm. Eje Y: 150 mm. Protección contra sobrecalentamiento Calculador M-Touch con principales funciones (punto, línea, ángulo, distancia, circulo, alineamiento)
en opción.
MICROTECNICA ARES 400 H
Proyección vertical Pantalla 406 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1" Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 150W 24V Iluminador episcópico con 2 brazos de fibra óptica Objetivos intercambiables 10 - 20 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'05% Gran mesa para piezas grandes de 480 x 380 mm. Recorrido eje X: 305 Eje Y: 204 mm. Protección contra sobrecalentamiento Calculador M-Touch con principales funciones (punto, línea, ángulo, distancia, circulo, alineamiento) de serie o calculador Quadrachek
La más nueva tecnología aplicada a un proyector de perfil convencional. El monitor de pantalla táctil y el fácil de usar software de medición hacen que medir muy fácil, incluso para los operadores no especializados. Es el instrumento óptimo para el taller, así como para precisas mediciones 2D en laboratorios de medición de precisión. Se utiliza principalmente para la inspección de componentes de engranajes, ejes, plástico y caucho, componentes electrónicos, artículos de metal pequeña, tarjetas de circuitos impresos, electrodomésticos, etc.
- Proyección vertical
- Mesa de trabajo de vidrio mm 335x235
- Resolución sobre ejes X e Y mm 0,001
- Repetibilidad mm 0,005
- Diascópica Potente e iluminación con LED episcópica
- Monitor de pantalla táctil 17"
- Cámara CCD de alta resolución de 410.000 píxeles	- Aumentos zoom óptico manual de 20x a 120x
- Mesa soporte integrado
- Medida de Punto, línea, círculo, distancia, ángulo, rectángulo, elipse, arco, tornillo, engranajes, longitud normal, formas cónicas
MICROTECNICA SIRIUS 400 H
MICROTECNICA ANTEUS
Pantalla de 500 mm con medidas digitales digitales
Proyección diascópica con lámpara de 150W/24V.
Proyección episcópica (proyección de superficies) a través de espejos semireflectantes
Mesa portapiezas de 650x150mm con desplazamiento vertical y horizontal motorizado, con rotación de la mesa de +/-15º
Desplazamiento de enfoque de 50mm
Objetivo 10x (intercambiable, otros objetivos disponibles)
Condensador óptico unificado.
Brazo iluminador/condensador pivotante
Sistema de medida con transductor linear y visualizador para cálculos geométricos MT-Touch
Alimentación monofásica 220V / 50Hz
Versión B Versión BS Superficie
mm 650 x 150
mm 810x150
Desplazamiento Horizontal con ajuste fino
mm 710 Desplazamiento Vertical con ajuste fino
Inclinación pantalla
Rotación mesa
mm +/- 15°
Altura óptica respecto mesa
mm 50 min 250 max
Distancia máx. entre contrapuntos
mm 410/470
mm 560/630
Peso máx. admisible mesa
780-LM16/1
780-LM16/1-S
En opción medida CNC
Proyección horizontal Pantalla 450 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1" . Inclinación: 21º respecto a la vertical. Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 150W 24V Iluminador episcópico con lámparas de halógeno de 150W 24V Torreta giratoria de 3 objetivos Objetivos intercambiables 5 - 10 - 20 - 25- 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'05% Mesa motorizada de 650 x 150 mm. Recorrido eje X: 300 mm. Eje Y: 200 mm. Calculador M-Touch con principales funciones (punto, línea, ángulo, distancia, circulo, alineamiento) de serie o calculador Quadrachek
MICROTECNICA ATLAS 600 / 760
MICROTECNICA CICLOP
Proyección horizontal Pantalla 600 ó 760 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1" .
Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 250W 24V Iluminador episcópico con lámparas de halógeno de 250W 24V Torreta giratoria de 3 objetivos Objetivos intercambiables 5 - 10 - 20 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'05% Mesa motorizada de 650 x 150 mm. Recorrido eje X: 300 mm. Eje Y: 200 mm. Mesa motorizada de 810 x 150 mm. Recorrido eje X: 710 mm. Eje Y: 200 mm. Indicadores digitales o calculador Quadrachek
Proyección horizontal Pantalla 1000 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1".
Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 800W 220V
Iluminador episcópico con lámparas de halógeno de 800W 220V
Torreta giratoria de 4objetivos Objetivos intercambiables 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'02% Mesa motorizada de 800 x 200 mm. Recorrido eje X: 400 mm. Eje Y: 250 mm. Indicadores digitales o calculador Quadrachek Descargar catálogo general
MICROTECNICA MAXIMUS 1.5
Pantalla 1500 mm. con visor goniómetrico digital con resolución de 1".
Iluminador diascópico con lámparas de halógeno de 800W 220V Iluminador episcópico con lámparas de halógeno de 800W 220V Torreta giratoria de 4objetivos Objetivos intercambiables 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 50 - 100 x. Distorsión óptica < 0'02% Dimensiones de la zona de trabajo
• Movimiento horizontal Desarrollado
• movimiento vertical Desarrollado
• El enfoque movimiento (accionado bajo petición)
• Hélice, resolución 1 '
• Peso Admitido (aprox)
MAXIMUS 1.5
*B = con condensador óptico unificado 10-100x
Aclaramiento focal de la lente
Aclaramiento del condensador
Max. diámetro de trabajo, la mitad de abertura, inspeccionado pieza central de línea por debajo del eje óptico
Max. diámetro de trabajo, la apertura completa, inspeccionado pieza central de línea por debajo del eje óptico
Max. diámetro de trabajo, la mitad de abertura, inspeccionado pieza central de línea por encima de eje óptico
bcn Quálites
dispone de Servicio de Asistencia Técnico oficial propio, el cual le puede ofrecer los servicios de reparación, mantenimiento periódico con y sin contrato de actuación, venta de recambios oficiales
y piezas de recambio, además de equipos usados, provenientes de cambios estándar.
Para cualquier consulta o envío de equipos pueden remitirlo a la siguiente dirección:
SERVICIO DE ASISTENCIA OFICIAL MICROTECNICA
bcn Quálites, s.l.
Tel 93/231 94 00
Fax 93/265 67 83
info@qualites.net
http://www.sat.qualites.net Particularmente, los proyectores de perfiles por sus dimensiones y delicadeza deben ser reparados "In situ". Consulte a nuestro Servicio Técnico tarifas de desplazamiento sin compromiso a su empresa!
Descargar catálogo general Microtecnica
Quálites: ISO 9001:2008
bcn Qualites, s.l. NIF B-63651020 | Gran Vía de les Corts Catalanes, 806 E-08013 Barcelona | Tel +34 93 2319400 Fax +34 932656783 | info @ qualites.net

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución