Source: http://docplayer.es/2751357-Lab-meters-equipos-de-mesa-sevenmulti-ph-isfet-conductividad-orp-redox-concentracion-de-iones.html
Timestamp: 2018-04-19 16:33:49+00:00

Document:
Lab Meters Equipos de mesa SevenMulti ph, ISFET Conductividad ORP/Redox Concentración de iones - PDF
Download "Lab Meters Equipos de mesa SevenMulti ph, ISFET Conductividad ORP/Redox Concentración de iones"
Juana Aguirre Paz
1 Lab Meters Equipos de mesa SevenMulti ph, ISFET Conductividad ORP/Redox Concentración de iones Mediciones sencillas y precisas...que podrá consultar pulsando una tecla
2 Introducción Trabajo más agradable con Seven Mediciones sencillas y precisas Mediciones intuitivas de ph, conductividad e iones con la máxima precisión Extensa oferta de opciones de automatización y accesorios El complemento ideal con cualificaciones y prestaciones de servicio postventa Un paquete de prestaciones para el trabajo diario en el laboratorio Para las aplicaciones que exigen una máxima exactitud en las mediciones, SevenMulti es la opción perfecta. Este medidor bicanal permite determinar simultáneamente dos parámetros electroquímicos y además es extensible modularmente. Cumple satisfactoriamente los requerimientos más actuales sobre el control de calidad, la gestión de los datos y las disposiciones legales GLP. La interfaz de usuario está diseñada para que todos los pasos operativos se puedan llevar a cabo intuitivamente. Sistema Modular SevenMulti ofrece gran flexibilidad ya que el instrumento puede ser ampliado, en cualquier momento, con nuevos parámetros de medición. SevenMulti Periféricos opcionales Ofrecemos desde impresoras, cambiadores de muestras y lectores de códigos de barras hasta el software para adquirir automáticamente los datos, con la posibilidad de integrarlos en sistemas de gestión de información de los laboratorios (LIMS). SevenMulti Gran diversidad de opciones de mediciónes precisas Medidor bicanal profesional ph, conductividad, ISFET e iones extensible modularmente Soporte GLP total 2
3 7 razonas para el uso de SevenMulti Manejo sencillo Gran exactitud en las mediciones Rápida evaluación de los resultados Pantalla sinóptica, amplia y bien ordenada Posibilidad de automatizar el sistema Gama completa de accesorios Cualificación y prestaciones de servicio posventa complementarias 3
4 SevenMulti SevenMulti Lo máximo en precisión y flexibilidad Sistema modular para ph, Conductividad, concentración iónica e ISFET Aumento de la eficacia mediante diversas opciones de automatización El sistema más moderno de gestión de datos con 1000 registros de medición GLP, 400 registros de calibración GLP y 40 métodos Función de fecha y hora incorporada Extensión modular en cualquier momento El sofisticado concepto aplicado a estos aparatos se basa en una técnica de medición con la máxima exactitud, combinada con diversas opciones complementarias y un manejo sencillo e intuitivo. Las opciones de medición pueden ampliarse en todo momento incorporando pequeñas y manejables unidades de extensión del sistema. La gran y bien iluminada pantalla le proporciona instantáneamente los principales datos, incluso en el modo de funcionamiento bicanal. Con las interfases RS232 y USB SevenMulti se integra fácilmente en sistemas de gestión LIMS. El medidor de ph aplica un concepto muy estudiado, elaborado a la medida de las necesidades del laboratorio actual y futuro. 4
5 SevenMulti con un repertorio de funciones dignas del calificativo "Multi" Mediciones reproducibles Al poder elegir entre el reconocimiento del punto final manual, automático o controlado por tiempo con 3 criterios de estabilidad opcionales, usted puede adquirir los valores medidos con resultados reproducibles y de una forma rápida y exacta. Calibración profesional Hasta 9 puntos de calibración con algoritmo lineal o segmentado, a elección Calibración de conductividad multipunto Reconocimiento automático del tampón entre los 8 grupos de tampones de ph predefinidos Reconocimiento automático del estándar entre los 5 estándares de conductividad predefinidos Tampones y soluciones estándar predefinibles por el usuario inclusive la dependencia de la temperatura Siempre listo para ayudarle El texto sensible al contexto le servirá de útil ayuda le servirán de útil ayuda para el manejo del aparato. Al activar el modo de rutina el manejo se simplificará aún más, porque entonces sólo se mostrará la configuración específica de cada muestra. Monitorización de sensores Test del electrodo Un test del electrodo de ph integrado supervisa pendiente, offset, deriva y tiempo de respuesta sin cambiar la calibración actual. Recordatorio de calibración Transcurrido un periodo de tiempo que usted defina, esta función le recuerda que hay que realizar una calibración. Además, tras ese periodo puede bloquear el aparato para no efectuar más mediciones hasta la siguiente calibración satisfactoria. Gestión segura de los datos SevenMulti garantiza el acceso más rápido a los resultados y datos de calibración actuales. Nunca fue tan sencillo como ahora conectarse al sistema, guardar los datos de medición y calibración, consultarlos y borrarlos con la protección por código PIN. El GLP más excelente SevenMulti le facilita la captación y la impresión de IDs de muestras, de usuarios y de sensores que tengan hasta 12 dígitos, incluso utilizando lectores de códigos de barras. La fecha y la hora se registran automáticamente. Impresoras SevenMulti funciona con una selección de impresoras de METTLER TOLEDO, tales como LC-P45, RS-P42 ó RS-P25, RS-P26 y RS-P28. Estas impresoras también son compatibles con otros aparatos de METTLER TOLEDO. Reconocimiento automático SevenMulti reconoce automáticamente las unidades de extensión que usted elija. La operación de cambio entre los distintos parámetros en el modo bicanal es fácil y rápida. Menús con texto claro y fácil manejo La pantalla iluminada y con gran resolución le muestra toda la información importante, ya sea en el modo monocanal o en el bicanal. El manejo del aparato es fácil e intuitivo. La seguridad es prioritaria Protección por PIN Tanto el manejo del aparato como la configuración general del sistema y el ajuste de la fecha y la hora pueden protegerse por medio de un código personal. Vigilancia de los valores límite Puede definir sus propios valores límite. Si se sobrepasan o no se alcanzan, aparecerá una advertencia en la pantalla y también en el informe impreso en formato GLP. Asegurado metódicamente Hasta 40 métodos del usuario guardan todas las configuraciones relevantes para las mediciones, con lo cual el usuario tiene la seguridad de estar utilizando siempre las mismas configuraciones. Cumplimiento de la prescripción USP/EP SevenMulti le asiste con un modo específico para las mediciones de conductividad según USP y EP (United States/European Pharmacopoeia). 5
6 Sinopsis de funciones SevenMulti Flexibilidad de Seven imbatida Panorámica de multifuncionalidad Parámetros Medición Calibración Conductividad Comunicación Seguridad Sistema Modelos SevenMulti Sinopsis de funciones y equipamiento S40 S50 S80 S47 S70 Medición ph Medición mv mv relativo Concentración iónica (mol/l, mmol/l, %, ppm, mg/l) Conductividad TDS (sólidos disueltos totales) Resistividad Salinidad Adquisición de valores medidos a elección Elección de criterios de estabilidad (rápida, normal, estricta) Elección de decimales para ph (X,XXX / X,XX / X,X) ATC o MTC Mediciones de series en intervalo definido por el usuario Métodos incrementales para mediciones de iones Puntos de calibración Grupos de tampones de ph/estándares de conductividad predefinidos /6 6 Grupo de tampones personalizado/estándar Reconocimiento automático del estándar/tampón de ph Función recordatoria de calibraciones Test con electrodos de ph Modo específico USP/EP Temperatura de referencia seleccionable (20 C ó 25 C) Corrección de temperatura lineal o no lineal Procedimiento para determinar automáticamente el coeficiente α Entrada y visualización de la constante de celda Software para PC LabX direct (con SevenMulti parte del equipamiento de serie) Interfaz RS232 Módulos de comunicación TTL o USB opcionales Salida analógica especial Formatos de impresión seleccionables (corto, estándar, GLP) Automatización con cambiador de muestras Rondolino Automatización con lector de códigos de barras Compatibilidad con LIMS Soporte GLP total Fecha y hora Entrada de ID de muestra, ID de sensor y SN, nombre de usuario Entrada de ID con lector de códigos de barras o teclado alfanumérico Valor límite de alarma definido por el usuario Protección por código PIN (conexión al aparato (login), configuración del sistema, borrado de datos) Modo Rutina/Experto Función de ayuda contextual Memoria de datos (1000 mediciones, 400 calibraciones, 40 métodos) Extensas funciones de filtrado Manejo guiado por menús en varios idiomas Pantalla con retroiluminación Autotest del aparato Ampliable a aparato bicanal Bicanal 6
7 Comparación de funciones de la gama SevenMulti ph Conductividad Iones SevenMulti S40 S50 S80 S47 S70 Rango de medición -2,000 20,000 - Precisión +/-0,002 - Rango de medición ,001 µs/cm 1000 ms/cm Precisión /- -0,5% Rango de medición - 1,00E -9 9,99E Precisión - +/- -0,5% - - Medición bicanal Ampliable a aparato bicanal Aparato bicanal Puntos de calibración Calibración Grupo de tampones personalizado/estándar Test con electrodos de ph - Introducción manual de la constante de celda Formato de punto final seleccionable Automático / Manual / Controlado por tiempo Criterios de estabilidad seleccionables (rápido, normal, estricto) - Métodos incrementales para mediciones de iones ATC o MTC Sistema y seguridad Fecha y hora Interfaz RS232 Formatos de impresión seleccionables Abreviado / Estándar/GLP Memoria de datos 1000 mediciones / 400 calibraciones / 40 métodos Protección por código PIN Login del aparato / Configuración del sistema / Borrado de datos Multlingüe** Inglés / Alemán / Francés / Español / Italiano ID de usuario, ID de muestra, ID de sensor Sí Especificaciones completas de los aparatos en las páginas 8 a 9. * Las impresoras RS-P26 y RS-P28 incluyen una función de fecha y hora que también puede registrarse en la impresión. ** SevenMulti también se puede suministrar en la variante SevenMulti Asia con los idiomas: chino, japonés, ruso e inglés. Opciones para la elección de perisféricos Conexión de perisféricos El SevenMulti viene equipado en forma estándar con una interfaz RS232. Se puede adquirir opcionalmente un módulo de comunicación con conexión USB, así usted podrá conectar en cualquier momento una impresora o un ordenador al instrumento. Flexibilidad múltiple y diversa El soporte de electrodos de METTLER TOLEDO está incluído en el suministro del SevenMulti, pudiendo utilizarse separado o fijado a la derecha o a la izquierda del aparato. Ello lo convierte en apropiado tanto para personas zurdas como diestras y también permite que se lo pueda adaptar al espacio disponible en el laboratorio. Un sensor correcto para cada aplicación Los kits de SevenMulti incluyen un electrodo de ph InLab Expert Pro o InLab Routine Pro y un sensor de conductividad InLab 731. Encontrará más información acerca de estos sensores de METTLER TOLEDO en la página 11. 7
8 SevenMulti especificaciones SevenMulti en 5 modelos Diversas funciones y especificaciones SevenMulti S47 Medidor de ph y conductividad bicanal Reúne todas las funciones de S40 y S70 Medición bicanal clara y ordenada con gran pantalla Útil menú de ayuda contextual SevenMulti S47 Rango de medición Resolución Precisión ph -2, ,999 0,001, 0,01, 0,1 ±0,002 mv (rel. mv) ,1 ±0,1 Temperatura -30, ,0 C 0,1 C ±0,1 C Conductividad 0,001 µs/cm ms/cm 0, ±0,5 % Temperatura -30, ,0 C 0,1 C ±0,1 C TDS 0,01 mg/l g/l 0, ±0,5 % Resistividad Salinidad Entradas de sensor Interfaces Alimentación Tamaño / peso Tamaño / peso del paquete 0, ,00 MΩcm 0, ,00 ppt BNC, 2 mm ref., Cinch/RCA (NTC), 4 mm banana (PT1000), mini-din RS232 (conexión a impresora o PC), salida valorador Conexión a red (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1100 g 370 x 320 x 165 mm / 4,2 kg Info. pedido Suministro básico Referencia S47 (aparato) S47-K (kit) Incluye aparato, soporte de electrodos, cubierta protectora, manual de instrucciones, declaración de conformidad y certificado de ensayo, software para PC LabX direct ph Como S47; y además InLab Expert Pro y InLab 731, manuales para determinación de ph y conductividad y 2 bolsas de calibración ph 4,01, 7,00 y 9,21 (ó 10,00), así como 1413 µs/cm y 12,88 ms/cm S47-KS (kit) Como S47-K, con InLab Routine Pro en lugar de InLab Expert Pro S47-USP/EP (kit) Como el S47, más electrodo de ph InLab Pure Pro "3-In-1", cable MultiPin, sonda de conductividad InLab 741, guía para la determinación de ph y conductividad, bolsas de tampones (2 de cada; 4.01, 7.00 y 9.21 (o 10.00)), bolsas de standards de conductividad (2 de cada ; 1413 µs/cm y ms/cm) SevenMulti S80 Superlativo medidor de iones bicanal Permite la medición bicanal simultánea de ph/iones o iones/iones Extenso surtido de electrodos y accesorios Ampliable con cambiador de muestras Rondolino, impresora y lector de códigos de barras SevenMulti S80 Rango de medición Resolución Precisión Concentración 1,00E ,99E +9 ± últ. dígito signif. ± 0,5 % ph -2, ,999 0,001, 0,01, 0,1 ± 0,002 mv (rel. mv) ,1 ± 0,1 Temperatura -30, ,0 C 0,1 C ± 0,1 C Entradas de sensor Interfaces Alimentación Tamaño / peso Tamaño / peso del paquete c.u. 2: BNC, 2 mm ref., Cinch/RCA (NTC), 4 mm banana (PT1000) RS232 (conexión a impresora o PC) Conexión a red (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1125 g 370 x 320 x 165 mm / 4,2 kg Info. pedido Suministro básico Referencia S80 (aparato) S80-K (kit) S80-KS (kit) Incluye aparato, soporte de electrodos, cubierta protectora, manual de instrucciones, declaración de conformidad y certificado de ensayo, software para PC LabX direct ph Como S80; y además InLab Expert Pro, manual para medición selectiva de iones y 2 bolsas de tampones ph 4,01, 7,00 y 9,21 (ó 10,00) Como S80-K, con InLab Routine Pro en lugar de InLab Expert Pro
9 SevenMulti S40 Medidor de ph profesional Ampliable con cambiador de muestras Rondolino, impresora y lector de códigos de barras Excelente gestión de datos con 1000 registros GLP Criterios de estabilidad seleccionables SevenMulti S40 Rango de medición Resolución Precisión ph -2, ,999 0,001, 0,01, 0,1 ±0,002 mv (rel. mv) ,1 ±0,1 Temperatura -30, ,0 C 0,1 C ±0,1 C Entradas de sensor BNC, 2 mm ref., Cinch/RCA (NTC), 4 mm banana (PT1000) Interfaces RS232 (conexión a impresora o PC) Alimentación Conexión a red (9 V, DC) Tamaño / peso 190 x 240 x 65 mm / 1065 g Tamaño / peso del paquete 370 x 320 x 165 mm / 4,1 kg Info. pedido Suministro básico Referencia S40 (aparato) S40-K (kit) Incluye aparato, unidad vacía para ampliación, soporte de electrodos, cubierta protectora, manual de instrucciones, declaración de conformidad y certificado de ensayo, software para PC LabX direct ph Como S40; y además InLab Expert Pro, manual para determinación de ph y 2 bolsas de tampones ph 4,01, 7,00 y 9,21 (ó 10,00) S40-KS (kit) Como S40-K, con InLab Routine Pro en lugar de InLab Expert Pro SevenMulti S50 Medidor de iones monocanal Selección de 26 tipos de electrodos preprogramados Métodos incrementales para mediciones de iones Hasta 9 puntos de calibración Criterios de estabilidad seleccionables SevenMulti S50 Rango de medición Resolución Precisión Concentración 1,00E ,99E +9 ± últ. dígito signif. ± 0,5 % ph -2, ,999 0,001, 0,01, 0,1 ± 0,002 mv (rel. mv) ,1 ± 0,1 Temperatura -30, ,0 C 0,1 C ± 0,1 C Entradas de sensor BNC, 2 mm ref., Cinch/RCA (NTC), 4 mm banana (PT1000) Interfaces RS232 (conexión a impresora o PC) Alimentación Conexión a red (9 V, DC) Tamaño / peso 190 x 240 x 65 mm / 1065 g Tamaño / peso del paquete 370 x 320 x 165 mm / 4,1 kg Info. pedido Suministro básico Referencia S50 (aparato) S50-K (kit) Incluye aparato, unidad vacía para ampliación, soporte de electrodos, cubierta protectora, manual de instrucciones, declaración de conformidad y certificado de ensayo, software para PC LabX direct ph Como S50; y además InLab Expert Pro, manual para medición selectiva de iones y 2 bolsas de tampones ph 4,01, 7,00 y 9,21 (ó 10,00) SevenMulti S70 Conductímetro de máxima categoría Estándares de calibración programables definidos por el usuario, incl. tabla de temperaturas Modo USP/EP: Cumplimiento de directivas actuales para agua purificada y ultrapura Libre elección de 6 estándares de calibración definibles por el usuario o comerciales SevenMulti S70 Rango de medición Resolución Precisión Conductividad 0,001 µs/cm ms/cm 0, ±0,5 % Temperatura -30, ,0 C 0,1 C ±0,1 C TDS 0,01 mg/l g/l 0, ±0,5 % Resistividad Salinidad Entradas de sensor Interfaces Alimentación Tamaño / peso Tamaño / peso del paquete 0, ,00 MΩcm 0, ,00 ppt Mini-DIN RS232 (conexión a impresora o PC), salida valorador Conexión a red (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1040 g 370 x 320 x 165 mm / 4,1 kg Info. pedido Suministro básico Referencia S70 (aparato) S70-K (kit) Incluye aparato, unidad vacía para ampliación, soporte de electrodos, cubierta protectora, manual de instrucciones, declaración de conformidad y certificado de ensayo, software para PC LabX direct ph Como S70; y además InLab 731, manual para determinación de conductividad y 2 bolsas de calibración 1413 µs/cm y ms/cm
10 Accesorios & servicio Accesorios y servicio El toque final para su aparato Seven SevenMulti ambos pueden ampliarse Refuerce la solidez de su instrumento con los accesorios idóneos. Componga la solución confeccionada a su medida para las aplicaciones más frecuentes con los accesorios abajo listados. Tampones & estándares Soluciones Referencia ph 4,01 solución tampón bolsa sellada, x 20 ml ph 7,00 solución tampón bolsa sellada, x 20 ml ph 9,21 solución tampón bolsa sellada, x 20 ml ph 10,01 solución tampón bolsa sellada, x 20 ml Arco iris I (3 x 10 bolsas de 20 ml 4,01/7,00/9,21) Arco iris II (3 x 10 bolsas de 20 ml 4,01/7,00/10,01) ph 2,00 solución tampón, transparente, 6 x 250 ml ph 4,01 solución tampón, color rojo, 6 x 250 ml ph 7,00 solución tampón, color verde, 6 x 250 ml ph 9,21 solución tampón, color azul, 6 x 250 ml ph 10,01 solución tampón, transparente, 6 x 250 ml ph 11,00 solución tampón, transparente, 6 x 250 ml µs/cm estándar de conduct., 30 x 20 ml ,88 ms/cm estándar de conduct., 30 x 20 ml µs/cm estándar de conductividad, 250 ml µs/cm estándar de conductividad, 250 ml µs/cm estándar de conductividad, 250 ml µs/cm estándar de conductividad, 250 ml ,88 ms/cm estándar de conductividad, 250 ml Accesorios generales Referencia Recipiente portamuestras (50 ml) de plástico Manual de determinación de ph Manual de medición de conductividad y oxígeno Manual de medición selectiva de iones Impresora RS-P Impresora RS-P Impresora RS-P Cable RS232 (incluído con la impresora) SevenMulti Accesorios para SevenMulti Módulos Referencia Unidad de ampliación ph/mv Unidad de ampliación conductividad Unidad de ampliación iones/ph Unidad de ampliación ISFET Módulo de comunicación TTL Módulo de comunicación USB Unidad de ampliación vacía Otros accesorios Cubierta protectora SevenMulti Soporte de electrodos, completo Software para PC direct ph Adaptador de red Electrodos & cables Electrodos y accesorios Electrodos de ph Referencia InLab Routine InLab Routine Pro InLab Power Pro InLab Expert Pro InLab Expert NTC InLab Easy InLab Basics BNC InLab Science InLab Micro InLab Semi-Micro InLab Solids InLab Solids Pro Cable S7-BNC, 1,2 m MultiPin -BNC/RCA (Cinch), 1,2 m Electrodos redox InLab Redox InLab Redox Pro Sensores de conductividad InLab InLab CableSevenMulti serie DL (conductividad)
11 Seven Service: para que sus aparatos siempre midan bien SevenMulti IPac Initial Qualification Package La cualificación periódica aumenta la disponibilidad y la precisión de su aparato durante muchos años. METTLER TOLEDO le ofrece todos los servicios que usted necesita, confeccionados a la medida de sus necesidades; con ello se garantiza un funcionamiento fiable y sin fallos. Y todos los instrumentos se entregan con un certificado firmado por el fabricante. Seleccione los servicios que más le convengan de nuestra amplísima oferta. Encontrará más información para el servicio postventa en: Software para PC LabX direct ph Este software para PC, de fácil manejo, archiva sus resultados con rapidez y seguridad y permite transferir los datos de forma personalizada desde el SevenMulti a una aplicación abierta como p.e. MS Excel y, si lo desea, los valores se pueden representar automáticamente en dichas planillas incluídas en el suministro. LabX direct ph es una parte fija integrante del SevenMulti que simplifica esencialmente la recepción de datos. Sensores para kits de equipos SevenMulti Electrodos de ph El robusto InLab Expert Pro es el electrodo estándar en los kits, incluido p. ej. en los kits S20-K y S40-K. Gracias al electrolito de polímero XEROLYT dispone de junta abierta sin diafragma, convirtiéndole así en un electrodo de uso universal, incluso para muestras difíciles tales como emulsiones. InLab Expert Pro requiere poco mantenimiento. InLab Routine Pro es un electrodo de vidrio clásico con electrolito rellenable, sistema de referencias ARGENTHAL y bloqueo de iones de plata. Con la gran membrana de ph y el electrolito de KCl líquido se logran muy rápidamente mediciones precisas, un aspecto muy práctico sobre todo para las mediciones rutinarias de muestras no problemáticas. InLab Routine Pro está incluido en los kits KS, constituyendo la elección ideal para el personal de laboratorio bien formado. Encontrará la oferta completa de electrodos de ph en un resumen técnico de electrodos separado (ref.: ). Sensores de conductividad InLab 731 se basa en una célula de grafito de tetrapolar, siendo apropiado para una gran diversidad de aplicaciones en muestras acuosas con más de 10 µs/cm. Es el sensor estándar de los kits, incluyéndose p. ej. en el kit S47-K. Gracias a su diseño abierto, el arrastre de muestras queda reducido al mínimo. Para mediciones precisas en el área de baja conductividad, p. ej. agua pura, se recomienda el sensor de acero bipolar InLab 741, que puede adquirirse por separado. Todos los sensores de los kits (ph y conductividad) disponen de un sensor de temperatura incorporado, por lo que se puede compensar la temperatura automáticamente (ATC). 11
12 Seven Compact Intuitiva y clara Potente y versátil InLab Electrodos Electrodos de ph Sensores de conductividad Sensores de oxígeno Electrodos Redox Sensores selectivos de iones sensibles a los gases Electrodos de referencia Cables de electrodos y accesorios Soluciones de calibración, de electrolito y de limpieza Equipos portátiles SevenGo SevenGo / SevenGo Duo SevenGo pro SevenGo Duo pro ph / ORP / Redox Conductividad Concentración iónica Oxígeno disuelto METTLER TOLEDO y Seven Valor añadido para el laboratorio......con Instrumentos de sobremesa SevenCompact La línea de productos SevenCompact es el nuevo miembro de nuestra serie "Seven". Estos instrumentos de medición de un solo canal tienen una aplicación universal y pueden ser utilizados para mediciones, tanto rutinarias como profesionales. Ellos se presentan en un folleto por separado (Referencia no ). Más eficiencia en ph con SevenCompact Instrumentos universales y fiables...y con sensores adecuados METTLER TOLEDO une la experiencia de 60 años de INGOLD en la fabricación de sensores electroquímicos con la innovadora electrónica de la línea Seven. La oferta completa de sensores METTLER TOLEDO está documentada en otro prospecto, que puede adquirirse indicando el número de referencia y en el trabajo de campo La línea Seven de METTLER TOLEDO no sólo ofrece modelos para aplicaciones en el laboratorio, sino también modelos portátiles para el trabajo de campo o en la fábrica. Los equipos portátiles SevenGo y SevenGo Duo están documentados en otro resumen técnico, que puede adquirirse indicando la referencia Lab Meters Lab Sensors Instrumentos de gran fiabilidad Un electrodo adecuado para cada situación Mediciones rápidas y fiables...que podrá consultar pulsando una tecla Para más información Mettler-Toledo AG, Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Suiza Tel Fax Certificado de calidad. Desarrollo, producción y pruebas conforme a la norma ISO Sistema de gestión medioambiental conforme a la norma ISO Sujeto a cambios técnicos 07/2011 Mettler-Toledo AG Impreso en Suiza, A Marketing ph Lab / MarCom Analytical Conformité Européenne. La marca de conformidad CE le garantiza que nuestros productos cumplen las directivas de la UE.
Mediciones sencillas y precisas. ...que podrá consultar pulsando una tecla. Equipos de mesa linea Seven. SevenEasy TM SevenMulti TM
Equipos de mesa linea Seven SevenEasy TM SevenMulti TM ph, ISFET Conduct ividad ORP/Redox Concentración de iones Mediciones sencillas y precisas...que podrá consultar pulsando una tecla Trabajo más agradable
Lab Meters. Mediciones rápidas y fiables...que podrá consultar pulsando una tecla
Lab Meters Equipos portátiles SevenGo SevenGo / SevenGo Duo SevenGo pro SevenGo Duo pro ph / ORP / Redox Conductividad Concentración iónica Oxígeno disuelto Mediciones rápidas y fiables...que podrá consultar
Lab Meters. Mediciones sencillas y seguras que podrá consultar pulsando una tecla. Gama de productos Seven SevenEasy SevenMulti SevenGo
Lab Meters Gama de productos Seven SevenEasy SevenMulti SevenGo ph, ORP/Redox Conductividad Oxígeno disuelto Concentración iónica Mediciones sencillas y seguras que podrá consultar pulsando una tecla SevenEasy

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución