Source: http://docplayer.es/2302578-Avances-en-la-medida-de-parametros-s-por-pulsos.html
Timestamp: 2017-03-26 17:42:27+00:00

Document:
Avances en la medida de parámetros S por pulsos - PDF
Download "Avances en la medida de parámetros S por pulsos"
Encarnación Carmona Salinas
1 Avances en la medida de parámetros S por pulsos Por Loren Betts de Agilent Technologies Loren Betts pasó a formar parte de Agilent en 1997 tras licenciarse en ingeniería informática en la U. de Alberta,. Obtuvo un Máster en ingeniería eléctrica en la U. de Stanford en 2003 y, en la actualidad, se encuentra preparando su doctorado de ingeniería eléctrica en la U. de Leeds, (GB), al tiempo que trabaja en Agilent. Sus investigaciones actuales se centran en medidas complejas de estímulo/respuesta y modelado de dispositivos no lineales utilizando analizadores de redes vectoriales. Figura 1a) Dominio de frecuencias de una señal 1 b) Ampliación del dominio de frecuencias de una señal por pulsos Para medir los parámetros S de un dispositivo eléctrico se aplica un estímulo de onda continua (CW) a los puertos físicos del dispositivo y se miden, corrigen y convierten las respuestas resultantes a parámetros S empleando un analizador de redes vectorial (VNA). Algunas veces, los dispositivos activos requieren un estímulo de pulso en lugar de un estímulo de CW. Una razón para emplear este tipo de estímulo estriba en la posibilidad de que el dispositivo no esté acoplado térmicamente (carezca de disipador térmico) y pueda destruirse debido al calor. Un estímulo por pulsos sirve para mantener la potencia media a unos valores bajos y evitar que los dispositivos se recalienten al realizar las medidas de estímulo/respuesta necesarias para generar los parámetros S corregidos. Otra razón para usarlo es que permite medir los dispositivos en condiciones reales utilizando señales aplicadas o generadas por el dispositivo no continuas, sino Para ello, se requiere un VNA moderno que pueda generar y medir con precisión una señal sinusoidal Señales por pulsos Para generar visualmente el espectro de una señal por pulsos, comenzamos por analizar matemáticamente la respuesta del dominio del tiempo. La Ecuación 1 ilustra la relación del dominio del tiempo de una señal Ésta se genera creando en primer lugar una versión en ventanas rectangulares (rect(t)) de la señal con una anchura de pulso PW. A continuación se ejecuta una función shah consistente en un tren periódico de impulsos separados por 1/PRF, donde PRF es la frecuencia de repetición de pulsos. La Ecuación 2 ilustra que el espectro del dominio de frecuencias es una función sínc. muestreada con puntos de muestra (señal presente) equivalentes a la frecuencia de repetición de pulsos. En procesado digital de señales se define la función sinc normalizada como: La Figura 1a muestra qué aspecto tendría el espectro de pulsos para una señal que tiene una frecuencia de repetición de pulsos de 1,69 khz y una anchura de pulso de 7 us. La Figura 1b muestra el mismo espectro de pulsos ampliado en la frecuencia fundamental de pulsos (centro de la gráfica). Obsérvese que el espectro tiene com- Ecuación 1. Visualización del dominio del tiempo de una señal por pulsos Ecuación 2. Transformada de Fourier de la señal por pulsos del dominio del tiempo Esta función también se puede visualizar como impulsos espaciados a intervalos equivalentes al periodo de pulso. A continuación, se convoluciona la versión en ventanas de la señal con la función shah para generar un tren de pulsos periódicos en un tiempo correspondiente a la señal 90 REE Marzo 20082 ponentes separados por n*prf del fundamental. El tono fundamental contiene la información de las mediciones. Los tonos PRF son distorsiones de la pulsación del tono fundamental. Cabe destacar asimismo que las magnitudes de los componentes espectrales próximos al tono fundamental son relativamente grandes. VNA de pulsos PNA-X La Serie PNA-X de Agilent ofrece un VNA moderno que puede suministrar un estímulo de pulso y una medida precisa de las respuestas de pulso. El PNA-X es un instrumento de medida de parámetros S por pulsos totalmente funcional e integrado (Figura 2a y 2b). Las fuentes se modulan empleando moduladores internos incorporados en el microcircuito que proporcionan un estímulo de pulso de 10 MHz a 26,5 GHz. La anchura de pulso mínima especificada que puede generarse es de 33 ns (generalmente, la anchura de pulso es muy inferior a este valor). La temporización de la medida de pulsos se genera empleando un generador de pulsos integrado que tiene cuatro canales de salida principales, cada uno con un retardo y una anchura independientes. Los canales de salida pueden enrutarse ya sea internamente en el PNA-X para controlar los moduladores y la adquisición y/o externamente para controlar los periféricos externos. La temporización de los generadores de pulsos se basa en un reloj de 60 MHz y, por lo tanto, tiene una resolución de 16,7 ns. Los generadores de pulsos dependen del canal de medida, lo que significa que cada canal de medida puede tener configuraciones independientes del generador de pulsos. Esto permite medir y visualizar simultáneamente diversas medidas, como perfiles de pulsos, punto en pulso, compresión de ganancia, etc., en una sola pantalla. Los receptores se han diseñado con una sensibilidad óptima para señales de CW y El PNA-X dispone de dos modos principales de medida de señales por pulsos: banda ancha y banda estrecha. Ambos modos presentan las ventajas y los inconvenientes descritos a continuación. Los VNA modernos como el PNA-X incluyen los dos modos de detección, lo que permite al usuario personalizar sus medidas de acuerdo con las características del dispositivo. Modo de banda ancha/ modo de adquisición síncrona La detección de banda ancha puede emplearse cuando la mayor parte del espectro de RF pulsátil se encuentra dentro del ancho de banda de detección del receptor. Esta detección puede efectuarse mediante circuitos analógicos o con técnicas de procesamiento de señales digitales (DSP). Con detección de banda ancha, la detección del receptor del analizador se sincroniza con la corriente de pulsos y la adquisición de datos sólo se produce cuando el pulso se encuentra en estado activo. Esto significa que debe utilizarse un disparo por pulsos que se sincronice con la PRF para disparar el analizador de forma síncrona. Por este motivo, esta técnica se denomina también modo de adquisición síncrona (Figura 3). La resolución de tiempo en este modo está en función del ancho de banda de detección del receptor. A menudo, se obtiene una buena figura de mérito tomando 1/BW para determinar la resolución de tiempo aproximada. La ventaja del modo de banda ancha estriba en que no hay pérdida de rango dinámico cuando los pulsos tienen un bajo ciclo de trabajo (espaciamiento temporal entre pulsos elevado). El tiempo de medida puede ser más elevado, pero dado que el analizador siempre está muestreando mientras el pulso está activo, la relación señal-ruido se mantiene esencialmente constante en relación al ciclo de trabajo. El inconveniente de esta técnica es que las anchuras de pulso medibles presentan un límite inferior. A medida que se reduce la anchura de pulso aumenta la energía espectral. Cuando existe una cantidad suficiente de energía fuera del ancho de banda del receptor, el instrumento no puede detectar los pulsos correctamente. Otra forma de considerarlo en el dominio del tiempo consiste en que, cuando los pulsos son significativamente más cortos que el tiempo de subida del receptor, es imposible detectarlos. Esto significa que para medir un pulso más corto se necesita un BW de detección más ancho. Asimismo, significa que la potencia de ruido aumenta porque el BW del receptor es más ancho, lo que permite que mayores niveles de ruido Figura 3. Modo de detección de banda ancha). Figura 2 a. Analizador de redes vectorial PNA-X Figura 2b. Enrutamiento interno de señales, modulación y rutas del receptor del PNA-X)). REE Marzo3 Figura 4. Modo de detección de banda estrecha Figura 5. Anulación espectral penetren en las medidas y se reduzca su rango dinámico. Para la detección del modo de banda ancha, el PNA-X ofrece la posibilidad de utilizar un BW de detección de hasta 5 MHz, lo cual proporciona aproximadamente 250 ns de resolución de tiempo. Esto significa que la anchura mínima de pulso que se puede medir con precisión en modo de banda ancha es aproximadamente de 250 ns. Configurar el PNA-X en modo de banda ancha es muy sencillo. El generador de pulsos se puede configurar no sólo para disparar el modulador interno de fuentes, sino también para disparar internamente la adquisición síncrona de medidas con los pulsos de RF entrantes (sin necesidad de cables de disparo externos). Seguidamente, es posible configurar el PNA-X para realizar medidas de punto en pulso, perfiles de pulso o pulso a pulso en una sola pantalla. Modo de banda estrecha/modo de adquisición asíncrona En el modo de detección de banda estrecha, la anchura de pulso suele ser muy inferior al tiempo mínimo necesario para digitalizar y adquirir un punto de datos discre- to (Figura 4). Con esta técnica se elimina mediante filtrado todo el espectro de pulsos, salvo el componente de frecuencia central, el cual representa la frecuencia de la portadora de RF. Después del filtrado, aparece la señal de RF pulsátil como una sinusoide o una señal de CW. Con la detección de banda estrecha, las muestras del analizador no se sincronizan con los pulsos entrantes (por lo tanto, no se necesita disparo de medida sincronizado), por lo que la técnica también se denomina modo de adquisición asíncrono. Generalmente, la PRF es alta en comparación con el ancho de banda de IF del receptor, por lo que en ocasiones esta técnica también se denomina modo de PRF alta. Agilent ha desarrollado un método para realizar detección de banda estrecha que utiliza anchos de banda de IF más amplios de lo que suele ser habitual en el modo de banda estrecha empleando una exclusiva técnica de anulación espectral (Figura 5). De esta manera se genera un filtro digital adaptado basado en la PRF de la señal del pulso que ofrece un modo de detección muy eficaz. Esta técnica permite al usuario cambiar rango dinámico por velocidad y el resultado siempre proporciona medidas más rápidas que las que se obtienen con filtros convencionales. La ventaja de la detección de banda estrecha es que no hay límite inferior en la anchura de pulso, ya que, independientemente de lo amplio que sea el espectro de pulsos, la mayor parte de éste queda descartada durante el filtrado, dejando sólo el componente central del espectro. La desventaja de este tipo de detección es que el rango dinámico de medida está en función del ciclo de trabajo. A medida que disminuye el ciclo de trabajo del tren de pulsos (mayor espaciamiento temporal entre pulsos), se reduce la potencia media, dando lugar a una menor relación señal-ruido. Esto hace que el rango dinámico de las medidas disminuya a medida que disminuye el ciclo de trabajo. Este fenómeno se conoce como desensibilización de pulsos. En generaciones anteriores de VNA de pulsos, la degradación del rango dinámico (en db) puede expresarse como 20*log (ciclo de trabajo). El PNA-X ha mejorado sustancialmente la desensibilización de pulsos del receptor gracias a la incorporación de nuevos sistemas avanzados de detección de pulsos. Mejoras en la sensibilidad del modo de banda estrecha Como ya hemos señalado, la técnica de detección de banda estrecha produce la desensibilización de pulsos, lo que limita la sensibilidad del receptor de acuerdo con el ciclo de trabajo de la señal del pulso en el receptor. El PNA-X supera en gran medida esta limitación con nuevos algoritmos y técnicas de hardware y software que reducen sustancialmente la desensibilización de pulsos de 20*log (ciclo de trabajo). Dos avances importantes son: aplicaciones de puerta de hardware y de software mejoradas. Aplicación de puerta de hardware mejorada Para conseguir la resolución de tiempo utilizando el modo de banda estrecha en el PNA-X se coloca un conmutador de puerta en la ruta de IF (Figura 6 ). El conmutador de puerta recibe temporización de uno de los canales de salida del generador de pulsos que define el periodo, la anchura y el retardo de pulso. La anchura del conmutador de puerta proporciona la resolución en el tiempo para medidas de punto en pulso y perfil de pulso. A menudo las etapas anteriores al receptor establecen la curva de ruido de la ruta de IF. La idea básica consiste en amplificar todo lo posible la señal y el ruido procedentes de la ruta que precede al receptor antes de que lleguen a la puerta de IF. Los niveles son tales que el conmutador de puerta no efectúa compresión alguna y la energía del envolvente de pico de pulso pasa sin apenas cambios. El conmutador de puerta se utiliza entonces para propósitos de discriminación de tiempo (resolución de tiempo). A medida que la anchura y la velocidad de repetición del conmutador de puerta cambian el ciclo de trabajo, la potencia de ruido (en db) 92 REE Marzo 20084 se reduce en 10*log (ciclo de trabajo) y el componente de frecuencias centrales del espectro de pulsos se reduce en 20*log (ciclo de trabajo). El resultado global es una reducción del rango dinámico próxima a 10*log (ciclo de trabajo) en lugar de 20*log (ciclo de trabajo) como en implementaciones anteriores de VNA. El filtro de cuarzo sirve para eliminar espectro de pulsos y ruido adicional no deseados antes de que lleguen a los amplificadores y digitalizadores situados más adelante en el sistema. Cabe destacar que la eliminación de estos componentes del espectro de pulsos reduce la respuesta del envolvente de pico, evitando de este modo la compresión posterior y reduciendo el ruido del sistema. En implementaciones anteriores de aplicación de puerta de hardware, la curva de ruido después del conmutador de puerta no era mucho mejor que antes del mismo, por lo que la puerta de ruido no suponía una reducción de la potencia de ruido digitalizado. Esto se traduce en que no se aplicaba puerta a la potencia de ruido (la potencia de ruido no cambiaba con la puerta), por lo que el rango dinámico cambiaba en una función de 20*log*ciclo de trabajo). El filtro adaptado de anulación espectral se aplicaba a continuación a los datos digitales para eliminar todo el espectro de pulsos residual salvo la portadora de RF de interés. Aplicación de puerta de software El modo de detección de banda estrecha es una medida de pulsos asíncronos en la que los digitalizadores miden señales continuamente y el analizador procesa toda la información digitalizada. Esto significa que a pesar de que el conmutador de puerta está desactivado, estamos muestreando y procesando los datos (Figura 7). Cualquier aislamiento y ruido residual en el estado desactivado del conmutador de puerta de IF es indeseable porque lo único que nos interesa es lo que ocurre cuando el conmutador de puerta está abierto. En un caso ideal, necesitaríamos un conmutador de puerta perfecto que no tuviera señales o ruido en estado desactivado. De este modo no digitalizaríamos el exceso de ruido que de otro modo incrementaría el ruido de medida y, por lo tanto, degradaría la precisión de los resultados de la medida. Una forma de eliminar los residuos no deseados en el estado desactivado del conmutador de puerta consiste en aplicar una puerta de software (Figura 8). Una de las ventajas de integrar el generador de pulsos es que se conoce la temporización precisa del mismo y, por consiguiente, se conoce con exactitud la temporización de los tiempos de activación y desactivación del conmutador de puerta. Cuando se han digitalizado los datos, se coloca un registro de temporización en los datos digitales que corresponde a cuándo se activó y desactivó el conmutador de puerta. Ahora sabemos qué elementos de los datos digitales corresponden al es- Figura 6. Aplicación de puerta de HW mejorada Figura 7. Aplicación de puerta estándar Figura 8. Aplicación de REE Marzo5 Figura 9. Mejoras en la sensibilidad tado activado y cuáles al estado desactivado del conmutador de puerta. Dado que los residuos del estado desactivado de la puerta sólo degradan la precisión de medida, estos datos digitales se ponen a cero, convirtiéndolo así en un elemento perfecto libre de ruido y señales. De este modo se incrementa sustancialmente la sensibilidad de medida, dado que el componente de ruido de la relación señal-ruido se ha reducido de forma espectacular. Resultados de las mejoras en la sensibilidad La implementación de aplicaciones de puertas de hardware y de software mejoradas ha incrementado enormemente la sensibilidad en relación con las técnicas anteriores de detección de banda estrecha con modos de VNA. La Figura 9 ilustra las mejoras en el rango dinámico empleando las distintas técnicas de detección de pulsos. En este caso, el ciclo de trabajo es muy bajo (0,001 %) y la anchura de pulso es muy estrecha, lo que la convierte en una medida compleja. Las aplicaciones de puertas de hardware y de software mejoradas se complementan entre sí, ya que la aplicación de puerta de hardware mejorada proporciona una reducción general de ruido hasta el punto de la cadena anterior al receptor donde se produce el exceso de ruido antes de la puerta del receptor y, a continuación, los algoritmos de aplicación de puerta de software permiten reducir aún más el ruido eliminándolo en los estados desactivados del conmuta- dor de puerta. Los resultados son una mejora sustancial de la sensibilidad del pulso y, por consiguiente, de la precisión de medida. Conclusión Los avances en la integración de hardware y los algoritmos de medida han aumentado considerablemente la sensibilidad y, por tanto, la precisión de los parámetros S por pulsos gracias a la utilización de VNA modernos como la Serie PNA-X de Agilent. Los modos de detección de banda ancha y banda estrecha proporcionan escenarios de medida flexibles para medir con precisión los parámetros S por pulsos del dispositivo. Los resultados muestran un aumento significativo del rango dinámico en comparación con técnicas anteriores de detección de banda estrecha utilizando aplicaciones de puertas de hardware y de software mejoradas en modo de banda estrecha. La Serie PNA-X de analizadores de redes debe configurarse con las Opciones 021, 022, 025 y H08 para realizar medidas de parámetros S Si desea información complementaria sobre configuraciones de pulsos, póngase en contacto con Agilent Technologies o visite www. agilent.com/find/pna-x. Referencias Agilent Technologies, PNA/ PNA-X Series Microwave Network Analyzers, Agilent Technologies Configuration Guide EN Agilent Technologies, Pulsed-RF S-Parameter Measurements Using Wideband and Narrowband Detection, nota de aplicación de Agilent Technologies EN Agilent Technologies, Pulsed Measurements using the Microwave PNA Series Network Analyzer, nota técnica de Agilent Technologies EN Agilent Technologies, Triggering the PNA Series Network Analyzer for Antenna Measurements, nota técnica de Agilent Technologies EN Agilent Technologies, Pulsed Measurements with the Agilent 8720ES and 8753ES Network Analyzers, nota de producto de Agilent Technologies, mayo de 2000 Agilent Technologies, Using a Network Analyzer to Characterize High-Power Components, nota de aplicación de Agilent Technologies AN , marzo de 2003 J. Barr, R. Grimmet, y R. McAleenan, Pulsed-RF Measurements and the HP 8510B Network Analyzer, HP RF & Microwave Measurement Symposium and Exhibition, agosto de 1988 Hewlett-Packard, 85108A Pulsed Network Analyzer System, Hewlett-Packard System Manual, marzo de 1995 Hewlett-Packard, HP 8510B Pulsed-RF Network Analyzer, HP Users Guide, marzo de 1995 J. Scott, M. Sayed, P. Schmitz, y A. Parker, Pulsed-bias / Pulsed- RF Device Measurement System Requirements, 24th European Microwave Conference, pp , Cannes, France, 5-8 de septiembre de J. Swanstrom, R. Shoulders, Pulsed Antenna Measurements with the 8530A Microwave Receiver, Hewlett-Packard, AMTA conference, sin fecha P. Schmitz, M. Sayed, Techniques for Measuring RF and MW Devices in a Pulsed Environment, Hewlett-Packard, febrero de 1993 B. Taylor, M. Sayed, K. Kerwin, A Pulse Bias / RF Environment for Device Characterization, 42nd IEEE ARFTG, San Jose, CA, diciembre de 1993 Hewlett-Packard, Pulsed-RF Network Analysis using the 8510B, nota de producto de HP , enero de 1988 Hewlett-Packard, Spectrum Analysis - Pulsed-RF, nota de aplicación de HP D. C. Nichols, Capture and Analysis of Individual Radar Pulses Using a High-Speed, High-Resolution Digitizer, HP RF & Microwave Measurement Symposium, septiembre de Nota del Editor La versión integra de este artículo está disponible en: www. redeweb.com/_txt/640/46.pdf 94 REE Marzo 2008 Documentos relacionados
Realización de medidas en dispositivos con señales pulsadas: Un desafío multi-faceta Por Laura Gonzalo Laura Gonzalo, Departamento de Soporte Técnico - División Instrumentación de Rohde&Schwarz España. Más detalles TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF
TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF INTRODUCCION TEORICA: El análisis de una señal en el modo temporal con ayuda de un osciloscopio permite conocer parte de la información contenida Más detalles Los generadores de funciones y formas de onda arbitrarias proporcionan versatilidad de estímulos para las aplicaciones de RF
Los generadores de funciones y formas de onda arbitrarias proporcionan versatilidad de estímulos para las aplicaciones de RF Por J. Mees y J. Ojeda Jonathon Mees, director de desarrollo de mercado de la Más detalles 1. Instrumentos de medida. 2. Fundamentos teóricos. 3. El Analizador de Espectro. Asignatura: Comunicaciones
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación ETSIIT Universidad de Cantabria Asignatura: Comunicaciones Curso 2015-2016 Práctica 1: Medida del espectro de señales Objetivo Esta primera práctica Más detalles REDES DE COMPUTADORES
REDES DE COMPUTADORES TEMA 2 TRANSMISIÓN DE DATOS Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 1 TRANSMISIÓN DE DATOS Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 1.- Conceptos y definiciones básicas. 1.1.- Elementos de un sistema de comunicación. Más detalles LOS ANALIZADORES DE ESPECTROS. Ing. Rene Taquire Profesor Aux. TC.
LOS ANALIZADORES DE ESPECTROS Ing. Rene Taquire Proesor Aux. TC. OBJETIVOS: En este tema vamos a abordar el estudio de los equipos que analizan la señal en el dominio de la recuencia, en concreto de los Más detalles TRABAJO PRACTICO No 7. MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO
TRABAJO PRACTICO No 7 MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO INTRODUCCION TEORICA: La distorsión es un efecto por el cual una señal pura (de una única frecuencia) Más detalles Utilizar medidas de lóbulos laterales de tiempo para evaluar el rendimiento de los radares de pulsos comprimidos
Soluciones para Utilizar medidas de lóbulos laterales de tiempo para evaluar el rendimiento de los radares de pulsos comprimidos Nota de aplicación Serie Medida de radar Introducción En un sistema de radar, Más detalles Teoria de las Telecomunicaciones. TEMA 2 Tècnicas de modulacion. Luis Lujan
Teoria de las Telecomunicaciones TEMA 2 Tècnicas de modulacion Luis Lujan 1 Índice Técnicas de codificación: Datos digitales: Señales digitales. Señales analógicas. Datos analógicos: Señales digitales. Más detalles Capítulo 4: Arreglo Experimental para la Transmisión Inalámbrica de Señales de Televisión
Capítulo 4: Arreglo Experimental para la Transmisión Inalámbrica de Señales de Televisión 4.1 Introducción Una de las bondades de nuestro sistema de Heterodinaje Óptico, es que nos permite generar señales Más detalles ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles Equipos analizadores de señal. - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos
- Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos Introducción El análisis del espectro de colores es una forma de análisis de componentes frecuenciales que para el caso Más detalles UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática PRÁCTICA 5: DISEÑO DE MODULADORES (FSK), DEMODULADORES (ASK) Tecnología Básica de las Comunicaciones (Ingeniería Técnica Informática Más detalles Asignatura: CONTROL CLÁSICO Y MODERNO Departamento de Electrónica Facultad de Ingeniería U.Na.M 2015 GUIA DE LABORATORIO Nº2
GUIA DE LABORATORIO Nº2 Universidad Nacional de Misiones MÉTODOS CLÁSICOS PARA MODELACIÓN DE SISTEMAS 1. Objetivo de la práctica. Modelación a través de la Respuesta en frecuencia Este laboratorio tiene Más detalles Preguntas teóricas de la Clase N 5
Preguntas teóricas de la Clase N 5 1) Respecto a la cadena de amplificación del sistema vertical (eje Y) de un osciloscopio de rayos catódicos (ORC) Qué entiende por: 1. Impedancia de entrada? Componentes Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO
CICLO I 2013 NOMBRE DE LA PRACTICA : LUGAR DE EJECUCIÓN: TIEMPO ESTIMADO: ASIGNATURA: DOCENTE(S): UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA GUÍA DE LABORATORIO Más detalles Práctica de Laboratorio: Introducción al laboratorio de Radiocomunicaciones
Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Electrónica Teoría de Comunicaciones Digitales Informe de Teoría de Comunicaciones Digitales Análisis de Diagramas de Ojo Nombre: José Antonio Dinamarca Más detalles Medidas de radar y comunicación por satélite de banda ancha
Soluciones para Medidas de radar y comunicación por satélite de banda ancha Medida y análisis directos de salidas de transmisores de radar y comunicación por satélite de bandas X, Ku y Ka de hasta 32 GHz Más detalles Figura 1.12 Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales.
Los datos digitales se pueden representar por señales digitales, con un nivel de tensión diferente por cada uno de los dígitos binarios. Como se muestra en la figura 1.12, éstas no son las únicas posibilidades. Más detalles Introducción. Culminación de todos los anteriores capítulos. Tipos de compensación. Acción de control. Tipos de acción:
DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL 1.-Introducción. 2.-El problema del diseño. 3.-Tipos de compensación. 4.-Reguladores. 4.1.-Acción Proporcional. Reguladores P. 4.2.-Acción Derivativa. Reguladores PD. 4.3.-Acción Más detalles Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 *
Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 * MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA DE LAS EMISIONES DE RADIODIFUSIÓN A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA (Cuestión Más detalles Conversor Analógico Digital (CAD)
Conversor Analógico Digital (CAD) La salida de los sensores, que permiten al equipo electrónico interaccionar con el entorno, es normalmente una señal analógica, continua en el tiempo. En consecuencia, Más detalles Manual de ingeniería
Manual de ingeniería Proyecto: Sistema modular de medición de Parámetros-S (VNA Modular) Alumnos: Fernando Ponce (94594-6) Giordano Sandro (106433-2) Profesor Tutor: Ing. Alejandro Henze Índice: UTN-FRBA Más detalles RECOMENDACIÓN UIT-R F.1332* SEÑALES RADIOELÉCTRICAS TRANSPORTADAS POR FIBRAS ÓPTICAS (Cuestión UIT-R 204/9)
Rec. UIT-R F.1332 1 RECOMENDACIÓN UIT-R F.1332* SEÑALES RADIOELÉCTRICAS TRANSPORTADAS POR FIBRAS ÓPTICAS (Cuestión UIT-R 204/9) Rec. UIT-R F.1332 (1997) La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, considerando Más detalles Filtro Anti Solapamiento. Sistema de vídeo
Práctica 4: Medidas con el Analizador de Espectros 5º Curso. Ingeniería de Telecomunicación Objetivos: 1. Realizar medidas básicas con el Analizador de Espectros 2. Comprobar el comportamiento de un stub Más detalles Trío completo: nuevo receptor compacto de radiovigilancia R&S EB500
Trío completo: nuevo receptor compacto de radiovigilancia R&S EB500 El perfecto equilibrio de las características técnicas, dimensiones, consumo de potencia y gastos de adquisición, sitúa el nuevo receptor Más detalles Teoría de Telecomunicaciones
Capítulo 1. Generalidades Universidad del Cauca Teoría de Telecomunicaciones 1 Limitaciones en las Comunicaciones Eléctricas En el diseño de sistemas de comunicaciones eléctricos, siempre se debe enfrentar Más detalles UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE COMUNICACIONES ESPECTRO DE TREN PULSADO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE COMUNICACIONES ESPECTRO DE TREN PULSADO OBJETIVOS: Adquirir destrezas en la operación y el manejo del Analizador de espectros Más detalles REDES DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES 2º semestre 2006-2007. Nuria Oliva Alonso
REDES DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES 2º semestre 2006-2007 Nuria Oliva Alonso CALENDARIO Y TEMAS U.D.1: 6 temas : 4 tutorías U.D.2: 6 temas : 4 tutorías U.D.3: 6 temas : 4 tutorías 1 tutorías de repaso Más detalles Introducción a las medidas en Sistemas Radiantes: Análisis de Cables y Antenas.
Introducción a las medidas en Sistemas Radiantes: Análisis de Cables y Antenas. Por Stefan Pongratz Artículo cedido por Anritsu EMEA Ltd El sistema radiante de una Estación Base, formado por antena/s y Más detalles Especificaciones de la fluctuación de fase
Rec. UIT-R BT.1363 1 RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1363 ESPECIFICACIONES DE LA FLUCTUACIÓN DE FASE Y MÉTODOS PARA MEDIR LA FLUCTUACIÓN DE FASE EN SEÑALES DE BITS EN SERIE CONFORMES A LAS RECOMENDACIONES UIT-R Más detalles Comprobación de componentes empleando un osciloscopio con generador de forma de onda integrado
componentes empleando un osciloscopio con generador de forma de onda integrado Por Dennis Weller, Agilent Technologies www.agilent.com Dennis Weller es ingeniero superior de Agilent Technologies. Cuenta Más detalles El ancho de banda y la compatibilidad electromagnética
El ancho de banda y la compatibilidad electromagnética Artículo cedido por Cemdal www.cemdal.com Autor: Francesc Daura Luna, Ingeniero Industrial, experto en compatibilidad electromagnética. Director de Más detalles Cómo Elegir su Digitalizador o Dispositivo de Adquisición de Datos Correcto
Cómo Elegir su Digitalizador o Dispositivo de Adquisición de Datos Correcto 5 Aspectos Principales a Considerar Arquirectura del Digitalizador/DAQ Ancho de Banda y Razón de Muestreo Resolución y Rango Más detalles TEMA 1 INTRODUCCION AL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
TEMA 1 INTRODUCCION AL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES CURSO 2010/2011 OBJETIVOS y BIBLIOGRAFIA El objetivo fundamental de este tema es proporcionar una visión panorámica del Procesamiento Digital de Más detalles Antenna Solutions for MIMO Systems Using Parasitic Elements
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones PROYECTO FIN DE CARRERA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Antenna Solutions for MIMO Systems Using Parasitic Elements Autor: Más detalles Montaje y medida de un multiplicador de frecuencia basado en un diodo SRD
Montaje y medida de un multiplicador de frecuencia basado en un diodo SRD D. Cordobés, J.A. López Pérez, C. Almendros, J.A. Abad, J. M. Yagüe, S. Henche Informe Técnico IT - OAN 2008-10 CONTENIDO I. Introducción Más detalles Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke
Aplicación Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke Por Viditec La utilización de variadores de velocidad o "inversores de frecuencia" Más detalles El osciloscopio digital
El osciloscopio digital Laboratorio de Circuitos y Sistemas Dinámicos Depto. Electrotecnia y Sistemas 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS... 3 2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 2.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO... Más detalles Analizador de espectro para microondas
Medidas Electrónicas 2 Analizador de espectro para microondas Indice: 1- Introducción: 2- Usos del analizador de espectro 3- Principio de funcionamiento. 4- Diagrama en bloques 5- Descripción de las etapas Más detalles NOTA DE APLICACIÓN 0711
NOTA DE APLICACIÓN 0711 COMBINADORES, SPLITTERS Y ACOPLADORES DIRECCIONALES. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y ESCENARIOS DE USO Área de Ingeniería de Aplicaciones R.F. Página 1 de 15 INDICE 1 ACOPLADORES Más detalles Para qué se modula? Técnicas de Modulación Digital Pasabanda. Comunicación Digital Fabio G. Guerrero Universidad del Valle
Comunicación Digital Fabio G. Guerrero Universidad del Valle Para qué se modula? Para obtener tamaños de antena razonables en una radio transmisión. (Ej: las antenas para teléfonos celulares tienen típicamente Más detalles 4. EL OTDR y LA FIBRA ÓPTICA. La demanda de fibra óptica en el mundo esta creciendo considerablemente, las redes
4. EL OTDR y LA FIBRA ÓPTICA La demanda de fibra óptica en el mundo esta creciendo considerablemente, las redes cada vez son mayores, más confiables y más potentes, lo que aumenta el número de operadores, Más detalles Capítulo 2. Sistemas de comunicaciones ópticas.
Capítulo 2 Sistemas de comunicaciones ópticas. 2.1 Introducción. En este capítulo se describen los diferentes elementos que conforman un sistema de transmisión óptica, ya que son elementos ópticos que Más detalles Prysmian PRY-CAM SOLUCIÓN INNOVADORA PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE DESCARGAS PARCIALES (DP) CON TECNOLOGÍA WIRELESS.
Prysmian PRY-CAM SOLUCIÓN INNOVADORA PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE DESCARGAS PARCIALES (DP) CON TECNOLOGÍA WIRELESS. Comprometidos con el futuro En Prysmian Group, líder mundial en la industria del cable, Más detalles Metrología en RF y Microondas
Metrología en RF y Microondas Ing. Alejandro Henze ahenze@ inti.gov.ar Metrología en RF y Microondas Evolución histórica. Avances en la actualidad. Magnitudes y Patrones. Trazabilidad. ISO 17025 Calibración Más detalles Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte.
1 Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte. Objetivos Medir el porcentaje de modulación de una señal de AM. Medir y constatar Más detalles Diseño de amplificadores de potencia aplicados a comunicaciones móviles inalámbricas Catarino Alor Aguilar, David H. Covarrubias Rosales*
Diseño de amplificadores de potencia aplicados a comunicaciones móviles inalámbricas Catarino Alor Aguilar, David H. Covarrubias Rosales* Abstract This work deals with the use of bipolar transistors (BJT) Más detalles DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC.
TESIS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC. DIRECTOR DE TESIS.- Ing. Francisco Novillo AUTOR Walter Mestanza Vera. Egresado Más detalles Introducción. El Procesamiento Digital de Señales: Áreas de trabajo
Organización Introducción Breve repaso teórico Prototipo construido Microcontrolador Freescale MCF51JM128 Freescale DSP56371 Algoritmos de procesamiento Proyecciones comerciales Conclusiones 1 Introducción Más detalles Videos didácticos para el aprendizaje de PSPICE
Videos didácticos para el aprendizaje de PSPICE 1.- Introducción Al ritmo que se ha generalizado el uso de PSPICE en la enseñanza universitaria, también se han desarrollado recursos didácticos para favorecer Más detalles TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO DE MEDIDAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE CIRCUITOS DE RADIO FRECUENCIA (RF)
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO DE MEDIDAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE CIRCUITOS DE RADIO FRECUENCIA (RF) 1. Introducción R.Berenguer 1, I. Gutiérrez 2, H.Solar 1, I.Sancho 1, Más detalles Conocer el principio de funcionamiento del analizador de espectros y su aplicación en el análisis de señales de banda estrecha y de banda ancha.
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA LABORATORIO DE COMUNICACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPERIENCIA #1: USO DEL ANALIZADOR Más detalles 11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN
11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN En primera aproximación, podemos dividir las tarjetas de adquisición de datos genéricas en los bloques básicos de la figura superior: Entradas Más detalles Laboratorio de Señales y Comunicaciones (LSC) 3 er curso, Ingeniería de Telecomunicación. Curso 2005 2006. (1 sesión)
Transmisión Digital en Banda Base PRÁCTICA 8 (1 sesión) Laboratorio Señales y Comunicaciones (LSC) 3 er curso, Ingeniería Telecomunicación Curso 2005 2006 Javier Ramos, Fernando Díaz María y David Luengo Más detalles CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Todo lo anteriormente mencionado sobre osciloscopios es en relación a un osciloscopio básico. Es decir, existen una serie de características no mencionadas hasta ahora Más detalles CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION
CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora Más detalles HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS
HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS Esta lección describe el hardware y el software de la adquisición de datos. Tenemos los siguientes apartados: A. Descripción del hardware DAQ B. Componentes Más detalles SECCIÓN DE AYUDA AL USUARIO
SECCIÓN DE AYUDA AL USUARIO PON DESIGN SOFTWARE IVÁN ALEXIS SANTOS QUICENO FREDY ANDRES SANABRIA UNIVERSIDAD DISTRITAL FEBERO DE 2009 Diseño de redes ópticas pasivas En general los niveles de potencia Más detalles SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1
SEÑALES Y ESPECTROS INTRODUCCIÓN. TERMINOLOGÍA USADA EN TRANSMISIÓN DE DATOS. FRECUENCIA, ESPECTRO Y ANCHO DE BANDA. DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER PARA SEÑALES PERIÓDICAS. TRANSFORMADA DE FOURIER PARA Más detalles CAPÍTULO 1 1.1 INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1 1.1 INTRODUCCIÓN La electrónica y fotónica de microondas son dos áreas de la electrónica que han impactado dramáticamente en la sociedad, principalmente en el campo de las comunicaciones. En Más detalles Práctica 1. Calibración, pérdidas y filtros.
Calibración, pérdidas y filtros Laboratorio de medidas e instrumentación i Laboratorio de medidas e instrumentación. Práctica 1. Calibración, pérdidas y filtros. Nombres Calibración, pérdidas y filtros Más detalles TRABAJO PRACTICO N 1 MEDICIONES CON OSCILOSCOPIO DISPARADO USO DE PUNTAS DE PRUEBAS Y APLICACIONES
U..N. - F.R.M. MEDIDAS ELECRÓNICAS II RABAJO PRACICO N 1 MEDICIONES CON OSCILOSCOPIO DISPARADO USO DE PUNAS DE PRUEBAS Y APLICACIONES INRODUCCION EORICA Un Osciloscopio es un instrumento gráfico que permite Más detalles CAPÍTULO 4 MÉTODOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ANTENAS 4.1 INTRODUCCION 4.2 CARACTERIZACIÓN DE ANTENAS
CAPÍTULO 4 MÉTODOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ANTENAS 4.1 INTRODUCCION Las antenas son elementos clave en la ingeniería eléctrica, la definición del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) Más detalles Una señal es una magnitud física de interés que habitualmente es una función del tiempo.
1.- Introducción al Procesado Digital de Señales. 1.1.- Introducción. Podemos decir que cuando realizamos cualquier proceso digital para modificar la representación digital de una señal estamos haciendo Más detalles COMPETENCIAS GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
COMPETENCIAS GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA COMPETENCIAS BÁSICAS Según lo establecido en el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, se garantizaran, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso Más detalles Lote: 67. Denominación: MEDIDOR DE CAMPO TV. Y SAT. DIGITAL. Código: EC78. Año: 2008 DESTINO:
DESTINO: Destinado a la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APROXIMADAS: CONFIGURACIÓN PARA MEDIDA DE NIVEL Y POTENCIA. SINTONÍA Síntesis digital de frecuencia. Sintonía Más detalles GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS
GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS DG3000 DG2000/DG1000 Tecnología DDS y 14 bits. Frecuencia hasta 120 MHz. Hasta 300 MS y 1 M de memoria. Generador de pulsos y PWM. Modulación AM, FM, FSK y PM Más detalles CAPÍTULO III. ETAPA DE CONVERSIÓN Y FILTRADO. de la industria tienen algo en común, la utilización de electrónica de potencia dentro de
CAPÍTULO III. ETAPA DE CONVERSIÓN Y FILTRADO 3.. Introducción. Muchos de los sistemas electrónicos utilizados para aplicaciones dentro del campo de la industria tienen algo en común, la utilización de Más detalles Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de espectros y al generador de RF
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Teoría Electromagnética II Prof. Ing. Luis Carlos Rosales Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de Más detalles UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B HAROLD A. ESQUIVEL C. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.1 SISTEMA VERTICAL 1.2 SISTEMA Más detalles PATENTES Y MARCAS. Strawinskylaan 341 1077 XX Amsterdam, NL 01.10.94
k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA k 11 N. de publicación: ES 2 06 743 k 21 Número de solicitud: 90446 k 1 Int. Cl. : H03G 3/ k 12 SOLICITUD DE PATENTE A2 k 22 Fecha de presentación: 04.03.93 Más detalles PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES BASADO EN UN COMPUTADOR PORTÁTIL
PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES BASADO EN UN COMPUTADOR PORTÁTIL PRODUCTO INTERMEDIO P01 RELACIÓN ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACTIVIDAD: A05: Adquisición material Más detalles Borrador con posibles errores y modificaciones Mg. Ing. Manuel L. González. Ruido
Ruido 1.-DEFIICIÓ DE RUIDO La tensión de ruido que aparece en los terminales de salida de distintos sistemas electrónicos, es una perturbación que reconoce distintos orígenes. Fuentes externas tales como Más detalles Representación de señales de audio
Representación de señales de audio Emilia Gómez Gutiérrez Síntesi i Processament del So I Departament de Sonologia Escola Superior de Musica de Catalunya Curso 2009-2010 emilia.gomez@esmuc.cat 28 de septiembre Más detalles MEDICIÓN Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE REFUERZO SONORO
MEDICIÓN Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE REFUERZO SONORO POR QUÉ ES NECESARIO MEDIR? QUÉ CONOCEMOS AL MEDIR UN SISTEMA DE AUDIO? QUÉ PARÁMETROS PODEMOS AJUSTAR? TIPOS DE MEDICIONES DE UN SOLO CANAL DE DOBLE Más detalles CAPÍTULO 6 INSTRUMENTO VIRTUAL
Diseño y implementación de un medidor de frecencia para frecuencias bajas CAPÍTULO 6 INSTRUMENTO VIRTUAL Como se ha ido señalando a lo largo de esta memoria, el objetivo del proyecto no es otro que el Más detalles CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTORES CA. Tema 4
CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTORES CA Tema 4 2 INDICE 3.1 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA... 4 3.2 REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD... 4 CONTROL DE LA TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LÍNEA.... 5 CONTROL VECTORIAL... 10 3.3. Más detalles 5.3 TX. DIGITAL PASABANDA - MODULACIÓN DIGITAL
5.3 TX. DIGITAL PASABANDA - MODULACIÓN DIGITAL La transmisión de datos pasabanda es una técnica en la cual los datos son transmitidos usando una señal portadora (normalmente una señal analógica, tal como Más detalles UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS
UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS Diana Reina, Frank Mendoza, Nelson Forero 1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas RESUMEN Se ha diseñado y Más detalles Diseño de Amplificadores de mediana potencia para aplicaciones WiMAX
Diseño de Amplificadores de mediana potencia para aplicaciones WiMAX Liliana CARDOZA, Everardo INZUNZA, Rosa Martha LOPEZ, Enrique Efrén GARCIA, Jesús Everardo OLGUIN Facultad de Ingeniería Ensenada, Universidad Más detalles 3. Dibuje los circuitos que usaría para medir con el osciloscopio los siguientes casos e incluya la posición de los controles
PRÁCTICA No.1 Semana: 12/10/2015 16/10/2015 Tema: Familiarización con el equipo de laboratorio. Objetivo: Desarrollar en el estudiante suficiente habilidad para que utilice adecuadamente los equipos del Más detalles El monitoreo de una variable física requiere supervisión permanente de señales que
Capítulo 1 Marco Contextual 1.1. Formulación del problema 1.1.1. Definición del problema El monitoreo de una variable física requiere supervisión permanente de señales que varían con el tiempo. Tal información, Más detalles LIMITE DE SHANON PARA LA CAPACIDAD DE INFORMACIÓN
CONVERSION ANALÓGICO A DIGITAL Con el paso del tiempo, las comunicaciones electrónicas han experimentado algunos cambios tecnológicos notables. Los sistemas tradicionales de comunicaciones electrónicas Más detalles DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA E INFORMÁTICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA E INFORMÁTICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 019 TRABAJO DE LECTURA.101 Práctica introductoria de electrónica analógica Práctica En Más detalles Capítulo 7 Modulación de Pulsos
237 Capítulo 7 Modulación de Pulsos Introducción Las modulaciones de amplitud, frecuencia y fase tratadas en los capítulos anteriores se designan genéricamente como modulaciones de onda continua, en que Más detalles CAPITULO 3. SENSOR DE TEMPERATURA
CAPITULO 3. SENSOR DE TEMPERATURA Este sensor deberá detectar los cambios de temperatura como función de la altitud, y fricción con el aire. Al igual que en los acelerómetros, poco se dispone de datos Más detalles SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES (LVSIM -DCOM), MODELO 9481
AB Telecomunicaciones SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES (LVSIM -DCOM), MODELO 9481 DESCRIPCIÓN GENERAL LVSIM -DCOM es un software de simulación basado en Windows que cubre el mismo Más detalles Tema 1: Sistemas de comunicación digital. Transmisión digital (I.T.T. Telemática)
Tema 1: Sistemas de comunicación digital Transmisión digital (I.T.T. Telemática) Introducción Se entiende por comunicación al proceso por el cual se transfiere información desde un punto llamado fuente Más detalles Seleccione el Sistema Adecuado para su Aplicación de Mediciones
Seleccione el Sistema Adecuado para su Aplicación de Mediciones Ing. Gustavo Valdés Marketing Manager Latin America National Instruments Si se Puede Medir el Problema, se Puede Entender y por lo Tanto Más detalles UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA ESCULA ACADEMICO PROFESIOAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA ESCULA ACADEMICO PROFESIOAL DE INGENIERIA ELECTRONICA AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA Más detalles Familias de microcontroladores de radio frecuencia.
CAPITULO 3 Familias de microcontroladores de radio frecuencia. 3.1 Familias de rfpics. MICROCHIP ha desarrollado unas familias de microcontroladores con un anexo, que es una unidad transmisora de ASK o Más detalles 2. PROBLEMÁTICA DE LA PRESENCIA ARMÓNICA EN LA RED. CAUSAS Y CONSECUENCIAS.
2. PROBLEMÁTICA DE LA PRESENCIA ARMÓNICA EN LA RED. CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 2.1 INTRODUCCIÓN Actualmente, y desde hace ya unos años se va presentando un aumento considerable de cargas no lineales que se Más detalles TRANSMISOR TV VHF 200W MARCA: DITEL - MODELO: TDV200
TRANSMISOR TV VHF 200W: TDV200 1 TRANSMISOR TV VHF 200W MARCA: DITEL - MODELO: TDV200 INTRODUCCION El TDV200 es un transmisor de televisión destinado al servicio de radiodifusión. Totalmente de estado Más detalles 11 Número de publicación: 2 257 575. 51 Int. Cl.: 72 Inventor/es: Beard, Paul. 74 Agente: Carpintero López, Francisco
19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 27 7 1 Int. Cl.: A61B /026 (06.01) A61B 8/06 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 02774976.1 Más detalles 3rasJornadasITE-2015-FacultaddeIngeniería-UNLP PROCESAMIENTO DIGITALSOBRELAPLACABASELPC1769. Anderson,Jorge;Osio, Jorge;Kunysz,EduardoYRapalini;José
3rasJornadasITE-2015-FacultaddeIngeniería-UNLP PROCESAMIENTO DIGITALSOBRELAPLACABASELPC1769 Anderson,Jorge;Osio, Jorge;Kunysz,EduardoYRapalini;José UIDETCeTAD 48y1162ºPisoDepartamentodeElectrotecnia,josrap@ing.unlp.edu.ar Más detalles PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS
PRÁCTICA 1 ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA: EL ANALIZADOR DE ESPECTROS 1 Espectro de una señal GSM Las señales radiadas son susceptibles de ser interceptadas y analizadas. EJ. Monitorización Más detalles Evolución de la comprobación técnica del espectro
Recomendación UIT-R SM.2039 (08/2013) Evolución de la comprobación técnica del espectro Serie SM Gestión del espectro ii Rec. UIT-R SM.2039 Prólogo El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido Más detalles TRANSMISION DIGITAL. PCM, Modulación por Codificación de Pulsos
MODULACIÓN TRANSMISION DIGITAL La amplia naturaleza de las señales analógicas es evidente, cualquier forma de onda está disponible con toda seguridad en el ámbito analógico, nos encontramos con una onda Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución