Source: https://www.sensoreselectronicos.com/analizador-de-5-gases-con-tablet-sensores-electronicos-mexico-df.php
Timestamp: 2019-04-22 18:18:19+00:00

Document:
Analizador de 5 gases con TABLET - Sensores Electronicos México - CDMX - Sensores Electronicos y Proyectos en México ¡Envios a todo México! Celda,Sensor Nox, Oxigeno - "Sensores nuevos, stock renovado periódicamente para conservar su calidad y durabilidad"
Analizador de 5 gases con Tablet (PREVERY)
Analizador portátil de 5 gases con Tablet.
(PREVERY)
•	El Sistema Analizador de Gases mide el CO (monóxido de carbono) CO2 (dióxido de carbono), HC (hidrocarburos) y por medio de sensores especiales obtiene lecturas de O2 y NOx.
•	Banco Óptico
El sistema utiliza un banco óptico Marca Sensors Modelo AMBI, escalable a AMB2.
•	La banca óptica cuenta con puerto comunicación serial, sin partes móviles, haciendo las lecturas por medio de un haz de luz infrarroja.
Mediciones de gases:
CO2 (Bióxido de Carbono e hidrocarburos)
C3 H8 (Propano) o C6H14 (Hexano)
O2 (oxigeno)
NOx (Óxido Nítrico)
HC =0 a 2000 ppm Hexano en resolución estándar
=0 a 4000 ppm Propano en resolución estándar
=0 a 3276.7 ppm Hexano en alta resolución
=0 a 3276.7 ppm Propano en alta resolución
CO =0 a 15% en resolución estándar
CO2 =0 a 20% en resolución estándar
HC =0 a 20000 ppm Hexano en resolución estándar
=0 a 40000 ppm Propano en resolución estándar
O2 =0 a 25%
NOx =0 a 5000 como Óxido Nítrico
HC: 1 ppm Vol. Resolución estándar
0.1 ppm Vol. Alta resolución
CO: 0.01% Vol. Resolución estándar
0.001% Vol. Alta resolución
CO2: 0.1 % Vol. Resolución estándar
0.01% Vol. Alta resolución
O2: 0.01 % Vol.
NOx: 1 a 5000 ppm
50 mbar – 1100 mbar
1000 mbar nominal
Usa un sensor de NOX de estas características:
Usa un sensor de oxigeno de estas caracteristicas:
Cuenta con tecnología de última generación utilizada actualmente en los centros de verificación, nos da la medición de: HC, CO, CO2, O2, NOX, Lambda, Y la dilución, así como las lecturas segundo a segundo de la muestra de gases. Se puede usar en talleres, centros Pirec, en unidades móviles o donde se le necesite, ya que se puede también fácilmente conectar a una batería de 12 VCC.
Analizador de 5 gases, armado con banco de análisis AMB1 de Sensors, sin partes mecánicas. Analiza la muestra por medio de un haz infrarrojo. Equipado con sensor de NOX, hace el análisis electroquímicamente y manda la señal al analizador Sensor. Lleva también un sensor de oxígeno, hace el análisis también electroquímicamente y manda la señal al analizador Sensor AMB1. Todas las señales son procesadas por el analizador AMB1 e interpretadas por el programa y son proyectadas a un monitor de un PC común o de una mini laptop.
Tiene la opción de poder usar el analizador AMBII, los sensores de Oxigeno con molex de 3 pines, sensores de NOX de la marca City o Envitec. Se puede usar para instalarse en un gabinete, con un PC de escritorio, una Laptop o en su equipo sencillo pero eficiente junto con su mini laptop.
Características técnicas del analizador AMB1, AMBII
Ambient operating temperature: -12°C to 48°C
Sample flow rate: 0.3 - 6.0 LPM
Response time: T90 = 3.5s
Operating Pressure: 750 - 1100 mbar (1000mbar nominal)
Power Requirements: 5 VDC ±0.25V, 3A max
Communications: RS232, 9600 baud
Bomba de piston, succión de 15 L/Minuto
Fuente regulada de alta potencia para su alimentación.
Alimentación eléctrica a 110 VCA
Tiempo de trabajo continuo.
Pantalla de 8.9 Pulgadas, touch screen.
Sonda de muestra:
Sonda con tres partes: manguera de poliuretano reforzado de 7.5 metros de largo, un maneral y una pipeta flexible de acero inoxidable.

References: resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución

 Resolución 
 resolución

 Resolución 
 resolución