Source: http://docplayer.es/10231507-Escuela-universitaria-politecnica-de-la-almunia-de-dona-godina.html
Timestamp: 2018-06-25 12:52:41+00:00

Document:
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA - PDF
Download "ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA"
José Francisco Castillo Aranda
1 ORGANISMO AUTONOMO LOCAL ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (Zaragoza) CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Objeto: Suministro de material departamento de Electrónica La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia precisa contratar el suministro de material para el Departamento de Electrónica, con las siguientes características y requisitos: Tipo de contrato: Órgano de contratación: Objeto: Importe máximo (IVA inc.): Contrato menor de suministro Consejo de Gerencia Suministro de material para el Departamento de Electrónica ,80 Relación de equipos a suministrar: 15 Osciloscopios digitales de 2 canales a 50 MHz. 4 Osciloscopios digitales de 4 canales a 200 MHz. 4 Generadores de Funciones de 2 MHz. 4 Fuentes de alimentación 0-24V /3A // SV /la // +lsy -15/0,SA. Condiciones particulares del suministro: Las especificaciones detallas de cada aparato se recogen en el anexo. Para todos los aparatos el color dominante en su carcasa será gris claro. Los interesados pueden presentar sus ofertas en sobre cerrado en el plazo de diez días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, con la referencia y en la dirección que se indican: Referencia: Dirección: Contrato de suministro de material para el Departamento de Electrónica- EUPLA Escuela Universitaria Politécnica La Almunia C/ Mayor s/n LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (Zaragoza)
2 Osciloscopio Digital de 2 canales 50 MHz Ancho de banda de mínimo de 50 MHz, 2 canales de entrada Frecuencia de muestreo mínima de 250 MSa/s (tiempo real) y 25 GS/s (equivalente) Longitud de registro al menos 4 kpuntos Escala vertical de 2 m V a 1 O V Margen horizontal de 1 ns a 50 s Posibilidad de realizar al menos 19 medidas automáticas Que disponga de funciones matemáticas versátiles Pantalla TFT a color mínimo de 5,7" Mínimo dos Puertos USB: uno Host y otro para dispositivos de memoria USB Función Pasa/No pasa Adquisición de datos y software de gestión incluidos Amplificador Vertical Canales 2 Ancho de banda OC- 50 MHz (-3 db) Tiempo de subida < 7 ns aprox. Operaciones matemáticas+,-, FFT Sensibilidad 2 mv/div- 10V/div (incrementos de 1-2-5) Precisión± (3% x [Lectura]+ 0,1 div + 1 mv) Acoplo de entrada AC, OC, Masa Impedancia de entrada 1 MO ±2%, -16 pf Polaridad Normal e Invertida Máx. tensión de entrada 300 V (DC +pico AC), CATII Márgenes del offset 2 mv/div- 50 mv/div: ± 0,4 V 10 mv/div- 500 mv/div: ± 4V 1 V/div- 5 V/div: ± 40 V 10 V/div: ± 300 V Límite de ancho de banda 20 MHz (-3 db) Sincronismo Fuente CH 1, CH2, Línea, EXT Modos Auto, Normal, Single, TV, Flanco, Ancho de pulso Acoplo AC, DC, LF rej., HF rej., Noise rej. Sensibilidad DC - 25 M Hz: Aprox. 0,5 div o 5 mv 25 M Hz- 50/100 M Hz: Aprox. 1,5 div o 15 div Sincronismo externo Margen ±15 V Sensibilidad OC - 25 M Hz: -50 m V 25 MHz- 100 MHz:- 100 mv Impedancia de entrada 1 MO ±2 %, -16 pf Entrada máxima 300V (OC + pico AC), CATII Horizontal Margen 1 ns/div - 50s/div (incrementos de 1-2,5-5) ROLL: 50 ms/div - 50 s/div Modos MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y Precisión ±0,01 % Pre-disparo 10 div máximo Post-disparo 1000 div Modo X-Y Entrada Eje X Canal 1 Entrada Eje Y Canal 2 Salto de fase ±3 a 1 00 k Hz Adquisición de señal Muestreo en tiempo real 250 MSa/s mínimo Muestreo en tiempo equiv. 25 GSa/s mínimo Resolución vertical 8 bits Longitud de registro 4K puntos mínimo Adquisición Normal, Detección de picos, Promedio Detección de picos 10 ns (500 ns/div- 50 s/div) Promedio 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Cursores y medidas Tensión Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vio, Vmax, Vmin, Preimpulso de subida/sobreimpulso, Preimpulso de bajada/sobreimpulso Tiempo Free, Periodo, Tiempo subida, Tiempo bajada, Anch. positiva, Anch. negativa, Ciclo de trabajo Cursores Diferencia de tensión (tn), Diferencia de tiempo entre cursores (1'. T) Auto Contador Resolución: 6 dígitos Precisión: ±2 % Fuente de señal: cualquier fuente de sincronismo excepto Vídeo Señal ajustable de compensación de sonda Margen de frecuencias 1 k Hz- 100 k Hz, 1 khz/step Ciclo de trabajo 5% - 95%, 5% 1 STEP Función panel de control Auto configuración Ajuste automático de Vertical VOL T/DIV, Horizontal TIME/O IV, y Nivel de sincronismo Guardar configuración Hasta 15 conjuntos de configuraciones de medida G.tardar forma de onda 15 conjuntos de formas de onda Pantalla Tipo TFT LCD 5,7 pulgadas Resolución 320 x 234 puntos (horizontal x vertical) Retícula 8x1 O divisiones Brillo Ajustable Interfaz Conector dispositivos USB Compatibilidad USB 1.1 & 2.0 full speed Conector USB Host Imagen (BMP), datos de forma de onda (CSV) y configuración (SET) Margen de tensión de red AC 100 V- 240 V, 48Hz-63Hz, selección auto. Accesorios Incluidos Manual de instrucciones, cable de red, sondas, 1
3 Osciloscopio Digital de 4 canales 200 M Hz Gran pantalla TFT color de mínimo 5,6 pulgadas Ancho de banda mínima 200M Hz 4 canales de entrada Muestreo mínimo de 1 GS/s en tiempo real y 25 GS/s en tiempo equivalente Longitud de registro de 25 k puntos Mínimo 27 Medidas Automáticas Al menos tres funciones matemáticas:"+","-" y "FFT" 1 nterfaz en Español Mínimo 2 puertos USB: Almacenamiento unidad USB Flash y salida para impresora Dispositivo USB: Control Remoto mediante PC Posibilidad de funcionamiento a baterías Interfaz RS-232C. Posibilidad de interface GPIB Amplificador VERTICAL Canales 4 Ancho de banda DC- 200M Hz (-3 db) Tiempo de subida ns aprox Sensibilidad 2 mv 1 div- 5V/div (pasos de 1-2-5) Precisión± (3% x ILectural + 0,05 div x Volts/div + 0,8 m V) Acoplo de entrada AC, DC y Masa Impedancia de entrada 1 MOmh ± 2%, -16 pf Polaridad Normal e Invertida Entrada máxima 300 V (DC +pico AC), CAT 11 Procesado de Formas de Onda+,-, FFT Márgenes del offset 2 mv/div - 20 mv/div: ± 0,5 V 50 mv/div- 200 mv/div: ± 5 V 500 mv/div- 2V/div: ±50 V 5 V/div: ± 300 V Limitador ancho de banda 20 M Hz (-3 db) SINCRONISMO Fuentes CH1, CH2, CH3, Linea Modos Nivel Automático, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, Flanco, Retardo anchura de pulso (Sólo 2 CH), Retardo de evento (Sólo 2 CH) Acoplo AC, DC, Filtro BF, Filtro AF, Filtro Ruido Sensibilidad DC - 25 MHz: aprox 0,5 div ó 5 m V 25 MHz- 200 MHz: Aprox. 1 div ó 10 div SINCRONISMO EXT Escala+ 15 V Sensibilidad DC - 30 M Hz: - 50 mv 30 MHz- 200 MHz:- 100 mv Impedancia de entrada 1 MOhm- 2%,- 16 pf Entrada máxima 300 V (DC +pico AC), CAT 11 HORIZONTAL Escala 1 ns 1 div- 1 O s/div (pasos de 1-2-5); ROLL: 250 ms/div - 10s/div Modos MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, SCN, X-Y Precisión± 0,01% Pre-Disparo 20 div máximo Post-Disparo 1000 div MODO X-Y Entrada Eje-X Canal 1 (Entrada Eje X); Canal 2 (Entrada Eje Y) Salto de Fase ±3 a 100 k Hz ADQUISICIÓN DE SEÑAL Tasa de muestreo en tiempo real 1 GS/s máximo Tasa de muestreo equivalente 25 GS/s máximo Resolución vertical 8 bits Longitud de registro 25 K puntos máximo Modos de Adquisición Normal, Detección de picos, Promedio Detección de Picos 1 O ns Promedio 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 CURSORES Y MEDIDAS Medida de tensión Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vio, Vmax, Vmin, Preimpulso de subida 1 Sobreimpulso, Pre-impulso de bajada 1 Sobreimpulso Medida de tiempo Free., Periodo, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Anchura positiva, Anchura negativa, Ciclo de trabajo Medida de retardo Ocho medidas de retardo diferentes Medida de cursores Diferencia de tensión entre cursores ( V) Diferencia de tiempo entre cursores ( T) Resolución Frecuencimetro 6 dígitos; Precisión:± 2% Fuente señal: Todas las fuentes de sincronismo excepto modo de sincronismo de video FUNCIÓN PANEL DE CONTROL Autoconfig Ajuste automático de Vertical VOL T/DIV, Horizontal TIME/DIV, y nivel sincronismo Guardar Config Hasta 20 configuraciones de medida Guardar Forma Onda 24 posiciones de formas de onda PANTALLA Tipo LCD TFT 5,6 pulgadas, color Resolución pantalla 234 (Vertical) x 320 (Horizontal) Puntos Retícula pantalla 8x10 divisiones; 8x12 divisiones (menú off) Brillo pantalla Ajustable 1 NTERFAZ Salida Pasa/No Pasa Máximo 5 V/10 ma salida TIL en colector abierto Interfaz RS-232 Interfaz DTE RS-232 con conector DB macho 9 pines Interfaz GPIG (Opcional) Programable, cumple el estándar IEEE USB USB Host 1 Dispositivo 2.0 Full Speed ALIMENTACIÓN Margen de tensión de red AC V, Hz, selección automática Baterías (Opcionales) Pack batería U-Ion: 11,1 V Carga: 8 horas (Conectado); Operación: 3 horas, dependiendo de las condiciones de funcionamiento MISCELÁNEA Menú Multi-ldioma y Ayuda on-line En Español Reloj Fecha y hora, proporciona la Fecha/Hora para el registro de los datos ACCESORIOS Incluidos Manual de instrucciones, cable de red, sondas, 2
4 Generador de funciones de 2 M Hz. Generador de funciones de mínimo 2 Mhz con salida múltiple, con display digital y frecuencímetro. General Margen de frecuencias de 0,2 Hz a 2 MHz en 7 décadas Control de frecuencia Mando de variación continua Relación 10:1, Precisión ± 5 % Indicador de frecuencia Digital Resolución 0,1 Hz a 1 khz Tiempo entre lecturas 250 ms Entrada exterior VCO 1 FM O a 10 V para variación 10:1 lineal Impedancia de entrada 15 k Ohms Salida Formas de onda Senoidal, triangular, cuadrada y duty cycle Control continuo de simetría 10:1 dos sentidos Amplitud de salida 20 Vpp (circuito abierto) 10 Vpp (50 Impedancia de salida 50 Ohms Control continuo de amplitud > 30 db Atenuador 20 db DC offset continuo± 10 V (circuito abierto),± 5 V (50 Tensión de salida sin recortar± 10 V (circuito abierto) Voffset + Vp = ± 10 V máx. Seno ida! Respuesta de amplitud -1dB a la salida nominal, ref. 10 k Hz Distorsión <0,6% salida nominal (hasta 100kHz) Triangular Linealidad < 1 % Cuadrada Tiempo de subida < 80 ns Salida TTL Amplitud> 3 V (circuito abierto) Simetría en% del periodo Var. (15 al 85) Tiempo de subida < 25 ns Frecuencímetro Frecuencia máx. 10 MHz Resolución 100Hz Sensibilidad 60 mv (5 MHz) lmped. de entrada 100 k Ohms Amplificador Ancho de banda 4 MHz lmped. de entrada 100 k Ohms lmped. de salida 50 Ohms Amplitud de salida 10 Vpp (50 Ganancia 32 db (40 db en c.a.) Comparador nivel lmped.de entrada 100 k" Amplitud de salida TIL Tensión de red VAC Hz 3
5 Fuente de alimentación 0-24V /3 A 11 La fuente de alimentación debe proporcionar una tensión de salida variable entre O y 24 V, con una corriente de hasta 3 A. Incluirá control de la corriente máxima de salida para la protección tanto interna como de los circuitos bajo prueba. La salida principal dispondrá de dos visualizadores digitales que permitan lecturas simultáneas de tensión y corriente. La salida principal debe ser flotante respecto las demás lo que permita referirla con el + ó- a masa. Las salidas auxiliares tendrán un punto común. Salida variable Tensión O a 24 V Corriente O a 3 A Control de corriente máx. O a 3 A Ruido y zumbido máx. 5 m V rms Regulación de red 0,05% + 10 mv Regulación de carga 0,05% + 10 mv Instrumentos de medida Tensión Digital Corriente Digital Tensión de red 230 V± 5% 50 Hz Salidas fijas Salida 1 5 V/1 A máx (0,5 A contínuo) Salida V/0,5 A Salida 3-15 V/0,5 A 4
Osciloscopio Digital de 100 MHZ 2[4] canales HMO1022 [HMO1024]
Osciloscopio Digital de 100 MHZ 2[4] canales HMO1022 [HMO1024] HMO1024 Cartera de transporte HZO90 Tester de componentes/ Fuente de señal de bus Interfaz Ethernet/USB para aplicaciones industriales (opción)
OD-576/86 OD-570/80 OD-571/81 OD-582
OD-576/86 OD-570/80 OD-571/81 OD-582 OSCILOSCOPIO DIGITAL DIGITAL OSCILLOSCOPE - 0 MI1354 - NOTAS SOBRE SEGURIDAD Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado
Osciloscopio Digital de 100MHZ 2[4] canales HMO1022 [HMO1024]
Osciloscopio Digital de 100MHZ 2[4] canales HMO1022 [HMO1024] HMO1024 Cartera de transporte HZO90 Tester de componentes/ de señal de bus Interfaz dual Ethernet/USB (opción) HO730 R 2 GSa/s Real Time, convertidores
Osciloscopio Digital de 350MHz 2[4] canales HMO3522 [HMO3524]
Osciloscopio Digital de 350MHz 2[4] canales HMO3522 [HMO3524] HMO3524 Sonda lógica de 8 canales HO3508 Cartera de transporte HZ99 Sonda activa (1 GHz) HZO30 R 4 GSa/s en tiempo real, 50 GSa/s Random Sampling,
Osciloscopio portátil Agilent Serie 5000
Osciloscopio portátil Agilent Serie 5000 Hoja de datos La próxima generación de osciloscopios portátiles El nuevo estándar en osciloscopios de uso común Anchos de banda de 100 MHz, 300 MHz y 500 MHz 2

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución