Source: http://docplayer.es/16946164-Microbalanzas-semi-microbalanzas-balanzas-analiticas.html
Timestamp: 2017-12-13 07:59:48+00:00

Document:
Microbalanzas Semi-Microbalanzas Balanzas Analíticas - PDF
Download "Microbalanzas Semi-Microbalanzas Balanzas Analíticas"
Andrés Prado Vázquez
1 Microbalanzas Semi-Microbalanzas Balanzas Analíticas
2 MICROBALANZAS La Serie ION La solución práctica para el pesaje en microgramos. Plato de separación removible Habilita el pesaje de muestras de alto tamaño. El pesaje es fundamental en muchos procesos de laboratorio y la serie ION le ofrece las características, rendimiento, y accesorios para brindarle conveniencia a su laboratorio. Con las seis balanzas de la serie ION, se puede elegir una balanza analítica de 520 gramos de capacidad hasta una microbalanza. Las BM-20 y BM-22 le permite a uno manejar con más confianza cantidades mínimas de muestras valiosas o degradables. Fundamental para la precisión en el pesaje es el control de la estática, por lo que el ionizador sin ventilador es estándar en todos los modelos de la serie ION. La función de respuesta de ajuste automática utiliza los datos ambientales de los sensores incorporados para obtener resultados rápidos y estables. La calibración es también automática y siempre disponible con sólo pulsar una tecla. Una gama de accesorios añaden funcionalidad. Una amplia cámara de pesaje mejora la facilidad de uso La serie ION ofrece más espacio que la típica mico balanza cuales usan una vitrina secundaria. Protección innovadora contra las corrientes de aire Las mediciones en microgramos (µg) hechas mas sencillas. Las micro balanzas BM-20 y BM-22 de la serie ION cuentan con el rendimiento y accesorios para simplificar las mediciones en micro gramos. Ahora hay una opción real para la medición en microgramos dándoles a todos el acceso a una microbalanza. Modelo Capacidad Resolución BM g mg (1 µg) BM-22 (Smart Range) 5.1 g mg (1 µg) 22 g 0.01 mg (10 µg) BM g 0.01 mg (10 µg) BM g 0.1 mg BM g 0.1 mg BM g 0.1 mg Las BM-20 y BM-22 cuentan con un innovador sistema de doble anillo alrededor del platillo haciendo una vitrina secundaria innecesaria. Luminosa pantalla LCD La pantalla tipo LCD de alto contraste con retro iluminación provee una excelente legibilidad. Función de respuesta de ajuste automática La balanza ajusta su tiempo de respuesta (FAST, MED, SLOW) analizando los efectos de corrientes de aire y vibraciones
3 SEMI-MICROBALANZAS Ionizador sin ventilador incorporado. El ionizador interno neutraliza las muestras cargadas con estática y es estándar en todos los modelos de la serie ION. Vitrina de cristal anti-estática Recubrimiento metálico y transparente sobre el cristal que minimiza los efectos de la estática Presione la tecla ION para neutralizar la estática. El LED verde indica que el ionizador esta encendido. 10,000 Horas de vida Las puntas de los electrodos de descarga se pueden reemplazar de manera segura por el usuario. El símbolo de door se muestra hasta que ambas puertas están completamente cerradas. Calibración Automática Doce unidades de medición Sensores Incorporados que monitorean el ambiente: La balanza de auto-calibra cuando detecta un cambio en en ambiente. g, mg, oz, ozt, ct, dwt, granos, momme, tael, tola, messghal, piezas (modo de conteo) y % (modo de porcentaje). Temperatura Humedad Presión Atmosférica Vibración
4 BALANZAS ANALITICAS Elimine una de las mayores frustraciones en el pesaje de precisión. El Reto La estática, aunque a menudo pasado por alto, puede afectar seriamente la precisión de una medición. Un objeto cargado electrostáticamente induce la carga opuesta en objetos cercanos. La atracción resultante provoca imprecisiones como se muestra a continuación. Error cuando se pesa un objeto cargado El objeto aparecerá más pesado. El resultado de la medición cambiara de acuerdo a como se disipa la electricidad estática al aire o a través del platillo. Error cuando se aproxima un objeto cargado El valor en la pantalla se deriva en la dirección negativa. También, la estática de un objeto cargado, como prendas de vestir, pueden causar que los valores derivan. Filtros de papel, recipientes desechables, y contenedores de plástico para centrífugas pueden llegar a tener una carga estática con solo el manejo normal y polvos cargados de estática pueden ser desplazados, provocando contaminación de las muestras. La solución de A&D Mejores mediciones y más seguras. La comprensión y la eliminación de la estática eléctrica son fundamentales para obtener un peso exacto. El ionizador incorporado mejora el pesaje mediante la eliminación de la estática y debido a que usamos el método de corriente directa (DC), el ionizador no necesita ventilador. Así usted puede neutralizar la estática en polvos finos sin el riesgo de comprometer su muestra. El control de la estática es tan importante que integramos el ionizador en todos los modelos de la serie ION. Sólo tiene que mantener la muestra en la cámara de neutralización durante unos segundos antes de pesar. Puertas con cerraduras Utilice esta función para abrir cualquiera de las puertas desde el lado opuesto, o abrir las dos puertas con una mano.
5 Unidades de Medición g mg oz ozt ct mom dwt GN g mg oz ozt ct mom dwt GN MODELO BM-20 BM-22 BM-252 Capacidad / Resolución / Capacidad / Resolución / Capacidad / Resolución / Capacidad / Resolución / Capacidad / Resolución / Capacidad / Resolución / Capacidad / Resolución / Capacidad / Resolución / MODELO BM-200 BM-300 BM-500 Capacidad Resolución Capacidad Resolución 0.1 Capacidad Resolución Capacidad Resolución Capacidad Resolución Capacidad Resolución Capacidad Resolución Capacidad Resolución Características y accesorios estándar Todas las balanzas serie BM cuentan con el colector de datos AD-1688, software A&D WIN-CT y cumplen con las normas GLP / GMP / GCP / ISO. Puertos USB y RS-232 son estándar en todas las balanzas BM AD-1688 Colector de datos Almacena hasta 5,000 mediciónes con hora, fecha, temperatura, humedad, y presión atmosférica. Descargable a una PC vía puerto USB. Dimensiones (mm/pulgadas) MODELO BM-20/22 BM-252/200/300/500 Diámetro de platillo (A en dibujo) 25 / / 3.54 Platillos dedicados para la BM-20/22 Las BM-20 y BM-22 incluyen dos platillos para pesar fi ltros, deseñados para minimizar la influencia de las corrientes de aire. ø50 mm ø95 mm También se incluye con las BM-20 y BM-22, recipientes para los tubos micro centrífugos y 3 tamaños de platillos desechables de aluminio con diámetros de 8, 12, y 15 mm.
6 Microbalanzas Semi-Microbalanzas Balanzas Analíticas
7 MODELO BM-20 BM-22 BM-252 BM-200 BM-300 BM-500 Capacidad 22 g 5.1 g / 22 g g 220 g 320 g 520 g Resolución mg mg / 0.01 mg 0.01 mg 0.1 mg Repetibilidad mg (para 1 g) mg (para 1 g) (Desviación estándar) / 0.01 mg 0.03 mg (para 100 g) 0.1 mg 0.2 mg Linealidad ±0.010 mg ±0.010 mg / ±0.02 mg ±0.010 mg ±0.2 mg ±0.3 mg ±0.5 mg Tiempo de estabilización (en modo FAST) Aprox. 10 seg. Aprox. 10 / 8 seg. Aprox. 8 seg. Aprox. 3.5 seg. Sensibilidad por cambios de temperatura (10 C a 30 C) ±2 ppm / C ( sin usar auto-calibración automática ) Temperatura de Operación 5 C a 40 C (41 F a 104 F), 85% RH o menos (sin condensación) Velocidad de actualización de pantalla 5 veces / segundo o 10 veces / segundo Unidades de Medición (Modo Display) g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, messghal, pieces (modo de conteo), % (modo de porsentaje), Specific gravity Modo de conteo Peso unitario minimo = 0.1 mg / Tamaño de muestra = 10, 25, 50 or 100 piezas Modo de porsentaje Masa de referencia 100% min. = 10.0 mg / Visualización 100% min. = 0.01%, 0.1%, 1% (según la masa de referencia almacenada) Memoria interna 200 juegos de memorias / 100 juegos con fecha y tiempo / 50 juegos de datos de calibración Colector de datos externo Almacena hasta 5,000 resultados de pesado con fecha y tiempo al AD-1688 (estándar) Salida de Datos Cumple con las normas de GLP / GMP / GCP / ISO. Salidas: fabricante de balanza, modelo, número de serie, número de identificación de balanza, datos, tiempo de la calibración, masa usada, y espacio para la fi r ma. Interface estándar RS-232C, USB rápido, Conector externo para interruptor de pedal opcional (SW:128) Calibración interna Calibración interna conducida por motor Masa externa de calibración (g) 20, 10, 5, 2, 1 200, 100, 50, 20, , 100, , 200, 100, , 300, 200, 100, 50 Clavija de electrodo de Ionizer Aprox. 10,000 horas de uso continuo. (reemplazable) Tamaño del platillo 25 mm (50 mm, 95 mm para pesar filtros) 90 mm Consumo de energia Aprox. 30 VA (suministrado por el adaptador CA) Dimensiones externas / Peso 259 (W) x 466 (D) x 326 (H) mm / Aprox. 10 kg Adaptador CA, manual de Instrucción, WinCT (CD-ROM), Colector de Datos (AD-1688), Pinzas para masa de calibración(ad-1689). Accesorios estándares BM-20/22 también incluye pinzas, platillos para filtros, recipientes para los tubos micro centrífugos y 3 tamaños de platillos desechables de aluminio. 1 Función Smart range: el peso mínimo cambia el valor a 0.01 mg. automáticamente cuando el valor de demostración excede 5.1 g pero vuelve a mg. presionando el RE-ZERO (tara). Opciones Accesorios Especificaciones de la serie BM BM-08 2 Interfase Ethernet con software WinCT-Plus BM-14 Kit de accesorios para verificar pipetas 2 La opción BM-08 y la salida USB no se pueden usar a la misma vez. Opción BM-14 AD-1653 Kit para determinación de densidad (Solo para BM-252/200/300/500) AD-1671 Laja anti-vibratoria AD-1672 Capelo de mesa AD-1682 Batería recargable (externa) AD-1684 Medidor de electrostática AD-1688 Colector de datos 3 AD-1689 Pinzas para masa de calibración 3 AD-1192 Impresora compacta AD-8121B Impresora Multi- función AD-8920A Pantalla Remota AD-8922A Controlador Remoto AX-BM-031 Cubierta protectora (5 pzs) AX-BM-NEEDLE Unidades de electrodos para ionizador KO:WW9/9 Cable RS-232C (9p-9p, 2 m) SW:128 Interruptor de pedal AX-T-314A-S Conector AX-USB P Convertidor USB 3 Incluido con balanzas serie BM como accesorio estándar 2012 A&D Weighing 1756 Automation Parkway San Jose, CA (800) or (408) LIT: BM SPA 6/12

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución