Source: http://shmedical.com/esp/video-camaras.html
Timestamp: 2018-10-23 19:34:24+00:00

Document:
Sistemas de Video - Video Camaras
STAHL LEDCAM 1CCD Digital Video Cámara con Fuente de
STAHL Swift 1 USB
Storz 22200020-055
Image 1, 3CCD Digital
Ref: 1588-010-000
Stryker Endoscopy 1288 HD
Ref: 1288-010-000
Stryker 1088HD, 3CCD Digital HD Ref: 1088-010-000
Ref: IM4000, 3CCD Digital
Ref: IM3000 EDTV
Arthrex IMAGE 1
STAHL Swift 1HD USB
Storz Image1 HUB, 3CCD digital HD Ref: 22201020-104
Storz SPIES Ref: TC 200
Stryker 1488HD, 3CCD Digital HD Ref: 1488-010-000
Stryker 1188HD, 3CCD Digital HD Ref: 1188-010-000
Stryker 988, 3CCD
Ref: 988-010-000
S&N Dyonics 560, 3CCD Digital HD Ref: 72200559
Arthrex Synergy Ref: AR-3200T
STAHL LEDCAM 1CCD Digital Video Camera con Fuente de Luz LED integrada
La combinación perfecta entre luz e imagen
Compatible con todos los endoscopios (rígido y flexible)
Proporciona una calidad de imagen excepcional
Fuente de luz LED potente y ecológica
1 cámara CCD con fuente de luz LED integrada
Dimensions (WxHxD): 300 x 66 x 300 mm
1 Y/C video output (1 Vcc & 0.3 Vcc / 75Ω Sync Negative)
Power supply: (100-230 VAC ~ ; 50-60 Hz)
Power consumption: 46 VA
Two T800 mA – 250 V fuses (only fuses marked UL)
Sensor: CCD ¼” high sensitivity
Resolution: 752 x 582 PAL; 768 x 494 NTSC
Definition: 500 lines
Signal / noise ratio: 52 dB
Scanning: (624 lines/50 Hz) PAL; (525 lines/60 Hz) NTSC
2 ergonomic buttons
Dimensions: L – 87 mm; O – 30mm
Disinfection by cidex
Automatic video settings detection
Electronic anti-moire filter for flexible fiberscopes
Nominal power: 30 W (light intensity of a 100W Xenon light source)
LED lifetime: up to 50,000 hrs
Color temperature: 4,500° K
Light cable input: Storz or Olympus
Light intensity: Up to 100,000 lux
Obturador de alta velocidad
Cabezal de cámara remoto
Image sensor: 1/3'' MOS
Immersible (using the attached cap)
Power supply: 100/240 VAC, 50-60 Hz
Fuses: 2 Fine fuses, 5x20 mm, delay acting 3,15 AH (l=1500A)
Image resolution: full HD 1920 x 1080
TV resolution: > 1000 lines
Sensivity: < 3 lux (1/1.4)
White balance automatically, with data hold shutter speed: 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec
Control unit: 355 x 103 x 253 mm (WxHxD); 4,5 kg
1x HDMI / DVI
1x Y-Pb-Pr (Component)
1x Video (PAL / NTSC)
1x S-Video (PAL / NTSC)
2x HD SDI (optional)
Application part: Type BF
IEC 601-1, EN 60601-1; classification acc. 93/42/EEC: I
White balance, boost function
On-screen-menu
3 user settings storable
2.5 digital zoom
CCU, camera head with 3m cable, mains cable, Y/C cable, BNC cable, HDMI - DVI cable, HDMI cable, RGB cable, user manual
Image capture, video capture
Swift 1HD camera head
Size: d= 34 mm; l= 73 mm
Menú en pantalla multilingüe
Control de la cámara con teclado
Image sensor: 1/3'' CCD
Image resolution: PAL 752 x 582/ NTSC 768 x 494
TV resolution: > 470 lines
Sensivity: < 1 lux (1/1.4)
White balance automatically, with data hold shutter speed PAL (NTSC): 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec
2x Video; 2x S-Video; 1x Y-Pb-Pr (Component); 1x SDI; 1x USB 2.0
Control unit (WxHxD): 355 x 103 x 253 mm; 4,4 kg
CCU, camera head with 3m cable, mains cable, User manual, Y/C cable, BNC cable, HDMI - DVI cable (optional), HDMI cable (optional), USB Stick (optional)
Freeze the image via push buttons
With programmable push buttons (zoom, freeze)
With programmable push buttons
La familia IMAGE 1 HUB HD constituye la columna vertebral del sistema de imágenes Storz full HD. Con una resolución de 1.920 x 1.080 y escaneo progresivo, la unidad de control de la cámara (CCU) garantiza una imagen libre de retraso y una reproducción natural del color. La combinación única de facilidad de uso y excelente calidad de imagen garantiza la eficiencia del tiempo y la máxima seguridad del paciente, marcando un nuevo hito en la evolución de la imagen endoscópica.
La IMAGEN 1 ofrece funciones de documentación e impresión como módulos integrados. Los puertos USB frontales y posteriores de la CCU permiten la conexión simultánea de varias impresoras y dispositivos de almacenamiento masivo USB.
Todos los cabezales de cámara de IMAGE 1, independientemente de si son FULL HD, definición estándar o diseñados para video endoscopia, se pueden usar con una sola IMAGEN 1 HUB CCU.
Image 1 HUB HD Camera Heads:
Ref: 22220061-3 Karl Storz IMAGE 1 HD H3-ZA Autoclavable Camera Head
Ref: 22220060-3 Karl Storz IMAGE 1 HD H3-FA Autoclavable Camera Head
Ref: 22220055-3 Karl Storz IMAGE 1 HD H3-Z Camera Head
Ref: 22220053-3 Karl Storz IMAGE 1 HD H3-ZI Inline Camera Head
Ref: 22220050 Karl Storz IMAGE 1 HD H3 Camera Head
Ref: 22220054-3 Karl Storz IMAGE 1 HD H3-M COVIEW Camera Head
Ref: 22220056-3 Karl Storz IMAGE 1 HD H3-P Pendulum Camera Head K
Storz 22200020-055 Image 1, 3CCD Digital
La imagen 1HD ofrece el estándar más alto para imágenes endoscópicas 1080p60. Adquiere y muestra imágenes quirúrgicas en 16: 9 para obtener la relación de aspecto más amplia y natural posible. La tecnología utiliza escaneo progresivo a 60 cuadros por segundo para capturar objetos que se mueven rápidamente y producir imágenes fijas más nítidas durante los procedimientos endoscópicos. Y utiliza la tecnología 3 CCD, el estándar comprobado en el quirófano de hoy. Debido a que el cabezal de la cámara se puede montar en el extremo proximal de cualquier telescopio, todas las ventajas especiales de nuestra solución Image1 HD
El lanzamiento de Image 1HD marca una mejora significativa con respecto a la definición estándar (SD) e incluso a las primeras tecnologías de video HD de gama baja. La imagen 1 tiene tradicionalmente una resolución de 720 x 480 (horizontal x vertical) píxeles en formato 4: 3 y escaneo entrelazado, representado por el marco de color más claro en la imagen en la barra lateral a la derecha. Nuestra nueva tecnología FULL HD ofrece imágenes con una resolución de 1920 x 1080 y asombrosos 2 millones de píxeles en formato 16: 9, representados por el marco azul oscuro. En comparación con nuestros sistemas SD, la imagen 1HD con una resolución de 1080 y el escaneo progresivo proporciona seis veces más resolución de píxeles el doble de frecuencia para brindar 12 veces más información en cada segundo de video que veas.
Image 1 Cabezales de Camara:
Ref: 22220133-3 Karl Storz IMAGE 1 F3 ENT and Arthroscopy Camera Head
Ref: 22220140 Karl Storz IMAGE 1 A3 Autoclavable Camera Head
Ref: 22220131-3 Karl Storz IMAGE 1 P3 Urology Camera Head
Ref: 22220130 Karl Storz IMAGE 1 S3 Digital Camera Head
Un sistema de cámara endoscópica debe ser tan multifacético como las cirugías realizadas con él. IMAGE 1 SPIES se puede adaptar a las demandas respectivas para ofrecer a los usuarios un sistema que se adapta de manera óptima a sus necesidades específicas. Además, su diseño modular proporciona compatibilidad con unidades futuras así como compatibilidad con versiones anteriores con casi todos los cabezales de cámara FULL HD de 3 chips 3 con chip. Muchos de los videoscopios existentes también se pueden integrar a través de un adaptador.
Los cabezales de cámara y endoscopios de video FULL HD SPIES de 3 chips para IMAGE 1 SPIES ponen las funcionalidades de SPIES a disposición de los usuarios. Las imágenes RAULL HD nítidas ofrecen una excelente visualización en calidad brillante para obtener imágenes médicas óptimas
Stryker 1588 AIM Ref: 1588-010-000
Estandarización cruzada de especialidades
Permite la estandarización de sistemas de video en una plataforma
Con imágenes avanzadas, la plataforma 1588 AIM está diseñada para mejorar la capacidad de identificar la anatomía crítica, así como aumentar la eficiencia en los procedimientos operativos
Ofrece 9 especialidades quirúrgicas para optimizar el color y la configuración de iluminación por usuario y especialidad
Diseñado para iluminar los compartimentos posteriores de la imagen quirúrgica y mejorar la visualización en las cavidades oscuras
DRE (Dynamic Range Enhancement): diseñado para mejorar la visualización en el campo quirúrgico mediante la creación de una imagen más brillante en compartimentos oscuros y posteriores hasta en un 150%. La activación de DRE se realiza con solo tocar un botón en el 1588 AIM cabeza de cámara
Desaturación: modalidad de imagen avanzada dentro del sistema de cámara AIM 1588 que reduce la saturación de color en la imagen al nivel preferible por el cirujano.
Claridad: dispositivo de mejora de video en tiempo real diseñado para mejorar la visualización al aumentar la claridad, el contraste y los detalles. Esta tecnología de grado militar ayuda a los cirujanos a detectar condiciones subóptimas al mejorar la calidad de la imagen hasta en un 48%.
60 Hz settings are displayed first. (50 Hz settings follow in parentheses.)
Imaging System: 1/3″ Progressive Scan CMOS
Scanning System: Horizontal: 64.00 kHz (60.00 kHz) Vertical: 60.02 Hz (50.00 Hz)
Digital/Analog: Two Digital Video Interface (DVI)/RGBHV
1280 × 1024 (HD), 720p, 1080p (HDTV) format
Y/C: One S-VHS
Connector: 4-pin mini-DIN
Mounting: Endoscope eyepiece used with C-mount coupler
C-mount camera head used with C-mount scopes
(C-mount coupler/scope thread: 1-32″ UN 2A)
Auto Shutter Range: 1/60 (1/50) – 1/50,000 second
Operating Conditions: Temperature: 10–30 °C
Relative Humidity: 25–75%
Transport and Storage Conditions: Temperature: -18–60 °C
Relative Humidity: 15–90%
Input Electrical Ratings: 100–240 VAC (0.6 A) @ 50–60 Hz
Device Weight: 10.8 lb (4.9 kg) Camera Console / 1.0 lb (0.5 kg) Camera Head (approximate weight)
Dimensions: Camera Console: 12.5″ w × 4.0″ h × 15.25″ d
(31.8 cm w × 10.2 cm h × 38.7 cm d)
Camera Head Cable: 10 ft (3.05 m) sealed cable
Stryker 1588 AIM Cabezales de Camara:
1588-210-105 1588 AIM Camera Head, C-Mount
1588-310-130 1588 Pendulum Camera Head with Integrated Coupler
1588-610-122 1588 AIM Camera Head with Integrated Coupler
1588-710-105 1588 AIM Inline Camera Head, C-Mount
El sistema de cámara HD 1488 es una solución de especialidad cruzada diseñada para maximizar el valor de la inversión de los clientes. Al diseñar hardware y software de los productos, Stryker permite un mejor rendimiento general y la funcionalidad del sistema a través de una integración más estrecha de cada componente en la plataforma. Debido a esta integración, Stryker continúa avanzando en las capacidades de toda la cartera de productos de Stryker. Más allá de una plataforma de video, Stryker ofrece una solución quirúrgica integral de especialidad cruzada para los clientes
SEGURIDAD-Pacientes y cuidadores
Diseñado para la seguridad del paciente: la sensibilidad a la luz mejorada del 1488 permite que la fuente de luz funcione a niveles de potencia más bajos que pueden reducir el riesgo de quemaduras en el paciente / drapeado y, al mismo tiempo, proporciona un rendimiento óptico superior
Compatibilidad de infrarrojos: diseñada para identificar claramente y marcar en tierra la anatomía crítica (uréteres y esófago)
Aplicación clínica / paciente
Educación del cirujano
Servicio-Cirujano y compromiso del personal
Brillo y reducción de ruido proporcionan una excelente claridad y precisión
Control de estabilidad de Imagen Neumática
Proporciona estabilidad de imagen neumática y control desde el cabezal de la cámara 1488
Diseñado específicamente para optimizar los ajustes de color y luz para satisfacer las diferentes necesidades de diferentes especialidades quirúrgicas
Los botones programables permiten la personalización de la experiencia del usuario y el control desde el campo quirúrgico, lo que permite que las enfermeras se centren en la atención del paciente y otras tareas necesarias.
Acoplador de zoom óptico: rango de zoom óptico dinámico sin compromiso en la claridad de la imagen
Sostenibilidad-Operacional, Financiera, Ambiental
Permite eficiencias potenciales en:
Formación y educación del personal de cirujanos y quirófanos
Gestión de inventario y compras
Las opciones de cabezal de la cámara permiten la estandarización de los sistemas de video sin comprometer la capacidad de personalizar las preferencias del cirujano según su especialidad o necesidad.
La plataforma escalable se adapta a los avances futuros, la funcionalidad, la integración periférica y el control.
Hue tuning Yes
Lighting Automatic, manual
Transillumination Yes
Video gain 9 levels
Sharpness 64-step enhancement
Additional controls 9 specialty settings, remotes for pictures and recording, zoom, gain increase/decrease, L9000 run/standby activation
Y/c1
Digital 2 DVI
Additional Direct DVI fiber, FireWire
Pixel resolution 1920 x 1080p, 1280 x 1024p
Dimensions 10.2 x 31.8 x 38.7 (4 x 12.5 15.3)
Weight, kg 6 (13)
Power Need, VAC 100-240, 50/60 Hz
Device control through voice and manual touchscreen via SDC3
Stryker 1488HD Cabezales de Cámara:
Ref: 1488-210-122 Stryker 1488 HD 3-Chip Camera Head and 18 mm Coupler Kit
Ref: 1488-210-105 Stryker 1488 HD 3-Chip Camera Head, C-Mount
Ref: 1488-610-122 Stryker 1488 HD 3-Chip Camera Head with Integrated Coupler
Ref: 1488-710-122 Stryker 1488 HD 3-Chip Inline Camera Head and 18 mm Coupler Kit
Ref: 1488-710-105 Stryker 1488 HD 3-Chip Inline Camera Head, C-Mount
Ref: 1488-310-130 Stryker 1488 HD 3-Chip Pendulum Camera Head with Integrated Coupler
Stryker Endoscopy 1288 HD Ref: 1288-010-000
La cámara de video médica Stryker Endoscopy 1288 HD es una cámara de alta definición que se utiliza para capturar imágenes fijas y de video de aplicaciones quirúrgicas endoscópicas. La cámara de video médica 1288 HD consta de tres componentes principales: cámara de componentes, consola, cabezal de cámara, acoplador de montaje en C. El 1288 HD también viene con varios cables de conexión que, al igual que los otros componentes, se pueden comprar juntos o por separado.
La consola de la cámara o la unidad de control de la cámara (CCU) es el centro de control de la cámara de video médica HD 1288 y procesa las imágenes de video y fotográficas capturadas durante el procedimiento quirúrgico. El panel frontal de la consola cuenta con una pantalla táctil, donde se puede acceder a diferentes menús, incluidos los controles para ajustar el nivel de mejora, nivel de luz, zoom y balance de blancos, así como la selección de configuraciones de especialidades quirúrgicas que optimizan el rendimiento de la cámara para varios , procedimientos quirúrgicos específicos. El panel frontal también permite la activación de salidas remotas. El panel posterior proporciona puertos para conectar la cámara HD1288 a equipos de visualización y grabación, como monitores de video, SDC Ultra o impresoras fotográficas.
El cabezal de la cámara se conecta a la consola de la cámara y captura imágenes de video y fotográficas, que se transmiten a la consola de la cámara. Cuenta con varios controles que son accesibles a través de un teclado numérico situado en la parte superior del cabezal de la cámara.
El acoplador de montaje en C se enrosca en la parte frontal del cabezal de la cámara, lo que permite conectar un endoscopio a la cámara. Proporciona un anillo de enfoque para ajustar la nitidez de la imagen.
60Hz settings are displayed first. (50Hz settings follow in parentheses.)
Imaging System:1/3" Progressive Scan CCDs High Definition
Scanning System Horizontal: 64.00 kHz (60.00 kHz) Vertical: 60.02 Hz (50.00 Hz)
Digital: Two Digital Video Interface
Analog: DVI)/RGBHV 1280 × 1024 (HD), 720p, 1080p (HDTV) format
Digital Fiber: HD, HDTV (R, G, B, Clk)
Connector: Four Lucent fiber connectors with 1.25 mm ferrules
Digital: One Displayport 1280 × 1024 (HD), 720p, 1080p (HDTV) format
Connector: 20 pin Displayport
Mounting Endoscope eyepiece used with C-mount coupler C-mount camera head used with C-mount scopes. (C-mount coupler/scope thread: 1-32" UN 2A)
Operating Conditions: Temperature: 5 – 40°C Relative Humidity: 30 – 95%
Transport and Storage: Temperature: -10 – 60°C
Conditions Relative Humidity: 10 – 75% Atmospheric Pressure: 700 – 1060 hPa
Input Electrical Ratings: 100 – 240VAC ± 10% (0.6A) @ 47 – 63Hz
13 lbs. (6.0 kg) Camera console
0.5 lbs. (0.226 kg) Coupler
1.5 lbs. (0.680 kg) Camera head
Camera Console: 12.5" w × 4.0" h × 15.25" d (31.8 cm w × 10.2 cm h × 38.7 cm d)
Camera Head Cable to Camera Console: 10.3 ft (3.15 m) sealed cable 20.7 ft (6.30 m) cable extension available
Stryker 1288HD Cabezales de Cámara:
Ref: 1288-210-122 Stryker 1288 HD 3-Chip Camera Head and 20 mm Coupler Kit
Ref: 1288-210-105 Stryker 1288 HD 3-Chip Camera Head, C-Mount
Ref: 1288-710-122 Stryker 1288 HD 3-Chip Inline Camera Head and 20 mm Coupler Kit
Ref: 1288-710-105 Stryker 1288 HD 3-Chip Inline Camera Head, C-Mount
Ref: 1288-310-130 Stryker 1288 HD 3-Chip Pendulum Camera Head with Integrated Couple
Stryker continúa siendo pionero en avances en cirugía mínimamente invasiva con la presentación de su cámara de alta definición de segunda generación, la cámara 1188 HD de 3 chips. Esta innovadora cámara ofrece una calidad de imagen excepcional, una claridad mejorada y controles de usuario más intuitivos.
Stryker 1188HD Cabezales de Cámara:
Ref: 1188-210-122 Stryker 1188 HD 3-Chip Camera Head and 24 mm Coupler Kit
Ref: 1188-210-105 Stryker 1188 HD 3-Chip Camera Head
Ref: 1188-410-105 Stryker 1188 HD 3-Chip Autoclavable Camera Head
Ref: 1188-410-122 Stryker 1188 HD 3-Chip Autoclavable Camera Head and 24 mm Coupler
Ref: 1188-710-122 Stryker 1188 HD 3-Chip Inline Camera Head and 24 mm Coupler
Ref: 1188-710-105 Stryker 1188 HD 3-Chip Inline Camera Head
Ref: 1188-310-130 Stryker 1188 HD 3-Chip Pendulum Camera Head with Integrated Coupler
La cámara 1188 HD de 3 chips ha sido diseñada para ofrecer las siguientes características y beneficios:
Video de alta definición con salida nativa de 1280 x 1024
Tecnología de exploración progresiva
El procesamiento digital de 10 bits proporciona una claridad óptima
Salidas ópticas de fibra óptica
El aumento del brillo intraoperatorio ofrece una resolución mejorada
Nueve configuraciones especiales ayudan a la estandarización quirúrgica
Integración perfecta para equipos de video existentes
Scanning System Horizontal: 64.00 kHz (60.00 kHz); Vertical: 60.02 Hz (50.00 Hz)
Imaging Systems 1/3'' Progressive Scan CCD; High Definition
Resolution Horizontal: 1100 lines; Vertical: 600 lines; 1280 x 1024
Mounting Endoscope eyepiece used with C-mount coupler; C-mount camera head used with C-mount scopes; C-mount coupler/scope thread: 1''-32UN-2A
Min. Illumination <1 Lux
Auto Shutter 1/60-1/50,000 seconds
Gain Auto Gain Control 0-19dB
Enhancement 16 levels (switchable)
Zoom Digitial: 1.5x Digital Zoom - 4 increments; Parfocal
Special Function 9 Specialty Settings Arthroscopy, Cystoscopy, ENT, Flexi-Scope, Hysteroscopy, Laparoscopy, Laser, Microscope, Standard; Electronic Shutter Adjustment; Flexible Scope Filter; Auto Gain Control technology; 8 function Programmable Head; Displays translated in EU languages
Digital/Analog: Two Digital Video Interface (DVI)/RGBHV; 1280 × 1024 (SXGA) format; Connector: 29-pin DVI-I.
Composite: One NTSC standard (PAL standard); Connector: BNC coaxial. Y/C: Two S-VHS; Connector: 4-pin mini-DIN.
Digital Fiber: One DVI (R, G, B, Clk); SXGA format; Connector: Four Lucent fiber connectors with 1.25 mm ferrules.
Cable Connector Custom PI 19 Pin Connector
Total Shipping Weight 13 lbs. (6.0 kg)
Camera Console: 12.5'' w × 3.3'' h × 15.25'' d (31.8 cm w × 8.4 cm h × 38.7 cm d).
Camera Head Cable to Camera Console: 10.3 ft (3.15 m) sealed cable. 20.7 ft (6.30 m) cable extension available.
Sterilization Steris, Sterrad, Gas, Glutaraldehyde, Cidex Plus, Cidex OPA
Temperature 10-40 degC
La cámara de video médica Stryker Endoscopy Model 1088 es una cámara de alta definición que se utiliza para capturar imágenes fijas y de video de aplicaciones quirúrgicas endoscópicas.
La cámara de video médica 1088 consta de tres componentes principales:
La consola de la cámara
El cabezal de la cámara
El acoplador de enfoque
El 1088 también viene con varios cables, que al igual que los otros componentes, se pueden comprar juntos o por separado.
La consola de la cámara es el centro de control de la cámara de video médica 1088 y procesa el video y las imágenes fotográficas capturadas durante el procedimiento quirúrgico. El panel de la consola frontal presenta controles para ajustar la mejora, la ganancia y el balance de blancos, y para seleccionar configuraciones especializadas quirúrgicas que optimizan el rendimiento de la cámara para procedimientos quirúrgicos específicos. El panel de la consola posterior proporciona puertos para conectar la cámara 1088 a equipos de visualización y grabación, como monitores de video, SDC HD o impresoras fotográficas.
El cabezal de la cámara se conecta a la consola de la cámara y captura imágenes de video y fotográficas, que se transmiten a la consola de la cámara. Cuenta con varios controles que son accesibles a través de un botón de control ubicado en la parte superior del cabezal de la cámara.
El acoplador se enrosca en la parte frontal del cabezal de la cámara, lo que permite conectar un endoscopio a la cámara. Proporciona un anillo de enfoque para ajustar la nitidez de la imagen
Imaging System 1/3” Progressive Scan CCDs
Scanning System Horizontal: 47.536 kHz Vertical: 60.02 Hz
Digital/Analog: Two Digital Video Interface (DVI)/RGBHV, 1280 x 1024 (SXGA) resolution Connector: 29-pin DVI-I
Composite: One NTSC or PAL standard 1.0V P-P (75 Ohms) Connector: BNC coaxial
Y/C: Two S-VHS Y-1.0V P-P C-0.29V P-P (75 ohms) Connector: 4-Pin mini-DIN
Component: One RGB R - 0.7V p-p (75 ohms) G - 1.0 V p-p (w/ SYNC) (75 ohms) B - 0.7 V p-p (75 ohms) Connector: 8-pin DIN
Resolution Horizontal: 1100 lines Vertical: 600 lines
(C-mount 1”-32UN-2A) Auto Shutter Range 1/60 to 1/50,000 second Gain OFF 0 dB LOW 5 dB MEDIUM 10 dB HIGH 15 dB
Auto Shutter Range 1/60 to 1/50,000 second
Gain OFF 0 dB LOW 5 dB MEDIUM 10 dB HIGH 15 dB
Temperature: 0° to 40° C
Relative Humidity:10% to 75%
Transport & Storage Conditions
Input Electrical Ratings 100-240V ~ 50/60 Hz 0.6A
Total Shipping Weight 11 lbs (5.0 kg)
Camera Control Unit: 12.5”w x 3.8”h x 15.25”d (31.8cm w X 9.7cm h X 38.7cm d)
Camera Head Cable to Camera Control Unit: 10.3 feet (3.15m) sealed cable or 20.7 foot (6.30m) sealed cable (sensed by CCU)
Stryker 1088HD Cabezales de camara:
Ref: 1088-210-122 Stryker 1088 HD 3-Chip Camera Head and 24 mm Coupler Kit
Ref: 1088-210-105 Stryker 1088 HD 3-Chip Camera Head, C-Mount
Ref: 1088-510-122 Stryker 1088 HD 3-Chip 90° Camera Head and 24 mm Coupler Kit
Ref: 1088-710-122 Stryker 1088 HD 3-Chip Inline Camera Head and 24 mm Coupler Kit
Ref: 1088-710-105 Stryker 1088 HD 3-Chip Inline Camera Head, C-Mount
Ref: 1088-310-130 Stryker 1088 HD 3-Chip Pendulum Camera Head with Integrated Coupler
Stryker 988, 3CCD Ref: 988-010-000
La cámara de video médica Stryker Endoscopy Model 988 está diseñada para todo tipo de aplicaciones de video endoscopia. La cámara modelo 988, con el acoplador adecuado, se puede usar con la mayoría de los endoscopios o artroscopios. La línea de acopladores de cámara de enfoque de Stryker Endoscopy maximiza el área de visualización de televisión del cirujano para varios tamaños y aplicaciones de endoscopios. La sensibilidad a la luz y la reproducción del color del sistema Stryker Endoscopy produce una excelente calidad de imagen.
Una cámara de video médica Stryker Endoscopy Model 988 consta de un cabezal de cámara, un acoplador, una unidad de control de cámara y los cables asociados. Estos se pueden comprar juntos o por separado.
Imaging System 1/3” Interline Transfer, EX view HAD CCD 768 (H) x 494 (V) pixels
Scanning System 2:1 Interlaced Horizontal: 15.734 kHz Vertical: 59.94 Hz
Composite: One NTSC standard 1.0V P-P into 75 Ohms Digital: Two Digital Visual Interface (DVI) 1024X768 XGA resolution Connector: BNC coaxial Connector: 29-pin DVI-I
Component: Two S-VHS Y-1.0V P-P C-0.29V P-P Digital: One Serial Digital Interface (SDI) SMPTE-259M Connector: 4-Pin S-VHS Connector: BNC Coaxial
(C-mount 1”-32UN-2A)
Minimum Illumination< 1.0 Lux
Auto Shutter Range1/60 to 1/50,000 second
OFF 0 dB
LOW 5 dB
MEDIUM 10 dB
HIGH 15 dB
Operating Temperature 5° to 40°
Temperature 5° to 40° C
Power Consumption approx. 30 W
Input Voltage Range 100/120 VAC 50/60 Hz
Total Shipping Weight 13 lbs (5.9 kg)
Enhancement Switchable to 8 steps
Classification & Approvals
Complies with IEC 601-1 with Amendments 1 & 2, CSA Std. c22.2 No. 601.1 - M90, and UL Std. No. 2601-1
Complies with EN 60601-1-2: 1993 (EMC compliance of medical devices)
Type BF applied part or Type CF applied part as labeled on the product
Conmed Linvatec Ref: IM4000, 3CCD Digital
Cámara de alta definición 1080p 720p, 1080i, 1080p con mayor resolución y percepción tridimensional. Cabezal de cámara autoclavable. Montaje del prisma ShockFlex en los cabezales de la cámara para una mayor durabilidad.
I.E.C. Equipment Classification: Type BF, Class 1, continuous operation when used with a Type BF Camera Head.
Typical Operating Requirements:
Fuse: T 1.0A, 250V
Line Frequency Leakage: Chassis to Ground (120VAC): < 100µA
1 - Composite - 1.0 Vp-p, Sync Negative, 75 ohms
1 - Y/C: Y - 1.0 Vp-p, Sync Negative, 75 ohms
C - (NTSC) - .286 Vp-p, Burst, 75 ohms
C - (PAL) - .300 Vp-p, Burst, 75 ohms
2 - DVI - I (Digital)
2 - HD-SDI per SMPTE292M (High Definition
Native Resolution: 1920 x 1080 Progressive (1080p)
HD Output Resolutions: 1280 x 720, 1920 x 1080
Scanning Frequency: Vertical - 59.94 Hz (NTSC) 50 Hz (PAL)
Auto Shutter Speed: 1/60 sec. to 1/10,000 sec.
Remote Output: Isolated contact closure, signal duration = 0.5 ±0.1 sec.
White Balance: Automatic, triggered by front panel or camera head button
White Balance Range: 2800K to 6500K
Digital Enhancement: All video outputs
Electronic Zoom: Up to 1.5x, all progressive video outputs, controllable by camera head
Controller: 4.0" (H) x 14.0" (W) x 14.0" (L) 10.2 cm (H) x 35.6 cm (H) x 35.6 cm (L)
Camera Cable: 10 ft. (3m)
Conmed Linvatec IM400 Cabezales de Camara
Ref: IM4120 ConMed Linvatec IM4120 HD Autoclavable Camera Head, Eyecup
Ref: IM4121 ConMed Linvatec IM4121 HD Autoclavable Camera Head, Cartridge
Ref: IM4123 ConMed Linvatec IM4131 HD Autoclavable Urology Camera Head
La calidad de transmisión digital del sistema de cámara de alta definición 560 Series 3-CCD produce imágenes en HD puro 1080i. Es un sistema completo de extremo a extremo y de alta definición que mantiene el formato HD a lo largo de toda la cadena de video, incluida la óptica, el cabezal de la cámara, la CCU y el monitor. Y cumple con los estándares de transmisión ATSC para HDTV.
Los datos nativos de imágenes HD adquiridos por la cámara 560 H se transmiten a la CCU a través de una interfaz digital de alta velocidad, donde los datos de la imagen se procesan y convierten en imágenes HDTV, que luego se pueden visualizar en monitores planos HD.
S&N Dyonics Cabezal de Cámara:
Ref: IM3330 NTSC Autoclavable 3CCD Camera Head-Eyecup
Ref: IM3332 NTSC Autoclavable 3CCD Camera Head-Cartridge
EIA Standards, NTSC Color System
CCIR Standards, PAL Color System
525 lines, 30 frames/second NTSC
625 lines, 25 frames/second PAL
Shutter Speeds: 1/60 to 1/10000 seconds
Video Outputs: Composite
1.0 V p-p, Sync neg., 75 ohms
Y/C – Y – 1.0V p-p, Sync neg., 75 ohms
C – (NTSC) - .286V p-p, 75 ohms
C – (PAL) - .300V p-p, 75 ohms
RGB (Red, Green, Blue & Sync)
Y-Pb-Pr (480P)
Power Requirements: 110 VAC – 240 VAC, 50/60Hz
Power Consumption: 70VA
Processor Dimensions: 9.85” (w) x 15.2” (l) x 5.9” (h) 250mm (w) x 386mm (l) x 150mm (h)
ConMed Linvatec Ref: IM3000 EDTV
Salida de escaneo progresivo 480P
Cabezal de la cámara autoclavable de cuarta generación
Múltiples salidas digitales puras: DVI, SDI
Presets programables para preferencias individuales o especiales
Botones de cabezal de cámara programables y multifuncionales
Alta resolución con una extraordinaria sensibilidad a la luz
Nuevo diseño ergonómico del cabezal de la cámara
Conmed Linvatec IM3300 Cabezales de Camara:
Power 100 - 240 VAC, 50/60 Hz;
Requirements Dual fuse
Classification CISPR 11 Class A
Equipment Classification Protection against electrical shock Class 1 with CF type applied part. Protection against harmful ingress of water. (Ordinary equipment, none provided) Degree of safety application in the presence of flammable anesthetics with mixture of air, oxygen, or nitrous oxide. (Not suitable)
CCU Dimensions 4.25" H x 12" W x 15" D
CCU Weight 9.9 pounds
Display Output 50/60 Hz
Resolution 1920 x 1080i (native)
Signal-to-Noise 64 dB
Ratio Shutter NTSC: 1/60 per second through 10,000 per second shutter speed
PAL: 1/50 per second through 10,0000 per second shutter speed
S&N Dyonics Camera Heads:
Ref: 72200561 Smith & Nephew 560H Non-Autoclavable Camera Head
El lanzamiento de Image 1HD marca una mejora significativa con respecto a la definición estándar (SD) e incluso a las primeras tecnologías de video HD de gama baja. La imagen 1 tiene tradicionalmente una resolución de 720 x 480 (horizontal x vertical) píxeles en formato 4: 3 y escaneo entrelazado, representado por el marco de color más claro en la imagen en la barra lateral a la derecha. Nuestra nueva tecnología FULL HD ofrece imágenes con una resolución de 1920 x 1080 y asombrosos 2 millones de píxeles en formato 16: 9, representados por el marco azul oscuro. En comparación con nuestros sistemas SD, la imagen 1HD con una resolución de 1080 y el escaneo progresivo proporciona seis veces más resolución de píxeles, el doble de frecuencia para brindar 12 veces más información en cada segundo de video que veas
Arthrex Image 1 Cabezales de Camara:
Ref: IR8001 Arthrex IMAGE 1 HD H3-Z HD Camera Head, 3-Chip, w/optical zoom
Ref: IR8004 Arthrex IMAGE 1 HD F3 Camera Head, 3-Chip
Ref: IR8005 Arthrex IMAGE 1 HD H3-FA HD Autoclavable Camera Head, 3-Chip
Ref: IR8006 Arthrex IMAGE 1 HD H3-ZA HD Autoclavable Camera Head, 3-Chip, with optical zoo
Plataforma de imagen dominante
Cabezal de cámara programable HD real de 1080p
El sistema basado en red permite la transmisión de video en vivo desde cualquier visor remoto autorizado.
Rated Voltage: 100 – 240 VAC
Power Input: 160 VA
Fuses: No user serviceable fuses
Arthrex Synergy Cabezales de Camara:
Ref: AR-3210-0001 Arthrex SynergyHD3 Camera Head, 1080p, Autoclavable
Ref: AR-3210-0003 Arthrex SynergyHD3 C-Mount Camera Head, 1080p, Autoclavable
Ref: AR-3210-0004 Arthrex SynergyHD3 C-Mount Camera Head, 1080p, Autoclavable, 20 foot
Ref: AR-3210-0007 Arthrex SynergyHD3 0° C-Mount Camera Head, 1080p, Autoclavable

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución