Source: http://hannachile.com/productos/producto/1601
Timestamp: 2017-08-23 02:45:28+00:00

Document:
HI 5522 Medidor de grado para investigación con Cal Check™ y USP pH/ORP/ISE y EC/TDS/Resistividad/Salinidad y Temperatura | Hanna Instruments Chile
HI 5522 Medidor de grado para investigación con Cal Check™ y USP pH/ORP/ISE y EC/TDS/Resistividad/Salinidad y Temperatura
Rango -2.000 a 20.000 pH
Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001 pH
Precisión de pH @ 25oC/77oF ±0. 1 pH ±0. 01 pH ±0.002 pH ±1 LSD
Puntos de calibración de pH automática, calibración hasta de cinco puntos, ocho buffers estándar disponibles (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,
Compensación de temperatura pH automática o manual de-20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°F/253.15 a K 393,15
Rango mV ±2000 mV
Precisión mV (25°C/77°F) ±0. 2 mV ±1 LSD
Rango Offset mV relativo ±2000 mV
Rango de temperatura [°C /°F/K] ** -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F; 253.15 a 393,15 K
Resolución de temperatura 0.1°C; 0.1°F; 0.1 K
Exactitud de temperatura ±0. 2°C; ±0, 4°F; ±0.2K (sin sonda)
Rango CE 0.000 a 9.999 μS/cm; 10.00 a 99.99 μS/cm; 100.0 a 999,9 μS/cm;mS de 1.000 a 9.999/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm real CE *
Resolución CE 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm;0,1 mS/cm
Precisión CE @ 25oC/77oF ±1% de lectura ±0. 01 μS/cm)
Calibración CE reconocimiento automático estándar (0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1,413 mS/cm, 5,000 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,00 mS/cm, 111,8 mS/cm) o usuario estándar; calibración monopunto o multipunto
Rango TDS 0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999,9 ppm; ppt de 1.000 a 9.999; 10.00 a 99.99 ppt; ppt de 100.0 a 400.0 TDS real * (con el factor de 1.00)
Resolución TDS 0,001 ppm; 0,01 ppm; 0.1 ppm; ppt 0,001; ppt 0,01; 0,1 ppt
Precisión TDS @ 25°C/77°F ±1% de lectura (ppm ±0. 01)
Rango Resistividad 1,0 a 99,9 Ω •cm; 100 a 999 Ω •cm; 1.00 a 9,99 k Ω •cm; 10.0 a 99,9 k Ω •cm; 100 a 999 k Ω •cm; 1.00 a 9.99 M Ω •cm; 10.0 a 100.0 M Ω •cm
Resolución Resistividad 0.1 Ω •cm; 1 Ω •cm; 0.01 k Ω •cm; 0,1 k Ω •cm; 1 k Ω •cm; 0,01 M Ω•cm; 0,1 M Ω •cm
Resistencia Precisión @ 25oC/77oF ±2% de lectura (±1 Ω•cm)
Rango Salinidad escala practica: 0.00 a 42.00 psu; escala de agua de mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala porcentual: 0.0 a 400.0%
Resolución Salinidad 0,01 para la escala de agua de mar natural escala práctica; 0.1% para por ciento de la escala
Exactitud Salinidad @ 25°C/77°F ±1% de lectura
Calibración Salinidad escala por ciento, un punto (con el estándar de HI7037)
Compensación de Temperatura CE deshabilitada, lineales y no lineal (agua natural)
Temperatura de Referencia 5.0 a 30.0° C
Constante de célda 0.0500 a 200.00
Tipo de célda 4 anillos
Perfiles hasta 10, 5 cada canal
Conformidad USP sí
GLP Datos de la calibración incluyendo fecha, hora, buffers usados, offset y pendiente para pH . Constante, coeficiente de temperatura de referencia, puntos de calibración, cal hora, offset de la sonda de conductividad
Registro Almacenamiento: 100.000 datos punto de almacenamiento de información por canal, hasta 100 lotes con max. registros/lote de 50.000; intervalo: regulable entre
Canales 1 pH/ORP/ISE + 1 CE/TDS/salinidad/resistividad
Electrodo de pH Electrodo de pH HI1131B de cuerpo de vidrio con conector BNC y cable de 1 m (3,3') (incluido)
Sonda de Temperatura Sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662-T con cable de 1 m (3,3') (incluido)
Sonda de CE HI76312 platino, sonda CE/TDS de 4 anillos y cable de 1 m (3,3') (incluido)
Ambiental 0 a 50° C (32 a 122° F; 273 a 323K) humedad relativa máxima 95% sin condensación
Dimensiones 160 x 231 x 94 mm (6,3 x 9.1 x 3,7 pulg.)
Peso 1,2 kg (2,64 kg).

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución