Source: http://docplayer.it/13322429-Bozza-uni-riproduzione-riservata.html
Timestamp: 2018-11-20 12:55:21+00:00

Document:
1 DATI DI COPERTINA E PREMESSA DEL PROGETTO E Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali Parte 1: Generalità Operative instruction for periodic and random metrological inspections Part 1: General ORGANO COMPETENTE CIG - Comitato Italiano Gas CO-AUTORE SOMMARIO La norma descrive in termini generali le modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali dei contatori/dispositivi di conversione del volume, che sono dettagliate nelle parti pertinenti della serie in relazione allo specifico oggetto. UNI - Milano. Riproduzione vietata. codice progetto: E Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto di UNI.
2 DATI DI COPERTINA E PREMESSA DEL PROGETTO E Questo testo NON è una norma UNI, ma è un progetto di norma sottoposto alla fase di inchiesta pubblica, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti. Il processo di elaborazione delle norme UNI prevede che i progetti vengano sottoposti all'inchiesta pubblica per raccogliere i commenti degli operatori: la norma UNI definitiva potrebbe quindi presentare differenze -anche sostanziali- rispetto al documento messo in inchiesta. Questo documento perde qualsiasi valore al termine dell'inchiesta pubblica, cioè il: UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti in inchiesta pubblica. RELAZIONI NAZIONALI RELAZIONI INTERN.LI PREMESSA La presente norma è stata elaborata sotto la competenza dell'ente federato - Comitato La Commissione Centrale Tecnica dell'uni ha dato la sua approvazione il giorno UNI - Milano. Riproduzione vietata. codice progetto: E Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto di UNI.
3 INTRODUZIONE L Autorità per l Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha pubblicato, in data 27/12/2013, la Deliberazione 631/2013/R/GAS Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas ; modifiche al testo della presente norma potranno rendersi necessarie in conseguenza dei provvedimenti che l AEEGSI dovesse adottare a seguito di detta delibera. Il Ministero dello Sviluppo economico con il Decreto Ministeriale del 16 aprile 2012, n 75 Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) introduce le nuove tempistiche per la verificazione periodica dei dispositivi di conversione e dei contatori conformi alla direttiva 2004/22/CE (MID). Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Direttiva del 12 maggio 2014, pubblica Indirizzo e coordinamento in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla Normativa Europea. La serie di norme UNI E Modalità operative per verifiche metrologiche periodiche e casuali è di supporto attuativo al Decreto n. 75/2012 e alla Direttiva 12 maggio 2014; tali norme introducono prescrizioni relative alla verifica del corretto funzionamento metrologico dei dispositivi che consentono la misura dei volumi di gas, la conversione dei volumi di gas alle condizioni termodinamiche di riferimento e la registrazione di dati di misura. La serie E Modalità operative per verifiche metrologiche periodiche e casuali è costituita dalle seguenti parti: Parte 1: Generalità; Parte 2: Dispositivi di conversione di volumi gas anche di tipo integrato con contatore di gas a membrana; Parte 3: Contatori di gas a membrana; Parte 4: Contatori di gas a turbina e a rotoidi; Parte 5: Contatori di gas di altre tecnologie. 1
4 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente norma definisce i termini e le definizioni utilizzate nella serie E La presente norma fornisce i principi su cui ogni norma della serie E è basata e ne descrive gli obiettivi in termini generali. La norme della serie E si applicano a tutti i sistemi di misurazione del gas della seconda e della terza famiglia, di cui alla UNI EN 437, installati sulle rete di trasporto e distribuzione del gas a servizio dei clienti finali aventi le seguenti caratteristiche: - clienti finali connessi alla rete di distribuzione con pressione < 24bar; - clienti finali connessi alla rete di trasporto con pressione <75bar. La norme della serie E definiscono i criteri e le procedure di carattere esclusivamente tecnico. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). E Modalità operative per verifiche metrologiche periodiche e casuali UNI EN 437 Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi 3 TERMINI E DEFINIZIONI Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti 1 : 3.1 contatore del gas: Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso 3.2 controlli metrologici casuali: Controlli metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui alle lettere f) e g) 2, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento e utilizzo 1 Sono evidenziate in corsivo le definizioni tratte dal Decreto Ministeriale n. 75/ Decreto Ministeriale n. 75/2012, articolo 2, comma 1 2
5 3.3 contatore Integrato: Contatore di gas con dispositivo di conversione del volume integrato, approvato insieme al contatore stesso, che indica la quantità misurata alle condizioni di riferimento (V b ) 3.4 dispositivo di conversione: Dispositivo che costituisce una sottounità 3 associato al contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione (V m ), in una quantità alle condizioni di riferimento (V b ) 3.5 funzione di misura legale: Funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali. 3.6 impianto a pressione variabile: Impianto, qualora l utenza è connessa su metanodotti superiori a 40 mbar (70 mbar per il gas della III famiglia), che non ha dispositivi di regolazione della pressione a monte della misura; NOTA - Per le utenze connesse a metanodotto fino a 40 mbar (70 mbar per gas della III famiglia) l impianto è considerato per definizione a pressione fissa 3.7 libretto metrologico: Libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell allegato II misura del Gas: Attività della Misura del gas comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l applicazione di algoritmi numerici 3.9 OdI: Organismi abilitati per l esecuzione delle verifiche periodiche degli strumenti di misura ai sensi dell art.2 comma r) del Decreto Ministeriale del 16 aprile 2012, n sigilli 5 : Sigilli anche di tipo elettronico, applicati sui contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità (piano di legalizzazione) e dagli OdI strumento campione: Strumenti, utilizzati nei controlli, che sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e 3 Come definito dall articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 22/ Di cui al Decreto Ministeriale n. 75/ Per ulteriori dettagli fare riferimento all Art.2 comma o) del Decreto Ministeriale del 16 aprile 2012, n 75 3
6 rispettano i requisiti previsti ai commi 2, 3, 4 e 7 dell articolo 9 del D.M. 16 aprile 2012, n titolare del contatore del gas e/o dispositivo di conversione: Persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità 3.13 verificazione periodica dei contatori di gas: Controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con portata massima superiore a 10 m 3 /h dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico NOTA - Tali periodicità sono da intendersi all interno dell anno di scadenza 3.14 verificazione periodica dei dispositivi di conversione: Controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico NOTA - Tali periodicità sono da intendersi all interno dell anno di scadenza 3.15 verificazione periodica dei contatori integrati: Controllo metrologico legale periodico effettuato sulla parte di conversione e/o sul contatore di gas dopo la loro messa in servizio, secondo le periodicità definite in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. NOTA - Tali periodicità sono da intendersi all interno dell anno di scadenza 3.16 controllo metrologico casuale: Controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. NOTA - Sono altresì denominati controlli metrologici casuali, anche i controlli in contraddittorio ove il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio. 4
7 4 Principio Le norme della serie E definiscono le modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali su apparati di misura del gas (secondo quanto previsto dal Decreto 16 aprile 2012 n 75 e nella Direttiva 12 maggio 2014), incluse le verifiche metriche casuali su contatori con portata massima 10 m 3 /h, in particolare: I requisiti necessari per poter effettuare la verifica del corretto funzionamento metrologico dei dispositivi di conversione del volume di gas; I requisiti necessari per poter effettuare la verifica del corretto funzionamento metrologico dei contatori del gas di tipo tradizionale (pareti deformabili, rotoidi, turbine) e per la parte di conversione di pressione e temperatura facente parte dell approvazione di modello del contatore (cosiddetto contatore integrato); I requisiti necessari per poter effettuare la verifica del corretto funzionamento metrologico dei contatori del gas di tecnologie diverse da quelle sopra riportate (per esempio: contatore termomassico, contatore a ultrasuoni, ecc.). 5
8 BIBLIOGRAFIA - Legge N.1083 del Norme per la sicurezza dell impiego del gas combustibile - Decreto Legislativo n 22 del 02/02/2007 e s.m.i - Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura - Decreto Ministeriale del 16 aprile 2012, n 75 e s.m.i. - Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) - Decreto legislativo 9 Aprile 2008 N 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 Agosto 2007 N 123 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. - Delibera AEEGSI 573/2013/R/Gas Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione Direttiva del 12 maggio 2014 Indirizzo e coordinamento in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea - OIML R137-1 Gas meters Part 1: Metrological and Technical Requirements ed UNI EN ISO Gas Naturale - Condizioni di riferimento normalizzate. Copyright Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell UNI. 6

References: articolo 2
 art.2
 articolo 2
 Art.2
 articolo 9
 articolo 1