Source: https://www.microscope.healthcare.nikon.com/es_AMS/products/super-resolution-microscopes/n-storm-super-resolution
Timestamp: 2020-04-10 06:32:38+00:00

Document:
N-STORM | Microscopía de super-resolución | Productos | Nikon Instruments Inc.
Diez veces mayor resolución en x, y y z.
La Microscopía de Reconstrucción Óptica Estocástica (STORM) reconstruye una imagen de fluorescencia de súper resolución combinando información de localización precisa de fluoróforos individuales en especímenes fluorescentes complejos. N-STORM aprovecha el potente microscopio invertido Ti2-E de Nikon y aplica una localización y reconstrucción multicolor de alta precisión en tres dimensiones (xyz) para posibilitar la obtención de imágenes de súper resolución con diez veces la resolución de los microscopios ópticos convencionales (hasta aproximadamente 20 nm en xy).
Esta poderosa tecnología permite la visualización de interacciones moleculares a nivel nanoscópico, abriendo nuevos mundos de conocimiento científico.
Características principales Mejora de diez veces en la resolución axial de hasta 50 nm
Además de la súper resolución lateral, N-STORM utiliza métodos patentados para lograr una mejora diez veces mayor en la resolución axial que los microscopios ópticos convencionales y proporciona información a nanoescala en 3D.
La función 3D-Stack permite capturar múltiples imágenes en 3D STORM de diferentes posiciones Z y unirlas en una imagen para crear imágenes STORM más gruesas.
Tubulina de células BSC-1 marcadas con Alexa Fluor ® 647
Mejora de diez veces en la resolución lateral de hasta 20 nm
N-STORM utiliza información de localización de alta precisión para miles de fluoróforos individuales presentes en un campo de visión para crear imágenes de "súper resolución" impresionantes, que exhiben una resolución espacial que es 10 veces mayor que los microscopios ópticos convencionales.
Células cancerosas del cuello uterino humano (HeLa S3) marcadas con Alexa Fluor® 647 (NUP153) y ATTO 488 (TPR)
Fotos cortesía de: Dr. Michael W. Davidson, Laboratorio Nacional de Alto Campo Magnético, Universidad Estatal de Florida
Obtención de imágenes dinámicas de súper resolución
Los sistemas ópticos y de iluminación recientemente desarrollados, optimizados para la tecnología sCMOS, han aumentado la velocidad de adquisición de imágenes hasta 10 veces. Con los tiempos de adquisición reducidos de minutos a segundos *, los eventos dinámicos en especímenes vivos ahora se pueden capturar con resolución a nivel molecular.
* Utilizando el modo de alta velocidad (área de imagen de 20 μm x 20 μm)
Capacidad de adquisición de imágenes multicolor
La adquisición de imágenes de súper resolución multicolores es posible utilizando pares activador-reportero para imágenes secuenciales de activación y marcadores sin activador para la adquisición de imágenes de activación continua. Esta flexibilidad permite a los usuarios obtener fácilmente conocimientos críticos sobre las propiedades de localización e interacción de múltiples proteínas a nivel molecular.
Imagen de STORM en 3 colores de una célula CV-1 teñida con anticuerpos contra la alfa-tubulina (Alexa Fluor® 647; magenta), caveolina (Alexa Fluor® 555; roja) y con Alexa Fluor® 488-faloidina (verde) para f -actin
Alta definición, imágenes de alta densidad
La óptica de excitación recientemente desarrollada y las frecuencias de adquisición de imágenes mejoradas proporcionan una mayor densidad de localización de las moléculas, dando como resultado imágenes más claras de las estructuras macromoleculares.
Izquierda: Calidad de imagen mejorada, a la derecha: Antes de mejorar
La calidad de imagen de súper resolución se mejora significativamente en el mismo tiempo de imagen.
Muestra: Tubulina de células BSC-1 etiquetada con Alexa Fluor® 647, tiempo de adquisición: 20 segundos
Gran área de adquisición de imágenes
Se han desarrollado y optimizado nuevos objetivos zoom intermedios en el sistema de imagen para proporcionar un amplio campo de visión. El modo de visión amplia logra 80 μm x 80 μm, un aumento de 4 veces en el área de imagen en comparación con los modelos anteriores.
Cambio perfecto entre las modalidades de imágenes para experimentos a múltiples escalas
El N-STORM se puede combinar simultáneamente con un microscopio confocal como el A1 + . Se puede especificar una ubicación deseada en una muestra en una imagen confocal de campo de visión grande / bajo aumento y puede adquirirse en modo de súper resolución simplemente cambiando el método de formación de imágenes. La combinación de un microscopio confocal con un sistema de súper resolución puede proporcionar un método para obtener vistas contextuales más amplias de la información de súper resolución.
Objetivos diseñados para N-STORM
CFI SR HP Plan Apocromat Lambda S 100XC Sil
Objetivo de inmersión de silicio
Aprox. 6.5 μm de profundidad, izquierda: CFI SR HP Plan Apocromat Lambda S 100XC Sil, derecha: CFI SR HP Apochromat TIRF 100XC Oil
Objetivos de inmersión en aceite
Estos objetivos proporcionan las altas aperturas numéricas requeridas para las imágenes N-STORM. Los objetivos de HP son compatibles con los láseres de potencia ultraelevada necesarios para inducir la foto-activación rápida de fluoróforos. Proporcionan una corrección de la aberración cromática axial mejorada para lograr el mayor nivel de precisión en la localización y alineación de imágenes para imágenes en 3D de STORM multicolores. Los objetivos de tipo AC que admiten el Collar de Corrección Automática del microscopio Ti2-E permiten un ajuste preciso y fácil del collar de corrección.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución