Source: https://issuu.com/ferbrice90/docs/presionfb.pptx
Timestamp: 2018-08-20 07:46:28+00:00

Document:
Presionfb by ferbrice90 - Issuu
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA «ANTONIO JOSÉ DE SUCRE» EXTENSIÓN SAN CRISTÓBAL
Fernando Alberto Briceño Torres 16320197
San Cristóbal, mayo 2018
En este catálogo conocerá:
 La
 Métodos  Tipos
de medición de presión
de transductores para medir presión
Presión Mide la fuerza por unidad de superficie, y sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme y perpendicularmente a la superficie, la presión P se calcula de diferentes formas:
La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades tales como: pascal, bar, atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado y libras por pulgada cuadrada (psi)
Tipos de Presión Presión Absoluta Presión Atmosférica
Se mide con al cero absoluto de presión Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre medida mediante un barómetro
Es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, es la presión, medida por debajo de la atmosférica
Tipos de Medidores de Presión Mecánicos
Neumáticos Electrónicos
Primario de medida directa Primarios elásticos Transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza Resistivos Magnéticos Capacitivos Extensiométricos Piezoeléctricos
Mecánicos Medidor McLeod Térmicos Ionización
El tubo de Bourdon Es un tubo de sección elíptica que forma una anillo casi completo, cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, éste comienza a enderezarse y el movimiento es transmitido a una aguja indicadora por un sector dentado y un pinon
El diafragma Consiste en uno o varios discos circulares que se encuentran conectados rígidamente de forma tal que al aplicar una presión, cada disco se deforma , y la suma de éstos pequenos desplazamientos es amplificada por un par de palancas. Los materiales utilizados en los diafragmas son la aleación de níquel o inconel, la cerámica, el aluminio, y el silicio.
Los transductores de presión deben capturar el valor de la presión de forma continua y transmitir una señal eléctrica correspondiente a distancia. Los diferentes tipos de transductores de presión utilizan diferentes formas para medir la presión y convertirla en señal eléctrica. Éstos son los más comúnmente clasificados de acuerdo con el método utilizado para medir la presión y después por el material de la carcasa y la fuerza de la señal.
Extensómetro El tipo más común de transductor de presión se basa en un extensómetro. Un diafragma sujeta un conductor dispuesto en un patrón de zigzag. Cuando el diafragma se mueve en respuesta a un cambio de presión, la longitud del conductor cambia y también lo hace su resistencia. El conductor forma parte de un puente de resistencia, donde los cambios en su resistencia causan un cambio correspondiente en el voltaje a través del puente. Un amplificador produce la señal remota proporcional al voltaje.
Capacidad variable Los transductores de presión que utilizan una capacitancia variable como método de medición también tienen un diafragma que se mueve cuando cambia la presión. En lugar de estirar un resistor, el movimiento del diafragma cambia la distancia a una placa conductora. A medida que aumenta la presión, el diafragma se mueve más cerca de la placa, cambiando la capacitancia del arreglo. Un circuito eléctrico produce un voltaje proporcional a los cambios en la capacitancia y un amplificador envía la tensión de forma remota.
Piezoeléctrico El tercer tipo de transductor de presión utiliza un cristal piezoeléctrico para generar una señal cuando la presión cambia. Los cristales de cuarzo son utilizados por lo general y generan una carga cuando se colocan bajo tensión. Cuando la presión aumenta, el diafragma empuja una pequeña varilla que presiona el cristal de cuarzo contra una base masiva. El cristal de cuarzo produce una carga y un amplificador convierte la carga en una señal remota.
Señal de salida El propósito del transductor de presión es generar una señal que los operadores puedan leer de forma remota o para que puedan controlar las válvulas y otros equipos. Se utilizan comúnmente tres tipos de señal. Algunos transductores de presión generan señales en el rango de los milivoltios, algunas en el intervalo de varios voltios y algunos en miliamperios. Dependiendo de la señal que requiere la aplicación, de la distancia de transmisión y de la precisión, los amplificadores en los transductores de presión generan el tipo apropiado de señal.
MEDIDOR PARA LA PRESIÓN ABSOLUTA BAROMÉTRICA El medidor de presión PCE-APM 30 es un aparato óptimo para la medición de presión absoluta y barométrica. El equipo muestra la presión atmosférica cuando no se añade presión adicional. Se envía al cliente regulado a la presión barométrica de 1013 mbar a nivel de mar. Los cambios de la altitud se deben tener en cuenta a la hora de medir la presión absoluta. En la pantalla digital del medidor se muestra la presión atmosférica actual (depende de las condiciones meteorológicas y la altitud). Con frecuencia, este valor se necesita como factor de corrección en mediciones de parámetros físicos. • Presión absoluta y barométrica • Pantalla de fácil lectura • Diferentes unidades • Manejo sencillo • Desconexión automática (protección de la vida de la batería) Especificaciones técnicas • Funciones máx., mín.y HOLD Rangos de medición 300 ... 1200 hPa Resolución 0,1 hPa • Certificado de calibración ISO adicional
Precisión ±0,3 hPa Sucesión de medición 0,5 s Min- / Max-Hold sí Alimentación 3 x baterías de 1,5 V AAA Material de la carcasa plástico ABS Dimensiones 121 x 60 x 30 mm Peso 180 g
MEDIDOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL, INCLUYE SOFTWARE El medidor de presión diferencial es un medidor robusto, amplio y compacto para la medición de presión, con selección de 11 unidades. Especialmente idóneo para una documentación completa de sus mediciones. El software le permite transmitir al PC cada segundo los valores de medición y presentar los datos en forma de tabla o de forma gráfica. • Medición de presión diferencial y presión estática con selección de 11 unidades: mbar, bar, psi, kPa, ... • Indicación en pantalla de los valores máx., mín. y promedio • Incluye un componente de red para mediciones prolongadas • Software, incluye cable USB • Función de desconexión automática y ajuste a cero • Certificado de calibración ISO adicional
Especificaciones técnicas Modelo PCE-P01 PCE-P05 PSI Rango 0 ... ±2 0 ... ±5 Resolución 0,001 0,002 mbar Rango 0 ... ±140 0 ... ±350 Resolución 0,1 0,2 InH20 Rango 0 ... ±55 0 ... ±140 Resolución 0,01 0,1 InHg Rango 0 ... ±4 0 ... ±10 Resolución 0,001 0,002 mmHg Rango 0 ... ±103 0 ... ±260 Resolución 0,1 0,2 kPa Rango 0 ... ±14 0 ... ±35 Resolución 0,01 0,02 cmH20 Rango 0 ... ±140 0 ... ±350 Resolución 0,1 0,2 Kg/cm2 Rango 0 ... ±0,14 0 ... ±2,1 Resolución 0,001 0,002 Precisión ±0,3 % (en todo el rango a +25 °C) Reproducibilidad ±0,2 % Sucesión de medición 0,5 s Mín., Máx., Peak, Hold sí Interfaz sí, USB Software sí Alimentación 1 batería PP3 de 9V Material de la carcasa plástico ABS Dimensiones 210 x 75 x 50 mm Peso 650 g
TERMÓMETRO, MEDIDOR DE HUMEDAD Y BARÓ -METRO REGISTRADOR CON TARJETA DE MEMORIA Este registrador de datos detecta la temperatura y humedad ambiental, así como la presión barométrica, y los registra en una tarjeta SD. Es ideal para registros de larga duración en el sector alimentario e industrial. Los valores registrados se pueden traspasar al PC para su posterior análisis (fichero xls en la tarjeta SD) y representación gráfica. • Mide temperatura, humedad, presión barométrica • Registro en tiempo real con tarjeta de memoria (1 a 16 GB) • Datos guardados directamente en formato Excel en tarjeta SD • Selección de unidades de presión: hPa, mmHg e inHg • Software opcional para transferencia en tiempo real de datos a PC o portátil (no se necesita ningún software para la valoración de los datos almancenados • Indicación del estado bajo de batería • Ajuste de la cuota de medición
Especificaciones técnicas Rango de medición - Presión barométrica 10 ... 1100 hPa (mbar) - Temperatura 0 ... +50 °C - Humedad relativa 10 ... 90 % H.r. Resolución - Presión barométrica 0,1 hPa a 1000 hPa (sino 1 hPa) - Temperatura 0,1 °C - Humedad relativa 0,1 % H.r. Precisión - Presión barométrica ±2 hPa a 1000 hPa, sino ±3 hPa - Temperatura ±0,8 °C - Humedad relativa ±4 % H.r. Intervalo de registro ajustables: 5, 10, 30, 60, 120, 300 o 600 segundos, o automático (almacena un dato cuando hay una alteración del valor de ±1 ºC, o ± 1 % H.r.) Memoria Tarjeta SD 1 ... 16 GB (2 GB includo) Alimentación 6 x baterías 1,5 V AAA o adaptador de red Dimensiones 132 x 80 x 32 mm Peso 282 g
Medidores de presión diferencial para aire y líquidos (no se puede utilizar con ácidos o lejías) Los manómetros digitales de la serie han sido concebidos para ser usados en la industria o en el laboratorio. Estos aparatos son ideales para medir instalaciones hidráulicas o neumáticas. Una característica muy importante es su gran precisión. Su interfaz RS-232 permite realizar la transmisión de los datos a un PC o portátil para su elaboración, registro y valoración. • Selección de unidad de medición • Indicador de sobrepresión, presión negativa o diferencial • Función mín., máx. y Data-Hold • Interfaz RS-232 • Para aire, todo tipo de gases y líquidos no agresivos • Certificado de calibración ISO adicional
Especificaciones técnicas Modelo PCE-910 PCE-917 PSI Rango 0 ... ±29,00 0 ... ±101,00 Resolución 0,01 0,05 mbar Rango 0 ... ±2000 0 ... ±7000 Resolución 1 5 inH2O Rango 0 ... ±802,0 0 ... ±2800 Resolución 0,5 2 mH2O Rango 0 ... ±20,40 0 ... ±70,00 Resolución 0,01 0,05 inHg Rango 0 ... ±59,00 0 ... ±206,0 Resolución 0,02 0,1 mmHg Rango 0 ... ±1500 0 ... ±5250 Resolución 1 5 Kg/cm2 Rango 0 ... ±2,040 0 ... ±7,000 Resolución 0,001 0,005 atmósferas Rango 0 ... ±1,974 0 ... ±6,905 Resolución 0,001 0,005 Precisión ±2 % (en todo el rango) Reproducibilidad ±1 % Sucesión de medición 0,8 s Mín., Máx., Peak, Hold sí Interfaz RS-232 Software sí, adicional Alimentación 1 batería PP3 de 9 V Material de la carcasa plástico Dimensiones de la carcasa 180 x 72 x 32 mm Peso 345 g
ferbrice90
Presionfb

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución