Source: http://docplayer.es/10193533-Manual-instrucciones-multimetro-profesional-ref-k605310-atencion-leer-antes-del-uso.html
Timestamp: 2017-11-20 22:19:34+00:00

Document:
MANUAL INSTRUCCIONES MULTÍMETRO PROFESIONAL REF. K ATENCIÓN LEER ANTES DEL USO - PDF
MANUAL INSTRUCCIONES MULTÍMETRO PROFESIONAL REF. K ATENCIÓN LEER ANTES DEL USO
Download "MANUAL INSTRUCCIONES MULTÍMETRO PROFESIONAL REF. K605310 ATENCIÓN LEER ANTES DEL USO"
Carolina Valverde Castro
1 MANUAL INSTRUCCIONES MULTÍMETRO PROFESIONAL REF. K ESPAÑOL ATENCIÓN LEER ANTES DEL USO A fin de evitar el riesgo de ondas y descargas eléctricas atenerse estrictamente a las instrucciones contenidas en este manual. - Usar el multímetro solamente en el modo indicado para no coprometer el nivel de protección. - No utilizar el multímetro o los cables de medida si parecen estar dañados o si no funcionan correctamente. Dirigirse a un centro de servicio. - Utilizar siempre los cables y las tasas de flujo adecuadas a la medida. - No aplicar una tensión mayor de la nominal entre los terminales o entre ellos y la tierra. - Prestar atención en caso de tensiones superiores a 30V c.a o 60 V c.c. Riesgo de descarga eléctrica. - Sustituir la batería en cuanto en el multímetro se visualice que está descargada. - Antes de efectuar medidas de resistencia, capacidad o de verificar un diodo, desconectar la alimentación del circuito y atender la descarga de los condensadores. - No utilizar el multímetro en presencia de polvo o humedad excesiva o gas inflamable. - Antes de sustituir las baterías del multímetro, desconectar los cables. Listado de símbolos Corriente continua (DC) / Alterna (AC) Continuidad, zumbador D.H Memorización del valor corriente RANGO Selección medida Activación iluminación Diodo Batería descargada M.H. Memorización del valor máximo CARACTERÍSTICAS - Flujo de medición manual o automático - Temperatura de almacenaje: -10ºC ºC - Temperatura operativa: 0 ºC ºC - Condiciones ambientales: 600V. Cat. III - Altitud máxima = 2000m - Tensión máxima entre los terminales y la tierra = 600 W - Display LCD 16mm con retro-iluminación - Máximo valor visualizado 1999 (3 1/2 digit) - Indicación polaridad: - indica polaridad negativa - 1 -
2 - Indicación ' fuera de rango': OL - Frecuencia de muestreo : 2,5 Hz (periodo 0,4s) - Indicación batería descargada: - Apagado automático: 15 minutos - Alimentación: 1,5V x 3AAA - Protección: Fusible 200mA/250V rápido Cables 10 A NO PROTEGIDOS Peso: 250g batería incluida Dimensiones: 158 x 74 x 32mm Num Función 1 Display LCD 2 Tecla ON/OFF para el encendido/apagado 3 Tecla RANGO para la selección del flujo de medida 4 Tecla FUNC para la selección de la función AC/DC o 5 Selector 6 Conexión para la medida de corriente en el flujo 10º 7 Conexión para la medida 8 Conexión COMÚN 9 Panel - 2 -
3 10 Tecla para la activación de la retroiluminación 11 Tecla DATA-H 12 Tecla MAX-H DATOS TÉCNICOS TENSIÓN DC Cables Resolución Precisión 200mV 0.1mV 2V 0.001V ±0.7% 20V 0.01V + 2 Dígitos 200V 0.1V 600V 1V Impedancia de entrada: 10MΩ Protección cable: 200mV = 250V AC o DC rms Sobretensión: cable 2-600V = 600V AC o DC rms Máxima tensión en entrada: 600V DC CORRIENTE DC Cables Resolución Precisión 200 µa 0.1µA 2000 µa 1µA ma 0.01 ma ma 0.1 ma 2.000A 0.001A 10.00A 0.01A Protección: cable 0.1 µa Fusible 200 ma Sobrecarga: Cable 2A-10A: no protegidos Corriente máxima: Entrada INPUT: 200 ma Caída de tensión: 200µA, 20 ma, 2ª = 20 mv 2000µA, 200mA, 10 A = 200mV ± 1.2 % + 3 Dígitos ± 2.0 % + 10 Dígitos TENSIÓN AC Cables Resolución Precisión 200 mv 0.1 mv 2V 0.001V 20V 0.01V 200V 0.1V ± 0.8 % + 3 Dígitos 600V 1V ± 1 % + 3 Dígitos - 3 -
4 Impedancia de entrada: 10MΩ Protección cable: 200mV = 250V AC o DC rms Sobretensión: cable 2-600V = 600V AC o DC rms Máxima tensión en entrada: 600V AC rms Rango Frecuencia: 40Hz Valor calibrado sobre valor rms de una sinusoide CORRIENTE DC Cables Resolución Precisión 200 µa 0.1 µa 2000 µa 1 µa ma 0.01 µa ma 0.1 µa 2.000A µa 10.00A 0.01A Protección: cable µa Fusible 200 ma Sobrecarga: Cable 2A-10A: no protegidos Corriente máxima: Entrada INPUT: 200 ma Caída de tensión: 200µA, 20 ma, 2ª = 20 mv 2000µA, 200mA, 10 A = 200Mv Rango de frecuencia: Hz Valor de calibrado sobre valor rms de una sinusoide ± 1.5 % + 5 Dígitos ± 3.0 % + 10 Dígitos RESISTENCIA Cables Resolución Precisión 200Ω 0.1Ω ± 1 % + 3 Dígitos 2kΩ 0.001kΩ 20kΩ 0.01kΩ ± 1.0 % 200kΩ 0.1kΩ + 1 Dígitos 2MΩ 0.001MΩ 20MΩ 0.01MΩ ± 1 % + 5 Dígitos Tensión de circuito abierto 0.5V Protección sobretensión 250V DC o AC rms PRUEBA DIODOS Cables Corriente directa 1mA Tensión inversa 1.5V Protección sobretensión 250V DC o AC rms Resolución
5 PRUEBA CONTINUIDAD Cables Corriente de circuito abierto 0.5V Protección sobretensión 250V DC o AC rms Función El zumbador suena si la resistencia es menor de 50Ω PRUEBA BATERÍAS Cables Resolución Corriente de prueba 1.5V 0.01V 50Ma 3V 0.01V 30MA 9V 0.01V 12Ma Protección sobrecarga 1.5V 3V 9V Fusible 200 MA/250V rápido 250V DC o AC rms TEMPERATURA ºC Cables Resolución Corriente de prueba -20ºC 0ºC 1ºC ± 5 % +4 Dígitos 0 ºC 400 ºC 1ºC ± 1 % +3 Dígitos 400 ºC 1ºC ± 2 % +3 Dígitos 1000 ºC TEMPERATURA ºF Cables Resolución Corriente de prueba -0ºF 50ºF 1ºF ± 5 % +4 Dígitos 50ºF 750 ºF 1ºF ± 1 % +3 Dígitos 750 ºF 1ºF ± 2 % +3 Dígitos 1800 ºF Protección sobretensión 250V DC o AC rms TRANSISTOR hfe Cables Función hfe Visualiza el valor hfe aproximado (0-1000) del componente en prueba Corriente de prueba 2µA Tensión VCE 1V Protección sobretensión 250V DC o AC rms - 5 -
6 INSTRUCCIONES DE USO Encendido/Apagado: Si el multímetro no se utiliza durante más de 15 minutos se apagará automáticamente señalando con 5 sonidos breves y 1 largo en un minuto. La presión de cualquier tecla encenderá el instrumento. La presión de la tecla FUNC cuando el multímetro está encendido desactiva la función de autoapagado. Data Hold-Bloqueo del valor: En el caso en el que sea necesario bloquear el valor visualizado, pulsar la tecla MAX-H para activar o desactivar la función. Selección Función: Pulsarla tecla FUNC para cambiar función: AC/DC ºC/ºF Retroiluminación: Para mejorar la legibilidad del display en caso de poca luminosidad es posible activar la retroiluminación. Pulsar la tecla * para activar. Para evitar una descarga precoz de la batería, la retroiluminición se apaga automáticamente tras 15 segundos. Señalización de batería descargada: Para evitar mediciones erróneas, que podrían causar choques u otros incidentes, sustituir la batería apenas se visualice la señal que indica batería descargada. APLICACIONES Medidas de tensión alternas o continuas No intentar nunca hacer una medición de tensión/voltaje en un circuito en el que la diferencia de potencia entre la tierra y el circuito abierto sea mayor de 600 V DC o AC rms Colocar el selector sobre, pulsar la tecla FUNC para seleccionar la medida de tensión alternante (AC) o continua (DC)
7 Si se utiliza el multímetro en modo manual y no se conoce a priori el valor de la grandeza a medir, colocar el cable más elevado. Introducir el cable negro en la conexión COM y el cable ROJO en la conexión INPUT. Conectar los cables al circuito bajo examen. Nota: En los rangos más bajos, el instrumento medirá los valores casuales y variables cuando los cables no están conectaos al circuito. Este fenómeno es normal y es debido a la elevada impedancia de entrada. - En modalidad manual el instrumento podría visualizar 'OL' indicando una medida fuera de rango. Colocar un cable mayor. Medidas de corriente alterna o continua No intentar nunca hacer una medición de corriente en un circuito en el que la diferencia de potencia entre la tierra y el circuito abierto sea mayor de 600 V DC o AC rms Colocar el selector sobre µa, Ma o A en función a la intensidad de corriente a medir. Pulsar la tecla FUNC para seleccionar la medida de corriente alterna (AC) o contiua (DC). Para colocar la modalidad manual pulsasr ela tecla RANGE. Si se utiliza el multímetro en modalidad manual y si no se conoce a priori el valor de la grandeza a medir, colocar el cable más elevado. Colocar el cable NEGRO en la conexión COM y el cable ROJO en la conexión INPUT (Flujo µa o MA) o 10A (flujo A). Conectar los cables en serie a la carga a examen NOTA: Los flujos µa y Ma están protegidos por un fusible de 200mA. El flujo 10ª no está protegido por fusible
8 Medida de resistencia Cuando se toman mediciones de resistencia sobre componentes incluidos en un circuito, asegurarse que hay sido eliminada la alimentación y que todos los condensadores tengan tiempo de descargarse. Colocar el selector sobre Pulsarla tecla RANGE par poner manualmente el cable de medida. Conectar el cable NEGRO a la conexión COM y el puntal ROJO a la conexión INPUT. Unir los cables al componente a medir. NOTA: Cuando se toman medidas de resistencia mayores de 1MΩ, podría ser necesario hasta 2 segundos para obtener una medida estable. Prueba de diodos Cuando se toman mediciones de diodos sobre componentes incluidos en un circuito, asegurarse que hay sido eliminada la alimentación y que todos los condensadores tengan tiempo de descargarse. Colocar el selector sobre Pulsarla tecla FUNC para seleccionar la función DIODI Conectar el cable NEGRO a la conexión COM y el puntal ROJO a la conexión INPUT. Para verificar la caída de tensión directa de un diodo, conectar el puntal rojo al ánodo del diodo y el negro al cátodo. Para verificar la tensión inversa de un diodo, conectar el cable rojo al cátodo del diodo y el negro al ánodo
9 NOTA: El display indica la caída de tensión directa del diodo aproximada. En el caso de diodo polarizado inversamente o de cables no conectados, el display indicará 'OL'. Prueba continuidad Cuando se toman mediciones de resistencia sobre componentes incluidos en un circuito, asegurarse que hay sido eliminada la alimentación y que todos los condensadores tengan tiempo de descargarse. Colocar el selector sobre Pulsar la tecla FUNC para seleccionar la función CONTINUDAD Conectar el puntal NEGRO a la conexión COM y el puntal ROJO a la conexión INPUT. El zumbador interno sonará en caso de resistencia inferior a 50Ω Temperatura: Cuando se toman mediciones de resistencia sobre componentes incluidos en un circuito, asegurarse que hay sido eliminada la alimentación y que todos los condensadores tengan tiempo de descargarse. Colocar el selector sobre TEM. Pulsar la tecla FUNC para seleccionar la lectura de grados centígrados (ºC) o Fahrenheit (ºF). Para la medida de la temperatura deben ser usados solamente - 9 -
10 termopares de tipo K (como los suministrados). Introducir el jack rojo en la conexión INPUT y el negro en la conexión COM. Aproximar la punta del termopar al objeto a medir. NOTA: En caso de mal contacto entre el termopar y el objeto a medir, podría ser necesario esperar unos segundos para que la medición sea estable. Test Baterías El instrumento permite verificar el estado de carga de las baterías de 1,5 3V y 9V. La prueba se realiza mediante la aplicación de una prueba de corriente a la batería. Sobre el display se leerá la tensión bajo carga. Colocar e selector en BATT 1.5V 3V 9V en función al tipo de bareía a probar. Conectar el puntal NEGRO a la conexión COM y el puntal ROJO a la conexión INPUT. Conectar los puntales a la batería Medida HFE del transistor Colocar el selector sobre Hfe Conectar el apósito adaptador con el terminal - en la conexión COMO y el terminal + en la conexión INPUT. Identificar el tipo de transistor (NON o PNP) y conectarlo en la manera correcta. El display indicará la medida aproximada del parámetro hfe del transistor en examen. Sustitución de la batería: MANTENIMIENTO Desconectar los cables y desconectar cualquier señal de entrada antes de abrir la cubierta de la batería Si sobre el display aparece el símbolo la batería del instrumento debe ser sustituida lo más pronto posible. Aflojar el tornillo que sujeta la cubierta posterior del multímetro
11 Quitar la cubierta Sustituir la batería por una del mismo tipo Desechar la batería acabada según las normas vigentes Volver a colocar la cubierta y atornillar Sustitución de fusible: Desconectar los cables y desconectar cualquier señal de entrada antes de abrir la cubierta de la batería. Para prevenir lesiones a personas o daños al multímetro, sustituir el fusible con uno de igual valor (200Ma / 250V) Aflojar el tornillo que sujeta la cubierta posterior del multímetro Quitar la cubierta Sustituir el fusible por uno del mismo tipo Colocar la cubierta y atornillar

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución

 Resolución 
 Resolución 
 Resolución