Source: https://www.scribd.com/document/66959346/789
Timestamp: 2019-02-16 11:39:18+00:00

Document:
Uploaded by Enrique Arellano
CompaX-4-spanish
August 2002 (Spanish)
2002 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies.
GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante 3 años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, modificación, contaminación o condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener la información correspondiente de autorización de la devolución, y luego envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema. ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO AQUELLA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES, QUE SURJAN POR CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 EE.UU. Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Países Bajos
1 1 2 5 6 18 18 18 18 19 19 20 20 20 22 22 24
Introducción................................................................................................................... Información de contacto de Fluke ................................................................................. Información sobre seguridad ......................................................................................... Procedimientos iniciales ................................................................................................ Familiarización con el medidor ...................................................................................... Medición de parámetros eléctricos................................................................................ Impedancia de entrada ............................................................................................. Rangos ..................................................................................................................... Prueba de diodos...................................................................................................... Visualización de los valores mínimo, máximo y promedio........................................ Utilización de AutoHold............................................................................................. Compensación de la resistencia del conductor de prueba ....................................... Uso de las funciones de salida de corriente .................................................................. Modo de fuente......................................................................................................... Modo de simulación.................................................................................................. Cambio de la amplitud de corriente .......................................................................... Producción de una salida estacionaria en mA..........................................................
Escalonamiento manual de la salida en mA.............................................................. Rampas automáticas para la salida en mA ............................................................... Opciones de encendido ................................................................................................. Modo de alimentación de lazo ....................................................................................... Vida útil de la batería ..................................................................................................... Mantenimiento ............................................................................................................... Mantenimiento general .................................................................................................. Calibración ................................................................................................................ Reemplazo de las baterías........................................................................................ Reemplazo de un fusible........................................................................................... Si el medidor no funciona.......................................................................................... Piezas de recambio y accesorios................................................................................... Especificaciones ............................................................................................................ 25 26 27 29 31 31 31 31 32 34 34 35 39
4 7 9 11 11 13 16 25 26 26 28 31 37
Símbolos internacionales ..................................................................................................... Conectores de entrada y salida ............................................................................................ Posiciones del selector rotatorio para efectuar mediciones.................................................. Posiciones del selector giratorio para salida en mA ............................................................. Posiciones del selector giratorio para un suministro de lazo ................................................ Botones pulsadores.............................................................................................................. Pantalla ................................................................................................................................ Botones pulsadores de ajuste de la salida en mA ................................................................ Botones pulsadores de escalonamiento en mA.................................................................... Valores de escalonamiento en mA ....................................................................................... Opciones de encendido........................................................................................................ Vida útil típica de una batería alcalina .................................................................................. Repuestos ............................................................................................................................
789 Manual de uso iv .
.. 3.................................... Conexiones para el suministro de la alimentación de lazo .....................Lista de figuras Figura 1................. Botones pulsadores.................................................................. Posiciones del selector rotatorio para efectuar mediciones.............................................................. Modo de fuente de corriente.......................... 6................... Título Página 5 6 8 10 12 15 21 23 29 30 33 36 Fluke 789 ProcessMeter............................................ 7...................................................... 5..................... 11................. v ................................. 4............................................................................. 10................................................................................................................................ Elementos de la pantalla ................................................................ 2...................................................... Posiciones del selector giratorio para salida en mA ...... 12.............................................. Conectores de entrada y salida .......................... 9.............................................. Simulación de un transmisor ............................................................. Repuestos ..................................................................... Reemplazo de las baterías y fusibles ..................... 8. Tensión en función de la corriente de la alimentación del lazo .........
789 Manual de uso vi .
ProcessMeter Introducción WAdvertencia Lea la sección “Información sobre seguridad” antes de utilizar el medidor. Comuníquese con un distribuidor de Fluke para obtener información sobre los accesorios para el multímetro digital (DMM). Si el medidor está dañado o si falta alguno de sus componentes. además de la capacidad de salida de corriente. “el medidor”) es una herramienta manual accionada por batería que se utiliza para medir parámetros eléctricos.UU. El instrumento Fluke 789 ProcessMeter™ (en adelante. Para pedir repuestos o piezas adicionales. llame al: EE.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) Europa: +31-402-678-200 Japón: +81-3-3434-0181 Singapur: +65-738-5655 Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500 1 . Presenta todas las características de un multímetro digital (DMM). suministra una corriente estacionaria o de rampa para probar instrumentos de proceso y proporciona un suministro de alimentación de lazo de más de 24 V. comuníquese de inmediato con la tienda en donde fue adquirido. Información de contacto de Fluke Para pedir accesorios. recibir asistencia con la operación u obtener la dirección del distribuidor o Centro de Servicio de Fluke más cercano a su localidad. consulte la tabla 13 en las últimas páginas de este manual.
fluke.1-92 Overvoltage Category III. solicite servicio técnico de mantenimiento para el medidor. Inspeccione los conductores de prueba para ver si el aislamiento está dañado o si hay partes de metal expuestas. Utilice el medidor solamente de acuerdo con las especificaciones de este manual. No utilice el medidor si éste no funciona como es debido. Box 1186. • • • • • 2 . No utilice el medidor en presencia de gases. Everett. ANSI/ISA S82. En caso de dudas. Compruebe la continuidad de los conductores de prueba. de lo contrario.O.2 No. Examine el producto para ver si hay grietas o si falta plástico. O bien. Asegúrese de que la tapa de la batería esté cerrada y bloqueada antes de utilizar el medidor. WA 98206-9090 EE.com Información sobre seguridad El medidor cumple con las normas EN61010.789 Manual de uso Envíe la correspondencia a: Fluke Corporation P.V.UU. Antes de utilizar el medidor.01-1994 y CAN/CSA C22. Es posible que la protección esté afectada. Reemplace los conductores de prueba dañados antes de utilizar el medidor. Fluke Europe B. una Precaución identifica condiciones y acciones que pueden ocasionar daños al medidor o al equipo que se está probando. Una Advertencia identifica condiciones y acciones que presentan peligros para el usuario. Box 9090. la protección proporcionada por el instrumento podría verse afectada. 1010. visítenos en la World Wide Web: www. Retire los conductores de prueba del medidor antes de abrir la tapa de la batería. Los símbolos internacionales utilizados en el medidor y en este manual se explican en la Tabla 1.O. Preste atención especial al aislamiento que rodea a los conectores. inspeccione la caja. P. vapores o polvos explosivos. 5602 BD Eindhoven Países Bajos WAdvertencia Para evitar posibles choques eléctricos o lesiones personales: • No utilice el medidor si está dañado.
utilice sólo baterías AA. mantenga sus dedos detrás de los protectores correspondientes.ProcessMeter Información sobre seguridad • Para alimentar el medidor. 42 V CA cresta o 60 V CC. Al reparar el medidor. Estas tensiones plantean un peligro de choque eléctrico. Conecte la punta de prueba común antes de conectar la punta de prueba con tensión. Utilice los conectores. instaladas correctamente en la caja del medidor. Al utilizar las sondas. desconecte primero el conductor de prueba con tensión. Tenga cuidado al trabajar con tensiones superiores a los 30 V CA rms. Al desconectar los conductores de prueba. utilice solamente los repuestos especificados. WPrecaución Para evitar daños posibles al medidor o al equipo que se está probando: • Desconecte la alimentación eléctrica y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de efectuar pruebas de resistencia o continuidad. • • • • • 3 . funciones y rangos correctos para el tipo de medición realizada o fuente utilizada.
Consulte el manual. Las ubicaciones típicas son: redes eléctricas.789 Manual de uso Tabela 1. Información importante. se refiere al nivel de protección contra latensión de resistencia al choque proporcionada. Cumple con las normas australianas relevantes N10140 4 . Símbolos internacionales Símbolo Significado Corriente alterna Corriente continua Símbolo Significado Conexión de protección a tierra Fusible Cumple con las directivas de la Unión Europea Cumple con las normas relevantes de la Canadian Standards Association c Corriente alterna o continua Riesgo de peligro. enchufes eléctricos de pared y niveles de distribución principal conectados más cerca del sistema de suministro. Pollution Degree 2 según EN61010. pero no tan cerca como el sistema de suministro primario (CAT IV). Batería Satisface los requisitos de seguridad de Underwriters’ Laboratories T Aislamiento doble Inspeccionado y certificado por TÜV Product Services Listed 950 Z CAT III Sobretensión Overvoltage (Installation) Category III.
Fluke 789 ProcessMeter 5 . FINE Hz Selector giratorio 0% mV V V OFF mA A mA mA 250 HART LOOP POWER mA A mA COM V Conectores de entrada y salida aoa014f. lea la sección “Uso de las funciones de salida de corriente”. e instrucciones para cambiar la batería y los fusibles. lea la sección “Medición de parámetros eléctricos” además de las mencionadas en el párrafo anterior. 100% MIN MAX RANGE HOLD Pantalla 789 PROCESSMETER Botones pulsadores SpanCheck %STEP COARSE REL Las secciones siguientes a “Uso de las funciones de salida de corriente” contienen información sobre las opciones de encendido. Si no conoce el DMM Fluke serie 80 o no sabe utilizar un DMM. repase las tablas y figuras de la sección “Familiarización con el medidor” y comience a utilizar el medidor.eps Figura 1.ProcessMeter Procedimientos iniciales Procedimientos iniciales Si ya conoce el DMM Fluke serie 80. Posteriormente podrá recurrir a la Descripción general del producto para recordar las diversas funciones y características que puede utilizar.
Conectores de entrada y salida 6 .eps Figura 2.789 Manual de uso Familiarización con el medidor Para familiarizarse con las características y funciones del medidor. La figura 6 y la tabla 7 explican qué es lo que indican cada uno de los elementos de la pantalla. estudie las siguientes figuras y tablas. • La figura 4 y las tablas 4 y 5 describen las funciones de salida de las tres últimas posiciones del selector giratorio. • • 1 A mA COM V 3 2 4 anw001f. La figura 3 y la tabla 3 describen las funciones de entrada de las seis primeras posiciones del selector giratorio. La figura 5 y la tabla 6 describen las funciones de los botones pulsadores. • • La figura 2 y la tabla 2 describen los conectores de entrada y salida.
(Utilizar en serie con un suministro de lazo. Entrada para tensión de 1000 V como máximo. Común para todas las mediciones. Conectores de entrada y salida Función simulación de transmisor Artículo A Conector Ac Funciones de medición Entrada para corriente continua de 440 mA como máximo.ProcessMeter Familiarización con el medidor Tabla 2. B mA d Común para salida de corriente continua de 24 mA como máximo. Salida para simulación de transmisor de 24 mA como máximo. (1 A durante un máximo de 30 segundos. Ω. Función fuente de corriente Salida para corriente continua de 24 mA como máximo. Común para el suministro de alimentación de lazo.) C V D COM Común para simulación de transmisor de 24 mA como máximo. (Utilizar en serie con un suministro de lazo.) Protegida con un fusible de 440 mA. Salida para el suministro de alimentación de lazo.) 7 . Protegida con un fusible de 440 mA. continuidad y prueba de diodos. Entrada para corriente de 30 mA como máximo.
eps Figura 3.789 Manual de uso 4 5 3 mV V 6 mA A mA 2 V OFF mA 250 HART LOOP POWER 1 mA anw002f. Posiciones del selector giratorio para efectuar mediciones 8 .
Contador de frecuencia D Predeterminada: Medir mV CC Igual a lo anterior . Contador de frecuencia C $ % Predeterminada: Medir V CC . Posición Funciones Acciones de los botones pulsadores A B OFF Medidor apagado Predeterminada: Medir V CA Selecciona una acción de mínimo (MIN). salvo que sólo hay un rango para cada posición del conector de entrada. Posiciones del selector giratorio para efectuar mediciones No. Contador de frecuencias E & Predeterminada: Medir Ω  para continuidad (azul) D prueba Conductor de prueba alto en cA: Medir A CC (azul) selecciona CA Conductor de prueba alto en dmA: Medir mA CC Igual a lo anterior. salvo que la prueba de diodos sólo tiene un rango F ' Igual a lo anterior. 30 mA ó 1 A 9 . máximo (MAX) o promedio (AVG) " selecciona un rango fijo (mantener pulsado durante 1 segundo para obtener el rango automáticamente) Conmuta la función AutoHold 5 Conmuta a lectura relativa (fija un punto cero relativo) Igual a lo anterior # .ProcessMeter Familiarización con el medidor Tabla 3.
789 Manual de uso mV V V OFF mA A mA 1 2 mA 3 250 HART LOOP POWER mA anw008f. Posiciones del selector giratorio para salida en mA 10 .eps Figura 4.
mide mA Acciones de los botones pulsadores (azul) pasa cíclicamente a través de: • 250 Ω resistor en serie para comunicación con el dispositivo HART conectado como entrante • 250 Ω resistor en serie conectado como saliente mA 11 .100 % . Posiciones del selector giratorio para un suministro de lazo No.0% Tabla 5. A Posición Función predeterminada Acciones de los botones pulsadores % STEP X o W Ajusta la salida hacia arriba o hacia abajo al próximo incremento de 25 % COARSE X o W: Ajusta la salida hacia arriba o hacia abajo 0. C Posición 250 HART LOOP POWER Función predeterminada Conductores de prueba en SOURCE: Suministra alimentación de lazo de más de 24 V.0 % en incrementos de 25 % (3 en la pantalla) • Repetición lenta de rampa 0 % .0 % (0 en la pantalla) SALIDA ( Conductores de prueba en SOURCE: Fuente 0 % mA Conductores de prueba en SIMULATE: Sumidero 0 % mA B SALIDA ) 0213 Conductores de prueba en SOURCE: La fuente repite rampa lenta (0) 0 % -100 % . Posiciones del selector giratorio para salida en mA No.100 % .0 % Conductores de prueba en SIMULATE: El sumidero repite rampa lenta (0) -0 % -100 % .0 % (2 en la pantalla) • Repetición lenta de rampa 0 % .1 mA FINE X o W: Ajusta la salida hacia arriba o hacia abajo 0.100 % .0 % en incrementos de 25 % (1 en la pantalla) • Repetición rápida de rampa 0 % .100 % .ProcessMeter Familiarización con el medidor Tabla 4.001 mA  fija la salida en 0 %  fija la salida en 100 % (azul) pasa cíclicamente a través de: • Repetición rápida de rampa 0 % .
789 Manual de uso 4 3 5 6 100% MIN MAX RANGE HOLD SpanCheck 0% %STEP COARSE REL FINE Hz 2 10 1 9 8 7 anw003f.eps Figura 5. Botones pulsadores 12 .
ProcessMeter Familiarización con el medidor Tabla 6. máximo (MAX) o promedio (AVG) Salida en mA: ajusta la salida en mA hacia arriba al próximo incremento de 25 %   Span Check X % STEP E " COARSE X En medición: selecciona un rango fijo (mantener pulsado durante 1 segundo para obtener el rango automáticamente) Salida en mA: ajusta la salida hacia arriba 0.1 mA En medición: conmuta la función AutoHold. Botones pulsadores No. o en el caso de grabación de MIN MAX. alta y apagada) A B C D Salida en mA: ajusta la salida en mA a un valor del 0 % (4 mA o 0 mA) Salida en mA: fija la salida en mA a un valor del 100 % (20 mA) En medición: selecciona una acción de mínimo (MIN). Botón b Span Check Funciones Conmuta la luz de fondo (baja. suspende la grabación Salida en mA: ajusta la salida hacia arriba 0.001 mA F FINE X 13 .
789 Manual de uso Tabla 6.0 % en incrementos de 25 % (1 en la pantalla) • Repetición rápida de rampa 0 % . W (AZUL) (función alterna) FINE Funciones En medición: conmuta entre el contador de frecuencia y las funciones de medición de tensión Salida en mA: ajusta la salida hacia abajo 0.0 % (2 en la pantalla) • Repetición lenta de rampa 0 % -100 % .001 mA Selector giratorio en posición y conductor de prueba enchufado en el conector Ac: conmuta entre medición de amperios de CA y CC Selector giratorio en posición &: conmuta la función de la prueba de diodos (D) Selector giratorio en posición SALIDA )0213 : pasa cíclicamente a través de • Repetición lenta de rampa 0 % -100 % .0 % (0 en la pantalla) • Repetición rápida de rampa 0 % -100 % . Botones pulsadores (cont.1 mA En medición: conmuta entre medición de Ω y continuidad Salida en mA: ajusta la salida en mA hacia abajo al próximo incremento de 25 % 5 W % STEP  W 14 . Botón G H .0 % en incrementos de 25 % (3 en la pantalla) Selector giratorio en posición de suministro de alimentación de lazo • Conmuta activación/desactivación del resistor en serie de 250 Ω ' I J COARSE En medición: conmuta la lectura relativa (fija un punto cero relativo) Salida en mA: ajusta la salida hacia abajo 0.) No.100 % .
Elementos de la pantalla 15 .ProcessMeter Familiarización con el medidor 6 5 7 8 9 10 11 12 13 4 3 14 15 2 1 17 16 anw004f.eps Figura 6.
789 Manual de uso Tabla 7. Elemento % (presentación porcentual) Significado Muestra el valor de mA medido o el nivel de salida en %.la grabación de MIN MAX está activada MAX .la pantalla está mostrando el valor grabado mínimo AVG .la pantalla está mostrando el valor grabado máximo MIN .la pantalla está mostrando el valor promedio desde el momento en que se inició la grabación (hasta aproximadamente unas 40 horas de grabación continua) A B C D E F G H I J K L SALIDA S 16 . en una escala de 0-20 mA o de 4-20 mA (las escalas se cambian con la opción de encendido) Se ilumina cuando la salida en mA (fuente o de simulación) está activa Se ilumina durante la función de continuidad Se ilumina cuando hay presente una tensión peligrosa Q B 4 Cifras / D ! MAX MINAVG Se ilumina cuando la lectura relativa está activada Se ilumina cuando la batería está baja Se ilumina cuando el medidor está transmitiendo o recibiendo información a través del puerto IR Muestra el valor de la entrada o la salida Se ilumina cuando la función AutoHold está activada Se ilumina durante la función de prueba de diodos Se ilumina cuando se mantiene la grabación MIN MAX Indicadores del estado de grabación MIN MAX: ! . Pantalla No.
kHz Auto Range Manual Range 400100030 mV Significado Muestra las unidades de entrada o salida y los multiplicadores asociados con las cifras Indicadores de estado del rango: Auto Range – está activada la función de rango automático Manual Range – el rango está fijado El número más la unidad y el multiplicador indican el rango activo Se ilumina uno de estos indicadores al generarse una salida de rampa o un escalonamiento mA (posición del selector giratorio de funciones )0213): 0 .rampa rápida continua de 0 % . mV.rampa rápida en incrementos de 25 % (5 segundos/paso) M N O 02 13 P Q 250 Ω HART Alimentación de lazo Se ilumina al activarse la resistencia en serie de 250 Ω Se ilumina al estar en el modo de suministro de alimentación de lazo 17 .) No. M o kΩ. AC.rampa lenta continua de 0 % .rampa lenta en incrementos de 25 % (15 segundos/paso) 3 . Elemento mA.0 % (40 segundos) 2 .100 % .ProcessMeter Familiarización con el medidor Tabla 7.0 % (15 segundos) 1 . DC. Pantalla (cont.100 % .
Asegúrese de seleccionar el rango correcto: • • Si el rango es demasiado bajo. La mayoría de las funciones de medición del medidor tienen más de un rango (consulte la sección “Especificaciones”). El medidor debe indicar la caída de tensión correspondiente al diodo. Fije el selector giratorio en la función deseada. 3. la pantalla muestra OL (sobrecarga). Visualice los resultados en la pantalla LCD. indicando una impedancia alta. El diodo está funcionando correctamente si aprueba las pruebas descritas en los pasos 4 y 5. Al alcanzar el rango más alto. Cada vez que pulse ". el medidor vuelve a determinar el rango automáticamente cuando se pasa a otra función de medición o cuando se pulsa " durante 1 segundo. 2. Inserte el conductor de prueba de color rojo en el conector V y el conductor de prueba de color negro en el conector COM. 3. Consulte la sección “Especificaciones” para obtener más información. 4. 6. Pulse " para bloquear el rango. Rangos Un rango de medición determina el valor y resolución más altos que pueden ser medidos por el instrumento. 2. Ajuste el selector giratorio en &. Impedancia de entrada Para las funciones de medición de tensión. el medidor no estará mostrando la medición más exacta. la impedancia de entrada es de 10 MΩ. Invierta las sondas. Si se bloquea el rango. 5. Pulse (azul) para que aparezca el símbolo D en la pantalla. el medidor selecciona el siguiente rango más alto. 4. Si el rango es demasiado alto. Prueba de diodos Para probar un único diodo: 1. El medidor muestra OL.789 Manual de uso Medición de parámetros eléctricos La secuencia correcta para tomar las mediciones es la siguiente: 1. 18 . Enchufe los conductores de prueba en los conectores correspondientes. Toque el ánodo con la sonda roja y el cátodo con la sonda negra (el lado con la banda o bandas). Toque los puntos de prueba con las sondas. regresará al rango más bajo. El medidor normalmente selecciona el rango más bajo que medirá la señal de entrada aplicada (aparece Auto Range en la pantalla).
Las lecturas se almacenan hasta que apague el medidor. Pulse para activar la función AutoHold. 19 . se continúan grabando las lecturas de mínimo y máximo pero ya no cambia el promedio visualizado. AutoHold no captará lecturas inestables o ruidosas. Active AutoHold para congelar la pantalla del medidor en cada nueva lectura estable (salvo en el modo del contador de frecuencias). MIN y AVG. o desactive MIN MAX. Si la grabación de MIN MAX está activada continuamente durante más de 40 horas. El medidor emite un pitido y actualiza la pantalla con cada nueva lectura estable. Pulse nuevamente para visualizar cíclicamente los valores MAX. pulse para suspenderla. no utilice la función AutoHold para determinar si existe una tensión peligrosa. Pulse y mantenga pulsado durante 1 segundo para borrar las mediciones almacenadas y para salir de esta función. y mantiene el promedio de todas las mediciones. ! Advertencia Para evitar la posibilidad de choque eléctrico. Durante la grabación de MIN MAX. pase a otra medición o función de fuente. La alarma suena al grabarse un nuevo máximo o mínimo. Utilización de AutoHold Nota La grabación MIN MAX debe estar desactivada para usar la función AutoHold. Se desactiva el apagado automático y la función de rango automático durante la grabación de MIN MAX. Pulse para activar la grabación de MIN MAX.ProcessMeter Medición de parámetros eléctricos Visualización de los valores mínimo. pulse nuevamente para reanudarla. Esta característica le permite tomar mediciones en situaciones en las que resulta difícil observar la pantalla. máximo y promedio La grabación de MIN MAX almacena las mediciones más baja y más alta.
Modo de fuente El modo de fuente se selecciona automáticamente insertando los conductores de prueba en los conectores SOURCE + y −. Elija el modo de fuente en el que el medidor suministra la corriente. el modo de simulación en el que el medidor regula la 20 . corriente en un lazo de con alimentación externa. o el modo de suministro de alimentación de lazo en el que el medidor alimenta un dispositivo externo y mide la corriente del lazo. Uso de las funciones de salida de corriente El medidor proporciona una salida de corriente estacionaria. Utilice el modo de fuente siempre que necesite suministrar corriente a un circuito pasivo. toque los conductores de prueba entre sí. La pantalla es la misma en los modos de fuente y simulación. por tanto utilice el modo de simulación siempre que sea posible. tal como un lazo de corriente que no tenga una alimentación eléctrica propia. La manera de saber qué modo se está utilizando es ver qué par de conectores de salida se está utilizando. Seleccione la función de medición de Ω. El modo de fuente agota la batería más rápidamente que el modo de simulación. Las lecturas en la pantalla sustraerán la resistencia del conductor hasta que vuelva a pulsar 5 o cambie a otra medición o función de fuente. y luego pulse 5. tal como se muestra en la figura 7.789 Manual de uso Compensación de la resistencia del conductor de prueba Utilice la característica de lectura relativa (Q en la pantalla) para fijar la medición actual como un cero relativo. Esta característica se utiliza con frecuencia para compensar la resistencia del conductor de prueba al medir ohmios. escalonada y de rampa para probar lazos de corriente de 0-20 mA y 4-20 mA.
Modo de fuente de corriente 21 .eps Figura 7.ProcessMeter Uso de las funciones de salida de corriente 789 PROCESSMETER 40 20 60 80 0 100% MIN MAX RANGE HOLD 100 SpanCheck 0% %STEP COARSE REL FINE Hz mV V V OFF mA A mA mA mA HART LOOP POWER 250 A mA COM V anw010f.
Cambio de la amplitud de corriente La amplitud de salida de corriente del medidor tiene dos ajustes (con un sobrerrango de 24 mA como máximo): • • 4 mA = 0 %. Espere por lo menos 2 segundos y luego suelte ". coloque los conectores OUTPUT SOURCE + y − en cortocircuito. el lazo puede recibir una baja impedancia de las otras posiciones del selector giratorio de funciones.789 Manual de uso Modo de simulación El modo de simulación se denomina así porque el medidor simula un transmisor de lazo de corriente. tal como se muestra en la figura 8. y observe el nivel de salida al 0 %. La pantalla es la misma en los modos de fuente y simulación. 22 . causando un flujo máximo de hasta 35 mA en el lazo. Si no. gire el selector giratorio de funciones a OUTPUT [ mA. La manera de qué modo se está utilizando es ver qué par de conectores de salida se está utilizando. 3. 20 mA = 100 % (predeterminado en fábrica) 0 mA = 0 %. El modo de simulación conserva la vida útil de la batería. Para pasar a otra función y guardar la amplitud de salida de corriente en la memoria no volátil (que se mantiene al apagarse la alimentación eléctrica): 1. 2. 20 mA = 100 % Para determinar cuál es la amplitud seleccionada. Por tanto. utilice este modo en lugar del modo de fuente siempre que sea posible. El modo de simulación se selecciona automáticamente insertando los conductores de prueba en los conectores SIMULATE + y −. Utilice el modo de simulación cuando una tensión externa de CC de 15 a 48 V está en serie con el lazo externo que se está probando. WPrecaución Fije el selector giratorio de funciones a uno de los valores de salida de mA ANTES de conectar los conductores de prueba a un lazo de corriente. Mantenga presionado " al encender el medidor. Apague el medidor.
ProcessMeter Uso de las funciones de salida de corriente Alimentación de CC V COM +24V 789 PROCESSMETER 40 20 60 80 0 100 100% MIN MAX RANGE HOLD SpanCheck 0% %STEP COARSE REL FINE Hz mV V V OFF mA A mA mA 250 HART LOOP POWER mA A mA COM V anw011f. Simulación de un transmisor 23 .eps Figura 8.
eligiendo los conectores de salida SOURCE o SIMULATE. el medidor reanudará las funciones de fuente. Utilice los botones pulsadores para ajustar la corriente. Los botones pulsadores STEP pasan al próximo múltiplo de 25 %. Si el medidor no puede entregar la corriente programada porque la resistencia de la carga es demasiado alta o la tensión de alimentación de lazo es demasiado baja. el medidor produce una salida estacionaria de CC en mA. El medidor comienza a efectuar funciones de fuente o a simular al 0 %. 24 . tal como se muestra en la tabla 8. Seleccione la función de fuente o simulación. aparecerán guiones (-----) en la pantalla numérica. Nota Los botones pulsadores STEP descritos en la tabla 9 están disponibles cuando el medidor está produciendo una salida estacionaria en mA. Cuando la impedancia entre los conectores SOURCE sea lo suficientemente baja.789 Manual de uso Producción de una salida estacionaria en mA Cuando el selector giratorio de funciones está en la posición OUTPUT [ mA y los conectores OUTPUT están conectados a una carga apropiada.
el medidor reanudará las funciones de fuente. Seleccione la función de fuente o simulación. el medidor produce una salida estacionaria de CC en mA. aparecerán guiones (-----) en la pantalla numérica. eligiendo los conectores de salida SOURCE o SIMULATE. Botones pulsadores de ajuste de la salida en mA Botón Ajuste Ajusta hacia arriba 0.ProcessMeter Uso de las funciones de salida de corriente Tabla 8. COARSE X FINE Ajusta hacia arriba 0. Nota Los botones pulsadores de ajuste COARSE y FINE descritos en la tabla 8 están disponibles al realizar cambios escalonados manualmente de la salida en mA. Consulte la tabla 10 para conocer los valores en mA en cada incremento de 25 %. Utilice los botones pulsadores para aumentar o disminuir la corriente en incrementos de 25 %.1 mA FINE Ajusta hacia abajo 0. Cuando la impedancia entre los conectores SOURCE sea lo suficientemente baja.1 mA Escalonamiento manual de la salida en mA Cuando el selector giratorio de funciones está en la posición OUTPUT [ mA y los conectores OUTPUT están conectados a una carga apropiada.001 mA " X . 25 . El medidor comienza a efectuar funciones de fuente o a simular 0 %. tal como se muestra en la tabla 9. W COARSE Ajusta hacia abajo 0.001 mA 5 W Si el medidor no puede entregar la corriente programada porque la resistencia de la carga es demasiado alta o la tensión de alimentación de lazo es demasiado baja.
Valores de escalonamiento en mA Valor (para cada incremento de amplitud) 4 a 20 mA 4. Botones pulsadores de escalonamiento en mA Botón X % STEP % STEP Ajuste Ajusta hacia arriba al próximo incremento de 25 % Incremento 0% Ajusta hacia abajo al próximo incremento de 25 % 25 % 50 % 75 % Fija el valor en 100 % Fija el valor en 0 % 100 % 125 % 120 % Tabla 10.000 mA 10.000 mA 16.000 mA 20.000 mA 15.000 mA 0 a 20 mA 0.000 mA 20.789 Manual de uso Tabla 9. 26 .000 mA 8.000 mA 5. manteniendo sus manos libres para probar la respuesta del transmisor.000 mA  W  Span Check Span Check  Rampas automáticas para la salida en mA La generación automática de rampas le da la capacidad de aplicar un estímulo de corriente variable desde el medidor a un transmisor.000 mA 24. Seleccione la función de fuente o simulación eligiendo los conectores SOURCE o SIMULATE.000 mA 24.000 mA 12.
el medidor produce una rampa de repetición continua de 0 % .100 % .0 % de 40 segundos (predeterminada). Nota En cualquier momento durante el proceso de rampa automática. Los incrementos se indican en la tabla 10. 0 % . Espere 2 segundos antes de soltar el botón pulsador después de encender el medidor. Al mantener pulsado más de un botón. 0 % .0 % Rampa escalonada con incrementos de 25 % y una pausa de 5 segundos en cada incremento.100 % . El medidor emite una alarma como reconocimiento de la opción de encendido.0 % Rampa escalonada con incrementos de 25 % y una pausa de 15 segundos en cada incremento. Sólo se mantiene el ajuste de la amplitud de corriente al apagarse la alimentación eléctrica. Las demás opciones deben repetirse en cada sesión operativa. 0 % . podrá congelar la rampa con sólo mover el selector giratorio de funciones a la posición [ mA.100 % . 0 2 1 Rampa uniforme 0 % .0 % Rampa uniforme de 15 segundos.100 % . se activa más de una opción de encendido. Luego puede usar los botones pulsadores de ajuste COARSE. mantenga pulsado el botón pulsador que se muestra en la tabla 11 girando el selector giratorio de funciones desde OFF a cualquier posición de encendido. FINE y % STEP para hacer los ajustes necesarios.0 % en una selección de cuatro formas de onda de rampa: Opciones de encendido Para seleccionar una opción de encendido. y los conectores de salida están conectados a la carga apropiada. Pulse (azul) para pasar cíclicamente a través de las cuatro formas de onda.ProcessMeter Opciones de encendido Cuando el selector giratorio de funciones está en la posición SALIDA )0213. 27 . Los incrementos se indican en la tabla 10. 3 Los tiempos de rampa no son ajustables.100 % .
20 mA Desactiva la alarma Desactiva la característica que apaga la alimentación al medidor después de 30 minutos de inactividad. "  (azul) Mostrar prueba/versión de firmware Desactivado 28 .789 Manual de uso Tabla 11. Opciones de encendido Valor predeterminado Recuerda el último ajuste Activado Activado Opción Cambiar el ajuste de 0 % de la amplitud de corriente Desactivar la alarma Desactivar el apagado automático Botón Acción tomada Conmuta entre los rangos de 0 .20 mA y 4 . El apagado automático se desactiva independientemente de esta opción si está activada la grabación de MIN MAX Muestra HOLD (siempre y cuando esté pulsado el botón) y después muestra la versión del firmware.
se desactivará la resistencia interna.ProcessMeter Modo de alimentación de lazo Modo de alimentación de lazo El modo de suministro de alimentación de lazo se puede utilizar para alimentar un instrumento de proceso (transmisor). Al mismo tiempo. Conecte el medidor en serie con el lazo de corriente del instrumento. tal como se indica en la figura 10. Al volver a pulsar (azul). El medidor suministra la alimentación de lazo a un valor nominal de 24 V CC. Al estar en este modo. Tensión en función de la corriente de la alimentación del lazo 29 .eps Figura 9. el medidor mide la corriente que el instrumento de proceso está utilizando. Cuando se activa la alimentación de lazo. El instrumento de proceso regula la corriente. 32 30 Tensión (V) 28 26 24 22 20 0 4 8 12 16 20 24 Corriente (mA) Tensión de lazo con 250 Tensión de lazo sin 250 aoa020f. el medidor funciona como si fuera una batería. El conector mA es el común mientras que el conector A está a más de 24 V CC. el medidor se configura para medir mA y se produce una corriente continua de más de 24 V entre los conectores mA y A. Es posible activar una resistencia interna en serie de 250 Ω para comunicación con HART y otros dispositivos inteligentes con sólo pulsar el botón (azul).
eps Figura 10.789 Manual de uso 789 PROCESSMETER 100% MIN MAX RANGE HOLD SpanCheck 0% %STEP COARSE REL FINE Hz mV V V OFF mA A mA TEST DC PWR – ++ – Rojo mA 250 HART LOOP POWER mA + – A mA COM V Negro aoa009f. Conexiones para el suministro de la alimentación de lazo 30 .
Comuníquese con un Centro de Servicio autorizado de Fluke para recibir las instrucciones correspondientes. que podrían tener como consecuencia choques eléctricos o lesiones personales. Evite utilizar la luz de fondo. Los procedimientos de reparación. Tabla 12. Para conservar la vida útil de la batería: • • • • Utilice la simulación de corriente en lugar de la función de fuente cuando sea posible. Vida útil típica de una batería alcalina Operación del medidor Medición de cualquier parámetro Simulación de corriente Función de fuente 12 mA en 500 Ω Horas 140 140 10 Mantenimiento Esta sección proporciona algunos procedimientos básicos de mantenimiento. Calibración Calibre el medidor una vez al año para asegurarse de que funcione de acuerdo con sus especificaciones. no utilice abrasivos ni solventes. comuníquese con un Centro de Servicio autorizado de Fluke. La tabla 12 muestra la vida útil típica de una batería alcalina. No desactive la característica de apagado automático. 31 . calibración y servicio técnico que no se consideran en este manual deben ser realizados por personal capacitado.ProcessMeter Vida útil de la batería Vida útil de la batería WAdvertencia Para evitar lecturas falsas. Para los procedimientos de mantenimiento que no se describen en este manual. Apague el medidor cuando no esté en uso. Mantenimiento general Limpie periódicamente la caja con un paño húmedo y detergente. reemplace la batería tan pronto como aparezca el indicador (B).
1. 3. Utilice cuatro baterías alcalinas AA. Quite la tapa de la batería. ! Advertencia Para evitar choques eléctricos: • Retire los conductores de prueba del medidor antes de abrir la tapa de la batería. 5. • Reemplace las baterías tal como se describe a continuación. Saque las baterías del medidor. Retire los conductores de prueba y apague el medidor. Cierre y bloquee la tapa de la batería antes de utilizar el medidor. Consulte la figura 11. 6. 4. Reemplácelas con cuatro baterías alcalinas AA nuevas. 32 . gire cada tornillo de la tapa de la batería hacia la izquierda de modo que la ranura quede paralela con la imagen de un tornillo grabada en la caja. Instale nuevamente la tapa de la batería y apriete los tornillos.789 Manual de uso Reemplazo de las baterías 2. Con un destornillador de mano de hoja estándar.
Reemplazo de las baterías y fusibles 33 .ProcessMeter Mantenimiento general F1 F2 anw037.eps Figura 11.
Utilizando un ohmímetro. Con un destornillador de mano de hoja estándar. verifique la resistencia entre los conductores de prueba del medidor. 4.789 Manual de uso Reemplazo de un fusible Si un fusible está fundido. el fusible está funcionando. 5. Para determinar si un fusible está fundido: 1. Enchufe el conductor de prueba de color negro en COM y el conductor de prueba de color rojo en A c. Si está dañada. gire cada tornillo de la tapa de la batería hacia la izquierda de modo que la ranura quede paralela con la imagen de un tornillo grabada en la caja. 3. los fusibles y los conductores de prueba. Para extraer uno de los fusibles. Coloque el selector giratorio de funciones en 2. libere un extremo haciendo palanca en él cuidadosamente y luego deslice el fusible hasta sacarlo de su soporte. utilice sólo el fusible de reemplazo especificado. Revise este manual para asegurarse de que está usando los conectores y la posición del selector giratorio de funciones correctos. Si el medidor no funciona • Examine la caja para ver si hay señales de daño físico. 2. Si la resistencia es aproximadamente 14 Ω. no utilice el medidor y comuníquese con un Centro de Servicio de Fluke. Si la resistencia es aproximadamente 1 Ω. de 440 mA y 1000 V. de fundido rápido. Vuelva a instalar la tapa de acceso a la batería. reemplácelo de la manera siguiente. el fusible está funcionando. Una lectura abierta significa que el fusible F2 está fundido. 3. Reemplace los fusibles fundidos. verifique la resistencia entre los conductores de prueba del medidor. Utilizando un ohmímetro. Mueva el conductor de prueba de color rojo a la posición ^. • • 34 . 5. Examine la batería. Consulte la figura 11 según sea necesario: 1. Fije la tapa girando los tornillos un cuarto de vuelta hacia la derecha. Fluke PN 943121. '. Una lectura abierta significa que el fusible F1 está fundido. ! Advertencia Para evitar lesiones personales o daños al medidor. 4. Ambos conectores de entrada de corriente están protegidos con fusibles separados de 440 mA. Retire los conductores de prueba del medidor y coloque el selector giratorio de funciones en la posición OFF.
Si el medidor está bajo garantía. utilice los números telefónicos o direcciones indicadas en la sección “Comunicación con Fluke”. de 440 mA y 1000 V. utilice sólo el fusible de reemplazo especificado. Fluke PN 943121. de fundido rápido.ProcessMeter Piezas de recambio y accesorios Si el medidor sigue sin funcionar. comuníquese con el distribuidor de Fluke más cercano. Se dispone de muchos más accesorios para los DMM de Fluke. Los repuestos y algunos accesorios se muestran en la figura 12 y se enumeran en la tabla 13. el medidor será reparado y devuelto a un costo fijo. Consulte la Garantía que aparece en la parte posterior de la página de título para conocer las condiciones de la misma Si la garantía ha caducado. utilice solamente los repuestos especificados en este manual. 35 . Comuníquese con un Centro de Servicio de Fluke para mayor información y para conocer los precios. Para información sobre cómo pedir piezas o accesorios. Nota Al realizar el servicio técnico al medidor. comuníquese con un Centro de Servicio de Fluke. será reparado o reemplazado (a opción de Fluke) y devuelto sin costo alguno. Piezas de recambio y accesorios ! Advertencia Para evitar lesiones personales o daños al medidor. Para recibir un catálogo.
eps Figura 12.789 Manual de uso 1 2 17 3 30 18 16 8 4 5 6 7 15 14 13 20 23 26 19 27 25 24 29 28 12 9 10 11 21 22 anw005f. Repuestos 36 .
elastoméricos Luz de fondo/soporte Pantalla LCD Máscara No. caja superior Teclado Protector superior Contacto del protector superior Caja de contactos Contacto RSOB Fusible.41 MP7 P1 MP3 Descripción Conjunto de perillas Caja superior con protector de lente Calcomanía. F2 H7. Repuestos Número de artículo Identificador de referencia MP14 MP1 MP8 MP6 MP5 MP47 MP4 MP28-31 ! F1. 1000 V. 440 mA.ProcessMeter Piezas de recambio y accesorios Tabla 13. de pieza o de modelo de Fluke 658440 1622855 1623923 1622951 1622924 674853 1622913 1567683 943121 832220 1675171 658697 1641965 1622960 1883431 1622881 Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 A B C D E F G H I J K L M N O P 37 .8 MP9 MP12 MP40. de fundido rápido Tornillo PCB Protector inferior Lente IR Conectores LCD.
pieza o de modelo de Fluke 878983 659042 658382 376756 948609 659026 658424 1622870 674850 666435 666438 1558745 948674 658689 1274382 1670095 1627890 1636493 Cantidad 1 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 (juego de 2) 1 (juego de 2) 1 1 Q R S T U V W X Y Z a b c d - 38 . alcalina de 1. Repuestos (cont. negativo Batería AA. batería / fusible Amortiguador Contactos dobles de la batería Contacto de baterías. tapa de acceso. positivo Tornillos de la caja Etiqueta de calibración Teclado de calibración Conductores de prueba TL71 Pinzas de conexión AC72 Descripción general del producto CD-ROM (contiene el Manual de uso) No.) Número de artículo Identificador de referencia MP50 MP11 MP20 BT1-4 H1-2 MP13 MP15 MP2 MP46 MP16-18 MP19 H3-6 MP21 MP22 No se muestra No se muestra Not shown Not shown Descripción Amortiguador Caja inferior Contacto de baterías.5 V y 0-15 mA Sujetadores. batería/fusible Soporte inclinado Montaje de accesorios con soportes de sondas Tapa de acceso.789 Manual de uso Tabla 13.
1 V 1V Exactitud.1 % + 1 0.ProcessMeter Especificaciones Especificaciones Todas las especificaciones se aplican de +18° C a +28° C a menos que se especifique lo contrario.001 V 0.1 % + 1 0. Todas las especificaciones suponen un período de calentamiento de 5 minutos. 50 Hz o 60 Hz Protección contra sobretensión: 1000 V 39 . < 100 pF Relación de rechazo de modo normal: > 60 dB a 50 Hz o 60 Hz Relación de rechazo de modo común: >120 dB a CC. Medición de voltios de CC Rango (V CC) 4. ± (% de la lectura + recuentos) 0.0 1000 Resolución 0. El intervalo estándar de duración de la especificación es de 1 año.1 % + 1 0.1 % + 1 Impedancia de entrada: 10 MΩ (nominal).01 V 0. Nota “Recuentos” significa la cantidad de incrementos o decrementos del último dígito significativo.00 400.000 40.
00 V 400.1 V 1V 50 Hz a 60 Hz 0.0 mV 4.2 % + 4 1. < 100 pF.7 % + 2 45 Hz a 200 Hz 1.0 Resolución 0.7 % + 2 0. ± (% de la lectura + recuentos) Rango (CA) 400.2 % + 4 1. Conversión de CA: rms real Factor máximo de cresta: 3 (entre 50 y 60 Hz) Para formas de onda no sinusoidales. agregue ± (2 % de la lectura + 2 % f.0 % + 4 7. 50 Hz o 60 Hz 40 .s.2 % + 4 1.7 % + 2 0.789 Manual de uso Medición de milivoltios de CC Rango (V CC) 400.001 V 0.7 % + 4 0.0 % + 4 7.0 V 1000 V Resolución 0. ± (% de la lectura + recuentos) 0.0 % + 4 7.01 V 0.1 mV Exactitud.) típica Impedancia de entrada: 10 MΩ (nominal).2 % + 4 200 Hz a 500 Hz 7.2 % + 4 1.7 % + 2 0. acoplado con CA Relación de rechazo de modo común: >60 dB a CC.0 % + 4 Las especificaciones son válidas desde 5 % a 100 % del rango de amplitud.1 % + 2 Medición de milivoltios de CC Exactitud.1 mV 0.0 % + 4 7.000 V 40.
ProcessMeter Especificaciones Medición de la corriente alterna Rango 45 Hz a 2 kHz 1.001 A Exactitud. ± (% de la lectura + recuentos) 1%+2 Tensión típica de la carga 1.000 A (Nota) Resolución 0. ± (% de la lectura + recuentos) 0.000 A (Nota) Resolución 0.5 V / A Nota: 440 mA continua. agregue ± (2 % de la lectura + 2 % f.05 % + 2 0.001 A Exactitud.001 mA 0. 1 A durante 30 segundos como máximo Protección contra sobrecarga: fusible de fundido rápido de 440 mA y 1000 V 41 .5 V / A Nota: 440 mA continua. 1 A durante 30 segundos como máximo Las especificaciones son válidas desde 5 % a 100 % del rango de amplitud.2 % + 2 Tensión típica de la carga 14 mV / mA 1. Conversión de CA: rms real Factor máximo de cresta: 3 (entre 50 y 60 Hz) Para formas de onda no sinusoidales.) típica Protección contra sobrecarga: fusible de fundido rápido de 440 mA y 1000 V Medición de la corriente continua Rango 30.s.000 mA 1.
5 % + 3 Protección contra sobrecarga: 1000 V Tensión de circuito abierto: < 3.9 V 42 .0 µA 600 nA 220 nA 22 nA Exactitud.2 % + 1 0.00 MΩ Resolución 0.000 kΩ 40.2 % + 2 0.001 kΩ 0.01 MΩ Medición de la corriente 220 µA 60 µA 6.789 Manual de uso Medición de ohmios Rango 400. ± (% de la lectura + recuentos) 0.01 kΩ 0.1 Ω 0.35 % + 3 2.00 kΩ 400.2 % + 1 0.0 kΩ 4.2 % + 1 0.001 MΩ 0.000 MΩ 40.0 Ω 4.1 kΩ 0.
9 Hz 19.005 % + 1 0.999 kHz Resolución 0.005 % + 1 0.005 % + 1 La pantalla se actualiza 3 veces/segundo a >10 Hz Sensibilidad del contador de frecuencia Sensibilidad mínima (onda sinusoidal rms) 5 Hz a 5 kHz* Rango de entrada 400 mV 4V 40 V 400 V 1000 V CA 150 mV (50 Hz a 5 kHz) 1V 3V 30 V 300 V CC (nivel aproximado de activación 5 % de la escala completa) 150 mV 1V 3V 30 V 300 V * Utilizable de 0.1 Hz 0.01 Hz 0. ± (% de la lectura + recuentos) 0.99 Hz 1999. 106 VHz máx. 43 .5 Hz a 20 kHz con sensibilidad reducida.001 kHz Exactitud.ProcessMeter Especificaciones Exactitud del contador de frecuencia Rango 199.
Corriente de prueba nominal de 0.05 x exactitud especificada por °C para temperaturas < 18 °C o > 28 °C 1 0. Coeficiente de temperatura: 0.2 mA a 0.05 % de la amplitud 1 Tensión de acatamiento: 28 V con tensión de la batería de >~4. mínimo 15 V Tensión de acatamiento: 21 V para una alimentación de 24 V Tensión de la carga: < 3 V Especificaciones generales Tensión máxima aplicada entre cualquier conector y tierra de protección: 1000 V Temperatura de almacenamiento: -40 °C hasta 60 °C Temperatura de operación: -20 °C hasta 55 °C Altitud de operación: 2000 metros como máximo.6 V.789 Manual de uso Prueba de diodos de continuidad Indicación de la prueba de diodos: Indicación de la prueba de diodos: Muestra la caída de tensión a lo largo del dispositivo. Indicación de la prueba de continuidad: tono audible continuo para la resistencia de prueba < 100 Ω Tensión de circuito abierto: < 2.0 V de escala completa. con sobrerrango a 24 mA Exactitud: 0.1 x exactitud especificada por °C para temperaturas < 18 °C o > 28 °C Alimentación de lazo Protección contra sobrecarga: 1000 V rms Alimentación de lazo: Mínimo de 24 V a 24 mA en una carga de 1200 Ω Salida de corriente continua Modo de fuente: Amplitud: 0 mA o 4 mA a 20 mA. con sobrerrango a 24 mA Exactitud: 0. Exactitud ± (2 % + 1 recuento).9 V Corriente de cortocircuito: 220 µA típica Modo de simulación: Amplitud: 0 mA o 4 mA a 20 mA.5 V 44 . máximo 48 V.05 % de la amplitud 1 Tensión de lazo: Nominal 24 V. 2.
75 % hasta 40 °C. Requisitos de alimentación eléctrica: cuatro baterías AA (se recomiendan alcalinas) Tamaño: 10. Para la salida de corriente continua. La exactitud para todas las funciones del medidor no se especifica en campos de RF > 3 V/m.32 % de la amplitud.00 pulg. Humedad relativa: 95 % hasta 30 °C. ANSI/ISA S82.1-92 Overvoltage Category III.94 pulg. 5 Hz hasta 500 Hz Choque: prueba de caída de 1 m Seguridad: Cumple con las normas EN61010.01-1994 y CAN/CSA C22.14 % del rango. X 1. rango de 30. agregar 0. 45 % hasta 50 °C y 35 % hasta 55 °C Vibración: aleatoria 2g. agregar 0.ProcessMeter Especificaciones Compensaciones de la exactitud a utilizar en campos de RF: en presencia de un campo de RF de 3 V/m.2 No.000 mA. X 8. agregar 0.25 % del rango. Para la medición de corriente continua.0 cm (3.) 45 .97 pulg. .6 lbs.0 cm X 20.3 cm X 5. 1010. .) Peso: 610 g (1. Certificaciones: . cambie las especificaciones de la exactitud tal como se indica a continuación: Para la medición de voltios de CA.
789 Manual de uso 46 .
Documents Similar To 789
Jose Julio Espin ALix

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución