Source: http://docplayer.es/1818281-Continuo-guia-rapida-para-configuracion-de-un-sistema-de-monitoreo.html
Timestamp: 2017-03-27 14:57:46+00:00

Document:
CONTINUO GUIA RÁPIDA PARA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO - PDF
Download "CONTINUO GUIA RÁPIDA PARA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO"
Francisco Javier Espejo Naranjo
1 MONITOREO CONTINUO GUIA RÁPIDA PARA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO Revisión /6/20132 MONITTOREEO CONTTI INUO... 1 GUIA RÁPIDA PARA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO,... 1 INTRODUCCIÓN... 3 CONEXIÓN DE VIBRASPEC A LA RED... 4 CONFIGURACIÓN DE VIBRASPEC... 5 CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP... 6 CONFIGURACIÓN DE ACELERÓMETROS MONITOREO DE SENSORES Y CONEXIONES CONFIGURACIÓN DEL TACÓMETRO VERIFICACIÓN DE VIBRASPEC CONFIGURACIÓN DE MAINTraq OnLine CONFIGURE EL VIBRASPEC CONFIGURE LA MÁQUINA CONFIGURE LA DETECCIÓN DE MÁQUINA PARADA CONFIGURE LOS USUARIOS CORRA EL PROGRAMA SERVIDOR OBSERVE LAS MEDICIONES EN TIEMPO REAL OBSERVE LAS TENDENCIAS OBSERVE LOS ESPECTROS jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l3 INTRODUCCIÓN Este documento presenta los pasos a seguir para la configuración de un sistema de monitoreo continuo basado en instrumentación IDEAR. El ejemplo de este documento utiliza un monitor de vibraciones de dos canales Vibraspec 200 pero es también aplicable a los instrumentos Vibraspec 400, Vibraspec 800 y TV420. Se recomienda seguir paso a paso las indicaciones de este documento para realizar una configuración típica de un sistema de monitoreo. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l4 CONEXIÓN DE VIBRASPEC A LA RED 1. Conecte Vibraspec con su PC utilizando un cable de red. 2. Si la conexión entre Vibraspec y la PC es directa, utilice un cable de red cruzado. 3. Si la conexión entre Vibraspec y la PC es a través de un switch o un bridge WiFi, utilice un cable de red recto 4. Una vez conectado, verifique que los leds verde y amarillo del conector de red de Vibraspec estén encendidos. 5. Si los leds verde y amarillo no se encienden verifique lo siguiente: Que Vibraspec esté encendido Que la PC o switch estén encendidos Que la PC o el switch sean compatibles con redes de 100 MBits/s (100 Base T) jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l5 CONFIGURACIÓN DE VIBRASPEC Utilice el software CONFIX para configurar a Vibraspec. CONFIX muestra una lista con todos los instrumentos Vibraspec, TV420 o RTU conectados a la red. Observe que cada instrumento está identificado por el número de serie que coincide con el de la etiqueta que está en la tapa de Vibraspec Para el caso en que no aparezcan instrumentos en la lista verifique lo siguiente: 1. Que Vibraspec esté encendido 2. Que Vibraspec esté conectado a la red de acuerdo a lo indicado en la sección anterior. 3. Desconecte el Firewall de Windows 4. Desconecte el antivirus 5. Presione el botón Buscar para actualizar la lista de instrumentos CONFIX muestra a los instrumentos IDEAR conectados independientemente de las direcciones IP que tengan configuradas jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l6 CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP 1. Asegúrese que su PC tiene una dirección IP configurada. Para eso, vaya a la configuración de las conexiones de red y edite las propiedades del protocolo de internet TCP/IP Su computadora tiene una dirección fija como es el caso de este ejemplo o puede tener una dirección IP automática que es definida por otro dispositivo de la red. Para conocer la dirección IP de su computadora en el caso en que la configuración sea automática, presione el botón de Inicio de Windows, seleccione Ejecutar y escriba cmd para abrir una consola. Desde la consola escriba ipconfig y presione la tecla Enter. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l7 Si su computadora se conectará únicamente a Vibraspec, entonces debe utilizar una dirección IP fija. Las direcciones IP automáticas requieren que en la red exista otro dispositivo encargado de asignar las direcciones IP 2. Para el caso en que su computadora esté conectada a otras redes por cable o WiFi, asegúrese que la configuración de la IP fija esté en una subred diferente. Esto significa, que los primeros tres números de la dirección IP fija no deben coincidir con los tres primeros números de las direcciones IP de los otros adaptadores de red. Para el caso de este ejemplo, la dirección IP fija es Entonces, los otros adaptadores de red deben tener direcciones IP que no comiencen con Desde CONFIX, seleccione el Vibraspec deseado y presione Configurar (o haga un doble click para ver las propiedades) jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l8 4. Ponga a Vibraspec una dirección IP que esté dentro de la misma subred que su PC. Esto es, que coincidan los tres primeros dígitos. Para el caso de nuestro ejemplo, nuestra subred es , por lo que la dirección IP debe comenzar con Asegúrese de poner una dirección IP que no esté siendo usada por ningún otro dispositivo. Si por ejemplo, usted va a configurar la dirección , es recomendable que previamente verifique que esa dirección esté libre. Para eso, presione el botón de Inicio de Windows, seleccione Ejecutar, escriba cmd y presione Enter para abrir una ventana de consola. Desde la consola, escriba ping para comprobar que ningún dispositivo conteste en esta dirección: jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l9 Para el caso en que haya respuestas, significa que la dirección está ocupada por lo que deberá elegir una dirección diferente. En muchas ocasiones, deberá consultar con el administrador de red para que le indique las direcciones IP que deberá utilizar. 5. Configure la dirección IP deseada en Vibraspec jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l10 6. Compruebe que la dirección se haya configurado correctamente 7. Verifique que la nueva dirección IP funciona correctamente. Para eso, presione el botón de Inicio de Windows, seleccione Ejecutar, escriba cmd y presione Enter para abrir una ventana de consola. Desde la consola, escriba ping para comprobar que Vibraspec responda en esta dirección: jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l11 8. Para el caso en que Vibraspec no responda a la dirección IP configurada, verifique lo siguiente: Que Vibraspec esté encendido Que Vibraspec esté correctamente conectado a la red como se indicó en la sección anterior Es posible que si antes existía otro dispositivo con la dirección que ahora se configuró en Vibraspec, no haya respuesta durante algunos minutos. Si este fuese el caso, borre la tabla que convierte a las direcciones IP en direcciones físicas. Para hacer esto, abra la consola, escriba arp d * y presione Enter jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l12 CONFIGURACIÓN DE ACELERÓMETROS Utilice CONFIX para configurar los sensores de vibraciones a utilizar Seleccione la hoja Canales para indicar que canales utilizará, que sensores conectará y que variables medirá desde cada sensor Haga un doble click sobre un canal de la lista para configurar el nombre, el tipo de sensor, las variables a medir, los niveles de alarma y otras propiedades. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l13 jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l14 MONITOREO DE SENSORES Y CONEXIONES Vibraspec puede controlar que los acelerómetros estén conectados correctamente. Si un acelerómetro está bien conectado, la tensión DC entre sus bornes A y B es de aproximadamente 12V. Si se produjera un cortocircuito en el cableado o el sensor dejara de funcionar, la tensión DC sería cercana a 0V. Si se desconectara un cable, la tensión entre los bornes A y B de Vibraspec sería cercana a 24V. De este modo, Vibraspec permite configurar límites a la tensión DC medida entre los bornes A y B como por ejemplo, 8V y 16V. Si la tensión DC sale de esos límites, Vibraspec lo indicará como una falla en el sensor. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l15 CONFIGURACIÓN DEL TACÓMETRO Todos los modelos de Vibraspec permiten conectar un tacómetro para medir RPM y fase. Los tacómetros pueden ser sensores fotoeléctricos (fototacómetros), sensores de proximidad inductivos con salida digital, sensores de proximidad analógicos (proximitors trabajando como keyphasors) o pickups magnéticos. En general, todo lo que se requiere para usar un tacómetro, es conectarlo a Vibraspec y habilitarlo en la configuración. Es posible fijar límites a las RPM medidas para que Vibraspec genere alarmas o paradas de máquinas por exceso o falta de velocidad. También es posible ajustar los umbrales de detección para casos especiales en que se trabaje con pickups magnéticos jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l16 VERIFICACIÓN DE VIBRASPEC Una vez que Vibraspec se haya conectado y configurado de acuerdo a los pasos indicados anteriormente, es necesario verificar que todo funcione correctamente. Utilice el explorador de Internet para ver las mediciones de Vibraspec. Para esto, abra el explorador y ponga la dirección IP de Vibraspec. Para el caso en que no pueda ver la pantalla de Vibraspec, asegure lo siguiente: Que Vibraspec esté encendido y que esté correctamente conectado a la red de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior Que Vibraspec responda al ping de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior (En este caso, desde la consola escriba ping y compruebe que Vibraspec responda) jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l17 Con el explorador de Internet usted puede acceder a las siguientes pantallas: Tensiones: Muestra las tensiones DC medidas por Vibraspec como si se las midiera con un multímetro. De este modo, es posible verificar si los acelerómetros están conectados correctamente viendo que las tensiones medidas sean cercanas a 12 Volts jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l18 Canales: Indica si los sensores de cada canal están funcionando correctamente jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l19 RPM: Muestra las RPM medidas jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l20 Aceleraciones: Muestra las aceleraciones medidas en cada canal siempre que hayan sido habilitadas en la configuración. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l21 Envolventes: Muestra las envolventes medidas en cada canal siempre que hayan sido habilitadas en la configuración. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l22 Velocidades: Muestra las velocidades medidas en cada canal siempre que hayan sido habilitadas en la configuración. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l23 Desplazamientos: Muestra los desplazamientos medidos en cada canal siempre que hayan sido habilitados en la configuración. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l24 Desplazamientos 1X: Muestra los vectores desplazamiento 1X medidos en cada canal siempre que hayan sido habilitados en la configuración. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l25 CONFIGURACIÓN DE MAINTraq OnLine Instale los programas MAINTraq OnLine Server MAINTraq OnLine MAINTraq RealTime Presione el botón de Inicio de Windows, seleccione Programas y corra el programa Configuración de MTQServer. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l26 CONFIGURE EL VIBRASPEC Presione el botón que corresponde a Vibraspec 200 Póngale el nombre VENTILADOR y la dirección IP ya configurada en Vibraspec Indique que Vibraspec tiene acelerómetros conectados en Canal 1 y Canal 2 jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l27 Presione Aceptar para completar la configuración de Vibraspec jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l28 CONFIGURE LA MÁQUINA Haga un clic derecho sobre la carpeta de máquinas para editar sus propiedades. Elija la foto o diagrama que ilustrará al conjunto de máquinas a monitorear. Haga un clic derecho sobre la carpeta de máquinas para crear el ventilador jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l29 Ponga el nombre a la máquina e indique cada cuanto tiempo se tomarán las mediciones y se realizarán los análisis (espectros, formas de onda, ) En este caso, las mediciones de valores globales se adquirirán y evaluarán una vez por segundo. Los espectros se medirán cada 30 segundos y se grabarán una vez por hora (3600 segundos) si no hay alarmas o cada 10 minutos (600 segundos) si hay alarmas. Haga un clic derecho sobre el VTI para crear la medición de RPM. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l30 Indique que obtendrá a las mediciones desde el Vibraspec configurado que tiene nombre VENTILADOR Haga un clic derecho sobre VTI para crear los puntos de medición. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l31 Ponga el nombre LADO ACOPLE, indique que las mediciones se obtendrán desde el canal 1 (A1, B1) de Vibraspec e indique que el punto tiene RPM variables que se miden desde la entrada de RPM creada anteriormente Seleccione la hoja de Variables para habilitar o deshabilitar mediciones en ese punto y para fijar niveles de alarma. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l32 Seleccione la hoja de Frecuencias Características para definir las frecuencias relacionadas con ese punto de medición. Haga un clic derecho sobre el punto LADO ACOPLE para definir los espectros a medir en ese punto jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l33 Cree un espectro de velocidad con frecuencia máxima de 600 Hz y 1600 líneas de resolución: Cree un espectro de envolvente con frecuencia máxima de 600 Hz, 1600 líneas de resolución y 5 promedios: jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l34 Cree un espectro de aceleración con frecuencia máxima de 10 KHz, 1600 líneas de resolución y 10 promedios: Para crear el segundo punto (LADO LIBRE), haga un clic sobre el punto LADO ACOPLE y presione Copiar jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l35 Haga un clic derecho sobre VTI y presione Pegar Edite las propiedades del punto copiado. Ponga el nombre LADO LIBRE e indique que la medición se obtiene desde el Canal 2 (A2-B2) de Vibraspec) jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l36 Usted puede configurar a Vibraspec para que realice a las mediciones simultáneamente en los dos canales. Par eso, haga un clic derecho sobre VTI y seleccione Editar Plan de Analisis. Presione el botón Generar Plan con mínimos Pasos para que las mediciones de igual tipo se realicen simultáneamente. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l37 Observe que en cada paso de análisis ahora se mide tanto en punto 1V (LADO ACOPLE) como en el 2V (LADO LIBRE) Haga un click derecho sobre VTI y seleccione Editar Imagen para configurarle una foto o diagrama. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l38 Arrastre los puntos de medición hacia la ubicación correcta. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l39 Haga un clic derecho sobre la carpeta de máquinas, seleccione las propiedades y arrastre a la máquina VTI hacia la ubicación correcta. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l40 Presione Aceptar para completar la configuración. CONFIGURE LA DETECCIÓN DE MÁQUINA PARADA Agregue una condición de máquina parada para que el sistema grabe mediciones únicamente cuando el ventilador esté funcionando. Haga un clic derecho sobre la máquina para ver las propiedades. Seleccione la hoja Proceso y haga un clic sobre el espacio blanco. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l41 Seleccione la opción A través de RPM. Indique el valor de RPM por debajo del cual, el sistema considerará que la máquina está parada. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l42 Compruebe que la condición esté definida y presione Aceptar jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l43 CONFIGURE LOS USUARIOS Presione el botón para crear usuarios: Ponga el nombre y la contraseña para el usuario: Habilite los permisos que correspondan para el usuario Configure al menos dos conexiones para que el usuario pueda abrir simultáneamente el programa MAINTra RealTime y MAINTraq OnLine. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l44 Observe que el usuario se haya creado correctamente: Seleccione Archivo, Guardar Configuración para salvar las configuraciones realizadas. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l45 CORRA EL PROGRAMA SERVIDOR Presione el acceso directo a MTQServer del escritorio o desde Inicio, Programas, MTQServer, MTQServer. SI el firewall está habilitado, le preguntará si desea desbloquear el al programa MTQServer. Indique Desbloquear. Observe que en la pantalla de MTQServer, el Vibraspec llamado VENTILADOR esté conectado Presione m para ver la lista de máquinas. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l46 Presione las teclas de flechas verticales para ver las mediciones de las máquinas: jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l47 OBSERVE LAS MEDICIONES EN TIEMPO REAL Corra el programa MAINTraq RealTime desde el acceso directo que está en el escritorio Escriba el nombre de usuario Juan y la contraseña Juan. Presione la computadora ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla para configurar el acceso al servidor Presionar Configurar jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l48 Presionar el botón de la izquierda para configurar la conexión a nuevo servidor: Ponga un nombre al servidor. Donde dice Host, debe poner LocalHost si el servidor está en la misma PC. Si el servidor está en otra PC, debe poner el nombre de la computadora del servidor (si tiene configurada IP automática) o su dirección IP (si tiene configurada IP fija). jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l49 Seleccione el servidor CALDERA y presione Aceptar Ahí verá la carpeta con las máquinas que haya configurado. Presione el botón VTI jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l50 Observe a las mediciones en tiempo real sobre cada punto de medición. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l51 OBSERVE LAS TENDENCIAS Corra el programa MAINTraq OnLine desde el acceso directo que está en el escritorio. Ingrese el nombre de usuario y contraseña Observe que MAINTraq OnLine se conecta directamente con el servidor local. De todos modos, usted puede crear conexiones a servidores ubicados en otras computadoras de modo similar a lo hecho anteriormente con MAINTraq RealTime. Abra la carpeta de máquinas, abra la máquina VTI y marque las variables que desee visualizar. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l52 Seleccione por ejemplo, la última hora de mediciones: jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l53 Observe las mediciones realizadas en la última hora Utilice el cursor para ver los valores en un instante específico. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l54 OBSERVE LOS ESPECTROS Observe al espectro medido en el instante indicado por el cursor en la parte inferior de la pantalla de tendencias Haga un doble clic sobre el espectro y elija ver los espectros medidos en la última hora, último día, último mes, etc. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l55 jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l56 Utilice los botones para desplegar cursores, comparar espectros o agregar etiquetas. Del mismo modo, usted puede configurar y ver formas de onda u órbitas sobre señales de desplazamiento. jun-13 Soluciones IDEAR s.r.l Documentos relacionados
Diagrama de topología Red punto a punto Redes conmutadas SOLUCIÓN ACTIVIDAD Objetivos de aprendizaje Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá: Identificar correctamente los cables que se Más detalles Índice. Solución de Problemas frecuentes Centros Educativos-PROMECE
Índice Sección i: Problemas Frecuentes... 2 Al intentar ingresar a la red el sistema no reconoce ninguno de los usuarios... 2 Se formateó una máquina y se requiere conectarla al dominio... 3 No aparecen Más detalles MANUAL DE USUARIO AVMsorguar
MANUAL DE USUARIO AVMsorguar TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO...1 INSTALADOR...2 INSTALACION...3 MANUAL DE USO...8 DESCARGA DE DATOS...8 CONFIGURACION DEL AVM...9 VISUALIZACION DE LOS DATOS...10 MANEJO Más detalles Módulo: Resolución de problemas técnicos a distancia. Resolución de problemas técnicos a distancia. Escritorio Remoto
Resolución de problemas técnicos a distancia Módulo: Resolución de problemas técnicos a distancia Escritorio Remoto I.- REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y USO DEL ESCRITORIO REMOTO...2 II.- HABILITAR UN Más detalles CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SOFTWARE SERVIDOR DE MONITOREO CONTINUO MAINTraq OnLine Server es un software servidor que monitorea máquinas en tiempo real. Mide vibraciones, temperaturas, variables de proceso, evalúa máquinas y permite Más detalles Práctica de laboratorio 3.6.4 Conexión y configuración de hosts
Práctica de laboratorio 3.6.4 Conexión y configuración de hosts Objetivos Conectar una PC a un router mediante un cable directo. Configurar la PC con una dirección IP adecuada. Configurar la PC con un Más detalles Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica. Programa de Técnico en Mantenimiento de Computadoras. Red Adhoc.
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica. Programa de Técnico en Mantenimiento de Computadoras Red Adhoc. Ver 02_10 Ad hoc es una locución latina que significa literalmente Más detalles MAINTraq RealTime MANUAL DE OPERACIÓN 26/03/2008
MANUAL DE OPERACIÓN 26/03/2008 REQUERIMIENTOS PARA MAINTraq RealTime... 2 INSTALACIÓN DE MAINTraq RealTime... 3 MAINTraq RealTime COMO PARTE DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO... 6 UTILIZACIÓN del MAINTraq Más detalles MONITOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS
MONITOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS VIBRAspec 800 es un monitor de máquinas de 8 canales que mide y analiza vibraciones mecánicas. Cumple con los requerimientos de la norma API670 para protección de máquinas. Más detalles MONITOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS
MONITOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS VIBRAspec 400 es un monitor de máquinas de 4 canales que mide y analiza vibraciones mecánicas. Cumple con los requerimientos de la norma API670 para protección de máquinas. Más detalles ACCESS CONTROL. Aplicación para control y gestión de presencia. (Versión. BASIC) 1 Introducción. 2 Activación del programa
1 2 1 Introducción Aplicación para control y gestión de presencia ACCESS CONTROL (Versión. BASIC) AccessControl es un eficaz sistema para gestionar la presencia de sus empleados mediante huella dactilar. Más detalles CCNA Exploration Aspectos básicos de redes: Práctica de laboratorio11.5.3: Configuración de equipos host para redes IP
Práctica de laboratorio 11.5.3: Configuración de equipos host para redes IP Diagrama de topología Objetivos de aprendizaje Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá: Diseñar la topología lógica Más detalles MANUAL TERMINALES X300 Manual Soporte Técnico.
Se asume que usted: Tiene los conocimientos básicos para desarmar y armar una Computadora. Ya cuenta con una computadora de escritorio con al menos 1 a 2 puertos PCI disponibles. Tiene los conocimientos Más detalles Práctica de laboratorio 3.5.2 Direcciones IP y comunicación de red
Práctica de laboratorio 3.5.2 Direcciones IP y comunicación de red Objetivos Construir una red peer-to-peer simple y verificar la conectividad física. Asignar varias direcciones IP a los hosts y observar Más detalles MONITOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS
MONITOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS VIBRAspec es un monitor de máquinas de 8 canales que mide y analiza vibraciones mecánicas. Cumple con los requerimientos de la norma API670 para protección de máquinas. Más detalles Router ADSL Ethernet y USB Guía de inicio rápido (léame primero)
Router ADSL Ethernet y USB Guía de inicio rápido (léame primero) Versión 0.3 La garantía del producto no es aplicable a daños producidos por tormentas, sobretensiones o voltaje incorrecto. Introducción Más detalles PRACTICA 3: Comprobación de Cableado Estructurado CAT 5e en LAN s
PRACTICA 3: Comprobación de Cableado Estructurado CAT 5e en LAN s Apartado a) Fluke Networks LinkRunners Análisis y medición de cables Objetivo Aprender a utilizar las funciones de mapeo de cableado del Más detalles BlackBerry Link para Windows. Versión: 1.1.1. Guía del usuario
BlackBerry Link para Windows Versión: 1.1.1 Guía del usuario Publicado: 2013-07-22 SWD-20130722150052226 Contenido Introducción... 5 Acerca deblackberry Link... 5 Conozca BlackBerry Link...5 Conectar a Más detalles MONITOR ESPECTRAL DE MÁQUINAS
MONITOR ESPECTRAL DE MÁQUINAS VibraSPEC es un poderoso monitor de máquinas que las protege contra todo tipo de fallas mecánicas, controlando que las vibraciones, temperaturas, presiones, y otras variables Más detalles INSTALACIÓN PRESTO 2016. Aminfo Ltda. Preparado por: Soporte Técnico Aminfo
Manual de Instalación Ilustrado Aminfo Ltda. Preparado por: Soporte Técnico Aminfo 1 Consideraciones previas a la instalación. Requisitos del Sistema y otras condiciones en la Red: Windows Vista / 7 / Más detalles MANUAL PARA EL USUARIO DISPOSITIVO DE COPIA DE SEGURIDAD SERIE HD
MANUAL PARA EL USUARIO DISPOSITIVO DE COPIA DE SEGURIDAD SERIE HD GRACIAS por comprar el dispositivo de copia de seguridad ClickFree. Hemos recopilado estas instrucciones para ayudarlo a usar el producto, Más detalles RELACIÓN DE PRÁCTICAS DEL TEMA 2
RELACIÓN DE PRÁCTICAS DEL TEMA 2 PRÁCTICA S.O. (I): Crear un fichero con Wordpad con tus datos personales y guardarlo en c:/temp Crear una carpeta con tu nombre en c:/temp (ej. C:/temp/pepita) Copiar el Más detalles 1 Introducción. 2 Requisitos del sistema. Control de presencia. V.1.0 Manual de instrucciones. Control de presencia. V.1.0 Manual de instrucciones
1 2 1 Introducción AccessControl es un eficaz sistema para gestionar la presencia de sus empleados mediante huella dactilar. Con él podrá monitorizar fácilmente las entradas y salidas de sus empleados Más detalles Splash RPX-ii Color Server. Guía de solución de problemas
Splash RPX-ii Color Server Guía de solución de problemas 2007 Electronics for Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto. 45060099 24 de abril Más detalles PAUTAS DE VERIFICACIÓN TCP/IP
PAUTAS DE VERIFICACIÓN TCP/IP Este documento describe cómo preparar su ordenador para su conexión a una red inalámbrica después de haber instalado los controladores y la utilidad de configuración de su Más detalles Práctica de laboratorio 1.3.1: Revisión de los conceptos de Exploration 1
Práctica de laboratorio 1.3.1: Revisión de los conceptos de Exploration 1 Diagrama de topología Objetivos de aprendizaje Al completar esta práctica de laboratorio podrá: Crear una topología lógica con Más detalles Ayuda Portal WiFi para PC
Ayuda Portal WiFi para PC Índice ÍNDICE... 1 AYUDA PARA PC WINDOWS XP... 2 1. REQUISITOS DEL SISTEMA... 2 2. ACCESO A INTERNET... 3 3. PROBLEMAS FRECUENTES... 4 1.1. COMPRUEBE QUE TIENE ACTIVADA SU CONEXIÓN Más detalles Guía de instalación de software
Guía de instalación de software Este manual explica cómo instalar el software a través de una conexión en red o USB. Los modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF no disponen de conexión en red. Para poder Más detalles Instalación del Admin CFDI
Guía de instalación del sistema de contafiscal red Importante!!! Antes de empezar a realizar la instalación, revise los requerimientos de equipo de acuerdo a nuestra guía nª 517 Realizar las siguientes Más detalles Servicio de Informática Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación Conexión mediante Escritorio Remoto de Windows Última Actualización 16 de septiembre de 2013 Histórico de cambios Fecha Descripción Autor Más detalles Guía de instalación del sistema contafiscal nuevo monousuario internet
Guía no. 691 instalación del sistema de bancos en red Requerimientos del equipo Importante!!! Antes de empezar a realizar la instalación de su sistema es necesario considerar lo siguiente: configuraciones Más detalles Instalación y configuración del EPC de Snap-on. Rev. 1.10 (10 Oct. 2013) PN 275-0800-es-MEX
Instalación y configuración del EPC de Snap-on Rev. 1.10 (10 Oct. 2013) PN 275-0800-es-MEX Índice 1. Introducción... 3 2. Requisitos mínimos... 4 3. Instalación del EPC de Snap-on... 6 4. Licencia del Más detalles Guía de inicio rápido de Laplink PCsync
1 Guía de inicio rápido de Laplink Software, Inc. Si tiene problemas o preguntas de asistencia técnica, visite: www.laplink.com/es/support Para otro tipo de consultas, vea la información de contacto abajo: Más detalles TARJETA ETHERNET Y PROTOCOLO TCP/IP
TARJETA ETHERNET Y PROTOCOLO TCP/IP 1 Introducción 5 2 Preinstalación de la Tarjeta Ethernet 7 2.1 Descripción de la Tarjeta Ethernet para Bus PCI y con salida 10 BaseT 2.2 Montaje de la Tarjeta Ethernet Más detalles Bienvenido a la nueva Tablet de Plan Ceibal
Bienvenido a la nueva Tablet de Plan Ceibal Guía de usuario Versión 1.0 Julio de 2014 ceibal.edu.uy 2 de 39 Contenido La primera vez que se enciende la Tablet... 4 La barra de navegación y estado... 5 Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PROFESSIONAL WINDOWS XP. Carlos Anchante Soporte y Mantenimiento PROGRAMA HUASCARAN
WINDOWS XP PROFESSIONAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN Carlos Anchante Soporte y Mantenimiento PROGRAMA HUASCARAN 1 2 Para utilizar Windows XP Professional, es necesario: PC con 300 MHz o superior Más detalles HOWTO: Cómo configurar PPTP de usuario remoto (roadwarrior) a oficina (gateway)
HOWTO: Cómo configurar PPTP de usuario remoto (roadwarrior) a oficina (gateway) Casos de uso para configurar VPN con GateDefender Integra Panda Security desea que obtenga el máximo beneficio de sus unidades Más detalles BlackBerry Link para Mac OS. Versión: 1.2.1. Guía del usuario
BlackBerry Link para Mac OS Versión: 1.2.1 Guía del usuario Publicado: 2014-01-21 SWD-20140121092416404 Contenido Recursos relacionados... 5 Introducción... 6 Acerca deblackberry Link... 6 Conozca BlackBerry Más detalles INSTRUCTIVO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS TERMINALES IP EN EL SISTEMA ACCESO
INSTRUCTIVO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS TERMINALES IP EN EL SISTEMA ACCESO Introducción: El presente manual lo llevará paso a paso para la puesta en marcha de un lector biometrico ZK-Acceso. Presenta Más detalles Guía de instalación del software
Guía de instalación del software En este se manual explica cómo instalar el software a través de una conexión en red o USB. Los modelos SP 200/200S/203S/203SF/204SF no disponen de conexión en red. Organigrama Más detalles 5.3.5.3. Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y Asistencia remota en Windows Vista
IT Essentials 5.0 5.3.5.3. Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y Asistencia remota en Windows Vista Introducción Imprima y complete esta práctica de laboratorio. En esta práctica de laboratorio, Más detalles Manual Usuario Tacotel Lector
Índice 1 Introducción...3 2 Requisitos...3 2.1 Instalación del lector de tarjetas...3 2.2 Máquina Virtual de Java...5 2.2.1 Problemas ejecución versión 7 de Java...5 2.3 Acceso puerto remoto: 5555...6 Más detalles ANALIZ. balanceo. Es liviano El display. mucha luz. Motores eléctricos Bombas Ventiladores. Otros tipos de. máquinas. Centrífugas
ANALIZ ZADOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS DE UN CANAL 100 es un poderoso analizador de vibraciones mecánicas, colector de datos y balanceador, ideal para controlar la confiabilidad de máquinas. VENTAJAS Es Más detalles Ayuda Portal WiFi para PC
Ayuda Portal WiFi para PC Índice ÍNDICE... 1 AYUDA PARA PC WINDOWS XP... 2 1. REQUISITOS DEL SISTEMA... 2 2. ACCESO A INTERNET. FORMAS DE PAGO... 3 3. VALIDEZ DE LAS CREDENCIALES ADQUIRIDAS... 5 3.1. ARTÍCULOS Más detalles Práctica de laboratorio 7.3.1 Edición del archivo HOSTS en Windows
Práctica de laboratorio 7.3.1 Edición del archivo HOSTS en Windows Objetivo: Editar el archivo HOSTS local en una PC con Windows para asignar un nombre a una dirección IP y así facilitar la identificación. Más detalles Uso de MioNet. 2008 Western Digital Technologies Inc. Manual del usuario de MioNet Versión 1.08
Uso de MioNet 1 Aviso de copyright No se permite la reproducción, transmisión, trascripción, almacenamiento en un sistema de recuperación ni traducción a ningún idioma ni lenguaje de computación, en ninguna Más detalles helppeople Viewer 2013
helppeople Viewer 2013 helppeople Viewer. helppeople Viewer es una aplicación que permite visualizar la pantalla de otro computador, conectado a la red, en su propia pantalla. Además, este programa le Más detalles 6.3.2.7 Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para utilizar DHCP en Windows 7
IT Essentials 5.0 6.3.2.7 Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para utilizar DHCP en Windows 7 Introducción Imprima y complete esta práctica de laboratorio. En esta práctica de laboratorio, Más detalles 23 de abril de 2014. Remote Scan
23 de abril de 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto. Contents 3 Contents...5 Acceso a...5 Buzones...5 Más detalles Video Vigilancia para tu Negocio. Manual de Usuario. Para los que llevan el control. Para los que viajan
Guía de conexión en red de MediCap USB300 Se aplica al firmware 110701 y superior 1 Introducción... 2 Para empezar... 2 Cómo configurar el acceso en red al disco duro de la unidad USB300... 3 Paso 1. Configure Más detalles INSTRUCTIVO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS TERMINALES IP EN EL SISTEMA ACCESO
3A INSTRUCTIVO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS TERMINALES IP EN EL SISTEMA ACCESO Introducción: El presente manual lo llevará paso a paso para la puesta en marcha de la Terminal IP ZK-Acceso. Presenta Más detalles GUÍA DEL USUARIO DE SOFTWARE
CAPÍTULO 1 Fundamentos En este capítulo encontrará instrucciones rápidas y sencillas que le permitirán poner manos a la obra de inmediato. Aprenderá también a utilizar la ayuda en pantalla, que le será Más detalles GUÍA DE OUTLOOK Y DE OUTLOOK WEB ACCESS
GUÍA DE OUTLOOK Y DE OUTLOOK WEB ACCESS Bienvenido a Outlook Hola y bienvenido a Outlook 2003, la ventana a su nuevo sistema de correo. Para abrir Outlook, haga doble clic sobre el icono de Outlook que Más detalles Manual de usuario Terminal Share 100
1 MANUAL DE USUARIO TERMINAL SHARE 100 SHAREVDI Manual de usuario Terminal Share 100 GRACIAS POR COMPRAR SHAREVDI. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR SU TERMINAL. 2 MANUAL DE USUARIO TERMINAL SHARE Más detalles Instrucciones para la instalación y la eliminación de los controladores de impresoras PostScript y PCL de Windows, versión 8
Instrucciones para la instalación y la eliminación de los controladores de impresoras PostScript y PCL de, versión 8 Este archivo Léame contiene las instrucciones sobre la instalación del controlador de Más detalles Administración de Archivos y Carpetas Para compartir una carpeta o una unidad
Administración de Archivos y Carpetas La administración de archivos y carpetas incluye almacenar y proteger recursos, poner esos recursos a disposición de los usuarios de la red y administrar cambios realizados Más detalles Instalación y utilización de la sala de videoconferencia
2013 Instalación y utilización de la sala de videoconferencia Índice Primeros pasos en Wormhole Web Conference! para Participantes... 2 Paso 1: Verificando la PC... 2 Sistemas Operativos y versiones recomendadas Más detalles Uso de Web Services (Servicios web) para escanear en la red (Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7 y Windows 8)
Uso de Web Services (Servicios web) para escanear en la red (Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7 y Windows 8) El protocolo Web Services (Servicios web) permite a los usuarios de Windows Vista (SP2 Más detalles SERVIDOR DE CORREO MDAEMON GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN (ESTE DOCUMENTO SE REFIERE A MDAEMON 6.78 O POSTERIOR)
Introducción SERVIDOR DE CORREO MDAEMON GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN (ESTE DOCUMENTO SE REFIERE A MDAEMON 6.78 O POSTERIOR) Este documento es una guía rápida de instalación para MDaemon y sus complementos Más detalles 11.4.1 Práctica de laboratorio: Instalación de una NIC
11.4.1 Práctica de laboratorio: Instalación de una NIC Introducción Imprima y complete esta práctica de laboratorio. En esta práctica de laboratorio, instale una NIC, verifique el funcionamiento de la Más detalles 5.3.5.2 Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y Asistencia remota en Windows 7
IT Essentials 5.0 5.3.5.2 Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y Asistencia remota en Windows 7 Introducción Imprima y complete esta práctica de laboratorio. En esta práctica de laboratorio, se conectará Más detalles AXIS Camera Station Guía de instalación rápida
AXIS Camera Station Guía de instalación rápida Copyright Axis Communications AB Abril de 2005 Rev. 1.0 Nº de ref. 23796 1 Ìndice AXIS Camera Station - Requisitos mínimos del sistema....... 4 Generalidades.......................................... Más detalles MANUAL DE UTILIZACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)
MANUAL DE UTILIZACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) Al finalizar de leer este instructivo usted estará en la capacidad de visualizar las cámaras en vivo y las grabaciones de las mismas durante Más detalles Servidor de vídeo Guía de instalación
Página 43 Servidor de vídeo Guía de instalación Esta guía de instalación presenta las instrucciones necesarias para instalar el servidor de vídeo en su red. Estas instrucciones aplican a los modelos listados Más detalles Guía para configurar el monitor TCPIP
1 Guía para configurar el monitor TCPIP OBJETIVO Este documento tiene como objetivo guiar al usuario final del sistema para la implementación del monitor para las terminales TCPIP / NS FACE, NS FACE RW, Más detalles LX8_022 Requisitos técnicos de. instalación para el usuario
LX8_022 Requisitos técnicos de instalación para el usuario FECHA NOMBRE FORMATO COMENTARIO AUTOR 28/04/2011 LX8_019 Requisitos técnicos de instalación para el usuario Grupo de desarrollo LexNet 24/04/2012 Más detalles Sistema de Adquisición de Datos INGKA-SAD. Guía de Uso
Sistema de Adquisición de Datos INGKA-SAD Guía de Uso Introducción I NTRODUCCIÓN El sistema de adquisición de datos I NGKA -S AD es una interfaz entre el ambiente y el mundo digital, sirviendo como herramienta Más detalles PRACTICA DE REDES Redes Ad Hoc
PRACTICA DE REDES Redes Ad Hoc En esta práctica vamos a proceder a montar una red ad hoc, es decir, dos o más dispositivos conectados entre sí directamente de manera inalámbrica, sin ningún tipo de punto Más detalles GUIA DE CONFIGURACION MULTIUSUARIO
GUIA DE CONFIGURACION MULTIUSUARIO Consideraciones generales Nuestros sistemas pueden operar en modo multiusuario en entornos de red. Para ello se usa una llave Hardlock multiusuario diferente físicamente Más detalles Características. Especificaciones técnicas
MANUAL DE USUARIO En la pequeña, mediana y grande industria se hace necesaria la utilización de relojes para control en sus líneas de producción, cambios de turnos, control de asistencia e indicadores Más detalles TRANSMISOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS
TRANSMISOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS TV420 es un transmisor de vibraciones mecánicas compatible con la norma API 670 para protección de máquinas. Es configurable por el usuario desde PC y ofrece múltiples Más detalles CCNA Discovery 4.0 Networking para el hogar y pequeñas empresas Manual de prácticas de laboratorio del Packet Tracer para el estudiante
4.0 Networking para el hogar y pequeñas empresas Manual de prácticas de laboratorio del Packet Tracer para el estudiante Este documento es propiedad exclusiva de Cisco Systems, Inc. Se otorga permiso para Más detalles MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A GERENCIA DE INFORMATICA
MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A Usuario Propietario: Gerencia de Informática Usuario Cliente: Todos los usuarios de ANDA Elaborada por: Gerencia de Informática, Más detalles Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013
Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013 Por favor revise esta guía para operar correctamente su osciloscopio Nota: Las instrucciones y procedimientos presentados se enfocan Más detalles Práctica de laboratorio: Visualización de información de NIC conectadas por cable e inalámbricas
Práctica de laboratorio: Visualización de información de NIC conectadas por cable e inalámbricas Objetivos Parte 1: Identificar y trabajar con NIC de PC Parte 2: Identificar y utilizar los iconos de red Más detalles REQUIERE ATENDER DESCONFIGURACIÓN DEL C.P.U.
REQUIERE ATENDER DESCONFIGURACIÓN DEL C.P.U. Si deseas checar todo lo que tiene tu cpu sigue los siguientes pasos: 1.-Vas a inicio, click en "ejecutar" escribes: dxdiag 2.-Se abre una ventana, en la pestania Más detalles Configuración de Escanear a e-mail
Guía de configuración rápida de funciones de escaneado XE3024ES0-2 Esta guía incluye instrucciones para: Configuración de Escanear a e-mail en la página 1 Configuración de Escanear a buzón en la página Más detalles Configuración del Servidor de Correo Mdaemon para Windows
Configuración del Servidor de Correo Mdaemon para Windows Tabla de Contenidos 7. Configuración del Servidor de Correo Mdaemon Para Windows...2 7.1 Qué es Mdaemon?...2 7.2 AntiVirus para MDaemon...2 7.3 Más detalles 6.8.4.8. Práctica de laboratorio: Compartir una carpeta y asignar una unidad de red en Windows Vista
IT Essentials 5.0 6.8.4.8. Práctica de laboratorio: Compartir una carpeta y asignar una unidad de red en Windows Vista Introducción Imprima y complete esta práctica de laboratorio. En esta práctica de Más detalles Servidor de CD-ROM de HP para redes Ethernet de 10 Mbit/s
Guía de Instalación Rápida Servidor de CD-ROM de HP para redes Ethernet de 10 Mbit/s Antes de empezar Sólo para la versión de módulo autónomo: Compruebe que el voltaje CA y la frecuencia marcados en la Más detalles 5.3.5.4 Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y Asistencia remota en Windows XP
IT Essentials 5.0 5.3.5.4 Práctica de laboratorio: Escritorio remoto y Asistencia remota en Windows XP Introducción Imprima y complete esta práctica de laboratorio. En esta práctica de laboratorio, se Más detalles Práctica de laboratorio 10.6.2: Cómo establecer una sesión de consola con HyperTerminal
Práctica de laboratorio 10.6.2: Cómo establecer una sesión de consola con HyperTerminal Diagrama de topología Objetivos de aprendizaje Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá: Conectar un Más detalles Adaptador USB Inalámbrico ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3
ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. EL ADAPTADOR USB INALÁMBRICO... 4 2.1 CONTENIDO DE LA CAJA... 4 2.2 DESCRIPCIÓN DEL ADAPTADOR USB... 4 2.3 DOCUMENTACIÓN DE USUARIO... 5 2.4 EXIGENCIAS DEL SISTEMA... 6 3. Más detalles Guía de implementación
Guía de implementación Instalación de software Contenido Descripción general de la implementación de software Servidor CommNet Windows Clúster de Windows - Servidor virtual Agente CommNet Windows Clúster Más detalles TEMA 3. REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
TEMA 3. REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA REDES INFORMÁTICAS. 1. Qué ventajas tiene usar ordenadores en red, frente al trabajo aislado? 2. Explica la diferencia entre el área de alcance de una red LAN y una Más detalles TUTORIAL E-LEARNING CLASS V6.0
TUTORIAL E-LEARNING CLASS V6.0 Contenido 1. E-learning Class 1.1. Introducción 1.2. Creación del Aula Virtual 2. Inicio de Sesión 2.1. Inicio de Sesión en la Computadora del Docente 2.2 Inicio de Sesión Más detalles Guía de instalación del sistema bancos monousuario
Guía de instalación del sistema bancos monousuario Requerimientos del equipo Requisitos de equipo (Hardware) Sistema Monousuario. Pentium IV o Superior a 1.50 GHz o similar. 2 GB en RAM Sistema operativo Más detalles PELIGRO!! SI SE USA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA NO CONECTAR NUNCA LA FUENTE Y EL CONECTOR USB AL MISMO TIEMPO
1. Introducción Gracias por elegir VAP11G WiFi Bridge. Con este dispositivo podrás conectarlo a un portátil, cámaras IP y otros productos de IT a través de el Puerto Rj45 Ethernet y asi poder acceder a Más detalles INSTALACION DEL SISTEMA CHECADOR EN RED DESCARGADA DE INTERNET
PROCESO: INSTALACION DEL SISTEMA CHECADOR EN RED DESCARGADA DE INTERNET Antes de empezar a instalar el sistema se debera considerar lo siguiente: Requisitos de equipo (Hardware) para Sistemas en Red Control Más detalles CCNA Discovery 4.0 Networking para el hogar y pequeñas empresas Manual de prácticas de laboratorio para el estudiante
4.0 Manual de prácticas de laboratorio para el estudiante Este documento es propiedad exclusiva de Cisco Systems, Inc. Se otorga permiso para imprimir y copiar este documento a los fines de distribución Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN DEL KIT BIOMÉTRICO
MANUAL DE INSTALACIÓN DEL KIT CONTENIDO En este documento se encuentra detallado el proceso de instalación del Kit de Identificación y Autenticación Biométrica en Línea. Incluye: Instalación de hardware, Más detalles F-Series Desktop Manual Del Usuario
F-Series Desktop Manual Del Usuario F20 es Espanõl Contenido Leyenda de iconos y texto...3 Definición de F-Series Desktop...4 Instalación de F-Series Desktop en el ordenador...4 Suscripción a la información Más detalles PROXY-NAT PARA USUARIOS ADSL DE TELEFÓNICA

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución