Source: https://www.slideshare.net/Christian26/colombia-resolucion4342001
Timestamp: 2017-10-23 03:22:09+00:00

Document:
Colombia resolucion-434-2001
Clase 3. Beneficios del Estudio de ... by Oswaldo Stalin Po... 308 views
Abc, comercio internacional by Edgar Cabrera 4499 views
Formularios registros y permisos sa... by Sergio Patiño Pal... 26987 views
H matricula2015 by FranciscoAsis 2837 views
El Comercio Internacional by saladehistoria.com 55830 views
Ppt comercio internacional unidad i by Flor de Maria 23064 views
1. MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION NÚMERO 434 DE 2001 Por la cual se dictan normas para la evaluación e impor1acíón de tecnologías biomédicas, se define las de importación controlada y se dictan otras disposiciones LA MINISTRA DE SALUDEn ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere elarticulo 190 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1152 de 1999. RESUELVE CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALESARTICULO PRIMERO. DEL AMBITO DE APLICACIÓN. Las disposicionescontempladas en la presente resolución se aplicaran a todas las entidadespúblicas y privadas, personas naturales y jurídicas que conformen el sectorsalud, y a todas aquellas que estén vinculadas con la importación o adquisición yevaluación de tecnología biomédica en salud.ARTICULO SEGUNDO. DEL OBJETO. La presente Resolución tiene por objetoestablecer metodologías y procedimientos de evaluación técnica y económicaasí como aquellos que permitan determinar las más eficiente localización, detecnología biomédica y determinar los criterios para la importación o adquisicióny adecuada incorporación a las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,que garantice la calidad de la atención en salud, basado en criterios de calidad ycosto efectividad.En cuanto al control a la importación o adquisición de tecnología biomédica sebusca: 1. Evitar la adquisición de tecnología que no responda con seguridad, efectividad y calidad a las necesidades sanitarias del país. 2. Propender porque las especificaciones técnicas y funcionales de la tecnología biomédica correspondan a las reguladas por las sociedades científicas nacionales o internacionales, los laboratorios de investigación y entidades reconocidas en este campo. 3. Contribuir al control eficiente en los costos de los servicios de salud.
2. 4. Propender por el desarrollo armónico y coordinado de los servicios de salud del país.ARTÍCULO TERCERO. DEFINICIONES: Para efectos de la presenteResolución se entiende por:TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: La aplicación de las conocimientos científicosrepresentados en los medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientosmédicos y quirúrgicos utilizados en la atención enSalud y los sistemas de administración y apoyo por medio de los cuales seproporciona esta atención.MEDICAMENTO. Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir deprincipios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo formafarmacéutica, que se utilita para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento,curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas yempaques hacen pal1e integral del medicamento, por cuanto éstos garantizansu calidad, estabilidad y uso adecuado. ANEXO 2 CLASIFICACION y DEFINICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICASAcorde con lo determu1ado en el artículo SEXTO de la Resolución No 434 del2001, a continuación se determina el listado de las definiciones y característicasde los equipos: DEFINICIONESDISPOSITIVO o EQUIPO INVASIVO. Producto que penetra parcial ocompletamente en el interior del Cuerpo bien por un orificio corporal o bien através de a superficie corporalOrificio corporal: cualquier abertura natural del cuerpo, así como la superficieexterna del globo ocular, o una abertura artificial creada de forma permanente,como una estoma. ~DISPOSITIVO o EQUIPO INVASIVO DE TIPO QUIRÚRGICO: Productoinvasìvo que penetra en el interior el cuerpo a través de la superficie corporal pormedio de una intervención quirúrgica. Los productos Instintos a los aludidos enel párrafo anterior y cuya penetración no se produzca a través de uno de losorificios corporales reconocidos serán considerados productos invasívos de tipoquirúrgico.
3. DISPOSITIVO EQUIPO IMPLANTABLE: Cualquier producto diseñado: para serimplantado totalmente en I.1 cuerpo humano, o para sustituir una superficieepitelial o la superficie ocular, mediante intervención quirúrgica y destinado apermanecer allí después de la intervención. Se considerará así mismo productoimplantable cualquier producto destinado a ser introducido parcialmente en elcuerpo humano mediante, intervención quirúrgica y a permanecer allí despuésde dicha intervención durante un periodo de al menos treinta días.INSTRUMENTO QUIRÚRGICO REUTILIZABLE. Instrumento destinado a finesquirúrgicos para cortar, perforar, serrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer,recortar u otros procedimientos similares, sin estar conectado a ningunatecnología biomédica activa, y que puede volver a utilizarse una vez efectuadostodos los procedimientos pertinentes.DISPOITIVO O EQUIPO BIOMEDICO ACTIVO. Cualquier producto cuyofuncionamiento dependa de una Fuente de energía eléctrica o de cualquierfuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano opor la gravedad, y que acto e mediante conversión de dicha energía. No seconsiderará tecnología biomédica activa los productos destinados a transmitir,sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros elementos deuna tecnología biomédica activa al paciente.JISPOSITIVO o EQUIPO BIOMEDICO TERAPÉUTICO. Cualquier tecnologíabiomédica activa utilizada solo o en combinación con otras tecnologíasbiomédicas, destinada a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones oestructuras biológicas en e! contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad,lesión O deficiencia.DISPOSITIVO o EQUIPO BIOMEDICO PARA DIAGNÓSTICO. Cualquierproducto sanitario activo utilizado solo o en combinación con otros productossanitarios, destinado a proporcionar información para la detección, eldiagnóstico, el controlo el tratamiento de estados fisiológicos, de estados desalud de enfermedades o de malformaciones congénitasNOTAS 1. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los productos. 2. Si un producto se destina a utilizarse en combinación con otro producto, las reglas de clasificación se aplicarán a cada uno de los productos por separado del producto con el que se utilicen. Por la cual se dictaran normas para la evaluación e Importación detecnologías biomédicas, se define las de importación controlada y se dictan otrasdisposiciones.
4. DISPOSITIVO Y EQUIPO BIOMÉDICO. Cualquier Instrumento, aparato,artefacto, equipo u otro artículo, utilizado solo o en combinación incluyendo suscomponentes, partes accesorios y programas informáticos que intervengan ensu buen funcionamiento, fabricado, vendido o recomendado para uso en:1. Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o compensación deuna lesión o una Deficiencia, o prevención de una enfermedad, trastorno oestado físico anormal o sus síntomas, en un ser humano.2. Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un procesofisiológico.3. Restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructurade un ser humano.4. Diagnostico del embarazo en un ser humano.5. Cuidado de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento. O despuésdel mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido.PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO. Las prácticas de un proveedor deun servicio de salud, que incluye generalmente una combinación deconocimientos y habilidades clínicas y quirúrgicas en el manejo demedicamentos y dispositivos biomédicos para satisfacer una necesidad ensalud.SISTEMAS DE APOYO. Aquellos que, sin constituir la tecnología focal en laprestación de un servicio de salud, proveen el ambiente y las facilidades para surealización, como son los componentes asistenciales, hoteleros y deinformación. De este sistema hace parte el equipo industrial de uso hospitalario,las plantas eléctricas, los equipos, de lavandería y cocina, las calderas, lasbombas de agua, los equipos de esterilización, el equipo de seguridad. el derefrigeración y aire acondicionado y otros equipos relacionados con servicios deapoyo hospitalario.Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de computo,las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos quepermiten el procesamiento, reproducción y trascripción de información y todosaquellos que conforman el sistema de información hospitalario.SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN. Aquellos utilizados por la organización quegarantizan la prestación eficiente y efectiva de un servicio de salud, por ejemplo,en las áreas de personal finanzas suministros servicios de atención domiciliariao similares, entre otros.
5. PARÁGRAFO. Los medicamentos, los dispositivos biomédicos y elementosmedicoquirúrgicos, y 106 mismos para uso odontológico, oftalmol6gico ylaboratorio clínico, e insumos para el funcionamiento de los equipos biomédicosse rigen por las normas que para el efecto defina el Ministerio de Salud,ARTICULO CUARTO. DE LOS COMPONENTES DE LA TECNOLOGIABIOMEOICA. La tecnología biomédica comprende los equipos biomédicos, losdispositivos biomédicos, el instrumental médico, los procedimientos médico -quirúrgicos, los medicamentos que se utilizan en 1a prestación de los serviciosde salud y los sistemas de información para la atención en salud.ARTICULO QUINTO. CLASIFICACIÓN DE lOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PORRIESGO. Teniendo en cuenta la clasificación internacional de equiposbiomédicos, en las clases 1, IIA, 118 Y 111 y acorde con los riesgos implícitosen su uso, los equipos biomédicos se clasifican así:1. Equipo biomédico de riesgo alto las clases IIB y 1112. Equipo biomédico de riesgo medio la Clase IIA3. Equipo biomédico de riesgo bajo la Clase I -~ARTICULO SEXTO. LISTADO DE CARACTERIZCTICASDEL EQUIPOBIOMÉDICO SEGÚN CLASES. El listado de las características de los equipos,en las clases 1, IIA, 118 Y 111, contenido en el anexo 1 de la presenteresolución, será actualizada por el ministerio de acuerdo con los desarrollostecnológicos.ARTICULO SEPTIMO. CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOSPOR SU ESTADO FISICO. De acuerdo con el estado físico, los equiposbiomédicos se clasifican así: 1. Equipos biomédicos nuevos2. Equipos biomédicos usados3. PrototiposPARAGRAFO PRIMERO. La categoría de equipo biomédico nuevo incluyetodos los dispositivos y equipos que no han sido usados y que no tienen más deun (1) año desde la fecha de su fabricación.PARÁGRAFO SEGUNDO. La categoría de equipo biomédico usado incluyetodos los equipos que han sido utilizadas, en la prestación de servicios o enprocesos de demostración y que no tienen más de cuatro (4) años de servicio,desde la fecha de su fabricación.PARAGRAFO TERCERO. La categoría de prototipo de equipo biomédicoincluye a todos aquellos que se encuentran en fase de experimentación, que aúnno se han empleado en la prestación de servicios o en demostraciones, y aún nocuentan con el certificado de venta libre expedido por el organismo nacional
6. competente o su homólogo en el país de origen o el registro sanitario en los quehaya a lugar. Esta categoría incluye fa tecnología nueva que no está aprobadaen el país de origen. CAPITULO II DE LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGIA BIOMÉDICAARTICULO OCTAVO, EVALUACIÓN DE TECNOLOGIA BIOMÉDICA. Seentiende por evaluación de tecnología biomédica los procedimientos quepermiten establecer !a calidad, el costo - efectividad, la factibilidad, laconveniencia y la aplicabilidad de una tecnología para la prestación de serviciosde salud.Esta evaluación deberá efectuarse en los siguientes casos:1. Cuando la tecnología biomédica es innovadora con respecto a las existentesen el país;2. Cuando no ha sido evaluada en el país y se desconoce el impacto social yambiental que ella produce; Cuando esté siendo o fue abandonada en otrospaíses;3. Cuando se considere que esta tecnología es de reconocido riesgo o quepuede llegar a serio para pacientes, personal médico, paramédico y técnicosoperadores;4. Cuando la tecnología esté en fase de experimentación; o5. Cuando lo establezca ellv1inisterio de Salud.ARTICULO NOVENO. DE LOS ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LATECNOLOGÍA BIOMÉDICA. Al realizar evaluación de tecnología biomédica setendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. En el aspecto epidemiológico y sanitario: los factores condicionantes y determinantes de la salud relacionados con el medio ambiente, comportamiento humano y la oferta de servicio de salud. 2. En el aspecto técnico debe considerar la calidad del servicio que prestará en términos de eficiencia, eficacia, efectividad, riesgo, seguridad y condiciones de uso, entre otros y la calidad de la tecnología en los puntos de la mantenibilidad, vida útil, soporte técnico que ofrece el fabricante y las especificaciones técnicas, entre otras, 3. En el aspecto económico se deberá tener en cuenta: el beneficio económico y socia!, el costo-efectividad, la rentabilidad, el valor del equipo, el valor total de mantenimiento, el costo de la capacitación del personal y los costos de operación, entre otros.ARTICULO DÉCIMO, DE LA SUSPENSIÓN EN El USO DE UNATECNOLOGIA BIOMÉDICA Si como resultado de la evaluación de unatecnología biomédica implantada o en operación, se determina Que ésta
7. constituye un riesgo presente o inminente, las Direcciones Departamentales,Distritales ylo Municipales deberán proceder a suspender el uso de la tecnologíahasta cuando el riesgo sea eliminado e informar de este hecho, en formainmediata, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud. DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICAARTICULO DÉCIMO PRIMERO. DE LA ESTRUCTURA. La regulación,metodologías y procedimientos de evaluación de tecnología biomédica, sedesarrollará por: a) a) El Ministerio de Salud, a quien le corresponde regular, asesorar y evaluar el desarrollo de la tecnología biomédica en el país b) b) La Superintendencia Nacional de Salud, quien en coordinación con las direcciones de salud, ejercerá el control sobre: el cumplimiento de las normas que dicte el Ministerio de Salud sobre la materia c) c) Las Direcciones de Salud departamentales, Distritales o municipal capital de departamento, a quienes corresponde: • • Proponer al Ministerio de Salud, previa justificación, las tecnologías que deban ser objeto de evaluación. • • Contribuir. de acuerdo con su capacidad, con recursos humanos, técnicos y financieros, a fin de realizar las evaluaciones de tecnologías biomédicas que se requieran en su jurisdicción: • • Aplicar las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de tecnologías biomédicas realizadas; • • Otorgar el concepto técnico cuando se encuentren debidamente certificadas para ello por el Ministerio de Salud • • Remitir anualmente a la Direcci6n General de Desarrollo de la Prestación de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, información sobre el resultado de su gestión en materia de control y vigilancia sobre evaluación de tecnología biomédica. CAPITULO IV DE LA IMPORTACIÓN O ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMÉDICAARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. DE LA IMPORTACIÓN O ADQUISICIÓN DEEQUIPO BIOMÉDICO. Para la importación de equipos biomédicos se requierecertificado de aprobación o constancia de control de calidad expedida por unaentidad nacional o internacional con experiencia y reconocimiento en estecampo o el Registro Sanitario, en los que haya a lugar, expedido por la autoridadnacional competente.
8. PARÁGRAFO. Con excepción de la tecnología biomédica que el Ministerio deSalud restrinja o determine como de Importación controlada, las personasnaturales o jurídicas, podrán importar tecnología biomédica de acuerdo con susnecesidades,ARTICULO DÉCIMO TERCERO. TECNOLOGIA BIOMÉDICA DEADQUISICIÓN O IMPORTACIÓN CONTROLADA. Serán sujeto de control en laadquisición o importación las siguientes tecnologías: 1. Los incluidos en la lista anual que publique el Ministerio de Salud; 2. Los equipos médicos u o donados: 2. Los prototipos y equipos destinados a experimentaci6n o investigación, 3. Los equipos biomédicos catalogados como de riesgo alto, clases IIB y III.ARTICULO DÉCIMO CUARTO. LISTADO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEIMPORTACIÓN CONTROLADA. El listado de Equipos biomédicos deimportación controlada, contenido en el Anexo 2 de la presente Resolución, seráactualizado de acuerdo con el perfil epidemiológico del país el estado dedesarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los costos para elmismo sistema, los resultados de las evaluaciones efectuadas, las nuevasnecesidades y el avance y desarrollo de la tecnología biomédica.PARAGRAFO PRIMERO. Todos los componentes que ensambladosconstituyan uno de tos equipos enumerados en el listado, también son deimportación controlada.PARAGRAFO SEGUNDO. Las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,deberán seguir los lineamientos contemplados en el formulario para solicitud deadquisición de tecnología biomédica de control que expida el Ministerio deSalud, cuyo aval técnico será otorgado por las Direcciones de SaludDepartamentales, Distritales y/o Municipales capital de departamento, una vezse encuentrencer1ificadas por el Ministerio de Salud.ARTICULO DÉCIMO SEXTO. DE LA COMPETENCIA. El Ministerio de Saluddeterminará los procedimientos y requerimientos técnicos y administrativosnecesarios para certificar a las direcciones de Salud, como entes competentespara otorgar el aval técnico a la importación o adquisición de tecnologíabiomédica de control.No obstante, mientras se produce el proceso de certificación, el Ministerio deSalud, a través de laDirección General de Desarrollo de la Prestación de Servicios de Salud o ladependencia que haga sus veces, deberá realizar la actividad de dar el avaltécnico para la importación o adquisición de equipo biomédico de control, sin
9. perjuicio de la competencia que tiene el Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos -INVIMA - para otorgar el registro de importación.ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. DOCUMENTOS PARA EL CONCEPTOTÉCNICO PARA LA IMPORTACIÓN O ADQUISICIÓN DE EQUIPOBIOMÉDICO CONTROLADO.Para obtener el concepto técnico del Ministerio deSalud o de la autoridad delegada, se debe suministrar la siguientedocumentación: 1. 1. Formulario para solicitud de adquisición de equipo biomédico controlado debidamente diligenciado del cual hace parte el estudio de las prioridades de desarrollo y mejoramiento de la institución prestadora de servicios de salud, 2. 2. Certificado de representación del fabricante. 3. 3. Certificado de Cámara de Comercio para personas naturales, fabricantes o proveedoras de la tecnología biomédica. 4. 4. Un certificado o constancia de control de calidad expedida por una entidad nacional o internacional con experiencia y reconocimiento en este campo. 5. 5. Un certificado expedido por el fabricante o por el proveedor en el cual conste lo siguiente: a) a) Que el equipo objeto de adquisición no se encuentra el experimentación, b) b) Las indicaciones y los usos del equipo biomédico. c) c) Que está en capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento durante cinco (5) años, como mínimo. d) d) Que proporcionará los programas y mecanismos para la capacitación de los operadores y los ingenieros o técnicos de mantenimiento. e) e) Que suminis1rará los manuales de operación, instalación y mantenimiento en el idioma de origen y en castellano, f) f) Certificado expedido por la persona natural o jurídica receptora o importadora en el cual conste que tiene los recursos humanos, financieros, técnicos y de infraestructura para instalar y operar el equipo objeto de la importaciónPARAGRAFO. Para adquirir o importar equipo biomédico de control, se deberáproporcionar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos(INVIMA) esta misma documentación, acompañada del respectivo aval técnico.ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. IMPORTACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICOUSADO. Los equipos biomédicos usados de la Clase I o 11 A que cualquierpersona natural o jurídica importe, adquiera o reciba, serán de importacióncontrolada.
10. Para el ingreso al país de éstos equipos, el importador deberá anexar a lasolicitud, además de lo determinado en el artículo 21, de la presente Resoluciónun certificado expedido por el fabricante o su representante en el país de origen,en el que conste que los equipos no tienen mas de 4 años de fabricados y quese encuentran en estado óptimo de operacionalidad y funcionamiento,incluyendo sus sistemas de seguridad.PARAGRAFO. No se autoriza la importación, adquisición o donación de equipousado de clase IIB ni III.ARTICULO DECIMO NOVENO ° .IMPORTACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICODONADO. Los equiposbiomédicos donados nuevos de cualquiera de las clases I IIA I IIB o 111 quecualquier persona natural o jurídica, importe, adquiera o reciba, serán deimportación controlada y deberá tener en cuenta lo dispuesto en el articulodécimo séptimo de esta Resolución. .PARAGRAFO. Los equipos biomédicos donados usados de las clases I o 11 A,deberán cumplir lo dispuesto en los articulas décimo séptimo y décimo octavo deesta Resolución.ARTICULO VIGÉSIMO. IMPORTACIÓN DE PROTOTIPOS DE EQUIPOBIOMÉDICO. La importación de prototipos de equipos biomédicos, únicamentese podrá efectuar para fines de investigación y experimentación, y su avaltécnico será otorgado por el ministerio de Salud a través de la Dirección Generalde Desarrollo de la Prestación de Servicios de Salud. o la dependencia que hagasus veces de acuerdo con lo contemplado en las disposiciones vigentes sobreinvestigación en salud.PARÁGRAFO. Los prototipos importados no podrán ser utilizados para prestarservicios de atención en salud.ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. DE LA SUSPENSIÓN EN EL USO DEEQUIPO BIOMÉDICO. Si como resultado de la evaluación técnica de un equipobiomédico en operación, se determina que éste constituye un riesgo presente oinminente para los usuarios, las Direcciones Departamentales,Distritales y/o Municipales capitales de departamento en el marco de suscompetencias de inspección, vigilancia y control establecidas en la normatividadvigente, deberán suspender el uso del equipo hasta cuando el riesgo seaeliminado. CAPITULO V OTRAS DISPOSICIONES
11. ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. DE LA TECNOLOGIA BIOMÉDICACONTROLADA PRODUCIDA EN COLOMBIA. Para la adquisición de equipobiomédico controlado producido en Colombia, el interesado debe seguir elprocedimiento general para el aval técnico previsto en el articulo décimo séptimode la presente Resolución.PARAGRAFO. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud solamentepodrán adquirir la tecnología biomédica producida en Colombia que estéhomologada por el Organismo Nacional de Normalización.ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. DEL TRASLADO DE EQUIPO BIOMÉDICODE IMPORTACIÓN CONTROLADA. Para cambiar de fugar geográfico unequipo biomédico de Importación controlada, el interesado deberá obtener laautorización del Ministerio de Salud.ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. DE LOS PRODUCTORES EIMPORTADORES DE TECNOLOGIA BIOMÉDICA. Los productores eimportadores deberán tener en cuenta que:1. Los productos deberán diseñarse y fabricarse de forma tal que su utilización no comprometa el estado clínico y la seguridad de los pacientes ni la seguridad y la salud de los usuarios o en su caso, de otras personas cuando se utilicen en las condiciones y con ras finalidades previstas,2. Al seleccionar las soluciones más adecuadas, el fabricante aplicará los siguientes principios en el orden que se indica: a) Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (seguridad inherente al diseño y a la fabricación) b) Adoptar oportunamente las medidas de protección, incluso alarmas, en caso de que fueren necesarias, frente a 105 riesgos que no pueden eliminarse: c) Informar a los usuarios de los riesgos residua1es debidos a la incompleta eficacia de las medidas de protección adoptadas.3. Los productos deberán ofrecer las prestaciones que les haya atribuido el fabricante y estarán diseñados, fabricados y acondicionados de forma que puedan desempeñar una o varias de las funciones, tal y como especifique el fabricante.4. Los productos deberán diseñarse, fabricarse y acondicionarse de forma tal que sus características y prestaciones según la utilización prevista no se vean alteradas durante el Almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las instrucciones y datos facilitados por el fabricante.
12. 5. Los productores o importadores de tecnología biomédica deberán contar con los recursos humanos, físicos, materiales y tecnológicos idóneos para el soporte post venta de la tecnología suministrada. Igualmente, deberán velar por la garantía en los procesos de instalación y mantenimiento de la tecnología biomédica, conforme a su finalidad prevista, sin comprometer la seguridad ni la salud de los pacientes, de los usuarios ni, en su caso, de terceros y reportar al Ministerio de Salud y a sus clientes fallas detectadas a nivel nacional o internacional en la tecnología provista.ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. VIGILANCIA Y CONTROL. El Cumplimientode las disposiciones establecidas en la presente resolución estará a cargo de laSuperintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos -INVIMA- y las Direcciones de Salud.ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partirde la fecha de su publicación y deroga la 5039 de 1994.LISTADO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE IMPORTACIÓN YIO ADQUISICIÓN CONTROLADAAcorde con lo determinado en el articulo DÉCIMO CUARTO de la Resolución N° 434 del 2001, a continuación SE detem1ina el listado de las equiposbiomédicos de control.1. TECNOLOGIA BIOMÉDICA PARA DIAGNÓSTICO. a) Aparato de imagenología y espectrometría por resonancia magnética- nuclear de utilización clínica b) Los tomógrafos axiales computarizados (escanógrafos). c) Aparatos de diagnóstico que utilizan la emisión de radioelementos artificiales: cámaras de centelleo c gamma cámaras; los tomógrafos por emisión de positrones (Pet), los tomógrafos por emisión de fotones (SPET). En este grupo se incluye el ciclotrón de utilización médica. d) Aparatos de serigrafía de cadencia rápida. e) Equipos de angiografía con sustracción digital f) Red informatizada de transmisión, tratamiento y archivo de imágenes médicas (PACS). g) Ecógrafos cuyo valor sea superior a los US $ 100,000.
13. h) Aparatos productores de rayos X. y LASER2 TECNOLOGÍA BIOMEDICA PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES YMANTENIMIENTO DE LA VIDA.a) Aparatos aceleradores de partículas de U50 clínico.b) Aparato que contenga y utilice fuentes selladas de radio-elementos de actividad mínima superior a 500 curios, y cuya emisión de radiación de energía supere los 500 kilo-electrón-voltio (kev).c) Aparato para destrucción tras parietal de cálculos litotripsia extracorpórea (Litotriptor).d) Aparato de circulación sanguínea extracorpórea.e) Cámaras hiperbáricasf) Aparatos productores de Rayos X, y LASER13. TECNOLOGIA BIOMÉDICA PARA ANALISIS DE LABORATORIO.a) Aparato destinado a la separación "in vivo" de los elementos figurados de la sangre.b) Aparato automatizado multípara métrico para bioquímica, inmunoanálisis y toxicología de cadencia superior a 250 pruebas por hora.c) Aparato automático de conteo o numeración por fórmula leucocítaria cuya cadencia sea superior a 75 muestras por hora.4. TECNOLOGÍA BIOMÉDICA NUEVA EN EL PAÍS y CERTIFICADA EN ELPAÍS DE ORIGEN.1. Los soportes ¡informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría.2. Si un producto no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación su utilización especificada más critica.3. Si para el mismo producto son aplicables varias reglas teniendo en cuenta las prestaciones que le atribuye el fabricante, se aplicarán las reglas que conduzcan a la clasificación más elevada. Acorde con lo determinado en el artículo SEXTO de la Resolución N ° : de2001, a continuación se determina el listado de las características de los equipos CLASIFICACION DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS 1. CLASE I
14. 1.1 Productos no invasivos. • Todos los productos no invasívos se incluirán en la clase 1, con las excepciones enumeradas en definición de las otras clases. • Todos los productos no invasívos que entren en contacto con la piel lesionada, destinados a ser utilizados como barrera mecánica para la comprensión o para la absorción de exudados.1.2 Producto invasívos. • Todos los productos invasívos en relación con los orificios corporales, salvo los Productos invasívos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un producto sanitario activo; si se destinan a un uso pasajero. • Todos los productos invasívos en relación con los orificios corporales, salvo los productos invasívos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo medico activo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal. • Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso pasajero que sean instrumentos quirúrgicos reutilizables.1.3 Productos activos • Todos los productos activos que no estén incluidos en las demás clases se incluirán en la clase I2.1 CLASE IIA2.1.1 Productos no invasívos • Todos los productos no invasívos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales; Líquidos o gases destinados a una perfusión. administración o introducción en el cuerpo entrarán en la clase IIA: a) Si pueden conectarse a un producto sanitario activo de la clase 1I o de una clase superior. b) SI están destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de Órganos o tejidos corporales • • Todos los productos no invasívos destinados a modificar la composición biológica 01 química de la sangre. de otros fluidos corporales o de otros líquidos destinados a introducirse en el cuerpo
15. cuando el tratamiento consiste en filtración, centrifugaci6n o intercambios de gases o de calor. : • • Todos los productos no invasívos no incluidos en la clase I y IIB, incluyendo los productos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida.2.1.2 PRODUCTOS INVASIVOS • Todos los productos invasívos en relación con los orificios corporales, sal o los productos invasívos de tipo quirúrgico. que no estén destinados a ser conectados a un producto sanitario activo si se destinan, un uso a corto plazo. • Todos los productos invasívos en relación con los orificios corporales, salvo los productos invasívos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un producto sanitario activo si se utilizan el la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa. • Todos !os productos invasívos en relación con los orificios corporales, salvo los productos invasívos de tipo quirúrgico, que se destinen a conectarse a un producto sanitario activo de la clase IIA o de una clase superior. • Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso pasajero entrarán en la clase IIA salvo los casos especificados en otras clases. • Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se incluirán en la clase IIA salvo las excepciones enumeradas en definición de las otras clases. • Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se incluirán en I clase IIA salvo los especificados en otras clases. • Todos los productos implantables y los productos invasívos de uso prolongado de tipo quirúrgico que se destinen a colocarse dentro de los dientes.2.1.3 Productos activos • Todos los productos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirá en la clase IIA salvo los considerados en otras clases. • Todos los productos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIA. :
16. a) a) Si se destinan a suministrar energía que vaya a ser absorbida por el cuerpo humano, excluidos los productos cuya función sea la iluminación del organismo del paciente en el espectro visible. b) b) Si se destinan a crear una imagen de la distribución in vivo de fármacos radiactivos c) c) Si se destinan a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales. • Los productos no activos destinados específicamente al registro de imágenes radiográficas de diagnóstico, • Todos los productos activos destinado a administrar medicamentos, Líquidos corporales u otra sustancias al organismo, a a extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIA, a no ser que ello se efectúe de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza de la sustancias, la pal1 del cuerpo de que se trate y el modo de aplicación, en cuyo caso se incluirán en la clase IIB.2.2 CLASE IIB2.2.1 Productos no invasívos. • Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase lIB. No se aplicará a productos destinados a la limpieza de productos sanitarios que no sean lentes de contacto mediante acción física. • No obstante lo dispuesto en otras reglas. las bolsas para sangre si incluirán en la clase IIB. • Todos los productos no invasívos destinados a modificar la composición biológica o química de la sangre, de otros fluidos corporales o de otros Líquidos destinados a introducirse en el cuerpo. • Todos los productos no invasívos que entren en contacto con piel lesionada sí se destinan principalmente a utilizarse en heridas que hayan producido una ruptura de la dermis y solo puede cicatrizar por segunda intención. • Se incluirán en la clase IIA en todos los demás casos. incluidos los productos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida.2.2.1 Producto invasívos. • • Todos los productos invasívos en relación con los orificios corporales, salvo los productos invasívos de tipo quirúrgico, que no estén destinados
17. a ser conectados a un producto sanitario activo si se destinan a un uso prolongado. • • .Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso pasajero que se destinen específicamente a diagnosticar, vigilar o corregir una alteración cardiaca o del sistema circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo. • • Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso pasajero que: a) a) Se destine a suministrar energía en forma de radiaciones ionizantes. b) b) Se destinen a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos totalmente o en gran parte:. c) c) Se destinen a la administración de medicamentos mediante un sistema de suministro, si ello se efectúa de manera potencialmente peligrosa teniendo en cuenta el modo de aplicación. • Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se incluirán en la clase IIB: a) a) Si suministran energía en forma de radiaciones ionizantes,; o a) a) Si los productos se colocan dentro de los dientes, o administrar medicamentos. • .Todos los productos implantables y los productos invasívos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIB salvo los casos que se especifican en otras clases.2.2.3 Productos activos • Todos los productos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía sí sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía. • Todos los productos activos destinados a controlar el funcionamiento de los productos terapéuticos activos de la clase IIB o destinados a influir directamente en el funcionamiento de dichos productos. • Todos los productos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIB, si se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo las variaciones en el funcionamiento cardiaco, la respiración, la actividad del SNC. puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente.
18. • Los productos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos. :• Todos los productos utilizados con fines anticonceptivos o para la prevención de la transmisión de enfermedades transmisibles por contacto sexual se considerarán productos de la clase IIB, a menos que sean productos implantables o invasívos de uso prolongado, en cuyo caso se incluirán en la clase III 3. CLASE III• Todos los productos invasívos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se incluirán en la clase III cuando tengan por finalidad: b) b) Específicamente diagnosticar, vigilar o corregir una alteración cardiaca o del sistema circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo; o ! c) c) Utilizarse, específicamente, en contacto directo con el sistema nervioso; o d) d) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente c en gran parte.• Todos los productos implantables y los productos invasívos de uso prolongado de tipo quirúrgico que se destinen a) a) A utilizarse en contacto directo con el corazón, el sistema circulatorio central o el sistema nervioso central. b) b) A ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte. I c) c) A sufrir modificaciones químicas en el organismo, salvo si los productos se colocan dentro de los dientes, o a la administración de medicamentos. :• Todos los productos elaborados utilizando tejidos animales o derivados de los mismos que hayan sido transformados en inviables se incluirán en la clase III, excepto en los casos en que los productos estén destinados a entrar en contacto únicamente con piel intacta.• Todos los productos que incorporen como parte integrante una sustancia que, si se utilizi3ra independientemente, podría considerarse como un medicamento según su definición y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los productos, se incluirán en la clase III.
Clase 3. Beneficios del Estudio de las Finanzas Internacionales
Oswaldo Stalin Ponce Cedeño
Abc, comercio internacional
H matricula2015

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución