Source: https://www.slideserve.com/ostinmannual/introducci-n-a-las-mediciones-de-radiaciones-no-ionizantes
Timestamp: 2018-10-18 20:55:56+00:00

Document:
PPT - Introducción a las Mediciones de Radiaciones No Ionizantes PowerPoint Presentation - ID:189494
Introducción a las Mediciones de Radiaciones No Ionizantes PowerPoint Presentation
<iframe src="https://www.slideserve.com/embed/189494" width="600" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
Introducción a las Mediciones de Radiaciones No Ionizantes - PowerPoint PPT Presentation
Introducción a las Mediciones de Radiaciones No Ionizantes. CONSULTORA FEDERAL DE COMUNICACIONES – REP. ARGENTINA – Ing. Alfredo Debattista 19 de Junio de 2006 – Lima, Perú. Antecedentes de CFC. De reciente creación pero con una larga trayectoria.
PowerPoint Slideshow about 'Introducción a las Mediciones de Radiaciones No Ionizantes' - ostinmannual
Ing. Alfredo Debattista
19 de Junio de 2006 – Lima, Perú
De reciente creación pero con una larga trayectoria.
Sector público y privado de telecomunicaciones,
Perfiles técnicos y gerenciales,
Gran experiencia en materia de Espectro Radioeléctrico y Radiaciones No Ionizantes.
Focalizados en asesoramiento integral, no solo técnico sino regulatorio y de procedimientos para organismos públicos y empresas privadas.
Metodología de medición de RNI.
Concientización y mitigación de los posibles efectos de RNI.
Desarrollo de normativa regulatoria y reglamentaria para municipios y órganos de gobierno.
Desarrollo de protocolos de medición de RNI, basado en recomendaciones y estándares internacionales.
Estudio de Caso:Situación en Argentina
Preocupación de los habitantes y usarios de equipos de comunicaciones (Telefonía Celular).
“Actividad” de municipios y gobiernos provinciales.
Voluntad política vs. implementación práctica.
Riesgo de regulación superpuesta.
San Fernando de Catamarca,
Rosario (Santa Fé),
Sigue parámetros internacionales (ICNIRP, OMS, IEEE, FCC).
Resolución Nº 202/1995 – Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Resolución Nº 530/2000 – Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Resolución Nº 269/2002 – Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) [Derogada].
Resolución Nº 117/2003 – CNC [Derogada].
Resolución Nº 3690/2004 – CNC [En Vigencia].
Nota: Secretaría de Comunicaciones es la Autoridad de Aplicación
CNC es el Ente de Control
INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO (E): Es la magnitud del vector campo eléctrico expresado en V/m.
INTENSIDAD DE CAMPO MAGNETICO (H): Es la magnitud del vector campo magnético expresado en A/m.
DENSIDAD DE POTENCIA (S): Es la potencia por unidad de área normal a la dirección de propagación, expresada en mW/cm2.
EXPOSICION POBLACIONAL O NO CONTROLADA: Corresponde a situaciones en las que el público en general puede estar expuesto o en las que las personas expuestas, debido a su trabajo, pueden no haber sido advertidas de la potencial exposición y no pueden ejercer control sobre ella.
Valores Límites para Argentina
Tabla de máxima exposición permitida poblacional, en función de la frecuencia de acuerdo con la Resolución Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Nota:	valores similares a los establecidos por ICNIRP
Método Predictivo (cálculo teórico)
Método de Medición (desarrollo práctico)
La combinación de ambos métodos:
Adeptos vs. Detractores
Esquemas de Aplicación, que depende de:
Tipos de fuentes de radiofrecuencias
Densidad de la cantidad de fuentes, en el ámbito de medición
Potencia y bandas de frecuencia de las fuentes intervinientes
Emplazamiento de las fuentes intervinientes
Definición política en el esquema de regulación
Si se considera Campo Lejano  evaluación de valores de RNI por cálculo, basado en Método de Predicción.
Si se superan los límites de Máxima Exposición Permitida Poblacional (MEP)  se emplea Método de Medición.
Caso Sitio Mono-Antena.
Ecuaciones solamente válidas para cálculos en el campo lejano, pero pueden utilizarse para predecir el peor de los casos.
S: Densidad de Potencia Máxima (MEP) [W/m2]
PRA y PIRE: potencia en antena [W]
F: atenuación en veces de la radiación para un cierto ángulo de incidencia en el plano vertical. (F=1, peor caso)
2,56: factor de reflexión empírico (campos reflejados adicionados en fase con campo incidente directo – 60%)
r: distancia desde la antena [m]
Si la distancia desde la antena a todo punto accesible por el público en general es ≥ r, no se requiere verificar el sitio mediante mediciones.
Definición del lugar que se va a medir;
Inspección del lugar escogido y determinación de las fuentes de radiofrecuencia, tipos de emisión, características de irradiación y entorno circundante;
Determinación del esquema de medición (campos cercanos reactivo o radiante, campo lejano);
Determinación de instrumental y sondas a emplear en el proceso de medición;
Protocolo de medición a aplicar;
Definición de los puntos a medir, en base al protocolo escogido y los puntos de mayor riesgo (ext. / int.);
Desarrollo de las mediciones y confección de informes.
Campo Cercano se mide E, H o ambos (deben cumplir límites MEP impuestos).
Campo Lejano se mide E o H y se obtiene S [S = E2/Z0 = H2*Z0] (deben cumplir límites MEP impuestos).
Se mide inmisión. Si se supera MEP más estricto, entonces se mide emisión de cada estación.
Inmisión: empleo de instrumentos de banda ancha (detectores de radiación electromagnética no sintonizables), con sondas de medición E y H isotrópicas.
Emisión: empleo de instrumentos de banda angosta (medidores de intensidad de campo, analizadores de espectros, etc., sintonizables), con antenas aptas para rangos de frecuencia de medición.
Todos los instrumentos, antenas y sondas deben tener certificado de calibración (fabricante o laboratorio acreditado en país de origen).
Registro del valor de la medición realizada, más las incertidumbres especificadas (fabricante), más el error del método empleado.
Instrumentos y Sondas comerciales de medición de radiofrecuencia
Antenas intercambiables para medición de Campo E o H (Isotrópica)
Instrumentos y antenas comerciales de medición de radiofrecuencia de banda angosta
Protocolo de Medición (Arg.)
Aplicable a estaciones radioeléctricas de radiocomunicaciones y estaciones de radiodifusión (desde 300 kHz hasta 100 GHz); no eximidas por método de predicción o por condiciones de excepción.
Sistemas omnidireccionales:
un mímino de 16 puntos
Sistemas direccionales:
un mínimo de 4 puntos sobre dirección de máx. propagación
12 puntos restantes según caract. de lóbulo de radiación
Nota:	Pueden incluirse mayor cant. de puntos.
Mediciones hechas en hora pico (de tráfico o de potencia emitida)
Inmisión:
Barrido de mediciones de valor pico[VP] (E, H o S) en el punto de medición:
Si VP máximo ≤ 50% MEP más estricta se registra ese valor.
Si VP máximo > 50% MEP  mediciónpromediado temporal.
Medición de promediado temporal:
Selección de 5 alturas (separadas en20 cm y ≤ 2 m)
Medición de componentes de E, H o S.
En cada altura: promediación temporal a lo largo de 6 minutos. Registro de valor y altura.
Evaluación de aportes individuales de c/u de las fuentes emisoras de RNI.
Puntos a medir: aquellos en donde se superaron los valores MEP más estrictos.
Uso de instrumentos de banda angosta, con antenas de polarización lineal (con certificado de calibración).
Metodos opcionales de medición:
Medición de las 3 componentes ortogonales (x, y, z):
E2 = Ex2 + Ey2 + Ez2	o	H2 = Hx2 + Hy2 + Hz2
Orientación de antena en la dirección de máxima señal
Los métodos evaluados son de aplicación puntual o repetitivos, pero con periodos largos de tiempo.
Hay nuevos modelos de mediciones, basados en detecciones continuas (7 x 24) de zonas potencialmente riesgosas, con datos publicados en Internet, de acceso libre para los ciudadanos.
Población: dispone de datos objetivos, las 24 horas del día, para asegurarse que los valores de radiaciones están por debajo de los límites normativos.
Municipios: ofrecen a sus vecinos la tranquilidad que supone disponer de una red exhaustiva de monitorización de la radiación electromagnética.
Prestadores de Servicios: se reduce la percepción de peligro o alarma social que generan sus estaciones base.
Mediciones de banda ancha (de 5 Hz hasta 40 GHz, con diferentes sondas).
Uso de sondas isotrópicas
Discriminación de señales de celularesvs. otras fuentes EMF.
Almacenamiento devalores picos, AVG oRMS (hasta 18 meses).
Seguimiento demediciones de EMF
Comunicación de datos, alarmas y configuraciones, de manera programable.
Instalación Outdoor e Indoor
Medida en tiempo real y de forma permanente del nivel de campo.
Captación por sonda isotrópica
Promediadoperiódico de lasmedidas.
Memorización delos valoresmáximos porperíodos.
Umbral de nivel de Alarma programable.
Margen de medida: 0,2-45V/m
Transferencia inalámbrica de datos al centro de control.
No hay pruebas concluyentes que indiquen que las RNI, con los niveles predefinidos, afecten a la población…
… pero tampoco indican que no haya efectos bajo largas exposiciones.
Se sigue estudiando el tema (OMS, ICNIRP, etc.)
La prevención ante todo, como base de trabajo.
Conviene definir y medir los “puntos calientes”.
Métodos de medición repetitiva y períodica, para generar base estadística (Mapas de radiaciones – zonas protegidas)
Equilibrio entre recursos tecnológicos y salud humana (confort y sociedad actual vs. edad prehistórica)
Podemos ayudarlos en los 4 últimos puntos
– Muchas Gracias–
adebattista@infovia.com.ar
Mediciones y procesamiento de datos Víctor M. Jiménez, Doctor en Químicas -. v1. 06/09/2009. experimento: determinar el volumen molar del hidrógeno
Plan de actuación del CSN -Para el desarrollo del título vii del reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (rpsri). workshop radón y medio ambiente (erricca 2) suances, julio de 2002. 1. presentación.
Ing. Claudio Rosas Castro, Superintendente de Telecomunicaciones (S) crosas@supertel.gob.ec -Itu workshop on “human exposure to electromagnetic fields (emfs )” (quito, ecuador, 14 agosto 2013). control de las radiaciones no ionizantes en el
“Incorporación del ciclo económico en las mediciones de riesgo de crédito” -. cartagena de indias, 19 de noviembre de 2009. incorporación del ciclo económico en las mediciones de riesgo de crédito. entorno. ciclicidad de los
Mediciones de custodia -. go/op/cp. 23 /09/05. mediciones de custodia. la producción de total austral es medida en 9 estaciones de transferencia de custodia: 7 operadas y mantenidas por total austral 2 operadas y mantenidas por repsol-ypf
Nuevas infraestructuras para la transferencia de conocimiento EL PORTAL DE LAS RADIACIONES IONIZANTES -Nuevas infraestructuras para la transferencia de conocimiento el portal de las radiaciones ionizantes. en el marco de las actividades del área

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución