Source: https://www.scribd.com/document/380997327/Instrucciones-Medidor-Calidad-Agua-Hi9828
Timestamp: 2018-11-20 14:01:31+00:00

Document:
Uploaded by Anonymous ZXygbtZX7N
Pautas de Seguridad en el Manejo de Baterías de Litio_MWD
53-393-1-PB
BIS Nickel Cadmium Saft July2014 BIS06!12!12 V1 4 ES Protected[1]
Practica #5 Bebida Refrescante Equipo #1 158a
Trabajo de Investigacion Final (Imprimir) (1)
Trabajo de Investigacion Final (Imprimir)
2.-Alimentacion y Puesta en Marcha
Torak Praktikum
ANALISIS KB NEW.docx
Manualtea
Asuhan Keperawatan Keluarga Binaan Pkm
东部8天.docx
informe_nro-04.pdf
bach suit 1 svitar.pdf
perpres-nomor-38-tahun-2015.pdf
Us Es 90 Day Game Plan Workbook1
class-requirement-updated-september 08 -18
-UNIDAD-3 , 5 anos-2018.docx
Mandi Bersih.txt
Portaria140_financiamento_16maio 2018.pdf
Saatnya Mengganti Alternatif Susu Lembu
Bailers Reutilizables
Guia de Postulacion Etfa Sistema Retfa_ Agosto_2017_v5
pg04.pdf
bailers reutilizables.pdf
Alkalinity - apha-water-testing-standard-methods-white-paper.pdf
articles-8526_manual_NCh411_10_oct_2010.pdf
NCh409-1-2005.pdf
REDOX Apha.method.2580.1992
Hl 9828
Medidor Multiparamétrico para
1.1 Inspección preliminar ................................................................................................ 5
1.2 Identificación del Modelo .......................................................................................... 5
1.3 Descripción general .................................................................................................. 6
1.4 Suministro de energía ............................................................................................... .7
1.4.1 Instalación de las baterías ................................................................................ .7
1.4.2 Recarga de baterías ........................................................................................ .7
1.5 Descripción e instalación de la sonda ..................................................................... .8
1.5.1 Activación del sensor de O.D. ......................................................................... .8
1.5.2 Instalación ........................................................................................................ .9
1.5.3 Sensores de pH & pH/ORP ............................................................................. .10
1.6. Especificaciones ...................................................................................................... .11
1.7 Descripción de la pantalla & del teclado .................................................................. 15
CAPÍTULO 2 - MODO DE MEDICIÓN
2.1 Procedimiento ......................................................................................................... 17
CAPÍTULO 3 – CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
3.1 Configuración de la medición ................................................................................... 18
3.2 Configuración del sistema .......................................................................................... 20
3.3 Tabla de medida & configuración de datos................................................................ 24
CAPÍTULO 4 – MODO DE CALIBRACIÓN
4.1 Calibración rápida................................................................................................ 26
4.2 Calibración de pH..................................................................................................28
4.2.1 Preparación ........................................................................................................ 28
4.2.2 Procedimiento...................................................................................................... 29
4.2.3 Lista de errores.................................................................................................... 30
4.3 Calibración de Oxígeno Disuelto ............................................................................ 31
4.3.1 Procedimiento....................................................................................................... 31
4.4 Calibración de conductividad .................................................................................. 33
4.4.1 Procedimiento.................................................................................................... 33
4.5 Presión Atmosférica ................................................................................................ 35
4.5.1 Procedimiento....................................................................................................... 35
4.6 Calibración de ORP ................................................................................................ 35
4.6.1 Procedimiento.................................................................................................... 35
4.7 Calibración de Temperatura.................................................................................... 36
4.7.1 Procedimiento.................................................................................................... 36
CAPÍTULO 5 – MODO DE REGISTRO (LOGGING)
5.1 Registro .................................................................................................................. 37
5.1.1 Opciones de Registro ........................................................................................ 37
5.2 Configuración del registro de datos ........................................................................ 38
5.2.1 Registros ............................................................................................................ 38
5.2.2 Eliminar todos los registros ................................................................................ 40
5.2.3 Comentarios ...................................................................................................... 40
5.2.4 Eliminar todos los comentarios........................................................................... 41
5.2.5 Tags .................................................................................................................. 41
CAPÍTULO 6 - GLP
6.1 Información de la sonda .......................................................................................... 43
6.2 pH ........................................................................................................................... 44
6.3 Oxígeno disuelto....................................................................................................... 44
6.4 Conductividad ......................................................................................................... 45
6.5 Presión Atmosférica.................................................................................................. 45
6.6 ORP ......................................................................................................................... 46
6.7 Temperatura ............................................................................................................. 46
CAPÍTULO 7 – CONEXIÓN A PC
7.1 Instalación de Software............................................................................................ 47
7.2 Conexión a PC ........................................................................................................ 47
CAPÍTULO 8 - MENSAJES & ERRORES ....................................................................... 49
A – MANTENIMIENTO DE LA SONDA ......................................................................... 51
B - ACCESORIOS........................................................................................................... 53
C - GARANTÍA .............................................................................................................. 55
1.1 INSPECCIÓN PRELIMINAR
Saque el instrumento del embalaje e inspecciónelo cuidadosamente para asegurarse de
que no haya sufrido ningún daño durante el transporte. Si existiese algún daño notable,
infórmele inmediatamente a su Distribuidor o al Centro de Servicio al Cliente Hanna más
HI 9828 se suministra completo con:
- Sonda DO/EC/temperatura Hl 769828DO
- Solución de calibración estándar Hl 9828-27, 500 mL
- Kit de mantenimiento de la sonda
- 4 pilas Ni-MH recargables tamaño C
- Cable adaptador para encendedor de auto 12V
- 5 i-Button© con soporte
- Cable de interfaz USB Hl 7698281
- Software compatible para Windows® Hl 92000
- Maletín resistente para transporte
NOTA: Guarde todos los materiales de embalaje hasta que esté seguro de que el
instrumento funciona correctamente. Todo artículo dañado o defectuoso debe ser
devuelto en su embalaje original junto con los accesorios otorgados.
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL MODELO
Basado en la longitud del cable de la sonda, existen 3 modelos diferentes de acuerdo al
robusto y fácil de usar. También es posible utilizar la misma sonda con diferentes medidores sin la necesidad de recalibrar el sistema. • 4 pilas recargables Ni-MH tamaño C. es la solución ideal para medidas de lagos y ríos en terreno. Se puede habilitar y ver hasta 12 parámetros en la amplia pantalla de gráficos con retroiluminación. 6 . Resistente al agua. • Pantalla gráfica con retroiluminación. • Protección con contraseña. • Hasta 60. • Interfaz en 5 lenguajes: inglés. Las principales características de la serie HI 9828 incluyen: • Medición del Oxígeno Disuelto. pH. para trabajos posteriores. italiano. Todas las lecturas pueden ser grabadas y asociadas a un área de muestra precisa gracias al sistema i-Button y los comentarios que el operador puede ingresar antes o durante las mediciones. Los mismos datos pueden ser trazados en el medidor y descargados a un PC a través del conector USB y la aplicación HI92000 compatible con Windows®. • Los sensores para OD/Temperatura/EC y pH/ORP pueden ser cambiados en terreno. como el pH y la temperatura. El menú de configuración se puede proteger con una contraseña para evitar modificaciones no autorizadas y la función de ayuda está siempre disponible para explicar la función. Presión Atmosférica y Gravedad específica del agua de mar. como el porcentaje de saturación del Oxígeno Disuelto. • Sistema i-Button para delimitar el área de muestreo. ORP. Gravedad Específica y otros parámetros que aseguran la vida en el agua. operación o mensaje seleccionados.000 muestras almacenadas en 100 registros diferentes.1. español. Conductividad. Gracias a la sonda multisensorial basada en un microprocesador. francés. • Características GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio). Conductividad y parámetros relacionados. • Posibilidad de recargar desde la red eléctrica y desde el encendedor de auto 12V. es posible medir todos los parámetros necesarios para evaluar la calidad del agua. portugués. Temperatura.3 DESCRIPCIÓN GENERAL HI 9828 es un sistema multiparamétrico que cuenta con los años de experiencia de Hanna Instruments como fabricante de instrumentos analíticos.
4.1 Instalación de las baterías Las baterías se deben reemplazar sólo en lugares no peligrosos. • Conecte el HI 710045 al medidor y al adaptador de energía.2 Recarga de baterías HI 9828 viene con dos cables diferentes para recargar baterías: HI 710045 y HI 710046.4 SUMINISTRO DE ENERGÍA HI 9828 funciona con 4 pilas recargables Ni-MH tamaño C. • Para recargar completamente las baterías.1. Cuando las baterías están completamente agotadas. cuidando que queden ubicadas con la polaridad correcta.4. Saque los 4 tornillos de la tapa posterior del instrumento e inserte las pilas. el icono de batería visualiza la carga de batería que queda. • Con el medidor apagado. NOTA IMPORTANTE: Para utilizar pilas alcalinas tamaño C. el medidor se apaga automáticamente para evitar lecturas erróneas. 7 . NOTA: Es posible recargar las pilas con el medidor encendido. si está habilitada la función Apagado Automático. es necesario mover hacia arriba el interruptor que se encuentra en el compartimiento de las baterías. es necesario recargarlas o reemplazarlas por pilas alcalinas. En la pantalla. conecte el adaptador al tomacorriente. 1. 1. Cuando este icono comienza a parpadear. el medidor se apagará automáticamente cuando se cumpla el tiempo determinado. • En la pantalla aparecerá el mensaje “Battery charging in progress” (“Recarga de batería en progreso”) y luego aparecerá el icono de batería. desconecte la sonda. Red de suministro eléctrico HI 710045 combinado con el adaptador 12Vdc se utiliza para recargar las pilas desde el tomacorriente. se necesita 14 horas de recarga.
proceda de acuerdo a lo siguiente: • Saque la tapa plástica blanca con rojo. Temperatura y Conductividad. La delgada membrana permeable aísla los elementos del sensor de la solución que se está testeando. sonda para mediciones de Oxígeno Disuelto. se necesita 14 horas de recarga. si la función de apagado automático está habilitada. En el cuerpo de la sonda también se puede insertar un sensor de pH o pH/ORP.D.Encendedor de automóvil de 12V Con el HI 710046 es posible recargar el medidor HI 9828 en un automóvil. Para hidratar la sonda y prepararla para su utilización. • Para recargar las pilas completamente. El sensor galvánico de O. La sonda de O.D. pero permite entrar oxígeno.5 DESCRIPCION E INSTALACIÓN DE LA SONDA HI 9828 se suministra con HI 769828DO.5. 1.D.. El oxígeno que pasa a través de la membrana causa un flujo de corriente. sin interferencias en todo el rango. del cual se determina la concentración de oxígeno. NOTA: Es posible recargar las baterías con el medidor encendido. Antes de instalar la sonda. • En la pantalla aparecerá el mensaje “Battery charging in progress” (Carga de batería en progreso”) y el icono de la batería. el medidor se apagará automáticamente cuando se cumpla el tiempo determinado.1. El sensor de conductividad es un sistema de 4 anillos que permite lecturas estables y lineales. consulte el procedimiento en el párrafo 1. incluye un termistor que permite tener lecturas estables con compensación de temperatura en pocos segundos. es necesario activar el sensor de O.D. 1. Esta tapa se utiliza para fines de despacho solamente y 8 .5. consulte en el Apéndice A los códigos de pedido.1 Activación del sensor de O. no se envía hidratada. Solo debe conectar el cable al medidor y al encendedor del auto.
pH/ORP.2 Instalación La sonda multisensorial puede sostener 3 electrodos distintos. • Atornille la contratuerca con la herramienta incorporada para ajustar el sensor. proceda como se indica a continuación: • Inserte el sensor con la alineación correcta correspondiente al color del conector. los 3 sensores tienen 3 códigos de diferente color: Blanco para OD. Se rebosará un poco de electrolito. • Después de ajustar los sensores es necesario atornillar la funda de protección si va a efectuar mediciones. Para evitar que se dañe la membrana. Para facilitar la instalación.se puede desechar. hasta el final de los hilos. Llénela con electrolito limpio. gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj. OD/Temperatura. Golpee cuidadosamente la membrana sobre una superficie para asegurarse de que no queden burbujas de aire atrapadas.5. • Con el medidor apagado. alineando los pins y empujando el conector. Apriete la tuerca para asegurar una buena conexión. • 1. EC. conecte la sonda a la toma DIN que se encuentra en la parte inferior del medidor. 9 . o el vaso de calibración transparente si va a calibrar. • Con el sensor al revés. no la toque con los dedos. • Inserte el O-ring en la membrana. • Enjuague la membrana con electrolito mientras la agita suavemente. anaranjado para EC y amarillo para pH/ORP Para instalar correctamente los sensores.
5. Almacene el electrodo con unas gotas de solución de almacenamiento HI 70300L.3 Sensores de pH y pH/ORP Como se mencionó anteriormente. HI 769828PH y HI 769828PHO son sondas con sensores de pH y pH/ORP respectivamente. deben predominar las siguientes condiciones: • La superficie del electrodo debe estar limpia y suave • La superficie del electrodo debe someterse a un pretratamiento para que pueda responder rápidamente. Consulte en la siguiente tabla las especificaciones de los electrodos. es necesario hacer un pretratamiento de oxidación. Para el pretratamiento oxidante: sumerja el electrodo durante pocos minutos en HI 7092L. Referencia Unión Electrolito Punta Cuerpo pH doble fibra gel Esférica PEI ORP doble fibra gel Pt PEI Para evitar problemas de obstrucción y asegurar una rápida respuesta. es necesario efectuar un pretratamiento reductor: pH mV pH mV pH mV pH mV pH mV pH mV 0 990 1 920 2 860 3 800 4 740 5 680 6 640 7 580 8 520 9 460 10 400 11 340 12 280 13 220 14 160 Para el pretratamiento reductor: sumerja el electrodo durante pocos minutos en HI 7091L. Para efectuar mediciones correctas de redox. 10 . Como regla general. Debido a que el sistema Pt/PtO depende del pH. el pretratamiento del electrodo debe estar determinado por el pH y los potenciales valores de redox de la solución que se medirá. el bulbo del pH debe mantenerse siempre húmedo. si la lectura del ORP mV correspondiente al valor del pH de la solución es mayor que los valores que se muestran en la siguiente tabla. el medidor HI 9828 está preparado para efectuar mediciones de pH y ORP. de lo contrario.1.
00 a 50. 2 ó 3 puntos con 5 tampones estándar memorizados (pH 4. ±0. el que sea mayor.15 K Calibración automática en 1 punto personalizado pH Rango 0. 100% ó en 1 punto personalizado 11 .1 % 0.1.0 % 0.01 K Precisión ± 0. ± 0.00 a 30.6 ESPECIFICACIONES TEMPERATURA Rango -5.0%.15 °C.1 mV Precisión ± 1. 7.15 a 328.01 °C. 0.01 mg/L Precisión 0.00 a 14.02 pH ± 0. 23.00 mg/L: ± 1.01 °F. 9. 6. 0.01. 300.0 a 300. 268.18.10 mg/L.5% de lectura ó ± 1.0 %: ± 1.01 pH.1 mV Precisión ± 0.15 K Resolución 0.86.0 %: ± 3% de lectura 0. 10.0 a 500.01.00 a 131. el que sea mayor.5 mV Calibración Automática en 1.0 mV Resolución 0.00 mg/L a 50.00 a 55.00°F.5% de lectura ó 0.0 a 500.0 mV Resolución 0.00 mg/L Resolución 0. 0.01) o con 1 buffer personalizado ORP Rango ± 2000.0 mV Calibración automática en 1 punto personalizado OXÍGENO DISUELTO Rango 0.00 mg/L: ± 3% de lectura Calibración Automática en 1 ó 2 puntos en 0. ± 600.27 °F. 30.00 °C.00 pH.
99 mS/cm O. 1413yL/S/cm. el que sea mayor Calibración Automática en 1 punto con 6 estándares memorizados (84 yL/S/cm.01 mS/cm de 10.99 mS/cm 0.999 mS/cm 0.000 a 9. 0.00 a 99.99 g/L (ppt) 0. 1 mS/cm Automática 1 μS/cm de 0 hasta 9999 μS/cm 0.0 mS/cm.0000 M Ω/cm Resolución depende de la lectura de la resistividad Calibración según la calibración de conductividad o salinidad TDS Rango 0 a 400000 mg/L o ppm.00 a 99.000 a 200. 111.01 g/L (ppt).1 ms/cm de 100.1 g/L (ppt). . 12. 0.000 mS/cm (EC real hasta 400 mS/cm) Resolución Manual 1 μS/cm. 5.0 k Ω/cm.00 a 99.8 ms/cm) o en un punto personalizado RESISTIVIDAD Rango 0 a 999999 Ω/cm.01 mS/cm. 1 g/L (ppt) Automática g/L (ppt) 1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm) 0.001 mS/cm de 0.88 mS/cm.01 g/L (ppt) de 10.0 a 400.CONDUCTIVIDAD Rango 0.0 g/L (ppt) Precisión ± 1% de lectura ó ± 1 mg/L (ppm).001 mS/cm. determinada) 0 a 1.00 mS/cm.lmS/cm de 100.01 mS/cm de 10.001 g/L (ppt).1 mS/cm.0 mS/cm Precisión ± 1% de lectura ó ±1 µS/cm.0 a 400.0 mS/cm Automática mS/cm 0. 0. (depende de la medida 0 a 1000. 80. (el valor máximo depende del factor TDS) Resolución Manual 1 mg/L (ppm).0 a 400.1 g/L (ppt) de 100. 0. 0. el que sea mayor Calibración según la calibración de conductividad o salinidad 12 ..
0 Resolución 0.2 mbar.001 psi.00 PSU (Escala Práctica de Salinidad ampliada)ampliada) Resolución 0. 0. 60.SALINIDAD Rango 0. 8. el que sea mayor Calibración 1 punto personalizado GRAVEDAD ESPECÍFICA DE AGUA DE MAR Rango 0.72 a 33. σ0.436 psi.00 a 70. 0. σ15 Precisión ±1 σt.00 a 113.1 mmHg. 17.32 kPa Resolución 0.1 mbar 0.0 a 50.1184 atm.46 inHg. σ0.5921 a 1.702 a 16.1 σt.0 a 1133.01 PSU. 0. σ15 Calibración según la calibración de conductividad o salinidad PRESIÓN ATMOSFÉRICA Rango 450 a 850 mmHg. 0.01 inHg.01 kPa Precisión ± 3 mmHg dentro de ± 15 °C de la temperatura durante la calibración Calibración Automática en un punto personalizado 13 . 0.01 PSU Precisión ±2% de lectura ó 0. 600.0001 atm.
diam. 100% H.R.8”) Peso 750 g (26.2”) Sonda l = 270 (10. Suministro de energía 4 pilas alcalinas de 1. 14 .) Medidor 750 g (26.2V tipo C (aproximadamente 70 horas de uso continuo sin retroiluminación) Dimensiones Medidor 221 x 115 x 55mm (8.000 muestras con 13 mediciones cada una* Intervalo de registro 1 segundo hasta 3 horas Interfaz para PC USB (con software HI 92000) Protección de impermeabilidad Medidor IP 67. pero en la práctica.7”).= 46mm (1.5 oz.5 oz. Al utilizar comentarios la cantidad máxima de muestras disminuye.5 x 2.000. Sonda IP 68 Condiciones ambientales 0 a 50°C (32 a 122°F).) Sonda * Sin comentarios.7 x 4.CARACTERÍSTICAS GENERALES Compensación de temperatura automática desde -5 hasta 55°C (23 a 131°F) Memoria de registros hasta 60.5V tipo C (aproximadamente 150 horas de uso continuo sin retroiluminación) 4 pilas recargables de 1. nunca serán menos de 50.
7 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Y EL TECLADO 1. Tecla de función derecha: su función depende de lo que muestra la pantalla. Teclado alfanumérico: para ingresar códigos alfanuméricos 8. Tecla ESC: para regresar a la pantalla anterior 11. 15 . Teclas de Flechas: para desplazarse entre las opciones 10.1. Tecla On/Off: para encender y apagar el medidor 6. Tecla de ayuda (HELP): para tener información sobre lo que muestra la pantalla 9. Funciones de las teclas de función 4. Pantalla 2. Tecla de función izquierda: su función depende de lo que muestra la pantalla 5. Retroilumnación: para activar la retroiluminación 7. Indicación del nivel de la batería 3.
1. Sólo debe presionar la tecla HELP y aparecerá una ventana de información.8 FUNCIÓN DE AYUDA HI 9828 incluye una Función de Ayuda. que sirve para obtener información breve sobre la pantalla actual. Para mensajes más extensos presione las teclas de flechas para desplazarse. Para salir de la ventana de ayuda presione nuevamente la tecla HELP. 16 .
consulte el Capítulo 5. NOTAS: Si el medidor no encuentra la sonda. • El medidor visualiza las lecturas relativas a todos los parámetros habilitados. mientras menor sea la cantidad de parámetros. 17 . consulte el Capítulo 3. • Presione LOG para almacenar las lecturas o MENU para ingresar al menú principal del medidor. es decir. Según la cantidad de parámetros habilitados. Cuando una medición está fuera del rango. En este caso. la resolución gráfica cambia. aparece el mensaje “Probe disconnected!” (“¡Sonda desconectada!”). • Sumerja la sonda en la muestra prestando atención para evitar piedras. la versión del software y luego ingresa el modo de medición. el valor máximo (o mínimo) para la medición parpadeará de manera lenta y continua. recuerde ajustar con cuidado la funda de protección a la sonda. El medidor visualiza “Hanna HI 9828”. Es posible habilitar hasta 12 parámetros.1 PROCEDIMIENTO • Conecte la sonda en el medidor. la retroiluminación se apagará automáticamente. la lectura de la conductividad sin compensación de temperatura. es posible conectar hasta 3 sensores en la sonda. Para más información. 2. Para más información. • Encienda el medidor presionando el botón On/Off. Si ha pasado un minuto sin haber presionado ninguna tecla. Al presionar la tecla de luz se puede encender o apagar la retroiluminación. mayor es el tamaño de los dígitos.Capítulo 2 – MODO DE MEDICIÓN HI 9828 le brinda la posibilidad de leer diferentes parámetros al mismo tiempo y con la misma sonda. la única tecla de función disponible es Menu y puede operar solo con las funciones que no requieren lectura. Como se describió en las secciones anteriores. Una pequeña letra A anexa a μS/cm y mS/cm se refiere a la conductividad real.
con las flechas seleccione “Measurement Setup” (“Configuración de Medición”) y presione OK. D.O. ORP. • Para elegir un parámetro. 3. etc. % saturación. la configuración del sistema permite establecer los parámetros del sistema. el medidor ingresa el modo de medición y las teclas de función activas son LOG y MENU. La configuración de medición permite configurar las lecturas visualizadas y sus unidades. por ejemplo. • Presione MENU. Después de la inicialización. °F y °C. Para algunos parámetros se puede seleccionar también la unidad de medición y la resolución presionando la tecla de función UNIT o RESOLUTION. señales acústicas. Es posible habilitar o deshabilitar cada parámetro. Temperatura Se puede elegir K. la unidad de medida y la resolución 18 . mV of pH input. interfaz de lenguaje. En el menú principal hay dos ítems de configuración: Configuración de Medición y Configuración del Sistema. Una casilla de verificación o la unidad de medida al lado de los parámetros significa que está habilitado. contraste de LCD.1 CONFIGURACION DE MEDICIÓN • Encienda el medidor presionando la tecla On/Off. desplácese con las flechas para iluminarlo. Presione la tecla de función derecha para habilitar o deshabilitar el parámetro. Salinidad Estos parámetros solo se pueden habilitar o deshabilitar. • La pantalla visualiza la lista completa de los parámetros mensurables. pH.Capítulo 3 – MODO DE CONFIGURACIÓN Antes de tomar las mediciones se debe configurar algunos parámetros. fecha y hora.
mmHg. Concentración de O. 1 mS/cm. kΩ/cm o MΩ/cm. Gravedad específica de agua de mar Este valor es un parámetro muy utilizado para el agua de mar. Se puede seleccionar: ppm o mg/l. 0. Conductividad y Conductividad Real Es posible elegir: Automática (variación automática tanto μS/cm como mS/cm). 0. la temperatura y la salinidad. NOTA: Se puede habilitar simultáneamente un máximo 19 . Auto ppt (g/l) (variación automática en unidad ppt ó g/l). En el menú de gravedad específica del agua de mar se puede elegir la temperatura de referencia: σt. 0. Auto mS (variación automática en unidad mS/cm).1 mS/cm. t=15°C respectivamente).1 ppm (mg/l).01 ppt (g/l). mbar. consulte el párrafo 3.1 μS/cm. Presión atmosférica Se puede elegir: atm. kPA.2 Configuración del Sistema.1 ppt (g/l). (Temperatura actual.001 mS/cm. y σ15.001 ppt (g/l). 1 ppt (g/l). es similar a la medición de la densidad y es una expresión del contenido de sales en el agua. 0. variación automática tanto de ppm(mg/l) como de ppt(g/l). NOTA: Para configurar ppm o mg/l. σ0.01 mS/cm. t=0°C. Depende de la presión atmosférica. NOTA: Conductividad real es la lectura de la conductividad sin compensación de temperatura. TDS Se puede elegir: Automática. inHg.D. Resistividad Se puede elegir: Ω/cm. 0.son fijas. psi. 0.
de 12 mediciones en la pantalla. portugués e italiano. Un mensaje de advertencia aparece si se trata de habilitar más de 12 mediciones. francés.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA • En el modo de medición. con las flechas seleccione System Setup y luego presione OK. • Para elegir un parámetro. ID Se puede ingresar un código de identificación para el medidor. Las opciones disponibles son inglés. Fecha Seleccione el formato de fecha deseado presionando repetidamente FORMAT. Hora Elija el formato de hora deseado presionando repetidamente FORMAT. Idioma Es posible cambiar el idioma de la pantalla. Ingrese la fecha con el teclado y presione OK. presione MENU. Al presionar MODIFY aparecerá un cuadro de texto en la pantalla: use el teclado para ingresar el código alfanumérico deseado y luego presione OK. (Se puede utilizar un máximo de 25 caracteres). Los formatos disponibles son: DD/MM/YYYY. 3. YYYY-MM-DD y MM-DD-YYYY. 20 . Los formatos disponibles son: hh:mm:ss (24 horas) y hh:mm:ss (12 horas). El idioma se puede modificar presionando la tecla de función MODIFY. deslícese con las flechas para iluminarlo y luego presione MODIFY. es necesario ingresarla antes de cambiar el primer parámetro. NOTA: si existe una contraseña. español.
Ingrese la hora con el teclado y luego presione OK. Para confirmar el valor presione OK.5 y para soluciones débilmente iónicas. Factor TDS El factor de conversión se puede fijar desde 0.00 hasta 1. Para determinar el valor presione la tecla de función MODIFY. 5. Coeficiente de Temperatura Este factor se puede fijar desde 0.00. 21 . 20. Temperatura de referencia Para las lecturas de conductividad es necesario establecer la temperatura de referencia para el valor mostrado. 10. ingrese el valor y luego presione OK. 15. Para establecer este factor presione MODIFY. Intervalo de registro Establezca el intervalo de registro entre 1 segundo y 3 horas. es 0.00%/°C. al presionar la tecla de función MODIFY se puede seleccionar la opción que desee: NO. para soluciones fuertemente iónicas el valor determinado es 0. 30 ó 60 minutos. Por lo general.00%/°C (sin compensación de temperatura) hasta 6. Para fijar este valor presione MODIFY y luego ingrese el valor deseado con el teclado. como soluciones nutritivas. Las opciones disponibles son 20°C y 25°C.7. Esta función se puede habilitar o deshabilitar. Apagado automático El medidor se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante el tiempo determinado. La tecla de función izquierda permite mover el cursor.
Sonido del teclado Si está habilitado. o cuando ocurra algún error particular. • Ingrese la contraseña deseada en el cuadro de texto y presione OK. Contraste LCD Para fijar el contraste de LCD seleccione la entrada correspondiente y presione MODIFY. presione las flechas para modificar el contraste y luego presione OK para confirmar. los caracteres se ocultan tras el símbolo * (asterisco). determine la cantidad de repetición de las lecturas para los valores mostrados. el medidor emitirá una señal acústica cada vez que se presione una tecla errónea. Sonido de Error Si está habilitado. Para escoger la longitud promedio de las lecturas presione MODIFY. Se puede establecer el valor desde 1 hasta 30. Aparecerá una barra horizontal. Contraseña Para habilitar la contraseña: • Presione MODIFY para seleccionar la entrada. Longitud promedio Para obtener un valor promedio y una lectura más representativa con una muestra inestable. NOTA: Al teclear. el medidor emitirá una señal acústica cada vez que se presione una tecla. presione MODIFY para elegir el símbolo que desee. Separador decimal Se puede elegir el tipo de separador decimal: punto o coma. 22 . Presione MODIFY para seleccionar la unidad deseada.Unidad TDS Las lecturas de TDS se pueden expresar como ppm-ppt ó mg/l-g/l.
• El medidor solicita confirmar la contraseña: escríbala nuevamente y luego presione OK. presione OK. Para cada entrada. 23 . la nueva configuración no será aceptada. • El medidor solicitará su confirmación: presione YES para confirmar o NO para salir. • Elija la entrada “Restaurar configuraciones de fábrica” (“Restore factory settings”) y presione OK. NOTA: Se puede quitar la configuración del sistema en cualquier momento presionando la tecla ESC. En el cuadro de texto aparece NO. El medidor regresa al menú de Configuración del Sistema (System Setup) y se marca el cuadro de verificación junto a la entrada de la contraseña. si no se confirmó la elección. • Ingrese la contraseña y luego presione DISABLE. Restaurar la configuración de fábrica Es posible restaurar los parámetros de la Configuración del Sistema y de la Configuración de la Medición a sus valores por defecto. Para deshabilitar la contraseña: • Presione MODIFY para seleccionar la entrada de contraseña. • Para confirmar.
pH ORP Medición de redox . atmosférica atmosférica Configuración del Sistema Entrada Descripción Valor por defecto Valores válidos Idioma Interfaz del idioma Inglés Español. 1 mS. % de Medición de oxígeno disuelto . 1 mS.001 ppt. mg/l O. Ω - cm TDS Medición de sólidos Auto Auto. °C. 30. O.. 0. portugués.001 mS. mV de entrada de mV de lecturas de pH . italiano ID Código de identificación del . 25 caracteres medidor Fecha Calendario actualizado YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD. DD/MM/YYYY Hora Reloj actualizado hh:mm:ss (24 hh:mm:ss (12 horas).D.001 mS. °F pH Medición de pH . 0.01 mS. 15.3. 0. 10. Conductividad Medición de Automática Auto. Máx.1 mS. 0. Auto mS Resistividad Medición de resistividad M Ω-cm M Ω cm. Auto ppt Salinidad Medición de salinidad . totales disueltos 0.1 ppt. 5. Gravedad Medición de gravedad específica específica Presión Medición de presión . horas) hh:mm:ss (24 horas) Apagado Apagado automático 5 min NO.1 mS.D.3 TABLA DE ÍTEMS DE MEDICIÓN Y CONFIGURACIÓN Configuración de Mediciones Entrada Descripción Valor por defecto Valores válidos Temperatura Unidad de temperatura °C K. 0. S 1 /jS. automático (min) después de un período 20. compensación de temperatura 0. conductividad 0. 0. Conductividad Real lé i de conductividad sin Medición Auto A Auto. 1 /jS. 1 ppt.01 mS. saturación Concentración Medición de oxígeno disuelto ppm ppm. 1 ppm. k Ω cm. MM/DD/YYYY. 60 min sin utilizar 24 .1 ppt. francés.
presionadas erróneamente Separador Para los números que .ppt.00 a 1.. mg/l .00 a 6. decimal muestra la pantalla Contraste LCD Contraste de LCD 8 1 a 15 Contraseña Ingresar una contraseña .00%/°C para mediciones de conductividad Factor TDS Factor de conversión para 0. Coeficiente de temperatura 1.g/l Longitud promedio Cantidad de lecturas 01 1 a 30 Sonido de teclas Señal acústica para .00 lecturas de conductividad Unidad de TDS Unidad de medida para TDS ppm .coeff. 5 caracteres 25 .Intervalo de Período entre 2 00:00:01 00:00:01 a03:00:00 registro grabaciones automáticas Temp..90%/°C 0. máx. . referencia Temperatura de referencia 25 °C 20 °C. la tecla presionada Sonido de Error Señal acústica para teclas .ppt ppm . 25 °C para mediciones de conductividad Temp.50 0.
Las opciones disponibles son: Calibración rápida (permite la calibración de O. elija Quick calibration (Calibración Rápida) y presione OK. 26 . pH y conductividad con un sólo procedimiento). Esta función es útil para utilizar la misma sonda con diferentes medidores. la palabra pH comienza a parpadear y aparecerá el mensaje “Not ready”. saturación. • Para efectuar una calibración. • Atornille el vaso de calibración en el cuerpo de la sonda. • Llene el vaso con la solución de calibración HI 9828-25. pH. • Elija el tipo de calibración con las flechas y luego presione OK. Conductividad y Oxígeno Disuelto). Se rebosará un poco de solución. • Espere unos minutos hasta que se estabilice. Conductividad. • Aparecerá una pantalla de 3 ítems (pH. NOTA: Si la contraseña está habilitada y la última función mostrada en la pantalla no estaba protegida con contraseña. seleccione con las flechas “Calibration” en el menú principal y luego presione OK. uno para cada parámetro y también un solo punto de calibración rápida para todos los parámetros. Oxígeno Disuelto.Capítulo 4 – MODO DE CALIBRACIÓN HI 9828 permite efectuar seis tipos de calibración diferentes.1 CALIBRACIÓN RÁPIDA La calibración rápida es una función que permite al usuario calibrar la sonda multiparamétrica en el campo con solo una solución. • En el menú de Calibración. el medidor pedirá que ingrese la contraseña. de una manera fácil y rápida. ORP y Temperatura. 4. sin tener la necesidad de recalibrar. Presión atmosférica. Los datos de calibración se almacenan en la memoria de la sonda..D. HI 9828-25.
para secarla. presionando la tecla de función SKIP.” (“Almacenando datos en la sonda. 27 . Si el sensor de pH no está. puede omitirla y continuar con la calibración rápida de CE..• Cuando la medición se estabilice aparecerá el mensaje “Ready” (“Listo”). • Aparecerán los mensajes “Storing data on probe. aparece el mensaje “Ready”. please wait. please wait. presionando la tecla de función SKIP. Preocúpese de que no queden gotas en el sensor de OD. agite la sonda y ubíquela en el vaso nuevamente”).. puede omitirla y continuar con la calibración rápida de OD. • Desatornille el vaso de calibración y saque la solución.... espere por favor…”) y “Updating GLP data. aparecerá el mensaje “pH sensor not installed! Skip to conductivity calibration” (“¡Sensor de pH no instalado! Siga con calibración de conductividad”).” (“Actualizando datos GLP. espere por favor…”). • El medidor se dirige a calibración rápida de OD y aparece el mensaje “Empty the beaker. NOTA: Si no necesita la calibración de CE. Shake the probe and put it in the beaker again” (“Vacíe el vaso. please wait. presione CONFIRM para aceptar el valor.. la palabra EC (Conductividad) parpadea.. presione CONFIRM para aceptar el valor. NOTA: No utilice ningún tipo de papel para secar la sonda. Aparecerán los mensajes “Storing data on probe.” (“Almacenando datos en la sonda. al igual que a un termómetro clínico. espere por favor…”) y “Updating GLP data. NOTA: Si no necesita calibrar el pH. please wait. • Cuando la medición se estabiliza. espere por favor…”).” (“Actualizando datos GLP. • Agite la sonda. • Después de confirmar la calibración de pH.. para evitar que se dañe el sensor.
” (“Actualizando datos GLP.18 ó 10. Al seleccionar “Clear old calibration” (“Borrar calibración anterior”) y presionar OK.01.86 ó 7. por favor espere.2 CALIBRACIÓN DE pH Es necesario calibrar el medidor con frecuencia. se puede comenzar una nueva calibración en 1. NOTAS: Es importante borrar los datos de la calibración anterior cada vez que se cambia el electrodo de pH y después del procedimiento de limpieza. • Presione OK para volver al menú de calibración.01) ó a 1 punto de calibración con un buffer personalizado. please wait . por favor espere.. Uno para enjuagar el electrodo y el otro para la calibración. 28 . utilice dos vasos para cada solución buffer. especialmente si se requiere alta precisión. 4. utilice un vaso plástico para minimizar cualquier interferencia de EMC. el medidor utilizará los datos anteriores para aquellos datos omitidos..” (“Almacenando datos en la sonda.1 Preparación Vierta una pequeña cantidad de soluciones buffer en los vasos de calibración. Al seleccionar “Calibrate pH” (“Calibrar pH”) y presionar OK. 6. please wait. aparecerán los mensajes “Storing data on probe. Cuando se efectúa una calibración en 3 puntos. Si se efectúa una calibración en 1 ó 2 puntos. se puede borrar los datos de calibración y restaurar los datos por defecto. • Luego aparecerá nuevamente la pantalla de calibración de 3 ítems y la casilla de verificación estará llena o vacía de acuerdo con los parámetros calibrados.2.. 2 ó 3 puntos con buffer estándar (pH 4. Al escoger calibración de pH. Para una calibración precisa y para minimizar la contaminación. NOTA: Para suspender la calibración rápida presione ESC en cualquier momento..... • Después de presionar CONFIRM. • Espere que se estabilice la lectura y luego presione CONFIRM. Si es posible.”) y “Updating GLP data. todos los datos anteriores son sobreescritos..• Atornille nuevamente el vaso en el cuerpo de la sonda. 4. la pantalla muestra dos posibilidades: “Calibrate pH” (“Calibrar pH”) y “Clear old calibration” (“Borrar calibración anterior”). 9.”).01.
2..” (“Almacenando datos en la sonda.. espere por favor. la pantalla principal muestra los valores de la medición actual y la pantalla secundaria muestra los valores del buffer. sumerja la sonda en la segunda solución buffer y revuelva cuidadosamente.. • Cuando la lectura se estabiliza y se acerca al buffer seleccionado. • Presione CONFIRM para aceptar el valor o presione BUFFER para escoger con las flechas otro valor de buffer.2 Procedimiento Durante la calibración. • Presione CONFIRM para aceptar el valor. después de 1 ó 2 confirmaciones de tampones.” (“Actualizando los datos GLP. Al presionar la tecla de función BUFFER es posible cambiar el valor del buffer o insertar un buffer personalizado Calibración de uno a tres puntos • Sumerja la sonda en el buffer escogido y revuelva suavemente.. la pantalla muestra “Ready”. “Updating GLP data. presione ESC repetidamente.”) y “Calibration completed” (“Calibración completa”). • Cuando la lectura se estabiliza y se acerca al buffer seleccionado. aparecerán los siguientes mensajes: “Storing data on probe. revolviendo suavemente. determinado 29 . • Después de confirmar el primer punto de calibración. En la pantalla aparecerán los valores actuales de pH y del buffer. o BUFFER para cambiar el valor del buffer.. please wait. • Para volver desde el menú de calibración al menú principal.. espere por favor. la pantalla muestra el mensaje “Ready”. Calibración de buffer personalizado HI 9828 permite un punto de calibración con un valor de buffer personalizado. presionando la tecla ESC.”). • Después de confirmar el segundo punto de calibración.. y el mensaje “Not ready”. y espere que la medición se estabilice. proceda como se explicó anteriormente y sumerja la sonda en la tercera solución buffer. NOTA: El usuario puede salir del modo de calibración de pH en cualquier momento..4. please wait. • Al terminar la calibración. • Presione OK para cerrar el último mensaje y regresar al menú de calibración.
00 pH.por el usuario.00 hasta 14.3 Lista de error Si durante la calibración de pH la medición se estabiliza. “Wrong buffer” (“Buffer erróneo”): este mensaje aparece cuando la diferencia entre la lectura de pH y el valor del buffer elegido es demasiado alta. indicando el posible origen del error. 30 . • Para escoger esta opción. asegúrese de que haya elegido el buffer de calibración adecuado. “Invalid temperature” (“Temperatura inválida”): este mensaje aparece si la temperatura del buffer está fuera del rango de temperatura del buffer definido. Si aparece este mensaje de error. aparece un pequeño mensaje en la pantalla. como se muestra en los siguientes ejemplos: Los posibles mensajes son: “Input out of scale” (“Entrada fuera de la escala”): el pH está fuera de la escala. cuando el medidor esté esperando que se estabilice una medición. “Wrong & check electrode/ clean electrode” (“Electrodo erróneo & revise el electrodo/ limpie el electrodo”): este mensaje aparece cuando el electrodo está quebrado o muy sucio. pero el medidor no acepta el valor. “Wrong & contaminated buffer/ check electrode” (“Buffer erróneo & contaminado/ revise el electrodo”): este mensaje aparece cuando el Buffer utilizado está contaminado o cuando el electrodo está quebrado o muy sucio. • La pantalla mostrará una ventana con un cuadro de texto para ingresar el valor que se desea. El rango válido para tampones personalizados es desde 0.2. 4. presione la tecla BUFFER y luego presione CUSTOM.
• Para cambiar el punto de calibración estándar. se recomienda utilizar una solución estándar o un medidor de O. salinidad y presión atmosférica. por lo tanto. se aconseja calibrar la sonda cerca del área donde se efectuarán las mediciones para obtener mejor precisión. temperatura.D. • Llene el vaso de la sonda con 4mm (5/32”) aproximadamente de agua destilada y atornille la sonda. Note también que los valores de concentración de O. y viceversa.POINT. Además.D. excede la ventana de curva (80% a 110%).. al lado derecho aparecerá la tecla de función CLEAR.D.D. Presione CLEAR para borrar los parámetros antiguos y continuar el proceso de calibración o presione ESC para salir de la calibración.D. se puede efectuar en 1 ó 2 puntos estándar (0% y 100%).D. 4.D. aparecerá este mensaje. Esta calibración comienza por defecto en 100%. presione CAL.3. están basados en el porcentaje de saturación de O. de referencia para comparar las lecturas durante la calibración. se puede efectuar en un solo punto personalizado (4 a 50 mg/L). en el menú de calibración principal. 31 .D. escoja con las flechas el tipo de calibración y luego presione OK. El valor de saturación de O..1 Procedimiento Después de escoger el modo de calibración de O. por lo tanto. La calibración del porcentaje de saturación de O. o en un solo punto especial (50 a 500%). también se calibrará el rango de concentración de O. 4..“Wrong & clear old calibration” (“Error & borre la calibración antigua”): este mensaje aparece como resultado de una condición de curva errónea.3 CALIBRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO Si se calibra el rango de saturación de O.D. es el resultado de una comparación entre la concentración de oxígeno en el aire (100%) y en el agua. Si la curva entre el punto de calibración actual y una de la calibración anterior. % de saturación de O. La calibración de concentración de O. que no fue anulada en la calibración actual.D. • Aparecerá el mensaje NOT READY hasta que el valor se estabiliza.
aparecerá CONFIRM. elija “DO concentration” (“Concentración de O. • Cuando la temperatura se estabilice. desde el menú de calibración. espere por favor…”) y “Calibration completed” (“Calibración completa”). Presione CONFIRM para aceptar el punto de calibración. • Para suspender la calibración después de aceptar el primer punto. 32 . • NOTAS: El usuario puede efectuar un solo punto de calibración con valores estándar. y espere hasta que se estabilice la lectura. • En el menú de calibración de O.. presione también CUSTOM e ingrese con el teclado el valor que desee. • Cuando la lectura se estabilice. espere por favor…”) y “Calibration completed” (“Calibración completa”). • Cuando termine la calibración aparecerán los siguientes mensajes: “Storing data on probe. please wait. “Updating GLP data.(“Almacenando datos en la sonda.. presione CONFIRM para aceptar el valor.D. • Si la entrada de O... ubique la sonda en solución estándar de saturación 0% O...D. “Updating GLP data. please wait.” . la calibración habrá terminado y el usuario puede volver al menú de calibración principal presionando OK o al menú principal presionando ESC repetidamente. please wait. • Para regresar al menú principal. presione ESC.D.”). espere por favor…”). espere por favor…”). please wait.” (“Actualizando datos de GLP. Para calibrar la concentración de O.D. no está dentro del rango aceptable. se necesita una solución con una concentración conocida. se mostrará el mensaje “INVALID INPUT” (“Entrada inválida”) Concentración de O...D. • Después de confirmar el primer punto de calibración..” (“Almacenando datos en la sonda. • Ingrese el valor conocido y presione OK.• Para ingresar un valor de calibración diferente. • Presione CONFIRM para aceptar el punto de calibración. • Cuando aparecen los mensajes: “Storing data on probe.” (“Actualizando datos de GLP. • Presione OK para volver al menú de calibración. aparecerá READY y CONFIRM. después de presionar CAL. POINT. presione ESC repetidamente.D..
La opción “Actual conductivity” (“Conductividad Real”) permite una calibración de rutina con una solución de conductividad real conocida (sin compensación de temperatura). Conductividad real (Actual conductivity) y Salinidad (Salinity). Los 3 rangos están relacionados. • Sumerja la sonda con la funda en la solución y espere que se estabilice la medición. elija el tipo de calibración con las flechas y presione OK. 80. Esta opción es útil para calibrar sin saber los efectos de la temperatura en las lecturas.1 Procedimiento Después de elegir el modo de calibración de conductividad en el menú de calibración principal. si se calibra uno de ellos. Los valores disponibles son: 84μS/cm.4. la funda de la sonda debe estar siempre conectada. presione CAL.00 mS/cm. • El medidor mostrará la lectura real en la pantalla primaria y el valor estándar en la secundaria. 1413 μS/cm. La opción “Salinity” (“Salinidad”) permite efectuar calibraciones con una solución de salinidad estándar. En la pantalla aparecerán los posibles valores de las soluciones estándar. Conductividad • Llene un vaso con una solución estándar de conductividad (consulte la sección de ACCESSORIOS). 5. 12.• 4. POINT. • Para cambiar el valor estándar. 4. El menú de calibración de conductividad ofrece 3 tipos de calibración: Conductividad (Conductivity).4 CALIBRACIÓN DE CONDUCTIVIDAD Para una correcta calibración de conductividad.88 mS/cm.8 mS/cm 33 .0 mS/cm y 111. La opción “Conductivity” (“Conductividad”) permite calibrar en un punto con una solución estándar a opción del usuario. Esta calibración tiene compensación de temperatura. también se calibran los otros.
espere por favor…”) y “Calibration complete” (“Calibración completa”). se mostrará el mensaje “Invalid temperature” (“Temperatura inválida”). NOTAS: Estos 3 tipos de calibración determinan los valores de curva. presione ESC repetidamente.. • Para volver al menú principal. • Sumerja la sonda con la funda en la solución de conductividad y espere que se estabilice la lectura. Conductividad Real • Seleccione la opción Actual Conductivity (Conductividad Real) y presione OK. Para calibrar la compensación.” (“Actualizando datos GLP. presione CONFIRM para aceptar el valor. en la pantalla aparecerán los siguientes mensajes: “Storing data on probe. Salinidad Seleccione la opción Salinity y presione OK.• Al presionar CUSTOM también se puede ingresar un valor y resolución de conductividad deseados (valor de conductividad compensada). “Updating GLP data... espere por favor…”). • Después de confirmar. desde el menú de calibración. • Cuando la lectura se estabilice. • Presione OK o ESC para volver al menú de calibración o al menú principal respectivamente. please wait. presione CONFIRM para aceptar el valor. • Cuando la lectura se estabilice. repita el procedimiento con el punto de calibración en 0 μS/cm.” (“Almacenando datos en la sonda. • Ingrese el valor de conductividad y determine su resolución. • Presione OK o ESC para volver al menú de calibración o al menú general respectivamente. presione CONFIRM para aceptar el valor.. • Sumerja la sonda con la funda en la solución conocida y espere que se estabilice la lectura. please wait. Si la entrada de temperatura no está dentro del rango aceptable (0-50ºC). • Cuando la lectura se estabilice. 34 . • Presione OK para cerrar el último mensaje y volver al menú de calibración principal. • Ingrese el valor de salinidad y determine su resolución.
6 CALIBRACIÓN DE ORP Se puede calibrar a un punto personalizado o restaurar la calibración de fábrica. • Cuando la temperatura se estabilice. • Ingrese el valor de la solución con el teclado y presione OK. 4. • Para restaurar la calibración de fábrica. presione CONFIRM para aceptar la calibración. • Seleccione “CUSTOM ORP” (ORP Personalizado) y presione OK. elija el tipo de calibración con las flechas y luego presione OK. • Seleccione la unidad de medida e ingrese el valor de la presión con el teclado. se mostrará el mensaje “INVALID INPUT” (“Entrada inválida”). • Presione OK o ESC para volver a la calibración o al menú principal respectivamente.1 Procedimiento • Llene un vaso con solución ORP (consulte el capítulo ACCESSORIOS). 4. se permite un máximo de diferencia de 40 mbar entre la lectura actual y el punto de calibración. Durante la calibración.1 Procedimiento Después de elegir el modo de calibración de la presión atmosférica en el menú de calibración. 35 . • Presione OK y espere que se estabilice la medición.5 PRESIÓN ATMOSFÉRICA Es necesario contar con un barómetro de referencia. 4. seleccione esta opción en el menú de calibración de presión y luego presione OK. • Cuando se estabilice la lectura.5.6. presione CONFIRM para aceptar el valor. 4. Si la entrada de Conductividad no está dentro del rango aceptable.
4.Presione OK o ESC para volver al menú de calibración o al menú principal respectivamente..7 CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA La temperatura del medidor viene calibrada de fábrica. presione ESC repetidamente.1 Procedimiento • Ponga la sonda en el baño termorregulado. “Updating GLP data. elija esta opción en el menú de calibración y luego presione OK. • Presione CONFIRM para aceptar la calibración. aparecerá el mensaje “Max +/-2°C is allowed” (“Máx. • Seleccione Temperatura en el menú de calibración principal del medidor y presione OK para ingresar la calibración de la temperatura.. Si no se cumple esta condición.” (“Almacenando datos en la sonda. please wait. espere por favor…”) y “Calibration complete” (“Calibración completa”). • Cuando la lectura se estabilice. NOTA: El medidor permite una diferencia máxima de ± 2°C entre la lectura actual y el valor determinado.. please wait. Si fuera necesario. desde el menú de calibración. • Presione OK para cerrar el último mensaje y regresar al menú de calibración. se puede calibrar la temperatura según se indica a continuación. • Para volver al menú principal. 4. espere por favor…”). • Seleccione la unidad de medida de la temperatura (°C. +/-2ºC es permitido). 36 . • Aparecerán los siguientes mensajes en la pantalla: “Storing data on probe.7. • Para restaurar la calibración de fábrica.” (“Actualizando datos GLP. en la pantalla aparecerá READY y CONFIRM. °F o K) e ingrese la temperatura del baño (leída por un termómetro de referencia)..
Presione OK para ingresar un nombre diferente. Cuando se utilizan comentarios. disminuye la cantidad máxima de mediciones. 5. • Where to save the readings (Dónde guardar las lecturas): desplácese con las flechas para elegir un registro existente y presione OK para aceptar. Ingrese un nombre diferente”). • La pantalla mostrará “SAMPLE LOGGED” (“Muestra registrada”) y volverá al modo de medición.1 Opciones de registro • Para ingresar otra información relacionada con el valor registrado o para seleccionar el modo de registro continuo. 5. presione LOG para memorizar las lecturas habilitadas. aparecerá el mensaje “The file already exists! Insert a different file name” (“El archivo ya existe. pero en la práctica nunca será menor a 50. Presione OK para aceptar el registro propuesto. Si el código ingresado ya existe. aparecerá un cuadro de texto para ingresar el código deseado.000 se alcanza cuando no se utilizan comentarios.1. UNA MUESTRA o CONTINUO): presione una de las teclas de función para elegir la opción deseada. 37 .000.000 muestras en 100 registros diferentes. ONE SAMPLE or CONTINUOUS (Tipo de registro. o presione NEW LOT para crear un nuevo registro.1 REGISTRO • En el modo de medición. • El medidor preguntará dónde almacenar las lecturas. El valor 60. presione OPTIONS y aparecerá una secuencia de preguntas: • Logging type. Utilice el teclado para ingresar el código y luego presione OK.Capítulo 5 – MODO DE REGISTRO (LOGGING) HI 9828 puede memorizar hasta 60.
• • • • • Tag reading (Lectura de tag): la última opción permite asociar la muestra registrada a un Tag. cuando se trata de un solo registro. aparecerá el número de serie. • Presione TAG ID para ingresar un código de identificación para el tag utilizado. 5. Aparecerá “Touch the tag with the tag reader” (“seleccione el tag con el lector de tag). Consulte Configuración de los datos registrados en el párrafo 5. En caso de efectuar registro continuo. presionando repetidamente la tecla de función ESC. Si no hay ID asociada al tag.2.Add a remark (Ingresar un comentario): presione YES o NO. y luego presione OK. Aparecerá una lista de las funciones disponibles. ingresar comentarios. los datos serán almacenados después de presionar LOG.1 Registros Esta opción permite ingresar un nuevo registro o escoger el registro donde almacenar la siguiente muestra. la colección de datos comenzará después de confirmar las últimas opciones.2. Presione SKIP si no existen tags disponibles. en cambio. Se puede suspender el procedimiento de registro en cualquier momento. aparecerá un cuadro de texto para ingresar una nota para la muestra registrada. se puede elegir la anotación deseada o presione NEW para ingresar un nuevo comentario. NOTAS: Es posible crear la lista de registro y los comentarios relativos antes de tomar las mediciones y de registrar. desde el menú principal seleccione con las flechas LOG DATA. Si se presiona YES y ya existe una lista de comentarios. aparece la ID relativa.2 CONFIGURACIÓN DE LOS DATOS REGISTRADOS Para determinar los registros. 5. 38 . revisar datos registrados o graficados y también para borrar registros. • Al seleccionar el tag.
el medidor visualiza el porcentaje del espacio de memoria libre. aparece un cuadro de texto. ingrese el número de muestra deseado. • Presione ESC para volver al menú de 3 opciones 39 . comentario y tag de ID o número de serie (si existe).• Desplácese con las flechas para elegir el registro deseado y luego presione OK. aparecerá una pantalla de 3 opciones: VIEW (VISTA) para visualizar las lecturas relativas al registro indicado. • Después de presionar OK. el medidor visualiza todos los datos relacionados con el registro seleccionado: cantidad de muestras. NOTA: la primera línea de las 3 opciones de la pantalla informa el nombre del registro. ingrese con el teclado el nombre deseado. espacio de memoria utilizado. Presione las flechas para cambiar el número de muestra en el registro seleccionado. El número de la muestra aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. por ejemplo “Data lots (free:100%)”. hora y fecha. • Presione DATA para volver a la pantalla anterior o JUMP para escoger otra muestra en el mismo registro. Vista • Al presionar VIEW se muestran los detalles de las muestras. PLOT (GRÁFICO) para visualizar el gráfico correspondiente. Aparecerá un cuadro de texto. hora y fecha de la primera y la última lectura. • Alternativamente. DELETE (BRORRAR) para borrar el registro seleccionado. presione NEW LOT para crear un nuevo registro e ingrese el nombre de identificación. Presione OK para confirmar. • Al presionar OPTIONS. NOTA: en la línea superior de la pantalla. • Presione INFO para visualizar el número de muestras. Si presiona JUMP.
¿Continuar?). ¿Continuar?”). presione YES para eliminar o NO para volver a la pantalla anterior. los datos de la muestra aparecen en la parte inferior del gráfico. presione YES para eliminar o NO para volver a la pantalla anterior. es posible mover el cursor para iluminar una muestra del registro. NOTA: Durante el registro es posible asociar la lectura a un comentario escogido desde la lista de comentarios creados previamente o a un nuevo comentario. • Presione NEW para ingresar un nuevo comentario. Consulte el párrafo 5.2.1. desplácese con las flechas para iluminar la entrada REMARKS (COMENTARIOS) y presione OK. • Con las flechas. NOTA: Para regresar al menú de registro de datos (LOG DATA) presione ESC repetidamente. Eliminar • Aparece el mensaje “The selected lot will be erased! Continue?” (“¡Se eliminará el registro seleccionado!. • Desplácese con las flechas para escoger el parámetro deseado y luego presione OK para visualizar el gráfico.2. • Presione ESC para volver a la lista de parámetros • Presione ESC nuevamente para regresar al menú de 3 opciones. 5. • Presione DELETE para cancelar un comentario existente. 5.3 Comentarios Se puede asociar un comentario a cada muestra. aparecerá un cuadro de texto donde puede ingresar la información que desea.1 ”Opciones de registro”. • Para agregar un comentario.Gráfico • Al presionar PLOT aparece la lista completa de los parámetros del registro. 40 .2 Eliminar todos los registros • Aparece el mensaje “All stored log data will be erased! Continue?” (“¡Se eliminarán todos los datos de los registros almacenados!.
• ID S/N En este menú se puede ver el número de serie relacionado a una ID. presione YES para eliminar o NO para volver a la pantalla anterior. • Seleccione S/N ID y presione OK. 41 . seleccione con las flechas la entrada relativa y presione OK. Presione MODIFY para cambiar la información del tag o presione OK para aceptar. S/N ID En este menú se puede ver el código de ID asociado a un número de serie de un tag.2.5. • Aparecerá la pantalla de información del tag. En la pantalla aparecerá el mensaje “All stored remarks will be erased! Continue?” (“¡Se eliminarán todos los comentarios grabados!.5 Tags Lectura de tag • Seleccione READ TAG para asociar la lectura al tag seleccionado. • Ingrese el número de serie con el teclado y luego presione OK. Presione OK para volver a la pantalla anterior o MODIFY para modificar la ID del tag. • Si no se almacena en la memoria el S/N escrito. después de unos pocos segundos aparecerá la información del tag.4 Eliminar todos los comentarios • Para eliminar todos los comentarios ingresados. aparece el mensaje de aviso “This tag S/N is not stored in memory” (“Este S/N de tag no está almacenado en la memoria”). • Seleccione ID→S/N y presione OK. ¿Continuar?”).2. 5.
¿Continuar?”) . 42 . • Seleccione la entrada “Clear tag memory” (“Limpiar la memoria del tag”) y presione OK. Agregar un tag manualmente Se puede agregar un nuevo tag a la lista aún si el tag no está disponible. aparece un mensaje de aviso.• Ingrese el número de identificación con el teclado y luego presione OK. Presione OK para volver a la pantalla anterior o MODIFY para modificar la ID del tag. Limpiar la memoria del tag Se puede borrar completamente la memoria del tag. Continue?” (“Se borrarán todos los identificadores de tag. • Presione YES para borrar o NO para volver a la pantalla anterior. • Ingrese el número de serie del tag con el teclado y luego presione OK. • Seleccione la opción y presione OK. Para volver al modo de medición presione ESC repetidamente. • Aparecerá la pantalla de información del tag. • Aparecerá el mensaje “All tag identifiers will be erased. NOTA: Si la ID ingresada no se encuentra presente en la memoria.
ilumine la entrada deseada con las flechas y presione OK para visualizar la información relativa. • Presione OK para volver a la pantalla anterior o MODIFY ID para cambiar el código de identificación. (“No existen datos GLP disponibles para esta medición”) Presione OK para volver a la pantalla anterior. presione la tecla de función MENU y desplácese con las flechas para iluminar la entrada “GLP data” (“Datos GLP”).” y “Data successfully stored on probe” (Almacenando datos en la sonda. • Presione OK para volver a la pantalla de información de la sonda...GLP GLP (Buenas prácticas de laboratorio) es un conjunto de funciones que permite el almacenamiento o recuperación de datos respecto a la calibración de la sonda. medidas de referencia. NOTA: Cuando no hay datos de calibración disponibles para el parámetro seleccionado. Aparecerá una lista completa de los parámetros disponibles. please wait.) instalados en el medidor durante el procedimiento de calibración.. 6. versión del firmware. espere por favor. • Al presionar MODIFY ID aparecerá un cuadro de texto: utilice el teclado para cambiar el código y luego presione OK.1 INFORMACIÓN DE LA SONDA • Para visualizar la información de la sonda. 43 . • Aparece la información de la sonda: modelo. ID y número de serie. etc.” y “Datos almacenados exitosamente en la sonda”).. ilumine la entrada y presione OK. • Aparecerán los mensajes “Storing data on probe. mientras está en el modo de medición. aparece el mensaje “No GLP data available for this measurement”.Capítulo 6 . Para visualizar los datos GLP. Esta característica permite también asociar una lectura a “datos certificados” (soluciones estándar.
Para salir sin guardar cambios. • Presione ESC para volver al menú principal de datos GLP. y una para calibración de concentración de O. aparece un mensaje de aviso. • Con las flechas se puede desplazar por los últimos 5 datos de calibración almacenados NOTAS: La letra C cerca del valor del buffer indica un punto personalizado y la letra H es para lo valores estándares de Hanna. también se calibra la concentración de O.. los valores para la compensación y la curva son los valores por defecto y aparece el mensaje ”Old calibration cleared”. hay 3 tipos de pantalla: una para calibración en 2 puntos de porcentaje de O. hora y fecha. Cuando se calibra la saturación del porcentaje de O. como resultado y viceversa. seleccione la entrada Dissolved Oxygen (Oxígeno Disuelto) y presione OK.D. seleccione la entrada pH y presione OK. 6. curva básica. Si se limpia la calibración.NOTAS: Si la sonda no está conectada. 44 .. una para calibración en 1 punto de porcentaje de O.D.D.3 OXÍGENO DISUELTO Desde el menú principal de datos GLP.D.D. • Con las flechas se puede desplazar por los últimos 5 datos de calibración almacenados Para los datos de calibración GLP de O. curva de acidez. buffers utilizados. % de saturación o concentración. Si se realizó una calibración rápida los valores de buffer son reemplazados con la calibración rápida. 6. • Aparece toda la información relativa a la última calibración de pH: compensación. • Aparecerá toda la información relativa a la última calibración de OD: puntos calibrados. presione ESC para volver a la pantalla anterior. hora y fecha de procedimiento.2 pH • Desde el menú principal de datos GLP. NOTAS: La letra C cerca de los puntos de calibración indica “personalizado” (por su inicial en inglés: custom) y la letra H indica Hanna.D.
existen diferentes tipos de pantalla: conductividad. NOTAS: La letra C cerca del punto de calibración corresponde a “personalizado” y la letra H corresponde a Hanna.4 CONDUCTIVIDAD • Desde el menú principal de GLP. • Con las flechas se puede desplazar por las últimas 5 calibraciones almacenadas Para los datos de calibración GLP de Conductividad. • • Aparece toda la información relativa a la última calibración de conductividad: el punto calibrado. hora y fecha. conductividad real y salinidad. conductividad real o salinidad). 6. seleccione la entrada Atmospheric pressure (Presión atmosférica) y presione OK. En este menú se puede visualizar los datos de calibración para conductividad. conductividad real y salinidad. el mensaje “Factory calibr. restored” (“Calibración de fábrica recuperada”) en el caso de restaurar los datos de calibración de fábrica • Con las flechas se puede desplazar por las últimas 5 calibraciones. hora y fecha. Aparecerá toda la información relativa a la última calibración de presión atmosférica: punto de calibración personalizado. el valor constante de celda. el tipo de calibración (conductividad. 45 . seleccione la entrada Conductivity y presione OK.5 PRESIÓN ATMOSFÉRICA • Desde el menú principal de datos GLP.6.
6. fecha y hora. • Aparecerá toda la información relativa a la última calibración de temperatura: punto calibrado. • Aparecerá toda la información relativa a la última calibración de ORP: punto calibrado. 46 . seleccione la entrada Temperature y presione OK. seleccione la entrada ORP y presione OK.6.7 TEMPERATURA • Desde el menú principal de datos GLP. • Con las flechas se puede desplazar por las últimas 5 calibraciones almacenadas. • Con las flechas se puede desplazar por las últimas 5 calibraciones almacenadas.6 ORP • Desde el menú principal de datos GLP. fecha y hora. el mensaje “Factory calibr. restored” (“Calibración de fábrica recuperada”) en el caso de restaurar los datos de calibración de fábrica.
NOTA: Para verificar el número de puerto USB. durante la descarga. • En la pantalla del medidor. Lotus 1-2-3©). aparecerá el mensaje “PC connection”. se visualiza la información del porcentaje de transferencia. En el menú principal seleccione “Configuración” y luego “Panel de control”.. • La ventana de menú del software debería iniciarse automáticamente. haga clic en “Install software” y siga las instrucciones. (Si no se inicia. • Conecte el cable USB al medidor y al Puerto USB del PC.2 CONEXIÓN A PC • Con el medidor apagado. • Ejecute el software de aplicación HI 92000. • Encienda el medidor.exe”).Capítulo 7 – MODO CONEXIÓN A PC Los datos registrados pueden ser transferidos a un PC a través del conector USB HI 7698281 y el software de aplicación compatible con Windows® HI 92000. después de conectar el cable. Simplemente abra su archivo descargado por HI 92000 desde su programa de hoja de cálculo y luego se puede hacer cualquier aplicación disponible con su software (por ejemplo: gráficos. HI 92000 le permite utilizar las poderosas habilidades de la mayoría de los programas de hoja de cálculo (por ejemplo. 7. presione INICIO en la barra de tareas de Window®. • HI 92000 descargará los datos registrados y en el monitor del PC aparecerá una ventana con los datos GLP y una ventana con el registro almacenado. Excel©. vaya a la carpeta “software” en el CD y haga doble clic en “setup. 7. HI 92000 ofrece una variedad de características y otorga asistencia on line para ayudarle en cualquier circunstancia.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE • Inserte el CD en el lector de CD del PC. 47 . “Hardware”. seleccione el número de puerto COM dentro de “Settings window” (“Ventana de Ajustes”) y luego presione CONNECT. En este último menú cerca del Puerto USB encontrará el número COM. análisis estadísticos). “Administrador de dispositivos” y “Puertos”. “Sistema”. desconecte la sonda.
Tome nota de su significado y solución. 49 . presione OK. Si el problema persiste. contacte al Centro Hanna más cercano. desconecte y reconecte la sonda. el menú de ayuda está siempre disponible en el medidor. contacte al Centoro Hanna más cercano.Flash memory error!”: este mensaje aparece cuando existe un error en la memoria. apague el medidor. • “Probe critical error: I2C bus fault!”: este mensaje aparece cuando una transmisión interna no es reconocida o cuando una falla en el bus ocurre por más de un cierto número de intentos de transmisión unsuccessful. • “Probe critical error: ADC blocked!”: este mensaje aparece cuando el convertidor A/D no responde o está bloqueado. Si el problema persiste. contacte al Centro Hanna más cercano. • “Probe critical error: EEPROM corruption!”: este mensaje aparece cuando se dañan los datos EEPROM. • “Continuous logging . apague el medidor. contacte al Centro Hanna más cercano. Para una rápida información.MENSAJES & ERRORES HI 9828 visualiza una serie de mensajes si se generan errores de la sonda o del medidor. Si el problema persiste.Flash memory is full”: este mensaje aparece cuando la memoria está llena y no es posible registrar otras lecturas. desconecte y reconecte la sonda.Capítulo 8 . desconecte y reconecte la sonda. contacte al Centro Hanna más cercano. Si el problema persiste. apague el medidor. • “Continuous logging . desconecte y reconecte la sonda. descargue los datos y elimine los registros. apague el medidor. verifique el conector y el cable. • ”Probe communication error!”: este mensaje aparece cuando existe un problema de comunicación entre la sonda y el medidor. Si el problema persiste. Presione OK y elimine algunas grabaciones.
• ”Error . el operador fija una hora y fecha que no son compatibles con los últimos datos almacenados para el registro seleccionado. • ”Please disconnect probe from meter before installing or removing any sensor!”: este mensaje aparece cuando el operador desconecta un sensor sin desconectar la sonda y apaga el medidor. presione OK. Si el problema persiste. Para evitar daños a los sensores. Cond. este mensaje aparece para tratar de cambiar la configuración de las lecturas en un registro con datos almacenados previamente. apague el medidor.Valid sensors config. en el Modo de Medición. DO. Pressure”: en un registro.• ”Probe critical error”: este mensaje aparece cuando existe un error en la sonda que no está relacionado con los anteriores. presione OK y cambie el registro para almacenar los datos. desconecte y reconecte la sonda. todas las muestras almacenadas deben tener las mismas lecturas. pH. ORP. is Temp.. contacte al Centro Hanna más cercano. si el problema persiste. • Error . fije un valor correcto de hora y fecha o grabe el valor deseado en otro registro. apague el medidor. apague el medidor antes de cualquier intervención en la sonda. instale los sensores necesarios y continúe con las mediciones.Current date and time precede the last logged sample!”: este mensaje aparece cuando en el menú de Configuración del Sistema (System Setup). • ”I2C bus error!”: este mensaje aparece cuando ocurre un problema de hardware en el medidor. 50 . apague y encienda el medidor. el operador selecciona ciertos parámetros pero el sensor no está conectado en la sonda. contacte al Centro Hanna más cercano. • “None of the enabled measurements is available”: este mensaje aparece cuando.
5 O-rings para la sonda multiparamétrica y una jeringa con lubricante para los O-rings. Para que la sonda adquiera un rendimiento óptimo. atornille la tapa en sentido de las agujas del reloj hasta que se acaben los hilos. Rellene con electrolito limpio. Esto es normal en los electrodos y desaparecerán al enjuagarlo con agua.). se recomienda remplazar la membrana cada 2 meses y el electrolito una vez al mes. 51 . • Enjuague la membrana de repuesto con una solución electrolítica mientras la bate suavemente. y no permita que se sequen. Mantenimiento General Después de utilizarla. Mantenimiento de la sonda de pH • Saque la tapa protectora. • Agite el electrodo hacia abajo como lo haría con un termómetro clínico para eliminar las burbujas de aire que pudieran quedar en el bulbo de vidrio. • Para minimizar los atascos y asegurar un tiempo de respuesta rápido.D. cepille suavemente la superficie del sensor con el cepillo que se incluye.D. un cepillo pequeño. Se derramará un poco de electrolito..D. • Con el sensor boca abajo. remoje el electrodo en la Solución de Almacenamiento HI70300 durante una hora por lo menos. debe mantener húmedos el bulbo de vidrio y la unión. y EC Mantenimiento de la sonda de O. Si hay depósitos en los sensores. • Golpee la membrana suavemente sobre una superficie para asegurar que no haya burbujas de aire. mantenga húmedo el bulbo del electrodo y secos los sensores de O. 5 O-rings para el sensor de O. • Si el bulbo y/o la unión está(n) seco(s). Este kit incluye HI 7042S (solución electrolítica para sensor de O.D. Proceda como se indica a continuación: • Destornille la membrana girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.APÉNDICE A – MANTENIMIENTO DE LA SONDA HI 9828 se suministra completo con un kit de mantenimiento para la sonda. pero ponga atención de no dañar el cuerpo plástico. NO SE ALARME SI HAY DEPÓSITOS DE SAL. enjuague la sonda con agua potable y séquela.
cambie el electrodo. Después de limpiar la sonda. siempre debe recalibrar el instrumento. remoje el electrodo en la Solución de Almacenamiento HI 70300 antes de hacer las mediciones. enjuague la sonda con agua corriente. También se puede utilizar agua corriente por un período corto (un par de días). NUNCA ALMACENE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA. • Examine que el electrodo no esté rallado ni agrietado. Si se necesita una limpieza más minuciosa. Después de efectuar este procedimiento. remojándola durante 1 minuto.Vuelva a colocar la solución en la tapa protectora con unas pocas gotas de Solución de Almacenamiento HI70300. 52 . Mantenimiento de la sonda de EC Después de cada serie de mediciones. limpie la sonda con el cepillo o con un detergente no abrasivo. Si lo estuviese. • Procedimiento de limpieza: limpie frecuentemente la sonda con las soluciones de limpieza HI 70670 o HI 70671.
500 mL HI 9828-27 Solución de calibración rápida. 12 Vdc SOLUCIONES BUFFER DE PH HI 5004 Solución buffer pH 4.APÉNDICE B – ACCESORIOS HI 9828 ACCESORIOS HI 769828PH sensor de pH. 230 Vac a 12 Vdc HI 710012 Enchufe adaptador para Reino Unido. 1 G HI 7698281 Cable de interfaz USB HI 92000 Software de aplicación HI 920005 i-Button© con soporte (5 pcs) HI 7698282 Kit de mantenimiento de la sonda HI 7698283 Vaso de calibración HI 7698284 Celda de flujo HI 710045 Cable de alimentación HI 710046 Cable adaptador para encendedor de auto de 12V HI 710005 Enchufe adaptador para EE. 115 Vac a 12 Vdc HI 710006 Enchufe adaptador para Europa. botella de 500ml 53 . botella de 500ml HI 5008 Solución buffer pH 8. botella de 500ml HI 5046 Solución buffer pH 4. unión simple. botella de 500ml HI 5007 Solución buffer pH 7..41.18. botella de 500ml HI 5005 Solución buffer pH 5. 230 Vac . botella de 500ml HI 5010 Solución buffer pH 10.00.86.01.00.00. botella de 500ml HI 5009 Solución buffer pH 9. botella de 500ml HI 5006 Solución buffer pH 6. no rellenable HI 769828PHO sensor de pH/ORP HI 769828DO sensor de OD/Temperatura HI 769828EC sensor de EC HI 9828-25 Solución de calibración rápida. 230 Vac a 12 Vdc HI 710013 Enchufe adaptador para Sudáfrica. 230 Vac a 12 Vdc HI 710014 Enchufe adaptador para Australia.00.63. botella de 500ml HI 5074 Solución buffer pH 7. botella de 500ml HI 5091 Solución buffer pH 9.01.UU. botella de 500ml HI 5068 Solución buffer pH 6.01.
botella de 500ml HI 70300 Solución de almacenamiento de electrodo. botella de 500ml HI 7035L Solución estándar 111800 µS/cm. botella de 500ml HI 7034L Solución estándar 80000 µS/cm. botella de 500ml HI 7039L Solución estándar 5000 µS/cm. botella de 500ml HI 70671L Solución de limpieza y desinfección para algas. botella de 500ml HI 7042S Solución de electrolito. hongos y bacterias. botella de 500ml SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SONDA HI 70670L Solución de limpieza para depósitos de sal. botella de 500ml HI 7031L Solución estándar 1413 µS/cm. botella de 500ml SOLUCIONES DE OXÍGENO DISUELTO HI 7040L Solución de Oxígeno Cero. botella de 500ml HI 7033L Solución estándar 84 µS/cm. botella de 500ml HI 7092L Solución de preptratamiento oxidante. botella de 500ml HI 7021L Solución para ensayo ORP a 240mV @ 20ºC.SOLUCIONES PARA ENSAYO ORP & PRETRATAMIENTO HI 7020L Solución para ensayo ORP a 200/275mV @ 20ºC. botella de 30ml SOLUCIONES BUFFERS DE CONDUCTIVIDAD HI 7030L Solución estándar 12880 µS/cm. botella de 500ml HI 7091L Solución de pretratamiento reductor. botella de 500ml HI 7022L Solución para ensayo ORP a 470mV @ 20ºC. 500ml 54 .
mal uso. indique número de modelo. se le notificará el cargo correspondiente. electrodos y sondas. por seis meses) contra defectos de fabricación y materiales. Al enviar el instrumento cerciórese de que esté correctamente embalado. Si las reparación no está cubierta por la garantía. no utilice estos instrumentos si el voltaje en la superficie de medición excede los 24 Vac ó 60 Vdc. Toda variación que el usuario efectúe en este equipo puede disminuir el rendimiento EMC del equipo. número de serie y tipo de falla. Si precisa mantenimiento. Recomendaciones para los usuarios Antes de utilizar este producto. Si el instrumento ha de ser devuelto a Hanna Instruments. primero debe obtener el Número de Autorización de Mercancías Devueltas del Departamento de Servicio al Cliente y después enviarlo con transporte pagado. no efectúe ninguna medición en hornos microondas. contacte al distribuidor con el que adquirió el instrumento. siempre que sean utilizados para el fin previsto y se proceda de acuerdo a sus instrucciones. Evite tocar este bulbo de vidrio en todo momento. La manipulación de este instrumento en áreas residenciales podría causar interferencias inaceptables con equipos de radio y televisión.APÉNDICE C – GARANTÍA Todos los medidores de Hanna Instruments están garantizados por dos años (sensores. La garantía no cubre los daños debidos a accidente. Para evitar descargas eléctricas. Para evitar daños o quemaduras. El bulbo de vidrio al final del electrodo es sensible a las descargas electrostáticas. 55 . manipulación indebida o incumplimiento del mantenimiento preciso. Para mantener el rendimiento EMC del equipo. Si está dentro del período de garantía. para garantizar una protección completa. asegúrese de que sea completamente adecuado para el ambiente en el cual será utilizado. se deben utilizar los cables recomendados en este manual. Esta garantía está limitada a la reparación o cambio sin cargo. lo cual requeriría que el operador tomara todos los pasos necesarios para corregir las interferencias. fecha de compra.
Documents Similar To Instrucciones Medidor Calidad Agua Hi9828
robotica64
More From Anonymous ZXygbtZX7N
ADA 3 Uploaded by Anonymous s9TtEQc
Torak PraktikumUploaded by Ragabi Reza
Agronomia ViteUploaded by Roberto Di Trento
FamiliaUploaded by Raul Bonilla
ANALISIS KB NEW.docxUploaded by elkondom
ManualteaUploaded by Anita Lava la Tina

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución