Source: http://docplayer.it/1751809-Inaf-istituto-nazionale-di-astrofisica-progetto-sardinia-radio-telescope.html
Timestamp: 2017-08-19 20:56:33+00:00

Document:
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica PROGETTO SARDINIA RADIO TELESCOPE - PDF
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica PROGETTO SARDINIA RADIO TELESCOPE
Download "INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica PROGETTO SARDINIA RADIO TELESCOPE"
1 INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica PROGETTO SARDINIA RADIO TELESCOPE FORNITURA DI UN RADIOMETRO A MICROONDE PER MONITORAGGIO SITO SARDINIA RADIO TELESCOPE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 1
2 FORNITURA DI UN RADIOMETRO A MICROONDE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO INDICE ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO... 3 ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA... 3 ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLA FORNITURA... 4 ART. 4 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 5 ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME... 5 ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO... 5 ART. 7 - SCELTA DELL'APPALTATORE... 5 ART. 8 ORDINE D ACQUISTO... 5 ART. 9 - SUB-APPALTO... 5 ART. 10 ACCETTAZIONE DELLE MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE ART. 11 TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA... 6 ART PENALI... 6 ART. 13 MODALITÀ, PROCEDURA E TEMPI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO... 6 ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
3 Art. 1 - Oggetto dell'appalto Il progetto del Sardinia Radio Telescope (SRT) prevede la realizzazione di uno strumento scientifico di elevato valore tecnologico, posto a circa 40 km. da Cagliari in località Pranusanguni, nel comprensorio del comune di San Basilio. Una delle peculiarità del SRT consisterà nella possibilità di osservare il cielo radio su un ampio intervallo di frequenze, da 300 MHz a 100 GHz. La capacità di sfruttare in maniera ottimale SRT dipenderà anche dall utilizzo del dynamic scheduling, ovvero la capacità di adottare una schedula osservativa flessibile in funzione delle caratteristiche dell atmosfera terrestre. Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di un radiometro per il monitoraggio del sito del SRT in termini di opacità e contenuto di vapore d'acqua in atmosfera, fattori limitanti la qualità osservativa alle massime frequenze di lavoro di SRT. Art. 2 Descrizione della fornitura Il radiometro che INAF OAC intende acquisire dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche generali, alcune delle quali costituiranno anche criterio di valutazione in sede tecnica: 1. temperatura ambiente di utilizzo compresa fra -20 e +40 gradi Celsius; 2. microprocessore integrato, con possibilità di mantenere on board i dati in caso di failure con il sistema remoto di data retrieval; 3. equipaggiato con sensori meteorologici per la misura di: a. temperatura (accuratezza di 0.2 Celsius) b. umidità relativa (accuratezza del 5% ) c. pressione atmosferica (accuratezza 0.25 hpa) d. rain gauge (o sensore equivalente) per controllo chiusura shield. I dati meteo (incluso l'ammontare della precipitazione o il dato on-off di presenza di pioggia) dovranno essere registrati su file dal software fornito a corredo. 4. possibilità di integrare un radiometro infrarosso esterno, da quotare separatamente come indicato sul bando; 5. dotato di software di controllo, gestione e monitoraggio remoto delle condizioni di operatività del radiometro, via protocollo TCP/IP e preferibilmente browser oriented. Il software, le cui caratteristiche costituiranno criterio di valutazione in sede tecnica, dovrà inoltre consentire: a. la gestione integrata del radiometro a microonde e di quello IR, qualora la stazione appaltante decida di attivazione l opzione relativa; b. l accesso realtime via TCP/IP ai dati raw memorizzati on board; Deve inoltre essere consegnata la documentazione di tutte le procedure software presenti. In particolare devono essere rese esplicite e debitamente documentate le procedure per il download dei dati radiometrici raw (letture istantanee dei valori di tensione dei rivelatori, dati meteo ecc.) e conseguentemente le procedure per il calcolo delle grandezze di interesse (IWV, opacità, path-delay, temperatura di brillanza, se disponibili anche i profili verticali di umidità e temperatura), comprese le procedure di calibrazione quali tipping curves o equivalenti. 3
4 6. dotato di azimut positioner. La ditta aggiudicataria dovrà inotre fornire un'appropriata stima dei coefficienti radiometrici di inversione (retrieving) specifici per l'areale che ospiterà il radiometro. Nonché dovrà debitamente documentare le procedure e gli algoritmi usati per la stima dei coefficienti di inversione. I dati meteo-climatici necessari per il retrieving (serie storiche meteorologiche e radiosondaggi) coprenti un sufficiente e rappresentativo intervallo temporale verrano forniti dalla Stazione appaltante. Il radiometro proposto dovrà inoltre rispondere alle specifiche minime sottoriportate: Tipo di parametro Frequenze di lavoro (GHz) Valore del parametro richiesto due bande, e (* vedi nota in calce) Numero di canali in banda maggiore di 6 Numero di canali in banda maggiore di 6 Risoluzione ottica a 22 GHz (in gradi) inferiore a 6 Risoluzione radiometrica (in K) Stabilità del sistema RMS inferiore a 0.5 K (tempo di integrazione 1 secondo) inferiore ad 1 K per anno Nota Le due bande indicate come frequenza di lavoro, e GHz, corrispondono a tipologie di strumenti in grado di monitorare il vapore d'acqua ed effettuare il profiling di alcune grandezze atmosferiche. Resta inteso che strumenti che presentino caratteristiche similari, ma che per scelte tecniche del costruttore presentassero relative differenze nelle frequenze radiometriche monitorate (p. es e GHz) verrano considerate conformi alle specifiche richieste. Dovrà essere consentito da parte del software di gestione dello strumento l accesso realtime ai raw data da parte di applicativi esterni, attraverso TCP/IP e utilizzando protocolli aperti e documentati dal costruttore e preferibilmente attraverso protocolli standard quali FTP, SFTP, HTTP ecc. La particolare applicazione operativa richiede un accesso a basso livello ai dati registrati, che non dovranno quindi essere visualizzabili o fruibili soltanto attraverso interfacce grafiche - tipo browser oriented - di analisi/visualizzazione interattiva dei parametri rilevati dall apparato in fornitura. Una fornitura che non preveda un accesso diretto ai dati attraverso protocollo TPC/IP verrà considerata non conforme al Capitolato. La possibilità di accesso ai dati attraverso bus seriali (p.es. RS232, USB) o altri tipi di bus di campo è da considerarsi auspicabile ma non alternativa rispetto al protocollo TCP/IP Art. 3 - Ammontare dell'appalto, designazione della fornitura L'importo complessivo posto a base di gara del presente appalto, consistente nella fornitura del radiometro, con consegna da effettuarsi a carico dell impresa aggiudicataria, in luogo che verrà comunicato successivamente e comunque entro il territorio italiano, ammonta a euro (centocinquemila) al netto dell IVA di legge. 4
5 Art. 4 - Documenti di riferimento Fanno parte integrante della procedura di gara i seguenti documenti: 1. il Bando e Disciplinare di gara; 2. il presente Capitolato. È fatto divieto all'appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni della fornitura appaltata, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con INAF OAC. Art. 5 - Osservanza di leggi e di norme L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nei documenti di cui all ex Art. 4 e nella normativa vigente, di cui al Decreto Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente nei documenti di riferimento, l appalto è soggetto inoltre all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato: le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione della fornitura. Art. 6 - Conoscenza delle condizioni di appalto Nel presentare l'offerta l'appaltatore dichiara di avere valutato le richieste contenute nel presente Capitolato e l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo della fornitura. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante la realizzazione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. Art. 7 - Scelta dell'appaltatore La scelta del contraente Appaltatore e l'aggiudicazione dell'appalto avverranno con la procedura e sulla base dei criteri previsti nel bando di gara. Art. 8 Ordine d acquisto Prima dell emissione dell Ordine d acquisto, la Stazione Appaltante renderà pubblica informazione in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 9 - Sub-appalto È fatto divieto al contraente Appaltatore di subappaltare la fornitura, se non relativamente a parti di essa e comunque previa dichiarazione in sede di gara. Si richiama in particolare la normativa di cui alla Legge 3 agosto 2007, n
6 In particolare, è fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il sub Appaltatore corrisponda un compenso all'appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo. Art. 10 Accettazione delle modalità e procedure operative. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi. Art. 11 Termine e modalità di consegna della fornitura L'Appaltatore deve installare e consegnare il radiometro in configurazione operativa presso il sito indicato dalla Stazione appaltante entro 120 giorni solari dalla data della conferma d ordine. Per configurazione operativa si intende lo strumento messo in esercizio, ovvero debitamente collegato alla rete elettrica e informatica, funzionante in tutte le sue parti e perfettamente calibrato in ogni sua componente hardware e software (compresi i coefficienti di retrieving). Resta inteso che gli oneri delle procedure di installazione e calibrazione sono a carico dell'appaltatore. Art Penali Qualora la consegna della fornitura ritardi, l'appaltatore è soggetto alla penale del 5 (cinque per mille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all entità delle conseguenze legate all eventuale ritardo. Art. 13 Modalità, procedura e tempi di collaudo tecnico amministrativo Data la peculiarità tecnica della fornitura, verrà seguita la seguente procedura: 1. Consegna strumento in modalità operativa: entro 120 giorni solari dalla data di trasmissione dell ordine, come da verbale di consegna e avvio collaudo firmato dal responsabile del procedimento; 2. Durata del collaudo tecnico: sino a 60 giorni dalla data di cui al punto precedente; 3. Il Certificato di collaudo tecnico amministrativo della fornitura verrà emesso a valle della positiva verifica operativa della stabilità assoluta del sistema, come certificato dal collaudo tecnico dell apparato. Art. 14 Fatturazione e pagamenti La fatturazione potrà avvenire successivamente alla emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, di cui al comma 3 ex Art. 13. INAF OAC provvederà al pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto intestato all Appaltatore. 6
COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 ****** SERVIZI TERRITORIALI (S) MANUTENZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1341 / 2014 OGGETTO: CIG Z341092EF7 - MANUTENZIONE
Art. 1 OGGETTO DEI LAVORI COMUNE DI MONTEMURLO (Provincia di PRATO) Il presente documento ha per oggetto realizzazione di impianto fotovoltaico da circa 9,600 KWp presso la Scuola Media Salvemini La Pira
1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via. Roma 7/d (in seguito denominata Fondazione) telefono 045-8051811
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via Roma 7/d (in seguito denominata Fondazione) telefono 045-8051811 fax 045-8011566 sito internet www.arena.it
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale RG. n. 7935/2013 del 30/07/2013
1 Spett.le Scuola Agraria del Parco di Monza Viale Cavriga, 3 20052 Monza (MB) C.F. 85003190155 P.IVA 00987280963 Oggetto: affidamento servizio ai sensi del PSR 2007-2013 Misura 111b - Visto il Regolamento
C O M U N E DI B R I N D I S I DISCIPLINARE D ONERI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E FORNITURA DI COPIE DEI VERBALI STESSI, NONCHÉ REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 ART. 13
 ART. 14
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 4
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 13

Art. 1