Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-02-octubre-2003-comunidad-autonoma-de-cataluna-72376-72376
Timestamp: 2016-10-28 13:13:52+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e	RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA	RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e.
Vista la petición presentada por la empresa Invensys Metering Systems, S. A., domiciliada en la calle Suissa, núm. 35 (08917), de Badalona (Barcelona) y con Registro de Control Metrológico 02-A-002-R, en solicitud de aprobación de modelo de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e.
De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratori General dAssaigs i Investigacions, de referencia 3000347, que acredita el cumplimiento de los requisitos técnicos y metrológicos establecidos en la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre dichos instrumentos y, en relación al indicador electrónico, de acuerdo con los requisitos establecidos en la OIML R 49-1, edición 2000.
De acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, que establece el control metrológico que realiza la Administración del Estado; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el que se determinan los órganos competentes en materia de control metrológico, y la Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre dichos instrumentos, resuelvo conceder la aprobación de modelo a favor de la empresa Invensys Metering Systems, S. A., de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e, con las características siguientes:
Caudal nominal (Qn): 1,5 m3/h. Caudal máximo (Qmax): 3 m3/h. Caudal de Transición (Qt): 22,5 l/h.
Caudal mínimo (Qmin): 151/h.
Presión máxima admisible: 10 bar.
Pérdida de presión: 1 bar a 3 m3/h como máximo.
Temperatura del agua: De - 15 °C a 40 °C. Temperatura ambiental: De - 15 °C a 50 °C.
Humedad ambiental: De 0 a 100 %.
Roscas de conexión: 3/4" x 7/8" ó 3/4" x 3/4". Longitud: 115 mm.
Anchura: 71 mm.
Altura (tapa abierta/tapa cerrada): 168/116 mm. Peso: 0,64 kg.
Esta Resolución anula y sustituye la emitida por esta Dirección General en fecha 12 de septiembre de 2003.
El contenido y alcance de esta aprobación de modelo están sometidos alas condiciones siguientes:
Primera.-Esta aprobación de modelo se concede con un plazo máximo de validez de diez años. Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la entidad titular solicitará a la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial la oportuna prórroga de la aprobación, caso de estar interesada en ello.
Segunda.-El signo de aprobación de modelo asignado es: 02-A-002 03017
Tercera.-Los instrumentos correspondientes ala aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán visibles, como mínimo, las siguientes inscripciones de identificación: Nombre o razón social del fabricante o la marca de fábrica; clase metrológica; caudal nominal expresado en m3/h; número de serie y año de fabricación, una o dos flechas que indiquen el sentido del fluido; presión máxima de servicio en bar, en el caso de que sea superior a 10 bar; la letra V o H, si el contador sólo puede funcionar correctamente en posición vertical (V) o en posición horizontal (H) y el signo de aprobación de modelo. Estas inscripciones se complementarán con el marcado CE.
Cuarta.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a la que se refiere esta Resolución tendrán que superar el control de verificación primitiva, justificando el mismo mediante la colocación de los precintos y etiquetas identificativas correspondientes.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Conseller de Treball, Indústria, Comerc i Turisme, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 2 de octubre de 2003.-El Director general, P. D. (Resolución de 7 de octubre de 1996, DOGC 13-11-1996), el Jefe de Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pan Clar i Guevara.
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo de un contador de agua fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 320e	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

RESOLUCIÓN