Source: https://www.finaltest.com.mx/Tektronix-MDO3104-p/mdo3104.htm
Timestamp: 2019-09-16 08:45:28+00:00

Document:
Tektronix MDO3104 Osciloscopio de dominio mixto, 1GHz de ancho de banda, 4 canales análogos, 16 digitales (con opcion MDO3MSO), analizador de espectro de 1GHz, 10M de memoria 3 años de garantia, certificado de calibración incluido
Precio: $16,200.00 Dólares+IVA
Código del Producto: MDO3104
1 GHz Osciloscopio señal dominio Mixta,
4 canales analógicos, 1 GHz de entrada del analizador de espectro, longitud de registro 10M
Especificaciones clave de rendimiento
4 canales analógicos
1 GHz de ancho de banda
Ancho de banda es ampliable (hasta 1 GHz)
Hasta 5 GS / s de frecuencia de muestreo
10 M longitud de registro en todos los canales
> 280.000 tasa máxima de captura de forma de onda wfm / s
Sondas de tensión pasiva estándar con carga 3,9 pF capacitiva y 1 GHz, 500 MHz o 250 MHz de ancho de banda analógico
Estándar: 9 kHz - ancho de banda del osciloscopio
Opcional: 9 kHz - 3 GHz
Ancho de banda ultra-ancha de captura de hasta 3 GHz
Generador Arbitrario de Funciones (Opcional)
13 tipos de forma de onda predefinidas
Generación de forma de onda 50 MHz
128 k longitud de registro generador arbitrario
250 la velocidad de muestreo generador arbitrario MS / s
Analizador de protocolos (Opcional)
Soporte de bus serie para I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, y audio estándares
Voltímetro digital (gratuita con registro del producto)
4 dígitos AC RMS, DC y AC + DC mediciones de voltaje RMS
Mediciones de frecuencia de 5 dígitos
Velocidad de captura de forma de onda de alta velocidad FastAcq encuentra anomalías en la señal esquivos rápidamente
Los controles de Wave Inspector proporciona una fácil navegación y búsqueda automatizada de datos de forma de onda
33 mediciones automatizadas y los histogramas de forma de onda para el análisis de forma de onda simplificada
Controles del panel frontal dedicadas para tareas realizadas normalmente
Marcadores automatizados pico identificar la frecuencia y la amplitud de los picos del espectro
Marcadores manuales permiten realizar mediciones no pico
Tipos de rastreo incluyen: Normal, Normal, Hold Max y Min Hold
Pantalla espectrograma permite la observación y la comprensión fácil para que cambie lentamente fenómenos de RF
Las medidas automáticas incluyen: Power Channel, canal adyacente Power Ratio (ACPR) y ancho de banda ocupado (OBW)
Generación de funciones arbitrario
Generar señales predefinidas para simular rápidamente los dispositivos que faltan en los diseños
Señales de captura en las entradas analógicas o digitales, la transferencia a la memoria de edición arbitraria, y se replican desde el AFG
Añadir ruido a cualquier señal para llevar a cabo fácilmente la prueba de margen
Diseño de señal mixta y análisis
Activación automatizada, decodificar, y buscar en buses paralelos
Configuración multicanal y espera la activación
Adquisición de alta velocidad MagniVu proporciona 121,2 ps resolución de tiempo correcta en los canales digitales
Análisis Protocolo
Trigger, decodificar y automáticamente las búsquedas sobre el contenido de nivel de paquete en el diseño más común incrustado estándares de bus de serie
Tablas de decodificación de protocolos de exportación para su uso en la documentación de los resultados
Voltímetro digital y contador de frecuencia
Evaluación rápida de las mediciones de voltaje o de frecuencia de un vistazo
Lectura gráfica proporciona información sobre la estabilidad de la medición
Añadir funcionalidad, aumentar la gama de frecuencia del analizador de espectro ancho de banda o con el tiempo a medida que cambian sus necesidades o presupuesto permite
Interfaz de la sonda TekVPI apoya directamente activa, diferencial y sondas de corriente de escala y unidades automática
9 pulgadas (229 mm) pantalla a color de pantalla panorámica WVGA
Tamaño reducido y ligero - sólo 5,8 pulgadas (147 mm) de profundidad y 9,2 libras (4,2 kg)
Soporte de aplicaciones opcionales
El análisis del poder
Límite y pruebas de máscaras
Tektronix MDO3104 Mostrado
Hoja de datos 2.44 MB
PDF Ayuda
El Tektronix MDO3104 Mixta Dominio del osciloscopio es el último osciloscopio integrado 6-en-1 que incluye un analizador integrado de espectro, generador de funciones arbitrarias, analizador lógico, analizador de protocolos, como digital voltímetro / contador. El Tektronix MDO3104 es totalmente personalizada y totalmente actualizable, añadir los instrumentos y el rendimiento que necesita ahora - o posterior.
Osciloscopio general
En el núcleo de la Tektronix MDO3104 es un osciloscopio de clase mundial, que ofrece herramientas completas que aceleran cada etapa de depuración - de descubrir rápidamente las anomalías y la captura de ellos, para buscar su registro de forma de onda para los eventos de interés y el análisis de sus características y el comportamiento de su dispositivo.
Tecnología de fósforo digital con FastAcq alta velocidad de captura de forma de onda
Para depurar un problema de diseño, lo primero que debe saber es que existe. Cada ingeniero de diseño se pasa tiempo en busca de problemas en su diseño, un largo y frustrante tarea sin las herramientas de depuración adecuados.
Tecnología de fósforo digital le brinda una visión rápida sobre el funcionamiento real de su dispositivo. Su tasa de captura de forma de onda rápido - superior a 280.000 wfm / s con FastAcq - le da una alta probabilidad de ver rápidamente los problemas poco frecuentes comunes en los sistemas digitales: pulsos runt, problemas, problemas de tiempo, y más.
Para mejorar aún más la visibilidad de los eventos que ocurren raramente, gradación de intensidad se utiliza para indicar con qué frecuencia transitorios raras se están produciendo en relación con las características normales de la señal. Hay cuatro paletas de forma de onda disponibles en el modo de adquisición FastAcq.
La paleta de Temperatura utiliza etalonaje para indicar la frecuencia de ocurrencia, con colores cálidos como amarillos que indican eventos rojos / que aparecen con frecuencia y los colores fríos como el azul / verde que indican eventos que ocurren rara vez
La paleta espectral utiliza etalonaje para indicar la frecuencia de ocurrencia con colores fríos como el azul que indican eventos que se producen con frecuencia y los colores cálidos como el rojo que indican eventos que ocurren rara vez.
La Paleta normal usa el canal de color por defecto (como el amarillo para el canal uno), junto con la escala de grises para indicar la frecuencia de ocurrencia, donde los acontecimientos que ocurren con frecuencia son brillantes.
La paleta invertida utiliza el canal de color por defecto junto con la escala de grises para indicar la frecuencia de ocurrencia donde los acontecimientos que ocurren rara vez son brillantes.
Estas paletas de colores destacan rápidamente los eventos que con el tiempo se producen con más frecuencia o, en el caso de anomalías poco frecuentes, ocurren con menos frecuencia.
Opciones persistencia infinita o variables determinan la forma de onda largas se quedan en la pantalla, lo que ayuda a determinar con qué frecuencia se produce una anomalía.
El descubrimiento de un fallo en el equipo es sólo el primer paso. A continuación, debe capturar el evento de interés para identificar la causa raíz. Para permitir esto, el Tektronix MDO3104 contiene más de 125 combinaciones de disparo de un juego completo de disparadores - incluyendo runt, la lógica, la amplitud de pulso / glitch, establecimiento y retención violación, paquete de serie y datos en paralelo - para ayudar a localizar rápidamente el evento de interés. Y hasta con una longitud de registro de 10 M, puede capturar muchos eventos de interés, incluso miles de paquetes de serie, en una sola adquisición para su posterior análisis, manteniendo una alta resolución para ampliar los detalles finos de la señal.
Wave Inspector de navegación de forma de onda y de consulta automatizado
con longitudes de registro largas, una sola adquisición puede incluir miles de pantallas de datos de forma de onda. Wave Inspector, mejor herramienta de la industria para la navegación de forma de onda y de consulta automatizado, que permite buscar los eventos de interés en cuestión de segundos.
A, de dos niveles de control del panel frontal dedicado ofrece un control intuitivo de tanto zoom y paneo. El control interno se ajusta el factor de zoom (o escala del zoom), girando en sentido horario se activa el zoom y se va a un factor de zoom cada vez más elevados, mientras que girarlo en sentido antihorario resultados en un factor de zoom más bajos y, finalmente, convertir un zoom apagado. Ya no es lo que necesita para navegar a través de múltiples menús para ajustar la vista de zoom. El control externo cacerolas del cuadro de zoom a través de la forma de onda para llegar rápidamente a la parte de la forma de onda que se interese El control externo también utiliza fuerza de retroalimentación para determinar la rapidez para realizar una panorámica sobre la forma de onda. Cuanto más gire el control externo, más rápido se mueve el cuadro Zoom. La dirección de barrido se cambia con sólo girar el mando en sentido contrario.
Marcas de usuario
Pulse el botón del panel frontal Set Marcos para colocar una o más marcas en la forma de onda. Navegando entre las marcas es tan sencillo como pulsar el siguiente (→) botones Anterior (←) y en el panel frontal.
El botón de búsqueda le permite buscar de forma automática a través de su adquisición larga en busca de eventos definidos por el usuario. Todas las instancias del evento se destacan con marcas de búsqueda y son fáciles de navegar para, utilizando el siguiente (→) botones del panel frontal anterior (←) y. Buscar tipos incluyen borde, ancho de pulso / glitch, tiempo de espera, runt, la lógica, la de establecimiento y retención, ascenso / tiempo de bus paralelo, y I2C caer, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, LIN , el contenido del paquete FlexRay, MIL-STD-1553, y de audio. Una mesa marca de búsqueda proporciona una vista tabular de los eventos encontrados durante la búsqueda automática. Cada evento se muestra con una marca de tiempo, haciendo mediciones de tiempo entre eventos fáciles.
Análisis de forma de onda
Verificación que el rendimiento del prototipo coincide con simulaciones y cumple con los objetivos de diseño del proyecto requiere el análisis de su comportamiento. Las tareas pueden ir desde simples controles de tiempos de subida y el ancho de pulso para el análisis de pérdidas de tensión sofisticada y la investigación de las fuentes de ruido. El osciloscopio ofrece un completo conjunto de herramientas de análisis integradas incluidas de forma de onda y cursores basados ​​en pantallas, las mediciones automatizadas, matemáticas avanzadas incluyendo la forma de onda arbitraria edición de ecuaciones, análisis FFT, histogramas de forma de onda, y gráficos de tendencias para determinar visualmente cómo una medida está cambiando con el tiempo.
Histogramas de forma de onda muestran visualmente cómo las formas de onda varían con el tiempo. Histogramas de forma de onda horizontales son especialmente útiles para hacerse una idea de la cantidad de jitter es una señal de reloj, y lo que la distribución de esa fluctuación es. Histogramas verticales son especialmente útiles para hacerse una idea de la cantidad de ruido está en una señal, y cuál es la distribución de ese ruido. Las mediciones realizadas en un histograma de forma de onda proporcionan información analítica acerca de la distribución de un histograma de forma de onda, proporcionando información sobre cuán amplia es la distribución, la cantidad de la desviación estándar, el valor medio, etc
Diseño y desarrollo de vídeo
Muchos ingenieros de video se han mantenido leales a los osciloscopios analógicos, creyendo las gradaciones de intensidad en una pantalla analógica son la única manera de ver algunos detalles de forma de onda de vídeo. La tasa de captura de forma de onda rápida del Tektronix MDO3104, junto con su punto de vista con gradación de intensidad de la señal, proporciona la misma visualización de la información rica como un osciloscopio analógico, pero con mucho más detalle y todas las ventajas de los osciloscopios digitales.
Las características estándar como el IRE y mV retículas, mantener a raya por los campos, la polaridad de video, televisión de alta definición y la costumbre (no estándar) desencadenantes de video, y una autoconfiguración lo suficientemente inteligente como para detectar las señales de vídeo, hacer que estos los más fáciles de usar osciloscopios en el mercado para el vídeo aplicaciones. Y con gran ancho de banda, cuatro entradas analógicas, y un built-in 75 terminación de entrada Ω (no disponible en modelos de 1 GHz), el osciloscopio Tektronix MDO3104 ofrece un gran rendimiento para analógica y el uso de vídeo digital. Hay incluso un modo de imagen de video lo que le permite ver la imagen de la señal de vídeo que está viendo - para señales NTSC y PAL.
Pruebas Limitar / Mask (opcional)
Una tarea común durante el proceso de desarrollo es caracterizar el comportamiento de ciertas señales en un sistema. Un método, llamado prueba de límites, es comparar una señal de prueba a una versión buena conocida o "de oro" de la misma señal con tolerancias verticales y horizontales definidos por el usuario. Otro método común, llamada prueba de máscara, es comparar una señal de prueba a una máscara, en busca de que una señal bajo prueba viola la máscara. El Tektronix MDO3104 ofrece limitan y capacidad de prueba de máscara útil para el seguimiento de la señal a largo plazo, la caracterización de las señales durante el diseño, o la prueba en una línea de producción. Tailor una prueba para sus necesidades específicas mediante la definición de duración de la prueba en el número de formas de onda o el tiempo, un umbral de violación que debe cumplirse antes de considerar una prueba de un fracaso, contando éxitos junto con la información estadística, y acciones sobre violaciónes, falla de la prueba, y la prueba completa . Si especifica una máscara a partir de una buena señal conocida o de una máscara personalizada, la realización de pasa / no pasa las pruebas en busca de anomalías de forma de onda como los espurios nunca ha sido más fácil.
Voltaje estándar pasiva sondas
El osciloscopio Tektronix MDO3104 incluyen sondas de tensión pasiva con la industria mejor carga capacitiva de sólo 3,9 pF. Las sondas TPP incluidos minimizar el impacto en los dispositivos bajo prueba y entregar con precisión señales al osciloscopio para la adquisición y el análisis.
Interfaz de la sonda TekVPI
La interfaz sonda TekVPI establece el estándar para la facilidad de uso en el sondeo. Además de la conexión segura, fiable que la interfaz proporciona, sondas TekVPI cuentan con indicadores y controles de estado, así como un botón de menú de la sonda a la derecha en el cuadro de un borrador en sí. Este botón aparece un menú de sonda en la pantalla del osciloscopio con todos los ajustes y los controles pertinentes para la sonda. La interfaz TekVPI permite la conexión directa de sensores de corriente sin necesidad de una fuente de alimentación independiente. Sondas TekVPI se pueden controlar de forma remota a través de USB, GPIB o LAN, que permite soluciones más versátiles de la ATE. Las entradas TekVPI proporcionan hasta 25 W de potencia a los conectores del panel frontal de la fuente de alimentación interna.
Conectividad e instrumento de control remoto
Exportación de datos y mediciones es tan simple como conectar un cable USB desde el osciloscopio a su PC. Aplicaciones de software clave - OpenChoice Desktop y Microsoft Excel y las barras de herramientas de Word - se incluyen de serie con cada osciloscopio para permitir la comunicación directa rápida y fácil con su PC de Windows.
El incluida OpenChoice desktop permite una comunicación rápida y fácil entre el osciloscopio y el ordenador a través de USB o LAN para transferir ajustes, formas de onda e imágenes de pantalla.
La dirección de e * Scope capacidad incrustado permite un control rápido del osciloscopio mediante una conexión de red a través de un navegador web estándar. Basta con introducir la dirección IP o el nombre de red del osciloscopio y una página web será servida al navegador. Transferir y guardar los ajustes, formas de onda, mediciones e imágenes de pantalla o realizar cambios de control directo a los ajustes en el osciloscopio directamente desde el navegador web.
Tektronix MDO3104 es el primer osciloscopio de su clase para incluir un analizador de espectro integrado. El Tektronix MDO3104 incluye un analizador de espectro con un rango de frecuencia de 9 kHz hasta el ancho de banda analógico del instrumento.
Análisis espectral rápido y preciso
al utilizar la entrada del analizador de espectro, la pantalla Tektronix MDO3104 Series se convierte en un punto de vista del dominio de frecuencia de pantalla completa. Parámetros espectrales clave como Frecuencia Central, Span, nivel de referencia, y la resolución de ancho de banda están ajustados de forma rápida y sencilla utilizando los menús del panel frontal dedicados y teclado.
Marcadores inteligentes y eficientes
en un analizador de espectro tradicional, puede ser una tarea muy tediosa para encender y colocar suficientes marcadores para identificar todas sus picos de interés. El MDO3104 Serie Tektronix hace que este proceso mucho más eficiente mediante la colocación de marcadores automáticamente en los picos que indican tanto la frecuencia como la amplitud de cada pico. Puede ajustar los criterios que el osciloscopio utiliza para encontrar automáticamente los picos.
El pico más alto de amplitud se conoce como el marcador de referencia y se muestra en rojo. Lecturas de marcador se puede cambiar entre absolutos y Delta lecturas. Cuando se selecciona Delta, medidas de marcadores muestran la frecuencia delta y delta amplitud de cada pico del marcador de referencia.
Dos marcadores manuales también están disponibles para medir porciones no pico del espectro. Cuando está activado, el marcador de referencia se adjunta a uno de los marcadores manuales, lo que permite mediciones delta desde cualquier parte del espectro. Además de la frecuencia y la amplitud, medidas de marcadores manuales también incluyen densidad de ruido y lecturas de ruido de fase en función de si se seleccionan absoluta o Delta lecturas. A "Referencia marcador para centrar" la función se mueve instantáneamente la frecuencia indicada por el marcador de referencia para centrar la frecuencia.
El Tektronix MDO3104 Series incluye una pantalla espectrograma, que es ideal para el monitoreo de los fenómenos de RF que cambian lentamente. El eje x representa la frecuencia, al igual que una pantalla típica espectro. Sin embargo, el eje y representa el tiempo, y el color se utiliza para indicar la amplitud.
Rebanadas de espectrograma se generan mediante la adopción de cada espectro y "mover de un tirón para arriba en su borde", por lo que es una fila de píxeles de alto, y luego asignar colores a cada píxel en función de la amplitud en esa frecuencia. Los colores fríos (azul, verde) son de baja amplitud y los colores cálidos (amarillo, rojo) son más altos de amplitud. Cada nueva adquisición añade otra porción de la parte inferior del espectrograma y la historia se mueve una fila hacia arriba. Cuando se detienen las adquisiciones, puede desplazarse hacia atrás a través del espectrograma de mirar cualquier rebanada espectro individual.
Ultra amplio ancho de banda de captura de
comunicaciones inalámbricas de hoy en día varían significativamente con el tiempo, el uso de esquemas sofisticados de modulación digital y, a menudo, las técnicas de transmisión que implican la ruptura la salida. Estos esquemas de modulación pueden tener efectos de gran ancho de banda también. Tradicionales analizadores de espectro de barrido o escalonadas están mal equipadas para ver estos tipos de señales, ya que sólo son capaces de mirar a una pequeña porción del espectro en un momento dado.
La cantidad de espectro adquirido en una adquisición se llama el ancho de banda de captura. Analizadores de espectro tradicionales barren o paso el ancho de banda de captura a través de la duración deseada para construir la imagen solicitada. Como resultado, mientras que el analizador de espectro es la adquisición de una porción del espectro, el evento que te importa puede estar ocurriendo en otra parte del espectro. La mayoría de los analizadores de espectro en el mercado hoy en día tienen anchos de banda 10 MHz de captura, a veces con opciones de cara a extender el proceso a 20, 40 o incluso 160 MHz en algunos casos.
Spectrum traza
del analizador de espectro del Tektronix MDO3104 ofrece cuatro trazas o puntos de vista diferentes, incluyendo Normal, Promedio, Max Hold y Min Hold.
Medidas de RF
El MDO3104 Series Tektronix incluye tres mediciones-Channel RF automatizado de alimentación, canal adyacente Power Ratio, y ancho de banda ocupado. Cuando se activa una de estas medidas de RF, el osciloscopio se enciende automáticamente la traza espectros medios y establece el método de detección de la media para los resultados de medición óptimos.
El Tektronix MDO3104 puede salvar el baseband I y Q de datos de las adquisiciones del analizador de espectro en un archivo TIQ.. Estos archivos pueden ser importados a Tektronix Señal software VU-PC para la modulación de propósito general y análisis de pulso o RSAVu para el análisis de los estándares inalámbricos comerciales.
Voltímetro digital (DVM) y contador de frecuencia
El Tektronix MDO3104 contiene un voltímetro digital de 4 dígitos integrado (DVM) y contador de frecuencia de 5 dígitos.Cualquiera de las entradas analógicas pueden ser una fuente para el voltímetro, utilizando las mismas sondas que ya están conectados para el uso general del osciloscopio. La pantalla fácil de leer, que ofrece tanto a las representaciones numéricas y gráficas de los valores de medida que cambian. La pantalla también muestra mínimo, máximo, y valores promedio de la medición, así como el rango de valores medidos durante los cinco segundos de intervalo anterior. El contador DVM y la frecuencia está disponible en cualquier MDO3104 Tektronix y se activa cuando se registra su producto.
Opcional Tektronix MDO3104 Complementos
(opción MDO3AFG)
El Tektronix MDO3104 contiene un generador arbitrario integrada opcional función, perfecta para la simulación de señales de los sensores dentro de un diseño o la adición de ruido a las señales para realizar pruebas de margen. El generador de funciones integrado proporciona salida de onda predefinidas hasta 50 MHz de ondas sinusoidales, cuadradas, pulso, rampa / triángulo, DC, el ruido, sin (x) / x (Sinc), Gauss, Lorentz, exponencial subida / bajada, Haversine y cardíaco .
El generador de forma de onda arbitraria ofrece 128 k puntos de registro para almacenar formas de onda de la entrada analógica, un archivo guardado ubicación interna, un dispositivo de almacenamiento masivo USB, o desde un PC externo. Una vez que una forma de onda está en la memoria de edición del generador de forma de onda arbitraria, que puede ser modificado a través de un editor en pantalla y luego replicado fuera del generador. El Tektronix MDO3104 es compatible con Arb expreso creación de forma de onda basado en PC de Tektronix y software de edición, por lo que la creación de formas de onda complejas rápidas y fáciles.Transferir archivos de forma de onda a la memoria de edición Tektronix MDO3104 través de USB o LAN o mediante un dispositivo de almacenamiento masivo USB a emitirse desde la AFG en el osciloscopio.
(opción MDO3MSO)
El analizador lógico proporciona 16 canales digitales que están estrechamente integradas en la interfaz de usuario del osciloscopio Tektronix MDO3104. Esto simplifica la operación y permite resolver los problemas de señal mixta con facilidad.
Pantalla de forma de onda digital con código de color de
huellas digitales con código de color de la pantalla que están en verde y ceros en azul. Este colorante también se utiliza en el monitor de canal digital. El monitor muestra si las señales son altos, bajos, o están pasando por lo que se puede ver la actividad del canal de un vistazo sin tener que saturar la pantalla con formas de onda digitales que no sean necesarios. El hardware de detección múltiple de transición muestra un borde blanco en la pantalla cuando el sistema detecta múltiples transiciones. Bordes blancos indican que hay más información disponible por el acercamiento o la adquisición a velocidades de muestreo más rápidas.En la mayoría de los casos zoom revelará el pulso que no era visible con los valores anteriores. Si el borde blanco está todavía presente después de hacer zoom en la medida de lo posible, esto indica que el aumento de la frecuencia de muestreo en la siguiente adquisición revelará información de frecuencia más alta que los ajustes anteriores pueden adquirir.
MagniVu adquisición de alta velocidad
El principal modo de adquisición digital en el Tektronix MDO3104 capturará hasta 10 M a 500 MS / s (resolución 2 ns). Además del registro principal, el Tektronix MDO3104 proporciona un registro de alta resolución de ultra llamado MagniVu que adquiere 10.000 puntos de hasta 8.25 GS / s (121.2 resolución ps).Los dos principales y MagniVu formas de onda se adquieren en cada gatillo y se puede cambiar entre la visualización en cualquier momento, en ejecución o detenido. MagniVu proporciona significativamente más fina resolución de tiempo de osciloscopios comparables en el mercado y ha de convencer al realizar mediciones de tiempo críticos sobre las formas de onda digitales.
(opción MDO3SA)
El rango de frecuencia del analizador de espectro de cada instrumento se puede actualizar desde 9 kHz a 3 GHz (opción MDO3SA), lo que permite el análisis espectral en la mayoría de los estándares inalámbricos de consumo.
Para hacer frente a los requisitos de ancho de banda de RF moderno, el de Tektronix MDO3104 Osciloscopio Analizador de espectro proporciona hasta 3 GHz de ancho de banda de captura. El espectro se genera a partir de una sola adquisición, garantizando así verás los eventos que usted está buscando en el dominio de la frecuencia.
Seguridad mejorada instrumento
(opción MDO3SEC)
De seguridad del instrumento mejorado para permitir protegido por contraseña de control de encendido / apagado todos los puertos del instrumento y el instrumento de la funcionalidad de actualización del firmware
Sonda P6316 MSO
Este diseño de la sonda única ofrece dos vainas de ocho canales, lo que simplifica el proceso de conexión con el dispositivo bajo prueba. Cuando se conecta a los pines cuadrados, el Tektronix P6316 puede conectarse directamente a 8x2 conectores macho cuadrados espaciados en centros décima pulgadas. Cuando se requiere más flexibilidad adjunto, puedes usar los voladores se incluyen juegos de cables y capturadores de acortar sobre superficie de dispositivos o puntos de prueba de montaje. El Tektronix P6316 ofrece características eléctricas excepcionales que aplican sólo 8 pF de carga capacitiva con 101 kW impedancia de entrada.
Los canales analógicos 4
Ancho de banda del canal analógico 1 GHz
Tiempo de subida (10 mV / div terminación de entrada de ajuste with50Ω)
Frecuencia de muestreo (1 ch) 5 GS / s
Frecuencia de muestreo (2 ch) 5 GS / s
Frecuencia de muestreo (4 canales) 5 GS / s
La longitud de registro (1 ch) 10 M
Longitud del registro (2 ch) 10 M
La longitud de registro (4 canales) 10 M
Los canales digitales con opción MDO3MSO 16
Generador de funciones arbitrario de
salidas con la opción MDO3AFG 1
Canales Spectrum Analyzer 1
Estándar Rango de frecuencia del analizador de espectro 9 kHz -1 GHz
Opcional Spectrum Analyzer
Rango de frecuencia con opción MDO3SA 9 kHz -3 GHz
Entrada del analizador de espectro
Ancho de banda de captura 1 GHz
3 GHz con opción MDO3SA
Lapso 9 kHz - 1 GHz
9 kHz - 3 GHz con opción MDO3SA, en una secuencia 1-2-5
Ancho de banda de resolución 20 Hz - 150 MHz en una secuencia 1-2-3-5
Nivel de referencia -130 DBm a +20 dBm en pasos de 5 dBm
La escala vertical 1 dB / div a 20 dB / div en una secuencia 1-2-5
Posición vertical -100 Divs a 100 divs (se muestra en dB)
Unidades verticales dBm, dBmV, dBmV, dBμW, DBMA, dBμA
De ruido promedio
de nivel (DANL) 9 kHz - 50 kHz <-109 DBm / Hz (<-113 dBm / Hz típica)
50 kHz - 5 MHz <-126 DBm / Hz (<-130 dBm / Hz típica)
5 MHz - 2 GHz <-138 DBm / Hz (<-142 dBm / Hz típica)
2 GHz - 3 GHz <-128 DBm / Hz (<-132 dBm / Hz típica)
DANL con preamplificador TPA-N-PRE
adjunto (Preamp establece en "Auto", y del nivel de referencia establecido en -40 dB)
9 kHz - 50 kHz <-117 DBm / Hz (<-121 dBm / Hz típica)
50 kHz - 5 MHz <-136 DBm / Hz (<-140 dBm / Hz típica)
5 MHz - 2 GHz <-148 DBm / Hz (<-152 dBm / Hz típica)
2 GHz - 3 GHz <-138 DBm / Hz (<-142 dBm / Hz típica)
Respuesta de espurias Segunda distorsión armónica
(> 1 GHz) <-55 DBc (<-60 dBc típico)
Tercera distorsión armónica
(> 100 MHz) <-53 DBc (<-58 dBc típico)
Segundo orden distorsión de intermodulación
(> 15 MHz) <-55 DBc (<-60 dBc típico)
La distorsión de intermodulación de 3er orden
Respuesta Residual General <-78 DBm (≤ -15 dBm nivel de referencia y entrada de RF terminados con 50Ω)
A 2,5 GHz <-67 DBm
A 1,25 GHz <-76 DBm
Tektronix TCP303 AC / DC Sonda de corriente CC a 15 MHz, 150 amperios de corriente continua máx. (Requiere TCPA300 amplificador)
Precio: $3,770.00 Dólares+IVA
Tektronix TDS3AAM Módulo de Análisis Avanzado, para los osciloscopios TDS3000.
Precio: $1,210.00 Dólares+IVA
Tektronix DPO2EMBD Modulo de Aplicacion para disparo y analisis de buses I2C y SPI para la serie DPO2000 y MSO4000
Tektronix EDUKIT, Kit de Recursos para el Educador.
Precio: $628.00 Dólares+IVA
Tektronix TPSBAT Bateria de iones de litio
Osciloscopios > Osciloscopios con Analizador Lógico o Espectro

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución