Source: http://idm-instrumentos.es/potenciostatos-galvanostatos-economicos/
Timestamp: 2018-08-14 15:44:36+00:00

Document:
Potenciostatos / Galvanostatos económicos - Instrumentos de Medida, S.L.
Potenciostato / galvanostato / analizador de impedancia
FRA / EIS: 10 μHz hasta 1 MHz
9 rangos de corriente: 100 pA a 10 mA
Alta resolución de 0,006% a escala completa
± 10 V rango de potencial con 75 μV de resolución (18 bits)
Alimentación por USB y batería
Siempre una copia de seguridad de sus datos con 4 GB de almacenamiento interno
Potenciostato / galvanostato
Nuestro instrumento insignia, el PalmSens4, es un potenciostato y galvanostato, alimentado por USB y batería, y opcionalmente un analizador de respuesta de frecuencia (FRA) para la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). El PalmSens4 tiene un amplio rango de potencial (-5V a 5V o -10V a 10V) y rango de corriente (100 pA a 10 mA) con una alta resolución y bajo nivel de ruido. Este instrumento es un instrumento de laboratorio completo, pero su diseño compacto y robusto lo hace también ideal para el trabajo de campo.
El PalmSens4 está disponible con rangos de potencial de ± 5V o ± 10V DC y con diferentes frecuencias máximas para FRA / EIS. La siguiente tabla muestra los códigos de producto aplicables:
Rango de potencial DC de ± 5V Rango de potencial DC de ± 10V
NO EIS [F0] (ver PalmSens3) PS4.F0.10
EIS hasta 100 kHz [F1] PS4.F1.05 PS4.F1.10
EIS hasta 1 MHz [F2] PS4.F2.05 PS4.F2.10
Incluido con un PalmSens4:
Cable con doble pantalla de alta calidad
Conectores banana de 2 mm para trabajar, contador, electrodo de referencia y tierra
Clips mini-cocodrilo
Célula de test
Ver detalles en web Palm Sens PalmSens4
Voltametría de barrido lineal (LSV)
Voltametría de pulso diferencial (DPV)
Voltametría de onda cuadrada (SWV)
Voltametría de pulso normal (NPV)
Voltametría de CA (ACV)
Voltametría Cíclica (CV)
La cronopotenciometría de separación (PSA o SCP)
Técnica en función del tiempo:
Amperometría de Pulso Múltiple (MPAD)
La amperometría rápida (FAM)
Cronopotenciometría (CP)
Potenciometría multipunto (MP)
Modo mixto (MM)
Espectroscopia de impedancia / EIS:
Exploración potencial
Escaneo de tiempo
PalmSens3 es un potenciostato / galvanostato portátil y económico que permite realizar la mayor parte de las técnicas de voltametría y amperometría. También se puede hacer análisis de impedancias (EIS) en el modelo Palmsens3EIS.
El Palmsens3 es el producto estrella, alimentado por baterías, es un potenciostato, galvanostato con respuesta de frecuencia (FRA) para Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS), con bajo nivel de ruido, un gran rango potencial y alta resolución de corriente con más de 9 rangos. Equipo tanto de laboratorio como de campo debido a su diseño robusto.
Este equipo incluye, cable con conexiones para los electrodos de trabajo, counter o electrodo auxiliar y electrodo de referencia con conectores banana de 2mm, clips mini cocodrilo, cable USB y software PSTrace.
Especificaciones principales para el modo Potenciostato:
CC Rango Potencial ± 5.000 V
Tensión ± 8.0V
CC Resolución 0,15 mV
Max. CC error compensado 2 mV
Precisión ≤ 0,2%
Rangos de Corriente 100 pA a 10 mA (9 rangos)
Corriente máxima ± 30 mA (típico)
Resolución del rango 0,01%
Precisión ≤ 1% en 1 nA, 5% en 100 pA≤0,5% a 10 nA y 10 mA
≤0,2% del rango de corriente a 100 nA a 1mA
(Todos con 0,2% de error adicional)
Max. frecuencia de adquisición 200.000 puntos/s
La corriente se mide mediante un amperímetro de resistencia cero (ZRA)
Descargar PDF PalmSens3
Los potenciostatos EmStat son los equipos más pequeños disponibles en el mercado. Dispone de 8 rangos de corriente desde 1nA hasta 100mA (EmStat3+) con una resolución de 1pA. Se controla y alimenta por USB y utiliza el software PSTrace.
Este equipo incluye: cable con conexiones para los electrodos de trabajo, counter o electrodo auxiliar y electrodo de referencia con conectores banana de 2mm, clips mini cocodrilo, cable USB y software PSTrace.
Versión 3 3+
Rango de Potencial ± 3.000 V ± 4.000 V
Voltaje ± 5 V ± 8 V
Resolución 0.1 mV 0.125 mV
Precisión 0.2 % 0.3 %
Corriente máxima ± 20 mA típica ± 15 mA mínima ± 100 mA típica
La corriente se mide utilizando un amperímetro de resistencia cero (ZRA)
Resolución de corriente 0,1% del rango actual1 pA al rango actual más bajo
Precisión ≤ 1% del rango de corriente en 1 nA
≤ 0,5% a 1 mA, 10 mA y 100 mA
Entrada del amplificador del electrómetro > 100 Gohm // 4 pF
Tiempo de subida aprox. 100 ms
Carcasa Aluminio: 6,7 cm x 5,0 cm x 1,9 (2,8 cm)
Peso 0.085 kg
Potencia 5 V, 130 mA (ES3) o 500 mA (ES3 +)
I / O externa analógico: 1 entrada canal de salida (0 V – 4,096 V)
digitales: 4 líneas E/S (-0,3 V a 5,3 V)
PCB Dimensiones ES3: 1.5 x 34 mmES3+: 55 x 41 mm
Descargar PDF EmStat
EmStat MUX8 – MUX16
Los EmStat MUX8 y EmStat MUX16 son potenciostatos con un multiplexor integrado para sistemas con varios electrodos. Combinan la potencia y el tamaño de la gama EmStat, con un multiplexor para formar un sistema integrado para la mayor parte de las técnicas electroanalíticas existentes.
Con el modelo MUX8 es posible conectar hasta ocho electrodos de trabajo.
El MUX16 es adecuado para configuraciones con dieciséis electrodos de trabajo.
El potenciostato se alimenta y utiliza USB, para trabajar con el software PSTrace.
El MUX8 o MUX16 puede tomar muestras de diferentes celdas a una frecuencia de 25ms/celda. Normalmente, se necesita finalizar un método para cambiar de celda, pero el rápido muestreo por celda hace posible medir técnicas dependientes del tiempo, como cronoamperometría, prácticamente de forma simultánea.
Mediante la ventana de comandos del software PSTrace es posible desarrollar diferentes experimentos con cada uno de los canales.
EmStat potenciostato
CC rango potencial EmStat2 : ± 2.000 V
EmStat3 : ± 3.000 V
Tensión ± 5,0 V
Resolución EmStat2 : 1 mV
EmStat3 : 0.1 mV
Max. Error offset CC 2 mV
Rangos de Corriente 1 nA a 100 µA (6 rangos)
Utilizando un ZRA (cero amperímetro de resistencia)
Corriente de salida máxima ± 20 mA típica
Resolución Actual 0,1% del rango actual
1 pA en menor rango actual
Precisión ≤ 0,2% del rango de corriente a 100 nA a 100 mA
≤ 0,5% a 10 nA y ≤ 1% en 1 nA
Todos con 0,2% adicional error de desplazamiento
Tiempo de Subida aprox. 200 ms
Conexión del sensor cable apantallado, conector circular
MUX8 multiplexor
Número de canales 2-8
Interruptores multiplexor 8 x (NOS, CE y RE)
resistencia 2 ohmios típico
Inyección de carga 1 PC típicos
Corriente de fuga 10 pA típica a 25 ºC
Cable cable plano blindado de 8 x WE, 8 x 8 x CE y RE
Opcionalmente, el bloque de terminales MUX8 con terminales de tornillo
MUX16 multiplexor
Número de canales 2 – 16
Interruptores multiplexor 16 x WE, CE y RE no se cambian
Cable cable plano blindado de 16 x WE, 1 x CE y 1 x RE
Potencia 5 V y de 60 a 100 mA máx. desde el conector USB
Dimensiones 8,9 cm x 3,5 cm x 8,5 cm
Los EmStat también están disponibles como producto OEM para la integración en otros instrumentos
Descargar PDF EmStatMUX
El MultiEmStat es un multi potenciostato con 4, 8 o 12 potenciostatos EmStat independientes.
Los canales pueden realizar experimentos de forma independiente el uno del otro. Un canal MultiEmStat es capaz de realizar toda la gama de técnicas de un EmStat, es decir, medidas amperométricas, así como medidas voltamétricas, barrido lineal, voltametría cíclica, pulso diferencial y voltamperometría de onda cuadrada.
El MultiEmStat se controla con el software MultiTrace mediante USB. Cada potenciostato tiene ocho (EmStat 3) o nueve (EmStat 3+). Rangos de corriente: 1 nA a 10 mA / 100 mA con una resolución de 1 pA en el rango de corriente más bajo, pudiéndose seleccionar automáticamente el rango de corriente óptima.
El MultiEmStat de cuatro canales, se suministra en un formato reducido y se alimenta por USB para aportar mayor movilidad.
Según versión 3 3+
Corriente máxima ± 20 mA típica ± 100 mA típica
± 15 mA mínima
La corriente se mide usando un amperímetro de resistencia cero (ZRA)
Resolución 0,1% del rango actual
1 pA al más bajo rango actual
Entrada del amplificador > 100 Gohm // 4 pF
Carcasa MultiEmStat3 4Ch: 8 cm x 12 cm x 3,5 cm
Potencia adaptador 5V externa para MultiEmStat3 4Ch
adaptador de 9V externo para todas las demás versiones
Conexión del sensor cable apantallado con conector circular para WE, Sense (MultiEmStat3 +), RE y CE
Descargar PDF MultiEmStat
El EmStat3 4WE es un polipotenciostato con hasta 4 electrodos de trabajo. Consiste en un potenciostato estándar EmStat3 y adicionalmente incorpora 3 módulos bipotenciostatos, por lo que todas las técnicas que ofrece el EmStat3 están disponibles para el EmStat3 4WE. Cada WE puede utilizarse individulamente de dos modos diferentes:
El potencial del WE adicional tiene un ofset Vcc constante con respecto al WE1, es decir, está siguiendo el cambio potencial de WE1.
El potencial del WE adicional tiene dc-potencial fijo independiente.
Cada potenciostato tiene 8 rangos de corriente: 1nA a 10mA con resolución de 1fA en el menor rango de corriente y puede seleccionar automáticamente el rango de corriente óptimo.
Una celda se puede configurar con un electrodo de referencia y contador o un electrodo de referencia y contador combinado. La corriente se mide usando un amperímetro de resistencia cero (ZRA).
Potenciostato principal Módulo Polipotentiostato
Potencia ± 3.000 V ± 3.000 V
Tensión ± 5 V ± 5 V
Resolución 0,1 mV 0,1 mV
Max. error offset 2 mV 3 mV
Exactitud potencial 0,2% 0,2%
Rangos de corriente 1 nA a 10 mA (8 rangos)
Corriente máxima ± 20 mA típico y ± 15 mA mínimo para la suma de WE1, W2, W3 y W4
Resolución de la corriente 0,1% del rango de corriente, 1 pA al más bajo rango Actual
Dimensiones 12 cm x 8,5 cm x 3,5 cm
Potencia alimentación externa 5 V (incluido)
Descargar PDF EmStat3-4WE
Ver Analizador impedancia electroquimica Hioki http://idm-instrumentos.es/impedancia-electroquimica/

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución