Source: https://issuu.com/eiccontrol/docs/luz
Timestamp: 2017-05-29 23:21:39+00:00

Document:
Luz by Equipos Instrumentación y Control SL - issuu
- HD 2102.1, HD 2102.2, HD 2302.0	pág. 158- DO 9721	pág. 165- LP PHOT 01, LP RAD 01, LP PAR 01, LP UVA 01, LP UVB 01, LP UVC 01	pág. 168- LP PHOT 03, LP RAD 03, LP PAR 03, LP UVA 03, LP UVB 03 pág. 170- LP PHOT 02	pág. 176- LP UVA 02	pág. 179- LP UVB 02	pág. 182- HD 2021T	pág. 185- HD 2021T7, HD 2021T6	pág. 187• Laboratorio acreditado Centro SIT 124 en medidas de fotometría/radiometría.	pág. 190	Fotoradiómetros portátiles	Quantum-Foto radiómetro y termómetro portátil
Sondas fotométricas, radiométricas para internos salida señales en mV	Sondas fotométricas, radiométricas para exterior, salida señal 4÷20mA, 0÷10V, mV	Sondas fotométricas para estaciones meteo, salida señal en 4÷20mA, 0÷10V, mV
Sondas radiométricas para estaciones meteo, salida señal en 4÷20mA, 0÷10V, mV	Sonda radiométrica para estaciones meteo sensibilidad típica 5V/(W/m2)
Transmisor para medir: iluminación, irradiación	Sondas para medir: luminancia de velo equivalente y de la luminanciaEl nivel cualitativo de nuestros instrumentos es el resultado de una continua evolución del producto. Esto puede llegar a tener unas diferencias entre lo que está escrito
en este manual y el instrumento que han comprado. No podemos excluir completamente la existencia de errores en el manual. Lo sentimos. Los datos, las figuras y las
descripciones contenidos en este manual no tienen una valencia jurídica. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y correcciones sin previo aviso.Luz 157LuzLuzHD 2102.1
HD 2102.2DATOS TÉCNICOS DE LOS INSTRUMENTOS
(Longitud x Anchura x Altura)	Peso	Materiales	Visualizador	185x90x40 mm
470g (completo de baterías)
ABS, goma
2x4½ dígitos más símbolos
Área visible: 52x42 mmCondiciones de trabajo
Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección	-5 … 50°C
0 … 90% RH, sin condensación
IP67Alimentación
Baterías	Autonomía	Corriente absorbida cuando el instrumento está apagado
Red	4 baterías 1.5V tipo AA
200 horas con baterías alcalinas de
Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mAUnidad de medida	lux - fcd - lux·s - fcd·s - W/m2 - µW/cm2
J/m2 - µJ/cm2 - µmol(m2.s) - µmol/m2 - cd/m2Seguridad de los datos guardados	Ilimitada, independiente de las condiciones
de carga de las bateríasTiempo
Fecha y hora	Precisión	horario en tiempo real
1 min/mes deviación máx.Memorización de los valores medidos – modelo HD2102.2
Tipo	2000 páginas de 19 muestras
Cantidad	38000 muestras en total
Intervalo de memorización	1 s … 3600 s (1 hora)
Tipo	Baud rate	Bit de datos	Paridad	Bit de arrastre	Controlo del flujo	Longitud del cable serial	Intervalo de impresión inmediata	HD2102.1 Y HD2102.2
FotoradiÓmetrOS
El HD2102.1 y el HD2102.2 son instrumentos portátiles con visualizador LCD grande, miden
la iluminación, la luminancia, el PAR y la irradiación (en las zonas de espectro VIS-NIR,
UVA, UVB y UVC o en la medida de la irradiación eficaz según la curva de acción UV). Las
sondas tienen un módulo de reconocimiento automático SICRAM: además del reconocimiento
es automática también la selección de la unidad de medida. En su interior están guardados
los datos de calibración de la empresa. Los instrumentos calculan, además de la medida
instantánea, el integral en el tiempo de las medidas adquiridas Q(t) a la medida integrada o al
tiempo de integración se pueden asociar unos umbrales que se pueden configurar dentro del
menú después de las qué, el instrumento para el cálculo del integral. El instrumento HD2102.2
es un datalogger, guarda hasta 38.000 muestras que pueden ser transferidas a un ordenador
conectado al instrumento a través del puerto serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde
el menú, se puede configurar el intervalo de memorización, la impresión y el baud rate. Los
modelos HD2102.1 y HD2102.2 tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, en tiempo
real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil. La función Máx.,
Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio.
Otras funciones son: la medida relativa REL, la función HOLD y el apagado automático
excluible. Los instrumentos tienen el grado de protección IP67.Interfaz USB – modelo HD2102.2
Tipo	Conexiones
Entrada módulo para sondas	Interfaz serial y USB	Adaptador de red	RS232C aislada galvánicamente
configurable de 1200 a 38400 baud
1 s … 3600 s (1 hora)
Conector 8 poles macho DIN45326
Conector 8 poles MiniDin
Conector 2 poles (positivo en el centro)Características técnicas de las sondas fotométricas y radiométricas completas de
módulo SICRAM a conectarse en línea con los instrumentos
Sonda de medida de la ILUMINACIÓN LP 471 PHOT
Campo de medida (lux):
0.01…199.99 …1999.9 …19999 …199.99·103
Resolución (lux):
0.01·103
Campo espectral:
de acuerdo con la curva fotópica estándar V(λ)
C (B bajo pedido)
Incertidumbre de calibración:
f’1 (según la respuesta fotópica V(λ)):
f2 (respuesta como ley del coseno):
f3 (linealidad):
f4 (error en la lectura del instrumento):
f5 (fatiga):
<0.05%K
α (coeficiente de temp.) f6 (T)
Deriva después de 1 año
Regulación de referencia:
CIE núm. 69 - UNI11142
Sonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN,
respuesta espectral según la visión fotópica estándar,
difusor para corregir el coseno.Campo de medida: 0.01 lux…200·103 lux.HD40.1158 LuzSWD10Sonda de medida de la LUMINANCIA LP 471 LUM 2
0.1…1999.9 …19999 …199.99·103 …1999.9·103
Campo de medida (cd/m2):
Resolución (cd/m2):
0.1·103
CIE núm. 69 - UNI 11142
Sonda fotométrica para medir la LUMINANCIA,
respuesta espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, ángulo de visión 2°.
Campo de medida: 0.1 cd/m2…2000·103 cd/m2.Sonda de medida de la ILUMINACIÓN LP 471 RAD
0.1·10-3
Campo de medida (W/m2):
…999.9·10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9
Resolución (W/m2):
400 nm…1050 nm
Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN,
en el campo espectral 400 nm…1050 nm,
difusor para corregir el coseno.
Campo de medida: 0.1·10-3W/m2…2000 W/m2.Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 RADCurva de respuesta típica: para sondas LP 471 PHOT y LP 471 LUM 2
10,90,90,8Respuesta espectral relativa0,7
0,20,20,10,1
3804304805305806306807307800
350830450550650Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo
de clorofila LP 471 PAR
Campo de medida (µmol m-2s-1):
0.01…199.99 200.0…1999.9 2000…10000
Resolución (µmol m-2s-1):
400 nm…700 nm
0…50°C7508509501050λ (nm)λ (nm)LuzRespuesta espectral relativa0,8Sonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVA
315 nm…400 nm (Pico 360nm)
f4 (error en la lectura del
instrumento):
en el campo espectral UVA 315nm…400nm,
pico a 360nm.
Campo de medida: 0.1·10‑3W/m2…2000W/m2.Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones
en el campo de la clorofila PAR (photosynthetically
Active Radiation 400 nm…700 nm), medida en µmolm-2s-1.
Campo de medida 0.01µmol m-2s-1…10·103µmolm-2s-1Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 UVA
Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 PAR10,7
0,9PAR0,80,5Respuesta espectral relativaRelative spectral responseRespuesta espectral relativa0,60,4
0,20,7
350400450500550600λ (nm)6507007508008500
280300320340360380400420λ (nm)Luz 159Sonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVB
280 nm…315 nm (Pico 305nm)
en el campo espectral UVB 280nm…315nm, pico a 305nm.
Campo de medida: 0.1·10‑3W/m2…2000W/m2.Sonda de medida LP 471ERY de la IRRADIACIÓN TOTAL EFICAZ (W/m2) ponderada según la
curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27)
200.0…
Campo de medida (Weff /m ):
…999.9·10-3
0.1·10
Resolución (Weff /m ):
Curva de acción UV para medir el eritema (250 nm…400 nm)
Deriva después de 1 año<2%Temperatura de trabajo:
Regulación de referencia:0…50°C
CEI EN 60335-2-27Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN total eficaz: (Weff /m2) ponderado según la curva de acción
UV (CEI EN 60335-2-27). Campo espectral: 250 nm…400 nm. Campo de medida: 0.1·10‑3Weff/m2…2000 Weff/m2.Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 UVBCurva de respuesta típica: para la sonda LP 471 ERY
10Respuesta espectral relativa11
0,9Respuesta espectral relativa0,8
0,60,00001
2500,30,1260270280290300310320330340350λ (nm)Sonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVC
220 nm…280 nm (Pico 260 nm)
en el campo espectral UVC 220 nm…280 nm, pico a 260 nm.
Campo de medida: 0.1·10‑3W/m2…2000 W/m2.Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 UVC1
0,8Respuesta espectral relativa270290310330350370390λ (nm)0,20,7
0,1210220230240250λ (nm)160 Luz0,001Línea sólida = curva de la acción UV
Línea de puntos = Sonda de sensibilidad espectral LP471ERY0,40
2000,010,00010,50
2500,1260270280290300La sonda LP 471 ERY mide la irradiación total eficaz (W/m2eff ) ponderada según la curva de acción UV (CEI
EN 60335-2-27). El particular fotodiodo en conjunto con una combinación adecuada de filtros permite a la
respuesta espectral de la sonda ser cercana a la curva de acción UV.
La regulación CEI EN 60335-2-27 establece que durante el primer tratamiento bronceante no se puede
sobrepasar una dosis de 100 J/m2 y que la dosis anual máxima no tiene que sobrepasar los 15000 J/m2.
La curva de respuesta espectral típica de la sonda LP 471 ERY está indicada en la figura en conjunto con la
curva de acción UV. El acuerdo entre las dos curvas permite conseguir medidas atendibles con las distintas
tipologías de lámparas (y filtros) usadas en los dispositivos bronceantes actualmente comercializados.
HD2102.1: El conjunto se compone de instrumento HD2102.1, 4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de
instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Las sondas y los cables tienen que ser pedidos
HD2102.2: El conjunto se compone del instrumento HD2102.2 datalogger, 4 baterías alcalinas de 1.5V,
manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Las sondas y los cables tienen que ser
pedidos separadamente.
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para RS232C.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles.
C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse directamente a la entrada
USB del ordenador.
DeltaLog9: Software para la descarga y la gestión de los datos en el ordenador para sistemas operativos
Windows de 98 a Vista.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 230Vac/9Vdc-300mA.
HD40.1: Bajo pedido, impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 58
Sondas completas de módulo SICRAM
LP 471 PHOT: Sonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN completa de módulo SICRAM, respuesta
espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, difusor para corregir el coseno. Campo de
medida: 0.01lux…200·103 lux.
LP 471 LUM 2: Sonda fotométrica para medir la LUMINANCIA completa de módulo SICRAM, respuesta
espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, ángulo de vista 2°. Campo de medida: 0.1cd/
m2…2000·103 cd/m2.
LP 471 PAR: Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo de la clorofila PAR
(photosynthetically Active Radiation 400nm…700nm) completa de módulo SICRAM, medida en µmol
m-2s-1, difusor para corregir el coseno. Campo de medida 0.01µmol m-2s-1…10·103µmol m-2s-11
LP 471 RAD: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo
espectral 400nm…1050nm, difusor para corregir el coseno. Campo de medida: 0.1·10-3W/m2…
2000W/m2.
LP 471 UVA: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo
espectral UVA 315 nm…400nm, pico a 360nm, difusor para corregir el coseno en cuarzo. Campo de
medida: 0.1·10‑3W/m2…2000W/m2.
LP 471 UVB: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo
espectral UVB 280nm…315nm, pico a 305nm, difusor para corregir el coseno en cuarzo. Campo de
LP 471 UVC: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM en el campo
espectral UVC 220nm…280nm, pico a 260nm, difusor para corregir el coseno en cuarzo. Campo de
LP 471 ERY: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN total eficaz: (Weff/m2) ponderado según la
curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27) completa del módulo SICRAM. Campo espectral: 250nm…
400nm, para corregir el coseno en cuarzo. Campo de medida: 0.1·10‑3Weff/m2…2000·Weff/m2.
LP BL: Suporte de apoyo y nivelación para las sondas, excluida la LP471 LUM2.HD 2302.0Características técnicas de las sondas fotométricas y radiométricas completas de
Campo de medida (lux):0.01…199.99 …1999.9 …19999
0.11…199.99·103Resolución (lux):0.01Campo espectral:de acuerdo con la curva fotópica estándar V(λ)α (coeficiente de temp.) f6 (T)<0.05%KIncertidumbre de calibración:<4%f2 (respuesta como ley del coseno):<3%f3 (linealidad):0.01·103<1%f4 (error en la lectura del instrumento):<0.5%f5 (fatiga):<0.5%ClaseCDeriva después de 1 año<1%Temperatura de trabajo:0…50°CRegulación de referencia:CIE núm. 69 - UNI 11142Sonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN, respuesta espectral de acuerdo con la visión
fotópica estándar, difusor para corregir el coseno. Campo de medida: 0.01 lux…200·103 lux.Sonda de medida de la LUMINANCIA LP 471 LUM 2
Campo de medida (cd/m2):0.1…1999.9 …19999 …199.99·103 …1999.9·103Resolución (cd/m ):0.12HD2302.0
FOTORADIÓMETRO10.01·103
2°Campo espectral:de acuerdo con la curva fotópica estándar V(λ)α (coeficiente de temp.) f6 (T)<0.05%KIncertidumbre de calibración:<5%f3 (linealidad):<1%f4 (error en la lectura del instrumento):<0.5%f5 (fatiga):<0.5%CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO
(Longitud x Anchura x Altura)	140x88x38 mm
Peso	160 g (completo de baterías)
Materiales	ABS
Visualizador	2x4½ dígitos más símbolos
Área visible: 52x42 mmLuzÁngulo de campo:ClaseEl HD2302.0 es un instrumento portátil con un visualizador LCD grande. Mide la illuminación,
la luminancia, el PAR y la irradiación (en las zonas de espectro VIS-NIR, UVA, UVB y UVC o en
la medida de la irradiación eficaz según la curva de acción UV).
Las sondas tienen un módulo de reconocimiento automático SICRAM: además del
reconocimiento es automática también la selección de la unidad de medida. En su interior
están guardados los datos de calibración de la empresa. La función Max., Mín. y Avg calcula
los valores máximo, mínimo y promedio.
excluible. El instrumento tiene el grado de protección IP67.0.1·103CDeriva después de 1 año<1%Temperatura de trabajo:0…50°CRegulación de referencia:CIE núm. 69 - UNI 11142Sonda fotométrica para medir la LUMINANCIA,
respuesta espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, ángulo de vista 2°.
Campo de medida: 0.1 cd/m2…2000·103 cd/m2.Curva de respuesta típica: para sondas LP 471 PHOT y LP 471 LUM 21
0,9Alimentación
Baterías	Autonomía	Corriente absorbida cuando el
instrumento está apagado	Unidad de medida	Conexiones
Entrada módulo para sondas	-5 … 50°C
3 baterías 1.5V tipo AA
200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh0,8Respuesta espectral relativaCondiciones de trabajo
Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección	0,7
0,220µA
lux - fcd - µmol/m2.s - cd/m2 - W/m2 - µW/cm2
Conector 8 poles macho DIN453260,1
380430480530580630680730780830λ (nm)Luz 161Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo de clorofila
0…50°CSonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVA
…999.9·10-3 …19.999 …199.99 …1999.9
0…50°CSonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones
en el campo de la clorofila PAR (photosynthetically Active
Radiation 400 nm…700 nm), medida en µmol m-2s-11.
Campo de medida 0.01µmol m-2s-1…10·103µmol m-2s-1Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN,
en el campo espectral UVA 315nm…400 nm, pico a 360nm.
Campo de medida: 0.1·10‑3W/m2…2000W/m2.Campo de medida (W/m2):Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 UVACurva de respuesta típica: para la sonda LP 471 PAR
0,90,7Respuesta espectral relativaRespuesta espectral relativaRelative spectral response0,8PAR0,6
0,20,10,1
350400450500550600650700750800850300320340Sonda de medida de la ILUMINACIÓN LP 471 RAD
…999.9·10-3 …19.999 …199.99
Campo de medida (W/m2):200.0
…1999.9
0.110,9
0,80,8Respuesta espectral relativaaRespuesta espectral relativaSonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVB
0…50°C0,90,7
0,30,20,20,10,1650750λ (nm)162 Luz420Campo de medida (W/m2):1550400Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 UVBCurva de respuesta típica: para la sonda LP 471 RAD450380Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN,
Campo de medida: 0.1·10‑3W/m2…2000W/m2.Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN,
en el campo espectral 400nm…1050nm,
Campo de medida: 0.1·10-3W/m2…2000W/m2.0
350360λ (nm)λ (nm)85095010500
250260270280290300λ (nm)310320330340350Sonda de medida de la IRRADIACIÓN LP 471 UVC
…999.9·10-3 …19.999
…199.99
Resolución (W/m ):
Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN, en el campo espectral
UVC 220 nm…280 nm, pico a 260nm.
Campo de medida: 0.1·10‑3W/m2…2000W/m2.1
0,1210220230240250260270280290300λ (nm)Sonda de medida LP 471ERY de la IRRADIACIÓN TOTAL EFICAZ (W/m2) ponderada según la
Campo de medida (Weff /m2):
…999.9·103 …19.999 …199.99
(250 nm…400 nm)
CEI EN 60335-2-27Sondas completas de módulo SICRAM
LP 471 PHOT: Sonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN completa de módulo SICRAM,
respuesta espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, difusor para corregir el coseno.
Campo de medida: 0.01 lux…200·103 lux.
LP 471 LUM 2: Sonda fotométrica para medir la LUMINANCIA completa de módulo SICRAM,
respuesta espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, ángulo de vista 2°. Campo de
medida: 0.1cd/m2…2000·103 cd/m2.
LP 471 PAR: Sonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo de la
clorofila PAR (photosynthetically Active Radiation 400nm…700nm) completa de módulo
SICRAM, medida en µmol m-2s-1, difusor para corregir el coseno. Campo de medida 0.01µmol
m-2s-1…10·103µmol m-2s-1
LP 471 RAD: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM
en el campo espectral 400nm…1050nm, difusor para corregir el coseno. Campo de medida:
0.1·10-3W/m2…2000 W/m2.
LP 471 UVA: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM
en el campo espectral UVA 315nm…400nm, pico a 360nm, difusor para corregir el coseno en
cuarzo. Campo de medida: 0.1·10‑3W/m2…2000 W/m2.
LP 471 UVB: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM
en el campo espectral UVB 280nm…315nm, pico a 305nm, difusor para corregir el coseno en
LP 471 UVC: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN completa del módulo SICRAM
en el campo espectral UVC 220nm…280nm, pico a 260nm, difusor para corregir el coseno en
LP 471 ERY: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN TOTAL EFICAZ (W/m2)
ponderada según la curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27) completa de módulo SICRAM.
Campo espectral: 250 nm…400 nm, para corregir el coseno en cuarzo. Campo de medida:
0.1·10‑3Weff/m2…2000 Weff/m2.
LP BL: Suporte de apoyo y nivelación para las sondas, excluida la LP471 LUM2.Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN total eficaz:
(Weff/m2) ponderado según la curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27).
Campo espectral: 250nm…400nm.
Campo de medida: 0.1·10‑3Weff/m2…2000Weff/m2.Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 ERY10Línea sólida = curva de la acción UV
Línea de puntos = Sonda de sensibilidad espectral LP471ERYRespuesta espectral relativa10,10,010,0010,00010,00001
250270290310330350370390λ (nm)Luz 163LuzCÓDIGOS DE PEDIDO
HD2302.0: El conjunto se compone de instrumento HD2302.0, 3 baterías alcalinas de 1.5V,
manual de instrucciones, maleta. Las sondas tienen que ser pedidas por separado.Curva de respuesta típica: para la sonda LP 471 UVC0
200La sonda LP 471 ERY mide la irradiación total eficaz (W/m2eff ) ponderada según la curva de
acción UV (CEI EN 60335-2-27). El particular fotodiodo en conjunto con una combinación
adecuada de filtros permite a la respuesta espectral de la sonda ser cercana a la curva de
acción UV.
La regulación CEI EN 60335-2-27 establece que durante el primer tratamiento bronceante
no se puede sobrepasar una dosis de 100 J/m2 y que la dosis anual máxima no tiene que
sobrepasar los 15000 J/m2.
La curva de respuesta espectral típica de la sonda LP 471 ERY está indicada en la figura en
conjunto con la curva de acción UV.
El acuerdo entre las dos curvas permite conseguir medidas atendibles con las distintas
tipologías de lámparas (y filtros) usadas en los dispositivos bronceantes actualmente
Todas las sondas están calibradas individualmente en el laboratorio de foto-radiometría de
DeltaOhm, usando un doble monocromador. La calibración se realiza a 290 nm usando
como referencia un fotodiodo calibrado SIT.SONDAS FOTOMÉTRICAS - RADIOMÉTRICAS PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES
CÓD.DescripciónLP471PHOTSonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN, respuesta
espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, difusor
para corregir el coseno. Campo de medida: 0.01 lux…200·103
lux.38Ø 30LP471LUM2Sonda fotométrica para medir la LUMINANCIA, respuesta
espectral de acuerdo con la visión fotópica estándar, ángulo de
vista 2°. Campo de medida: 0.1 cd/m2…2000·103 cd/m2.160Ø 40LP471PARSonda cuanto-radiométrica para medir el flujo de fotones en el
campo de la clorofila PAR (photosynthetically Active Radiation
400nm…700nm), medida en μmol m-2s-1. Campo de medida
0.01μmol m-2s-1…10·103μmol m-2s-138Ø 30LP471RADSonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN en el campo
espectral 400nm…1050nm, difusor para corregir el coseno.
Campo de medida: 0.1·10-3W/m2…2000W/m2.38Ø 30LP471UVASonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN en el campo
espectral UVA 315nm…400nm, pico a 360nm. Campo de
medida: 0.1·10‑3W/m2…2000 W/m2.38Ø 30LP471UVBSonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN en el campo
espectral UVb 280nm…315nm, pico a 305nm. Campo de
medida: 0.1·10‑3W/m2…2000 W/m2.38Ø 30LP471UVCSonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN en el campo
espectral UVC 315 220 nm…280 nm, pico a 260 nm. Campo
de medida: 0.1⋅10‑3W/m2…2000 W/m2.38Ø 30LP471ERYSonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN total eficaz:
(Weff/m2) ponderado según la curva de acción UV (CEI EN 603352-27). Campo espectral: 250nm…400nm. Campo de medida:
0.1·10‑3Weff/m2…2000 Weff/m2.38Ø 30LP BL164 LuzSuporte de apoyo y nivelación para las sondas, excluidas LUM
2 y LUM 6.DO 9721DATOS TÉCNICOS
Entradas/tipo de medida 2:	fotométricas/radiométricas o temperatura
Conector	8 poles DIN 45326
Medidas fotométricas	0...200.000 lux
0...20.000 fcd
0...2.000.000 cd/m2
Medidas radiométricas	0...2000 W/m2
0...200.000 µW/cm2
0...20.000 μmol m-2s-1
Q energy	Depende de la unidad de medida activa
Tiempo de integración	19 horas, 59 minutos, 59 segundos
Núm. conversiones por segundo	2
Temperatura de trabajo	-5...+50°C
Humedad de trabajo relativa	0...90%RH, sin condensación.
Salida serial	RS232C
300...19200
(aislada
galvánicamente)
Visualizador	Doble LCD 12,5 mm
Funciones	Auto power off / Autorange / Hold / Record
Máximo / Mínimo / Promedio / Relativo / A-B
Q / Energía
Memoria	512kB (FLASH) c.a. 30.000 medidas
Alimentación	Batería alcalina 9Vdc
Autonomía	aprox. 30 horas (servicio continuo)
Peso/dimensiones	320 g. / 215x73x38 mm38DO9721
cuantum-foto radiÓmetro termÓmetro data-loggeR
El foto/radiómetro y termómetro datalogger DO 9721 es estudiado para detectar la
iluminación, la irradiación, la luminancia y la temperatura. El instrumento tiene dos
entradas a y b, reconoce automáticamente las sondas conectadas de iluminación,
irradiación, luminancia o temperatura y puede proporcionar la visualización de la
diferencia entre dos entradas. La intercambiabilidad de las sondas permite elegir la
combinación más adecuada en todas las aplicaciones sin tener que calibrar de nuevo.
El DO 9721 puede medir la iluminación en lux y fcd (foot-candle), la irradiación en in
W/m2, µw/cm2 y μmol m-2s-1, la luminancia en cd/m2 y la temperatura en °C o °F.
La función Data Logger del instrumento guarda hasta 30.00 lecturas con un intervalo
de muestreo seleccionable de 1 segundo a 12 horas.
Las adquisiciones realizadas, luego, pueden ser descargadas en un ordenador o una
impresora por la línea serial opto-aislada RS232C. Para cada valor memorizado se
indica la fecha y la hora de adquisición. Cada bloque de adquisición se acaba con un
informe que proporciona los valores máximos, mínimos y promedios. Proporciona,
saliendo de la línea serial RS232C, los valores instantáneos medidos para el envío a
una impresora o a un ordenador.
Además de las funciones como Hold (bloque de la visualización), Rel (medidas
relativas), Record (memorización de los valores máximos, mínimos y promedios)
y Q (integración en el tiempo de las medidas con umbral de alarma) enriquecen
ulteriormente las prestaciones del instrumento.
Para su flexibilidad y para sus capacidad de memoria, el instrumento es adecuado
para distintas aplicaciones en campo y en laboratorio.LP 9021 PHOT: Sonda LUXMETRO.
Sonda fotométrica para medir la luz, la
ILUMINACIÓN, el filtro fotópico según CIE
núm. 69 - UNI 11142, difusor para corregir
el coseno.Ø 4038LP 9021 RAD: Sonda de medida de la
irradiación: Sonda radiométrica para medir
la IRRADIACIÓN de las fuentes luminosas
artificiales o de la irradiación del sol.Ø 4038LP 9021 PAR: Sonda cuanto-radiométrica
para medir el flujo de fotones en el campo
de la clorofila PAR (Photo synthetically
Active Radiation 400 nm - 700 nm),
medidas en μmol m-2s-1, difusores para
corregir el coseno.Ø 40CONEXIÓN DE LAS SONDAS
El instrumento DO 9721 tiene dos conectores circulares con 8 poles DIN 45326
(A y B) que permiten conectar las sondas Delta Ohm tipo TP 870 para detectar
temperatura y las sondas para medir la intensidad fotométrica o radiométrica tipo
LP 9021.
El modelo de sonda tendrá que ser seleccionado según la aplicación específica.38LP 9021 UVA: Sonda radiométrica para
medir la IRRADIACIÓN en la zona del
ultravioleta A.Ø 40Luz 165LuzCÓDIGOS DE PEDIDO
DO 9721: Instrumento, manual, maleta, software Deltalog1, batería 9V. Las sondas
y el cable tienen que ser pedidos separadamente.38LP 9021 UVB: Sonda radiométrica para
ultravioleta B.Ø 4038LP 9021 ERY: Sonda radiométrica para
medir la IRRADIACIÓN TOTAL EFICAZ
(W/m2) ponderada según la curva de
acción UV (CEI EN 60335-2-27) completa
de módulo SICRAM. Campo espectral:
250nm…400nm, para corregir el coseno
en cuarzo. Campo de medida: 0.1·10‑3Weff/
m2…2000Weff/m2.Ø 40LP 9021 UVC: Sonda radiométrica para
ultravioleta C.
38Ø 40LP BL: Suporte de apoyo y nivelación para las sondas, excluida la LP9021 LUM6.
TP 870: Sonda de temperatura de inmersión, sensor Pt100, Ø 3x230 mm, campo de
trabajo -50°C...+400°C.
TP 870/C: Sonda de temperatura de contacto, sensor Pt100, Ø 4x230 mm, campo
de trabajo -50°C...+400°C.
TP 870/P: Sonda de temperatura con punta de penetración, sensor Pt100, Ø 4x150
mm, campo de trabajo -50°C...+400°CC.
TP 870/A: Sonda de temperatura para medidas en aire, sensor Pt100, Ø 4x230 mm,
campo de trabajo -50°C...+250°C.Ø 40158LP 9021 LUM6: Sonda para medir la
LUMINANCIA, medida en campo de 1 a
1999 x 103 velas/m2 Ángulo de medida 2°.
Filtro CIE para corregir la respuesta según
CIE núm. 69 - UNI 11142LP BLTipo de sondaRango de medidaRango espectral de medidaIncertidumbre de calibraciónLP 9021 PHOT0.1÷200000 LUXCIE N°69 Clase C<4%LP 9021 RAD1 mW/m2÷2000 W/m2450÷950 nm<5%LP 9021 PAR0.1 μmol m-2s-1÷20000 μmol m-2s-1400÷700 nm<5%LP 9021 UVA1 mW/m2÷2000 W/m2315÷400 nm<5%LP 9021 UVB21 mW/m ÷2000 W/m280÷315 nm<5%LP 9021 UVC1 mW/m2÷2000 W/m2200÷280 nm<5%LP 9021 LUM61÷2 x 106 cd/m2CIE N°69 Classe C<5%LP 9021 ERY0.1.10-3 Weff/m2 2000 Weff/m2250 mm÷400 mm<15%2Incertidumbre base del instrumento
Medida en temperatura del instrumento más
sondaINCERTIDUMBRE DEL INSTRUMENTO
de -5°C a 50°C
+/+/0.1% + 1 digit
0.2% + 1 digit
0.6°C + 0.01°C/°C
0.4°C + 0.01°C/°C
2°C + 0.01°C/°CRango de medida
+/-50 ... +50°C
+50 ... +200°C
+200 ... +400°CSONDAS DE TEMPERATURA SERIE TP870
τ Sec.Temp/°CSonda de inmersión Ø 3 x 230 mm3”A-50/+400TP 870/PSonda con punta Ø 4 x 150 mm3”A-50/+400TP 870/CSonda de contacto Ø 4 x 230 mm12”C-50/+400TP 870/ASonda para aire Ø 4 x 230 mm3”B-50/+250CÓDIGOS
TP 870DescripciónDibujoA) Constante de tiempo en agua a 100°C / B) Constante de tiempo detectada en contacto de superficie de metal a 200°C / C) Constante de tiempo en aire a 100°C
Notas: Constante de tiempo para responder al 63% del campo de temperatura.166 Luz192203214225236247258269271028112912301331143215331634173518A) Amplified temperature probe with Pt100 platinum-sensitive element
Probe TP870 series
4DO 9721Instrument input
852B1	Entrada A, conector 8 poles DIN 45326.
2	Símbolo HOLD. La medida es la del momento en qué se ha pulsado la tecla
3	Símbolo de batería: relampaguea en RECORD, se queda fijo cuando índica batería
4	Símbolo REL: índica que el instrumento está mostrando una medida relativa.
5	Serial Out/Memory. Símbolo fijo: el instrumento está guardando. Símbolo
relampagueante: está activada la salida serial.
6	Símbolo MED: el visualizador índica los valores promedios detectados durante la
función RCD.
7	Q: instrumento en función de Q-energy, relampaguea cuando ha llegado su
8	Time: El visualizador muestra el tiempo de integración, si relampaguea ha llegado
el tiempo programado para la integración.
9	Lux: el led índica que la medida es en lux.
10	µW/cm2: el led índica que la medida es en µW/cm2.
11	μmol m-2s-1: el led índica que la medida es en μmol m-2s-1.
12	Tecla REL: se está visualizando la diferencia entre el valor corriente y el valor
guardado pulsando la tecla REL.
13	Tecla HOLD, bloquea la lectura.
14	Tecla Unit A: selecciona la unidad de medida de la entrada A según la sonda insertada.
Pulsado en P0, configura los límites de Q-energy y Time para la entrada A.
15	Serial Output: activa la transmisión de los datos en la salida serial RS232C.
16	▲ (Memory clear): Aumenta los parámetros en modalidad programación.
Pulsando la tecla para un cierto tiempo, borra la memoria “RCD”; con P1, borra la
17	Tecla PROG: activa los programas P0... P1... P... de las distintas funciones del
18	Conector para RS 232C (SUB D 9 poles macho).
19	Entrada B, conector 8 poles DIN 45326.
20 Símbolo 103: índica el factor de multiplicación de 103 para su canal.
21 Símbolos A y B: para las magnitudes Q y T, indican el canal seleccionado.
22	A-B: El visualizador inferior muestra la diferencia entre A y B. El visualizador
superior muestra A.
23	Símbolo MIN: el visualizador índica los valores mínimos detectados durante la
24	Símbolo MAX: el visualizador índica los valores máximos detectados durante la
25	°C: el led índica que la medida de temperatura es en grados Centígrados.
26	°F: el led índica que la medida de temperatura es en grados Fahrenheit.
27	fcd: el led índica que la medida es en fcd (foot-candle).
28	W/m2: el led índica que la medida es en W/m2.
29	cd/m2: el led índica que la medida es en cd/m2.
30	Tecla On/Off: para encender o apagar el instrumento.
31	Tecla Unit B: selecciona la unidad de medida de la entrada B según la sonda insertada.
Pulsado en P0, configura los límites de Q-energy y Time para la entrada B.
32	Tecla A-B: predispone la visualización de la diferencia entre las entradas. 33 Tecla
Data Call (Max-Min-Med-Q-Time): llama en el visualizador los valores máximo,
promedio, mínimo, Q y Time de cada entrada.
34	▼ (RCD): inicializa y para la función de RECORD, en modalidad programación
disminuye el parámetro mostrado.
35	Tecla ENTER: inicializa y para la memorización, confirma los parámetros
configurados durante la programación.A14GNDOUT
2.375 mV/ C-5VActive probe Pt100 TP870 series8167+5V8GND1IN
2.375 mV/ C6-5V7+5V2Probe Pt100 TP870 series inputB) Probes for photometric and radiometric measurements
Probe LP9021 series
8BA14125367IN
0.5 V f.s.Range ARange BR selGND+5V-5VActive probe LP9021 series8-5V8Range A1OUT
0.5 V f.s.22Range BR sel3 5GND+5V67527DO 9721Instrument inputDO9721 active probe LP9021 series inputLuz 167Luz1LP PHOT 01
LP PAR 01
LP RAD 01
LP UVA 01
LP UVB 01
LP UVC 01calibrado por un Instituto Metrológico Primario. El procedimiento de calibración respecta
lo qué está especificado en la publicación CIE Núm. 69 (1987) “Method of Characterizing
Illuminance Meters and Luminance Meteres”. La calibración ocurre iluminando la
sonda con una fuente estándar llamada "Iluminante A".
Sensibilidad típica:	Campo espectral típico:	Incertidumbre de calibración:	f’1 (según la respuesta fotópica V(λ)):	f2 (respuesta como ley del coseno):	f3 (linealidad):	f5 (fatiga):	Temperatura de trabajo:	Impedancia de salida:	0.5 ÷1.5 mV/klux
0.5 ÷1 kΩ38Ø 40Respuesta espectral típica LP PHOT 01
1LP PHOT 010.9Respuesta
spectralrelativa
response0.80.70.60.50.40.30.20.10
380430480530580630680730780830λ (nm)LP RAD 01:
La sonda LP RAD 01 mide la irradiación (W/m2) definida como la relación entre el flujo
energético (W) que pasa para una superficie y el área de la superficie considerada (m2)
en el área espectral VIS-NIR (400 nm-1050 nm). Estas características le permiten ser un
instrumento muy adaguado para medir la irradiación en el campo del visible y del cercano
infrarrojo. La calibración de la sonda se realiza usando las líneas de emisión de 577 nm
y 579 nm de una lámpara de Xe-Hg y filtradas con un filtro interferencial adecuado.DESCRIPCIóN DE LAS SONDAS
LP PHOT 01:
La sonda LP PHOT 01 mide la iluminación (lux) definida como la relación entre el flujo
luminoso (lumen) que pasa para una superficie y el área de la superficie considerada (m2).
La curva de respuesta espectral de una sonda fotométrica es igual a la del ojo humano,
conocida como curva fotópica estándar V(λ). La diferencia de la respuesta espectral entre
la sonda LP PHOT 01 y la curva fotópica estándar V(λ) está evaluada a través del cálculo
del error f’1. La calibración de la sonda se realiza comparando con un luxmetro muestra168 Luz38Respuesta espectral típica LP RAD 01Ø 40LP RAD 01
1 ,0Relative Spectral ResponseLa serie de sondas lp….01 permite medir las magnitudes fotométricas y radiométricas,
como: la iluminación, la irradiación (w/m2) en las zonas de espectro vis-nir, uva, uvb,
uvc y el número de fotones para unidad de tiempo y superficie en la zona de par (400
nm÷700 nm). Las sondas LP….01 no necesitan ser alimentadas. La señal de salida en
mV se consigue por una resistencia que cortocircuita los terminales del fotodiodo. De esa
manera, la fotocorriente producida por el fotodiodo golpeado por la luz se convierte en
una diferencia de potencial que puede ser leída por un voltmetro. Una vez conocida la
DDP (Diferencia de Potencial), a través del factor de calibración, se puede calcular el valor
medido. Todas las sondas están calibradas singularmente y el factor de calibración se
indica en el contenedor de la sonda y en el manual de uso y es específico para dicha
sonda. Todas las sondas de la serie LP….01 tienen un difusor para corregir el coseno.
En las sondas para medir en las zonas espectrales UV, el difusor se compone de cuarzo
chorrado. Para las otras sondas, el difusor es de material acrílico o teflón® (LP PHOT 01).
Las sondas LP….01 son adecuadas para aplicaciones internas donde se requiere el
constante control de una de las magnitudes especificadas.
La señal de las sondas puede ser amplificado y convertido en una señal normalizada:
4÷20mA, 0÷10Vdc con un convertidor de la serie HD978TR3 (4÷20mA) o HD978TR4
(0÷10Vdc) con una conexión para barra HD978TR3 (4÷20mA) o HD978TR4 (0÷10Vdc),
establecidas para la fijación a pared.
Una vez detectada la posición de instalación, se debe conectar la sonda al voltímetro
que debe tener adecuadas escalas de medida, el esquema de conexión de los cables
en salida de la sonda se indica en el manual de uso. Para medidas en campo ambiental,
agrícolo o florovivaistico se requiere el posicionamiento del llano de referencia de las
sonda paralelo al suelo para que la sonda pueda ser montada sobre el suporte LP BL
(opcional) que tiene el nivel.Respuesta espectral relativaLP PHOT 01, LP RAD 01, LP PAR 01, LP UVA 01, LP UVB 01,
LP UVC 01 SONDAS FOTOMÉTRICAS/RADIOMÉTRICAS CON
SALIDA DE LA SEÑAL EN mVCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sensibilidad típica:	2.6 μV/(μW/cm2)
Campo de medida:	0-200 mW/cm2
Campo espectral típico:	≈400nm ÷ ≈1050nm
Incertidumbre de calibración:	<6%
f2 (respuesta como ley del coseno):	<7%
Temperatura de trabajo:	0-50°C
Impedancia de salida:	1 kΩ0 ,80 ,60 ,40 ,20 ,0
3504505506507508509501050λ (n m )LP UVA 01:
La sonda LP UVA 01 mide la irradiación (W/m2 ) definida como la relación entre el flujo
energético (W) que pasa para una superficie y el área de la superficie considerada (m2) en
el área espectral UVA (315 nm ÷ 400 nm). Gracias al uso de un nuevo tipo de fotodiodo,
la sonda LP UVA 01 es ciega a la luz visible e infrarroja.
La calibración se realiza usando la línea de inmisión de 365 nm de una lámpara de
Xe-Hg, filtrada con un filtro interferencial adecuado. La medida se realiza comparando la
muestra de la primera línea del laboratorio metrológico de DeltaOhm.
La sonda puede ser usada en todos los procedimientos donde se debe controlar la
emisión de lámparas ultravioletas, por ejemplo, en los dispositivos para la polimerización
de resinas, adhesivos o en los dispositivos bronceantes.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Campo espectral típico:	pico a ≈360 nm y FWHM 60 nm
Impedancia de salida:	1 kΩRespuesta espectral típica LP UVC 01
Respuesta espectral relativaRelative spectral response0.8Respuesta espectral típica LP UVA 01
1Ø 40LP UVA 010.90.80.70.70.60.50.40.30.20.10.60
20021022023024 0250260280290300LP PAR 01:
La sonda LP PAR 01 mide el número de fotones en el área espectral que va de 400 nm a
700 nm, que llegan en un segundo a una superficie. La medida de esta magnitud se llama
PAR: Photosynthetically Active Radiation.
La calibración de la sonda se realiza con una lámpara alógena de la qué se conoce la
irradiación espectral en el área espectral de interés.
La temperatura influencia en manera trascurable la respuesta espectral de la sonda.
El difusor y la especial estructura de la sonda corrigen le respuesta al
variar del ángulo de incidencia de la luz sobre el difusor según la ley del coseno.0.40.30.20.10
280300320340360380400420λ ( nm )LP UVB 01:
La sonda LP UVB 01 mide la irradiación (W/m2 ) definida como la relación entre el flujo
en el área espectral UVB (280 nm –315 nm). Gracias al uso de un especial fotodiodo, la
sonda LP UVB 01 es ciega a la luz visible e infrarroja.
La calibración se realiza usando la línea de inmisión de 313 nm de una lámpara de
muestra de la primera línea del laboratorio metrológico de DeltaOhm.CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS
Sensibilidad típica:	30 μV/(μmolm-2s-1)
Campo de medida:	0-5000 (μmolm-2s-1)
Campo espectral:	400 nm ÷ 660 nm
Impedancia de salida:	1 kΩCARÁCTERISTICAS TÉCNICAS
Sensibilidad típica:	0,19 μV/(μW/cm2)
Campo espectral típico:	pico a ≈305 nm y FWHM 31 nm
Incertidumbre de calibración:	<8%
Impedancia de salida:	2 kΩRespuesta espectral típica LP PAR 0138Ø 400,738
Respuesta espectral relativaØ 40LP UVB 010.9PAR0,6Relative spectral responseRespuesta espectral típica LP UVB 01
1270λ ( nm )0.5LuzRespuesta
Relativeespectral
responseLP UVC 010.90,5
0,2Respuesta
response0.80,1
0.700.6350400450500550600650700750800850λ (nm)0.50.40.30.20.10
25 0260270280290300310320330340350λ ( nm )LP UVC 01:
La sonda LP UVC 01 mide la irradiación (W/m2) definida como la relación entre el flujo
el área espectral de los UVC (200 nm-280 nm). Gracias al uso de un especial fotodiodo,
la sonda LP UVC 01 es ciega a la luz visible e infrarroja.
La calibración se realiza con lámpara Hg usando la emisión de 254 nm.
Sensibilidad típica:	Campo de medida:	Campo espectral típico:	Incertidumbre de calibración:	Temperatura de trabajo:	Impedancia de salida:	0.19 μV/(μW/cm2)
0-200 mW/cm2
pico a 260 y FWHM 32nm
2 kΩ38Ø 40Código de pedido
LP PHOT 01: Sonda fotométrica para medir la ILUMINACIÓN, filtro fotópico CIE, difusor
para corregir el coseno. Salida en mV para klux, cable L=5 m.
LP RAD 01: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN, difusor para corregir el
coseno. Salida en mV para W/cm2, cable L=5 m.
LP PAR 01: Sonda radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo de la fotosíntesis
de la clorofila PAR. Corrección del coseno. Salida en mV(μmol m-2s-1), cable L=5 m.
LP UVA 01: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN en UVA (315...400 nm). Salida
en μV/μWcm2, cable L=5 m.
LP UVB 01: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN en UVB (280...315 nm).
Salida en μV/μWcm2, cable L=5 m.
LP UVC 01: Sonda radiométrica para medir la IRRADIACIÓN en UVC (200...280 nm). Salida
LP BL: Base con nivela. Bajo pedido, a montar con la sonda en el momento de la orden.
HD978TR3: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 4÷20mA
(20÷4mA). Para barra DIN. Campo de medida en entrada –10..+60mV. Configuración
predefinida 0÷20mV. Rango de medida mínimo 2mV.
HD978TR4: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 0÷10Vcc
(10÷0Vcc). Para barra DIN. Campo de medida en entrada –10..+60mV. Configuración
HD978TR5: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 4÷20mA (20÷4mA).
Campo de medida en entrada –10..+60mV. Configuración predefinida 0÷20mV.
Rango de medida mínimo 2mV.
HD978TR6: Convertidor amplificador de pared de señal configurable con salida 0÷10Vcc
(10÷0Vcc). Campo de medida en entrada –10..+60mV. Configuración predefinida
0÷20mV.
Luz 169LP PHOT 03
LP RAD 03
LP PAR 03
LP UVA 03
LP UVB 03el coseno y la cúpula en K5.
Posibilidad de reemplazar la sílice gel cuando acabado. La opción calefacción
permite operar con temperatura bajas con buenos éxitos.
Salida según la configuración elegida en mV para klux o normalizada con salida 4÷20
mA o 0÷10 Vdc.
Sensibilidad típica:	Campo espectral típico: Incertidumbre de calibración:	f’1 (según la respuesta fotópica V(λ)):	f2 (respuesta como ley del coseno):	f3 (linealidad):	Temperatura de trabajo:	Impedancia de salida:	0.5÷1.5 mv/klux
-40°C ÷ +60°C versión calentada
-20°C ÷ +60°C versión estándar
0.5÷1 kΩ (versión no normalizada)Versión con salida normalizada 4÷20 mA:	Versión con salida normalizada 0÷10 V:	4mA=0 klux, 20mA=150 klux
0V=0 klux, 10V=150 kluxAlimentación:	10…30Vdc per la versión con salida normalizada 4÷20 mA
15…30Vdc per la versión con salida normalizada 0÷10 VdcRespuesta espectral relativaCurva de respuesta espectral típica LP PHOT 03:LP PHOT 03, LP RAD 03, LP PAR 03, LP UVA 03, LP UVB 03
SONDAS FOTOMÉTRICAS Y RADIOMÉTRICAS CON SALIDA EN
mV o CON SALIDA NORMALIZADA 4÷20 mA o 0÷10 Vdc
La serie de sondas lp…03 para uso esterno permite medir las magnitudes fotomètricas
y radiomètricas, como: la iluminación, la irradiación (w/m2) en las zonas de espectro visnir, UVA, UVB y el número de fotones para unidad de tiempo y superficie en la zona de
PAR (400 nm ÷700 nm).
Las sondas con salida en mV no deben ser alimentadas. La señal de salida en mV se
consigue por una resistencia que cortocircuita los terminales del fotodiodo. De esa
una diferencia de potencial que puede ser leída por un voltímetro. Una vez conocida la
medido. Todas las sondas son calibradas singularmente y el factor de calibración está
indicado en el contenedor de la sonda.
Las sondas con salida normalizada 4÷20 mA o 0÷10 Vdc requieren la alimentación
externa. La sonda LP UVB 03 está disponible sólo en la versión con salida normalizada
0÷5 Vdc y requiere la alimentación externa.
Todas las sondas de la serie LP…03 tienen un difusor para corregir el coseno y la
La opción calefacción permite operar con temperatura bajas con buenos éxitos.
Conector macho M12 de 4 poles, versión calentada 8 poles. Bajo pedido, cable con
conector hembra de 2, 5 o 10 metros.
LP PHOT 03
La sonda LP LP PHOT 03 mide la iluminación (lux) definida como la relación entre el flujo
la sonda LP PHOT 03 y la curva fotópica estándar V(λ) está evaluada a través del cálculo
del error f1’. La calibración de la sonda se realiza comparando con un luxmetro muestra
calibrado por un Instituto Metrológico Primario. El procedimiento de calibración respecta
Illuminance Meters and Luminance Meteres”.
La sonda está indicada para uso externo. Filtro fotópico según CIE. Difusor para corregir
170 Luzλ (nm)CÓDIGOS DE PEDIDO
LP PHOT 03: Sonda fotométrica para medir la iluminación completa de cúpula en K5, 3
cartuchos de cristales de sílice gel, enchufe volante de 4 o 8 poles según la versión,
informe de calibración. El cable con el conector hembra tiene que ser pedido
separadamente. Usa los cables CPM12 AA… de 2, 5 o 10 metros.
LP PHOT	R = opción de calefacción
Ninguna lectura = no calentada	CABLES:
CPM12 AA	03 = salida en mV para klux
03BL = salida en mV para klux, completa de base con nivela
03BLAC = salida 4÷20 mA, completa de base con nivela
03BLAV = 0÷10 V, completa de base con nivela	4 = cable de 4 poles para las versiones no calentadas
8 = cable de 8 poles con calefacción, opción R2 = longitud 2 m
5 = longitud 5 m
10 = longitud 10 mESQUEMAS DE CONEXIÓN
Cable de 4 poles CPM12 AA4…
2134Fixed 4-pole plug M121
Flying 4-pole M12 socketLP PHOT 03, LP PHOT 03BL
4Función
PantallaColor
NegroLP PHOT 03BLAV
(+) Vout
(-) Vout y (-) Vcc
NegroFunción
Positivo (+), +Vcc
Negativo (-), -Vcc
SchermoColor
NegroLP PHOT 03BLAC
4LP RAD 03
La sonda LP RAD 03 mide la irradiación (W/m2 ) definida como la relación entre el flujo2
energético (W) que pasa para una superficie y el área de la superficie considerada (m )
en el área espectral VIS-NIR (400 nm-1050 nm).
La sonda está indicada para uso externo. Difusor para corregir el coseno y la cúpula
en K5.
Posibilidad de reemplazar la sílice gel cuando acabada. La opción calefacción
Salida según la configuración elegida en µV para µW/cm2 o normalizada con salida 4÷20
Sensibilidad típica:	Campo espectral típico:	Incertidumbre de calibración:	f2 (respuesta como ley del coseno):	f3 (linealidad):	Temperatura de trabajo:	Impedancia de salida:	1÷2.5 μV/(μW/cm2)
400 nm÷1050 nm
0.5÷1 kΩ (versión no normalizada)Versión con salida normalizada 4÷20 mA:	Versión con salida normalizada 0÷10 V:	4mA=0 W/m2, 20mA=2000 W/m2
0V=0 W/m2, 10V=2000 W/m2Alimentación:	10…30Vdc per la versión con salida normalizada 4÷20 mA
15…30Vdc per la versión con salida normalizada 0÷10 VdcCurva de respuesta espectral típica LP RAD 03:2
4 5 6Fixed 8-pole plug M12Flying 8-pole M12 socketLP PHOT 03R, LP PHOT 03BLR
8Función
Señal positiva (+)
Señal negativa (-)
NTC (10K)
CalentadorColor
AzulLuz1
8Respuesta espectral relativaCable de 8 poles CPM12 AA8…Calcetín
Verdeλ (nm)LP PHOT 03BLAVR
VerdeLP PHOT 03BLACR
8LP PHOT 03Función
Señal positiva (+), +Vcc
Señal negativa (-), -Vcc
CalentadorLP PHOT 03BLLP PHOT 03BLACColor
VerdeCÓDIGOS DE PEDIDO
LP RAD 03: Sonda radiométrica para medir la irradiación completa de cúpula en K5,
3 cartuchos de cristales de sílice gel, enchufe volante de 4 o 8 poles según la versión,
LP RAD	R = opción de calefacción
CPM12 AA	03 = salida en μV/(μW/cm2)
03BL = salida en μV/(μW/cm2), completa de base con nivela
10 = longitud 10 mLP PHOT 03BLAV
Luz 171ESQUEMAS DE CONEXIÓN
4Fixed 4-pole plug M12Flying 4-pole M12 socketLP RAD 03, LP RAD 03BL
NegroCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sensibilidad típica:	Campo espectral típico: Incertidumbre de calibración:	f2 (respuesta como ley del coseno):	f3 (linealidad):	Temperatura de trabajo:	Impedancia de salida:	LP RAD 03BLAV
NegroVersión con salida normalizada 4÷20 mA:	4mA=0 μmol(m-2s-1), 20mA=5000 μmol/(m-2s-1)
Versión con salida normalizada 0÷10 V:	0V=0 μmol/(m-2s-1), 10V=5000 μmol/(m-2s-1)LP RAD 03BLAC
NegroAlimentación:	Cable de 8 poles CPM12 AA8…1
4 5 6Fixed 8-pole plug M12Flying 8-pole M12 socketLP RAD 03R, LP RAD 03BLR
AzulFunción
VerdeLP RAD 03BLACR
8LP RAD 03
172 LuzFunción
CalentadorLP RAD 03BLLP RAD 03BLAC10÷30Vdc per la versión con salida normalizada 4÷20 mA
15…30Vdc per la versión con salida normalizada 0÷10 VdcCurva de respuesta espectral típica LP PAR 03:Calcetín
VerdeLP RAD 03BLAVR
81÷2.5 μV/(μmol(m-2s-1))
400 nm÷700 nm
0.5÷1 kΩ (versión no normalizada)Respuesta espectral relativa2LP PAR 03
La sonda LP PAR 03 mide el número de fotones en el área espectral que va de 400 nm
a 700 nm, que llegan en un segundo a una superficie. La medida de esta magnitud se
llama PAR: Photosynthetically Active Radiation.
La sonda está indicada para uso externo. Difusor para corregir el coseno y la cúpula en
K5. Posibilidad de reemplazar la sílice gel cuando acabada. La opción calefacción
Salida según la configuración elegida en µV para μmol m-2s-1 o normalizada con salida
4÷20 mA o 0÷10 Vdc.Color
VerdeLP RAD 03BLAVλ (nm)CÓDIGOS DE PEDIDO
LP PAR 03: Sonda radiométrica para medir el flujo de fotones en el campo espectral de
la fotosíntesis completa de cúpula en K5, 3 cartuchos de cristales de sílice gel, enchufe
volante de 4 o 8 poles según la versión, informe de calibración. El cable con el conector
hembra tiene que ser pedido separadamente. Usa los cables CPM12 AA… de 2, 5
o 10 metros.
LP PAR	R = opción de calefacción
CPM12 AA	03 = salida en μV/(μmol m-2s-1)
03BL = salida en μV/(μmol m-2s-1), completa de base con nivela
Cable de 4 poles CPM12 AA4Ö
Flying 4-pole M12 socketLP PAR 03, LP PAR 03BL
NegroLP PAR 03BLAV
NegroLP PAR 03BLAC
4Cable de 8 poles CPM12 AA8…1
4 5 6Flying 8-pole M12 socketCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sensibilidad típica:	Campo espectral típico: Incertidumbre de calibración:	f2 (respuesta como ley del coseno):	f3 (linealidad):	Temperatura de trabajo:	Impedancia de salida:	70÷200 µV/(W/m2)
327 nm ÷ 384 nm (1/2)
312 nm ÷ 393 nm (1/10)
305 nm ÷ 400 nm (1/100)
Pico 365nm
0.5÷1 kΩ (versión no normalizada)Versión con salida normalizada 4÷20 mA:	Versión con salida normalizada 0÷10 V:	4mA=0 W/m2, 20mA=200 W/m2
0V=0 W/m2, 10V=200 W/m2Alimentación:	10…30Vdc per la versión con salida normalizada 4÷20 mA
15…30Vdc per la versión con salida normalizada 0÷10 Vdc
Curva de respuesta espectral típica LP UVA 03:LuzFixed 8-pole plug M12LP UVA 03
La sonda LP UVA 03 mide la irradiación (W/m2 ) definida como la relación entre el flujo
la sonda LP UVA 03 es ciega a la luz visible e infrarroja.
La calibración se realiza usando la línea de entrada de 365 nm de una lámpara de
mA 0÷10 Vdc.Conector
VerdeRespuesta espectral relativaLP PAR 03R, LP PAR 03BLRLP PAR 03BLAVR
VerdeLP PAR 03BLACR
8LP PAR 03Función
CalentadorLP PAR 03BLLP PAR 03BLACColor
Verdeλ (nm)CÓDIGOS DE PEDIDO
LP UVA 03: Sonda radiométrica para medir la irradiación en UVA completa de cúpula
en K5, 3 cartuchos de cristales de sílice gel, enchufe volante de 4 o 8 poles según
la versión, informe de calibración. El cable con el conector hembra tiene que ser
pedido separadamente. Usa los cables CPM12 AA… de 2, 5 o 10 metros.
LP UVA	R = opción de calefacción
8 = cable de 8 poles con calefacción, opción R;2 = longitud 2 m
10 = longitud 10 mLP PAR 03BLAV
Luz 173ESQUEMAS DE CONEXIÓN
134Fixed 4-pole plug M121
Flying 4-pole M12 socketLP UVA 03, LP UVA 03BL
Sensibilidad típica:	Campo espectral típico: Incertidumbre de calibración:	f2 (respuesta como ley del coseno):	f3 (linealidad):	Temperatura de trabajo:	Salida normalizada 0÷5 V:	Alimentación:	LP UVA 03BLAV
NegroLP UVA 03BLAC
4Cable de 8 poles CPM12 AA8…Curva de respuesta espectral típica LP UVB 03BLAVR:1
4 5 6Fixed 8-pole plug M12Flying 8-pole M12 socketLP UVA 03R, LP UVA 03BLR
8≈6V/(W/m2)
301 nm ÷ 306nm (1/2)
295nm ÷ 308.5 nm (1/10)
290 nm ÷ 311.5 nm (1/100)
Pico 304 nm
0V=0 W/m2, 5V=1 W/m2
15…30VdcFunción
VerdeRespuesta espectral relativa2LP UVB 03BLAVR
La sonda LP UVB 03BLAVR mide la irradiación global en el área espectral UVB en una
superficie llana (Watt/m2). En particular, la sensibilidad del instrumento está centrada en
305 nm con una anchura de banda (FWHM) de 5 nm. La irradiación global es la suma de la
irradiación directa producida por el sol y la irradiación difundida del cielo a una superficie
paralela al suelo. En el área espectral UVB, distintamente de lo que ocurre en la porción
de luz visible donde la componente directa prevalece sobre la componente difundida, la
luz es fuertemente difundida por la atmósfera y entonces las dos componentes son las
mismas. Por lo tanto es muy importante que el instrumento pueda medir con precisión
ambas las componentes.
en cuarzo.
Salida normalizada 0 ÷ 5 Vdc.LP UVA 03BLAVR
VerdeLP UVA 03BLACR
8LP UVA 03
174 LuzFunción
CalentadorLP UVA 03BLLP UVA 03BLACColor
VerdeLP UVA 03BLAVλ (nm)CÓDIGOS DE PEDIDO
LP UVB 03BLAVR: Sonda radiométrica para medir la irradiación en UVB completa de cúpula
en cuarzo, 3 cartuchos de cristales de sílice gel, enchufe volante de 8 poles según
pedido separadamente. Usa los cables CPM12 AA8. de 2, 5 o 10 metros.
LP UVB	CABLES:
CPM12 AA	03BLAVR = 0÷15 V, completa de base con nivela y calefacción	8 = cable de 8 poles con calefacción, opción R2 = longitud 2 m
Cable de 8 poles CPM12 AA8…32811
87LP UVB 024 - 5LP 6UVB 03 - CONNECTION DIAGRAMS
LP UVB 02
UVBFixed 8-pole plug M12Flying 8-pole M12 socketProbe output = 0...1V (TEMP)
0...5V (UVB)Blue [2]
Green [8]LP UVB 03AVR, LP UVB 03BLAVR
Señal GND
Vout UV (+)
pantallaBlack [7]
Power GND (-)
Vout Temp. (+)
Power (+), 7-30 VDC2
4 5 6	Datalogger
Converter/Amplifier
with V or mA outputColor
AzulTEMPDatalogger
orUnión
7...30 Vdc03BLAV
03BL AVCONNECTION DIAGRAMS
UVBProbe output= 0...5VBlue [2]
Green [8]2
4 5 6Black [7]Datalogger
with V or mA output
with V or mA outputACCESORIOS
Opción de calefacción R
LP G: Paquete de 5 cartuchos de sílice gel como repuesto.
CPM12 AA4.2: Cable de 4 poles para las versiones no calentadas. Longitud 2m. Conector
M12 4 poles por un lado, hilos abiertos por el otro.
CPM12 AA4.5: Cable de 4 poles para las versiones no calentadas. Longitud 5m. Conector
CPM12 AA4.10: Cable de 4 poles para las versiones no calentadas. Longitud 10m.
Conector M12 4 poles por un lado, hilos abiertos por el otro.
CPM12 AA8.2: Cable de 8 poles para las versiones calentadas. Longitud 2m. Conector
M12 8 poles por un lado, hilos abiertos por el otro.
CPM12 AA8.5: Cable de 8 poles para las versiones calentadas. Longitud 5m. Conector
CPM12 AA8.10: Cable de 8 poles para las versiones calentadas. Longitud 10m. Conector
HD 978 TR3: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 4÷20mA
(20÷4mA). Campo de medida en entrada ‑10…+60mVdc. Configuración estándar
0÷20mVdc. Rango de medida mínimo 2mVdc. Configurable con HD778 TCAL.
Contenedor 2 módulos DIN (35 mm) con conexión para barra 35 mm.
HD 978 TR5: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 4÷20mA
(20÷4mA). Campo de medida en entrada ‑10…+60mVdc. Configuración
estándar 0÷20mVdc. Rango de medida mínimo 2mVdc. Configurable con HD778
TCAL. Fijación de pared.
HD 978 TR4: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 0÷10Vdc
(10÷0Vdc). Campo de medida en entrada ‑10…+60mVdc. Configuración estándar
0÷20 mVdc. Rango de medida mínimo 2mVdc. Configurable con HD778TCAL.
HD 978 TR6: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 0÷10Vdc
Fijación de pared.
HD 778 TCAL: Generador de tensión en el rango ‑60mVdc…+60mVdc, controlado
por un ordenador a través del puerto serial RS232C, software proporcionado
DELTALOG 7 para configurar los transmisores de termopar K, J, T , N y los
convertidores HD 978TR3 y HD 978TR4.Power SupplyCasing (LP UVB 02)Luz15...30 VdcCasing (LP UVB 03BL AV)LP UVB 03BLAVRLP RAD 03 BLACLP RAD 03 BLLP RAD 03Luz 175LP PHOT 02La LP PHOT 02 tiene una cúpula de vidrio transparente con diámetro externo de 50 mm para
garantizar una adecuada protección del sensor a los agentes atmosféricos.
La respuesta según la ley del coseno se consigue gracias a la forma especial del difusor de
PTFE y del contenedor. El desplazamiento entre la respuesta teórica y la medida está indicado
La óptima relación entre la respuesta del LP PHOT 02 y la ley del coseno permite usar el
instrumento también cuando el sol tiene una elevación muy baja.
Instalación y montaje de la sonda LP PHOT 02 para medir la radiación global:
Antes de la instalación, se debe cargar el cartucho que tiene los cristales de sílice-gel. La sílice
gel tiene que absorber la humedad en la cámara de la cúpula, humedad que en particulares
condiciones climáticas pueden determinar la formación de condensación en la pared interna
de la cúpula alterando la medida. Durante la carga de los cristales de sílice gel, se debe evitar
de mojarlo o tocarlo con las manos.
Las operaciones a realizar en un lugar seco (por lo que sea posible son):
1	destornillar los tres tornillos que fijan la pantalla blanca
2	destornillar el cartucho porta sílice gel con una moneda
3	quitar el tapón forado del cartucho
4	abrir la bolsa (proporcionada) que tiene la sílice gel
5	llenar el cartucho con los cristales de sílice gel
6	cerrar de nuevo el cartucho con su tapón, teniendo en cuenta que el OR de sujeción
esté puesto correctamente
7	unir el cartucho al cuerpo de la sonda con una moneda
8	asegurarse de que el cartucho esté atornillado bien (en contra, la duración de los
cristales de sílice gel disminuye)
9	poner la pantalla y atornillarla con los tornillos
10	la sonda fotométrica está lista para ser usada
En la Figura 3 se muestran brevemente las operaciones necesarias para cargar el cartucho
con los cristales de sílice gel.
10Cosine error8642LP PHOT 02 - LP PHOT 02AC - LP PHOT 02AV
SONDAS FOTOMÉTRICAS0Las sondas lp phot 02, lp phot 02ac y lp phot 02av miden la iluminaciûn (lux) definida
como la relación entre el flujo luminoso (lumen) que pasa para una superficie y el àrea de la
superficie considerada (m2). La curva de respuesta espectral de una sonda fotométrica es
igual a la del ojo humano, conocida como curva fotópica estándar v(λ). La diferencia de la
respuesta espectral entre la sonda
’ lp phot 02 y la curva fotópica estándar v(λ) está evaluada
a través del cálculo del error f1 . Está diseñada y construida para la instalación fuera por
largas perídos. La medida fotomética para el uso esterno se usa para medir la luz diurna en
campo meteorológico y climatológico.
Principio di Funcionamiento
La sonda LP PHOT 02 se basa sobre un sensor de estado sólido cuya respuesta espectral
fue corregida a través de filtros para adaptarla a la respuesta del ojo humano. La curva de
respuesta espectral relativa típica es la indicada en la Figura 1.0102030Angle
4050607080Fig. 2Contenedor para
la sílice gelLP SGApertura del
sílice gelTapón foradoLP G
A1B- - - -:Standard photopic curve
_____:Spectral response
LP PHOT 02 probe0, 9
0, 8Relative spectral response-20, 7
0, 6Llenar el
contenedor0, 5Cerrar el
contenedor0, 4
0360Fig. 1
460560660λ (nm)176 Luz760CD
Fig. 3LP PHOT 02
Fixing/mounting hole
Ø 6 mmLP SP152,0 mm65,0 mmCP 12AA 4.5
CP 12AA 4.1079,0 mm
50,0 mm	La sonda tiene que ser puesta lejos de cada tipo de obstáculo que puede proyectar el reflejo
del sol (o su sombra) sobre la sonda.
	Para un posicionamiento horizontal preciso, la sonda PHOT 02 tiene una nivela de bolla. El
ajuste ocurre a través de dos tornillos con unión de registración que permiten cambiar la
inclinación. La fijación sobre un plano puede ser realizado usando dos agujeros de diá. 6
mm y distancia entre los ejes de 65 mm. Para acceder a los agujeros, quitar la pantalla y
ponerla cuando se ha acabado el montaje. Véase la Figura 4.
	El suporte LP S1, proporcionado bajo pedido como accesorio, permite un simple montaje
de la sonda sobre un palo de suporte. El diámetro máximo del palo al qué el suporte puede
ser fijado es de 50 mm. El instalador debe tener cuidado para que la altura del palo de
suporte no supere el plano de la sonda para no insertar errores de medida causados por los
reflejos y las sombras causadas por el palo. Para fijar la sonda al suporte quitar la pantalla,
destornillar los tres tornillos, fijar la sonda y, acabada su instalación, fijar nuevamente la
	Es preferible aislar térmicamente la sonda de su suporte.
	Asegurarse de que hay un buen contacto eléctrico hacia la masa.76,0 mmLeveling screw89,3 mm59,5 mm25,0 mmBubble levelFig. 42134Fixed 4-pole plug M12LuzESQUEMA DE CONEXIÓN lp pHOT 021
3 LP PHOT 02
LPPHOT
4 LP- CONNECTION DIAGRAMS
CONNECTIONDIAGRAMS
--CONNECTIONLP PHOT 02
DE CONEXIÓN LP PHOT 02
02Flying 4-pole M12 socketLP PHOT 02
4Probe output = mV/kluxFunción
V out (+)
V out (-)
Pantalla ()Color
NegroLP PHOT 02 AC
4Probeoutput
output==mV/klux
mV/klux
2334Datalogger
ororoutput
with V or mA
mAoutput
with V or mAWhiteBlue
Black [4]3 2 4 1
14(shield)Black [4]
(shield)LP PHOT 02 ACESQUEMA
AC DE CONEXIÓN LP PHOT 02 AC
Probeoutput
output==4...20
3Función
NegroPower Supply
10...30 VdcProbe output = 4...20 mALP PHOT 02 AV
41Red [1]Red
[2][1[1] ]
Red24134PowerSupply
PowerRed [1]10...30Vdc
10...30BlueRed
[2] [14...20
Red [1]Blue [2] 4...20 mA
[3][2] 4...20 mA1
4Equipment with
4...20 mA inputBlack
(shield)Equipment with
4...20 mA with
4...20 mA inputBlack [4]
(shield)LP PHOT 02 AVLPPHOT
02AV
LPESQUEMA DE CONEXIÓN LP PHOT 02 AV	El LP PHOT 02 debe ser instalado en una estación que se quede llegar fácilmente para una
periódica limpieza de la cúpula externa y para el mantenimiento. En el mismo tiempo se
debería evitar que construcciones, árboles u obstáculos de cualquier tipo superen el llano
horizontal sobre el qué está la sonda. En contra, se aconseja seleccionar una estación en la
qué los obstáculos que hay en la ruta del sol a partir del amanecer hasta la puesta del sol
sean inferiores a los 5°.Probe output = 0...1V, 0...5V, 0...10 V2Probeoutput
output==0...1V,
0...1V,0...5V,
0...5V,0...10
0...10VV
Probe132
4Red [1]Blue [2]
Red [1]Blue [2]
[3][2]Power Supply
White [3] 15...30 Vdc for 0÷10V output
White [3](shield)Black [4]
Black [4](shield)
(shield)Casing (all models)Casing(all
(allmodels)
CasingEquipment with
0...1V/0...5V/0...10V
input10...30 Vdc for other versionsPowerSupply
Power15...30Vdc
Vdcfor
for0÷10V
0÷10Voutput
10...30Luz 177LP PHOT 02 Conexiones eléctricas y requisitos de la electrónica de lectura:
	La sonda LP PHOT 02 no debe ser alimentada.
	El LP PHOT 02 se proporciona completo de conector volante hembra 4 poles.
	Están disponibles cables ya montados, resistentes a los UV y con la longitud estándar de 5
y 10 m.
	Están disponibles sondas amplificadas con señal de salida en corriente 4…20mA o en
tensión 0…1Vdc, 0…5Vdc e 0…10Vdc.
	El cable es resistente a los UV y se proporciona bajo pedido. El código de los colores es el
negro	 unión pantalla
rojo	 (+) positivo de la señal generada por el detector
azul	 (-) negativo de la señal generada por el detector (en contacto con el
Ver esquema de conexión:
	El LP PHOT 02 tiene que ser conectado a un milivoltmetro o a un adquiridor de datos con
impedancia de entrada mayor que 100kΩ.
Para garantizar una alta precisión de las medidas, es necesario que la cúpula externa esté
siempre limpia. Luego, mayor será la frecuencia de limpieza de la cúpula, mayor será la
precisión de las medidas. La limpieza puede ser realizada con normales papeles para limpiar
los objetivos fotográficos y con agua. Si no es suficiente, usar alcohol etílico puro. Después de
la limpieza con el alcohol, es necesario limpiar de nuevo la cúpula sólo con agua.
Debido a los altos cambios térmices entre el día y la noche, puede ser que sobre la cúpula se
forme condensación. En este caso, la lectura realizada es muy sobrestimada. Para minimizar
la formación de condensación dentro del luxómetro hay un adecuado cartucho con material
absorbente: Sílice-gel. La eficiencia de los cristales de sílice-gel disminuye en el tiempo con
la absorción de la humedad. Cuando los cristales de sílice gel son eficientes, el color es
amarillo, mientras que cuando pierden su eficiencia el color es blanco. Para remplazarlos,
ver las instrucciones.
Usualmente la duración de la sílice gel varía de 4 a 6 meses según las condiciones ambientales
en las qué trabaja la sonda.
Calibración y medidas:
La sensibilidad de la sonda fotométrica S (o factor de calibración) permite determinar la
iluminación midiendo una señal en Volt a las extremidades de la resistencia que cortocircuita
el fotodiodo. El factor S se proporciona en mV/klux.
Medida la diferencia de potencial a las extremidades de la resistencia, la iluminación Ee se
consigue con la fórmula siguiente:
Ee: es la iluminación expresada en klux,
DDP: es la diferencia de potencial expresada en mV medida por el voltmetro,
S: es el factor de calibración indicado en la etiqueta de las onda (y en el informe de
calibración) en mV/klux.
Cada sonda fotométrica está calibrada singularmente en fabrica y se distingue por su factor
de calibración. La calibración se realiza comparando el luxmetro muestra proporcionado a los
laboratorios metrológicos Delta Ohm usando como fuente un iluminante A como establecido
por la guía CIE Núm. 69 “Methods of characterizing illuminance meters and luminance
meters:Performance, characteristics and specifications, 1987”.
Para poder disfrutar las características del LP PHOT 02, se aconseja comprobar la calibración
anualmente.Características técnicas:
Sensibilidad típica:	Tiempo de respuesta:	Impedancia:	Campo de medida:	Campo de vista:	Campo espectral:	Temperatura de trabajo:	Error f’1	Respuesta según la ley del coseno:	Estabilidad a largo plazo (1 año):	No linealidad:	Respuesta según la temperatura:	Peso:	Dimensiones:	0,5 ÷ 2,0 mV/klux
<0.5 seg. (95%)
0.5 ÷ 1 KΩ
0-150 klux
2π sr
Curva fotópica estándar
-40 °C ÷ 80 °C
<9 %
< 8 % (entre 0° y 80°)
<|±3| %
< 0.1%/°C
figura 4CÓDIGOS DE PEDIDO
LP PHOT 02: Sonda fotométrica para externos para medir la ILUMINACIÓN (0÷150klux), filtro
fotópico CIE, difusor para corregir el coseno, completa de protección LP SP1, cartucho
para cristales de sílice gel, nivela para la puesta en llano, enchufe volante M12 de 4
poles e informe de calibración. El cable tiene que ser pedido separadamente.
LP PHOT 02AC: Sonda fotométrica amplificada para medir la ILUMINACIÓN (0…150klux),
filtro fotópico CIE, difusor para corregir el coseno. Salida 4…20mA, amplificador del
transmisor integrado. Alimentación 10…30Vdc. Completo de informe de calibración.
Bajo pedido, cables con conectores de 5 o 10 metros.
LP PHOT 02AV: Sonda fotométrica amplificada para medir la ILUMINACIÓN (0…150klux),
filtro fotópico CIE, difusor para corregir el coseno. Salida 0…1Vdc, 0…5Vdc, 0…10Vdc
del amplificador del transmisor integrado. Alimentación 10…30Vdc. (15…30Vdc
para la salida 0…10Vdc). Completo de informe de calibración. Bajo pedido, cables
con conectores de 5 o 10 metros.
LP S1: Conjunto compuesto de suporte de fijación del LP Phot 02 a un suporte cilíndrico,
completo de tornillos de puesta en llano y tornillos de fijación.
LP SG: Cartucho para contener los cristales de sílice gel completo de OR de sujeción y tapón.
LP G: Paquete de 5 recargas de cristales de sílice gel.
CPM12AA4.5: Enchufe volante de 4 poles completo de cable resistente a los UV, L=5 m. Para
los instrumentos LP Phot 02, LP Phot 02 AC, LP Phot 02 AV.
CPM12AA4.10: Enchufe volante de 4 poles completo de cable resistente a los UV, L=10 m.
Para los instrumentos LP Phot 02, LP Phot 02 AC, LP Phot 02 AV.
HD 978 TR3: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 4÷20mA (20÷4mA).
Campo de medida en entrada ‑10…+60mVdc. Configuración estándar 0÷20mVdc.
Rango de medida mínimo 2mVdc. Configurable con HD778 TCAL. Contenedor 2
módulos DIN (35 mm) con conexión para barra 35 mm.
HD 978 TR5: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 4÷20mA (20÷4mA).
Rango de medida mínimo 2mVdc. Configurable con HD778 TCAL. Fijación de pared.
HD 778 TCAL: Generador de tensión en el rango ‑60mVdc…+60mVdc, controlado por un
ordenador a través del puerto serial RS232C, software proporcionado DELTALOG 7
para configurar los transmisores de termopar K, J, T , N y los convertidores HD 978TR3
y HD 978TR4.HD2003.71K
HD2003.77CCP 12AA 4.5
CP 12AA 4.10HD2003.77C
HD2003.84.1
HD2003.83
HD2003.83.1HD2003.83
HD2003.83.1HD2003.77LP PHOT 02178 LuzCP 12AA 4.5
CP 12AA 4.10HD2003.79
HD2003.85
HD2003.84
HD2003.85KLP PHOT 02LP UVA 02 - LP UVA 02AC - LP UVA 02AV
SONDAS RADIOMÉTRICAS6-	cerrar de nuevo el cartucho con su tapón, teniendo en cuenta que el OR de sujeción
7-	unir el cartucho al cuerpo del radiómetro con una moneda
8-	asegurarse de que el cartucho esté atornillado bien (en contra, la duración de los
9-	poner la pantalla y atornillarla con los tornillos
10-	el radiómetro está listo para ser usado
En la Figura 1 se muestran brevemente las operaciones necesarias para cargar el cartucho
	El radiómetro LP UVA 02 debe ser instalado en una estación de fácil acceso para una
sean inferiores a los 5°.
	El radiómetro tiene que ser puesto lejos de cada tipo de obstáculo que puede proyectar el
reflejo del sol (o su sombra) sobre el radiómetro.
	Para un posicionamiento horizontal preciso, el radiómetro LP UVA 02 tiene una nivela de
burbuja. El ajuste ocurre a través de dos tornillos con unión de registración que permiten
cambiar la inclinación. La fijación sobre un llano puede ser realizado usando dos agujeros
de diá. 6 mm y la distancia entre los ejes de 65 mm. Para acceder a los agujeros, quitar la
pantalla y ponerla cuando se ha acabado el montaje. Véase la Figura 2.
	El suporte LP S1, proporcionado bajo pedido como accesorio, permite una instalación simple
del radiómetro sobre un palo de suporte. El diámetro máximo del palo al qué el suporte
puede ser fijado es de 50 mm. El instalador debe tener cuidado para que la altura del palo
de suporte no supere el llano del radiómetro, para no insertar errores de medida causados
por los reflejos y las sombras causadas por el palo. Para fijar el radiómetro al suporte quitar
la pantalla, destornillar los tres tornillos, fijar el radiómetro y, acabada su instalación, fijar
nuevamente la pantalla blanca.
	Es preferible aislar térmicamente el radiómetro de su suporte. En el mismo tiempo,
asegurarse de que hay un buen contacto eléctrico hacia la masa.
Conexiones eléctricas y requisitos de la electrónica de lectura:
	El radiómetro LP UVA 02 no debe ser alimentada.
	El LP UVA 02 se suministra completo de enchufe volante de 4 poles
	El cable es resistente a los UV y está proporcionado bajo pedido. El código de los colores
es el siguiente para el conector de 4 poles:
Ver esquema de conexión.
	El LP UVA 02 tiene que ser conectado a un milivoltmetro o a un adquiridor de datos con
impedancia de entrada mayor que 5MΩ. Usualmente, la señal en salida del radiómetro
no supera los 5-10 mV. La resolución aconsejada del instrumento de lectura para poder
disfrutar las características del radiómetro es de 1μV.Las sondas radiométricas lp uva 02, lp uva 02ac y lp uva 02av miden la irradiación global
en el área espectral UVA sobre una superficie Plana (Watt/m2). La irradiación global es la suma
de la irradiación directa producida por el sol y la irradiación difundida del cielo. El radiómetro
puede ser usado también para controlar las emisiones UVA en cuartos internos.
El radiómetro LP UVA 02 se basa sobre un sensor de estado sólido cuya respuesta espectral
se ha adaptado a la deseada a través del uso de filtros adecuados. La curva de respuesta
espectral relativa es la indicada en la Figura 4.
El radiómetro LP PHOT 02 tiene una cúpula con diámetro externo de 50 mm para garantizar
una adecuada protección del sensor a los agentes atmosféricos.
El óptimo acuerdo entre la respuesta del LP UVA 02 y la ley del coseno permite usar el
instrumento también cuando el sol tiene una elevación muy baja (la componente difundida
de UVA aumenta cuando el sol está lejos del zenit, Luego, el error sobre la componente
directa debido a la respuesta no perfecta según la ley del coseno llega a ser irrelevante
sobre la medida de la radiación global).
Instalación y montaje del radiómetro para medir la radiación global:
de la cúpula alternando la medida. Durante la carga de los cristales de sílice gel, se debe
evitar de mojarlo o tocarlo con las manos. Las operaciones a realizar en un lugar seco (por lo
que sea posible son):
1-	destornillar los tres tornillos que fijan la pantalla blanca
2-	destornillar el cartucho porta sílice gel con una moneda
3-	quitar el tapón forado del cartucho
4-	abrir la bolsa (proporcionada con el radiómetro) que tiene la sílice gel
5-	llenar el cartucho con los cristales de sílice gelContenedor para
ALlenar el
contenedorBCerrar el
contenedorCD
Fig. 1Luz 179LuzLP UVA 02LP UVA 02
50,0 mmPara minimizar la formación de condensación dentro del radiómetro hay un adecuado cartucho
con material absorbente: Sílice-gel. La eficiencia de los cristales de sílice-gel disminuye en
el tiempo con la absorción de la humedad. Cuando los cristales de sílice gel son eficientes,
el color es amarillo, mientras que cuando pierden su eficiencia el color es blanco. Para
remplazarlos, ver las instrucciones. Usualmente la duración de la sílice gel varía de 4 a 6
meses según las condiciones ambientales en las qué trabaja el radiómetro.76,0 mmLeveling screw89,3 mm59,5 mm25,0 mmBubble levelCalibración y medidas:
La sensibilidad del radiómetro S (o factor de calibración) permite determinar la iluminación
midiendo una señal en Volt a las extremidades
de la resistencia que cortocircuita el fotodiodo.
El factor S se proporciona en μV/(Wm ).
	Medida la diferencia de potencial a las extremidades de la resistencia, la iluminación Ee se
consigue con la fórmula siguiente:Fig. 2Ee= DDP/S
Ee: es la irradiación expresada en W/m2,
DDP: es la diferencia de potencial expresada en μV medida por el multimetro,
S: es el factor de calibración indicado en la etiqueta del radiómetro (y en el informe de
calibración) en μV/(W/m2).ESQUEMA DE CONEXIÓN lp UVA 02
4 LP UVA
está DIAGRAMS
calibrado singularmente en fábrica y se distingue por su factor de
02 radiómetro
- CONNECTIONcalibración. La calibración se realiza de acuerdo con el procedimiento DHLF-E-59 para laFixed 4-pole plug M12LPUVA
02 --CONNECTION
LP UVA 02
DE CONEXIÓN LP UVA 02
LPUVA
02Flying 4-pole M12 socketLP UVA 02
Negro2Probe output = µV/(W/m )
2Probeoutput
output==µV/(W/m
µV/(W/m2 ) )
21344(shield)Black [4]
(shield)LP UVA 02 AC
NegroLP UVA 02 ACESQUEMA
DE CONEXIÓN LP UVA 02 AC
22Color
Negro310...30 Vdc24134PowerSupply
10...30 VdcRed [1]10...30 VdcBlueRed
(shield)LP UVA 02 AVLPUVA
LPMantenimiento:
Para garantizar una alta precisión de las medidas, es necesario que la cúpula externa del
radiómetro esté siempre limpia. Luego, mayor es la frecuencia de limpieza de la cúpula,
mayor es la precisión de las medidas. La limpieza puede ser realizada con normales papeles
para limpiar los objetivos fotográficos y con agua. Si no fuese suficiente, usar alcohol etílico
puro. Después de la limpieza con el alcohol, es necesario limpiar de nuevo la cúpula sólo con
Debido a las altas diversiones térmicas entre el día y la noche, puede ser que sobre la cúpula
del radiómetro se forme condensación. En este caso, la lectura realizada es muy sobrestimada.180 Luz13Función
Pantalla ()Power SupplyProbe output = 4...20 mALP UVA 02 AV
4Datalogger
13Red [1]Red
RedESQUEMA DE CONEXIÓN LP UVA 02 AV
Probe output = 0...1V, 0...5V, 0...10 V2Probeoutput
4Casing (all models)Casing(all
CasingRed [1]Equipment with
inputBlue [2]
White [3] 15...30 Vdc for 0÷10V output(shield)Black [4]
(shield)10...30 Vdc for other versionsPowerSupply
10...30150 ÷ 350μV/(W/m2)
5 ÷ 7.5 KΩ2
0-200 W/m
0,90 KgCÓDIGOS DE PEDIDO
LP UVA 02: Radiómetro para exteriores para medir la irradiación en el campo de UVA
(315…400nm) completo de protección LP SP1, cartucho para los cristales de sílice gel,
2 recargas, nivela para la puesta en llano, enchufe volante M12 de 4 poles e informe de
calibración. El cable tiene que ser pedido separadamente.
LP UVA 02AC: Sonda radiométrica amplificada para externos para medir la IRRADIACIÓN
en el campo de UVA (315…400nm). Salida 4…20 mA (0…150 Wm2), amplificador del
transmisor integrado. Alimentación 10…30Vdc. Completa de informe de calibración
y enchufe volante M12 de 4 poles. Bajo pedido, cables con conectores de 5 o 10
LP UVA 02AV: Sonda radiométrica amplificada para externos para medir la IRRADIACIÓN
(315…400nm). Salida 0…1Vdc, 0…5Vdc, 0…10Vdc (0…150Wm2), amplificador
del transmisor integrado. Alimentación 10…30Vdc. (15…30Vdc para la salida
0…10Vdc). Completa de informe de calibración y enchufe volante M12 de 4 poles.
LP S1: conjunto compuesto de suporte de fijación del LP UVA 02 a un suporte cilíndrico, completo de tornillos de puesta en llano y tornillos de fijación.LuzCaracterísticas técnicas:
Sensibilidad típica:	Tiempo de respuesta:	Impedancia:	Campo de medida:	Campo de vista:	Campo espectral:	Temperatura de trabajo:	Respuesta según la ley del coseno:	Estabilidad a largo plazo (1 año):	No linealidad:	Respuesta según la temperatura:	Dimensiones:	Peso:	LP SP1: Pantalla de protección en plástico UV resistente. LURAN S777K de BASF
CPM12AA4.5: enchufe volante M12 de 4 poles completa de cable resistente a los UV, L=5 m.
Para los instrumentos LP UVA 02, LP UVA AC, LP UVA 02 AV.
CPM12AA4.10: enchufe volante M12 de 4 poles completa de cable resistente a los UV, L=10
m. Para los instrumentos LP UVA 02, LP UVA AC, LP UVA 02 AV.
HD 978 TR4: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 0÷10Vdc (10÷0Vdc).
Campo de medida en entrada ‑10…+60mVdc. Configuración estándar 0÷20 mVdc.
Rango de medida mínimo 2mVdc. Configurable con HD778TCAL. Contenedor 2
y HD 978TR4.1.00E+00Relative Spectral responsecalibración de los radiómetros UVA. Este procedimiento se usa en el centro de calibración
SIT núm. 124 para calibrar los radiómetros UVA. El centro está acreditado a proporcionar
certificados SIT (el SIT es el organismo de acreditación italiano que adhiere al Acuerdo
multilateral de mutuo reconocimiento EA).
La calibración se realiza usando la línea de emisión de 365 nm de una lámpara de Xe-Hg,
oportunamente filtrada. La medida se realiza comparando la muestra de la primera línea
proporcionada al laboratorio metrológico DeltaOhm.
Para poder disfrutar las características del LP UVA 02 , se aconseja comprobar la calibración
NOTA - Hoy en día no hay un estándar internacional para calibrar los radiómetros
de ese tipo. El valor del coeficiente de calibración tiene un sentido si se especifica
el método con el qué se consigue este valor. Luego, el usuario debe tener en cuenta
que el radiómetro calibrado con procedimientos distintos puede tener factores de
sensibilidad diferentes como indicado en el artículo “Source of Error in UV Radiation
Measuremets “, T. C. Larason, C. L. Cromer aparecido en “Journal of Reaserch of the
National Institute of Standards and Technology” Vol. 106, Núm. 4, 2001. (El artículo es
disponible gratuitamente en el sitio WEB de NIST a la siguiente dirección: http://www.
nist.gov/jers)1.00E-011.00E-021.00E-03
290310330350370390410Lambda (nm)
(nm)Fig. 410LP UVA 026HD2003.84.1
HD2003.83.1Cosine errorHD2003.77C8CP 12AA 4.5
CP 12AA 4.10420HD2003.77-2
01020304050607080AngleLP UVA 02Fig. 5Luz 181LP UVB 02Principio di Funcionamiento
El radiómetro LP UVB 02 se basa sobre un innovador fotodiodo de estado sólido cuya respuesta
espectral se ha adaptado a la deseada a través del uso de filtros interferenciales adecuados.
El fotodiodo especial y los filtros usados tienen una excepcional estabilidad en temperatura y
tiempo. Esto ha permitido construir un instrumento que no debe ser calentado, disminuyendo
así el gasto eléctrico del equipo. Especial cuidado debe ser puesto en el dibujo de los filtros
para que el instrumento sea completamente ciego a las longitudes de onda fuera de la banda
pasante de interés. La energía solar que cae dentro de la banda espectral entre 302nm y
308nm es sólo el 0.01% de la energía total que del Sol alcanza a la superficie terrestre. La
curva de respuesta espectral relativa se indica en la figura 1A (en escala linear) y figura 1B (en
escala logarítmica). El LP PHOT 02 tiene una cúpula en cuarzo con diámetro externo de 50 mm
para garantizar una adecuada protección del sensor a los agentes atmosféricos. El cuarzo ha
sido seleccionado para su óptima transmisión en el campo UV. La respuesta según la ley del
coseno se consigue gracias a la forma especial del difusor y del contenedor. El desplazamiento
entre la respuesta teórica y la medida está indicado en la Figura 2.
1,00,9Respuesta espectral relativa0,80,70,60,50,40,30,20,10,0
290295300305310λ (nm)315320Fig. 1A1,0E+00El radiómetro LP UVB 02 mide la irradiación global en el área espectral UVB en una superficie
Plana (Watt/m2). En particular, la sensibilidad del instrumento está centrada en 305 nm con
una anchura de banda (FWHM) de 5 nm. La irradiación global es la suma de la irradiación
directa producida por el sol y la irradiación difundida del cielo a una superficie paralela al
suelo. En el área espectral UVB, distintamente de lo que ocurre en la porción de luz visible
donde la componente directa prevalece sobre la componente difundida, la luz es fuertemente
difundida por la atmósfera y entonces las dos componentes son las mismas. Por lo tanto es
muy importante que el instrumento pueda medir con precisión ambas las componentes.
La sonda LP UVB 02 se usa usualmente en los siguientes sectores:
	Controlo del estrado de ozono. En efecto la radiación cerca de 295nm – 315nm es muy
absorbida por el ozono que está en la estratosfera, luego cada variación en el estado de
ozono corresponde a un aumento o una disminución de radiación UV que llega al suelo.
	Efectos de la radiación UVB (que es la más dañosa para la salud humada) sobre los seres
	Medida de la radiación UVB en los lugares de trabajo
El radiómetro LP UVB 02 debe ser alimentado para poder funcionar. La alimentación es
necesaria para amplificar la débil señal generada por el fotodiodo. En efecto, en su interior, el
radiómetro tiene un amplificador corriente-tensión (amplificador con transimpedancia). Esta
selección es obligada cuando se quiere medir la irradiación UVB producida por el sol. En
efecto, la necesidad de usar filtros sofisticados (que reducen parcialmente también la señal
de interés) y la irradiación relativamente débil producida por el sol en esta porción de espectro
que permiten que la corriente generada por el fotodiodo es, en el mejor de los casos, de
centenares de pico Ampere. En estos casos, no sería posible usar cables largos metros o unos
diez metros porque el ruido sería mayor de la señal. Luego es necesario amplificar la señal.
El LP UVB 02 es un instrumento robusto y construido para funciona para largos plazos sin
ningún mantenimiento (pero debe ser alimentado correctamente). Esta característica permite
al instrumento ser adecuado para ser puesto en estaciones meteorológicas.
En el LP UVB 02 hay un termómetro de resistencia de platino (Pt100) para controlar la
temperatura. La temperatura interna del instrumento debe tenerse en su campo de trabajo.
En contra, las medidas pueden ser influenciadas por errores sistemáticos superiores a los
declarados en el manual. Exposiciones a temperaturas superiores a los +60°C pueden alterar
las características espectrales de los filtros interferenciales.1,0E-021,0E-031,0E-041,0E-051,0E-06
290310330λ (nm)370390El óptimo acuerdo entre la respuesta del LP UVB 02 y la ley del coseno permite usar el instrumento también cuando el sol tiene una elevación muy baja (la componente difundida de UVB
aumenta cuando el sol está lejos del zenit, Por lo tanto, el error sobre la componente directa
debido a la respuesta no perfecta según la ley del coseno llega a ser irrelevante sobre la
medida de la radiación global).
1086420-2
010203040Angle182 Luz350Fig. 1B% departure from theoretical responseLP UVB 02
SONDA RADIOMÉTRICA PARA USOS AMBIENTALESRespuesta espectral relativa1,0E-0150607080Fig. 2En la Figura 3 se muestran brevemente las operaciones necesarias para cargar el cartucho
BALlenar el
contenedorCerrar el contenedor•	El LP UVB 02 debe ser instalado en una estación que se quede llegar fácilmente para una
•	El radiómetro tiene que ser puesto lejos de cada tipo de obstáculo que puede proyectar el
•	Para un posicionamiento horizontal preciso, el radiómetro LP UVB 02 tiene una nivela de
bolla. El ajuste ocurre a través de dos tornillos con unión de registración que permiten
cambiar la inclinación del radiómetro. La fijación sobre un llano puede ser realizado usando
dos agujeros de diá. 6 mm y distancia entre ejes de 65 mm. Para acceder a los agujeros,
quitar la pantalla y ponerla cuando se ha acabado el montaje. Véase la Figura 4.
•	El suporte LP S1 (figura 5), proporcionado bajo pedido como accesorio, permite una
instalación simple del radiómetro sobre un palo de suporte. El diámetro máximo del palo
al qué el suporte puede ser fijado es de 50 mm. El instalador debe tener cuidado para que
la altura del palo de suporte no supere el llano del radiómetro, para no insertar errores de
medida causados por los reflejos y las sombras causadas por el palo. Para fijar el radiómetro
al suporte quitar la pantalla, destornillar los tres tornillos, fijar el radiómetro y, acabada su
instalación, fijar nuevamente la pantalla blanca.
•	Es preferible aislar térmicamente el radiómetro de su suporte. En el mismo tiempo,
asegurarse de que haya un buen contacto eléctrico hacia la masa.DCFig. 3Fixing/mounting
hole Ø 6mm
Max diameter 50 mmLP SP1Luz160 mm2
4 5 6LP S1
LP UVB 02 Pyranometer with LP S165 mm79 mmFig. 550 mmConexiones eléctricas y requisitos de la electrónica de lectura:100 mmEn seguida hay las conexiones sobre un conector de salida:
Pin8:	V+, tensión positiva de alimentación de la electrónica interna del LP UVB 02. 7
Vdc+<30Vdc
Pin6:	VoutTemp+, señal de salida para leer la temperatura.
0V (-40°C) < VoutTemp+<1V(+60°C)
Pin2:	VoutUV+, señal de salida para leer la irradiación en la banda UVB. 0V<
VoutUV+<4V.
Pin1:	Masa de dos señales de salida, VoutTemp+, VoutUV+
Pin5:	Masa de la alimentaciónBubble level
4 5 6Leveling screwFig. 4de la cúpula alternando la medida. Durante la carga de los cristales de sílice gel, se debe
5-	llenar el cartucho con los cristales de sílice gel
6-	cerrar de nuevo el cartucho con su tapón, teniendo en cuenta que el OR de sujeción
esté puesto correctamente y esté integro
10-	el radiómetro está listo para ser usado•	El LP UVB 02 tiene que ser conectado a un voltmetro o a un adquiridor de datos con
impedancia de entrada mayor que 10KΩ. Usualmente la señal en salida por el radiómetro,
cuando expuesto al sol no supera 1 Volt. La resolución aconsejada del instrumento de
lectura para poder disfrutar las características del radiómetro es de 0.1mV.
NOTA: La impedancia de carga del instrumento de lectura de las salidas debe ser mayor que
10KΩ. El esquema de conexiones está indicado en la figura 6.
del radiómetro se forme condensación. En este caso, la lectura realizada es muy sobrestimada.
Para minimizar la formación de condensación dentro del radiómetro hay un adecuado cartucho
Luz 183S:	es el factor de calibración indicado en la etiqueta del radiómetro (y en el informe
de calibración) en V/(W/m2).En presencia de un posible offset de OF Volt, los cálculos precedentes deben ser modificados
Ee= ([VoutUV+] - OF)/SLP UVB 02Análogamente para conocer la temperatura interna del instrumento una vez conocida la tensión “VoutTemp+” en volt se tiene:LP SP1T=100· [VoutTemp+] - 40 °C
Suponiendo leer una tensión VoutTemp+ = 0.532 V, de la fórmula precedente obtenemos que
la temperatura interna del radiómetro es:
T=(100  0.532) - 40 °C =13.2 °CCP AA 2.5
CP AA 2.10
WIRING DIAGRAM LP UVB 021
4 5 6Fixed 8-pole plug M12Flying 8-pole M12 socketCaracterísticas técnicas:P UVB 02
8 03 - CONNECTION DIAGRAMS
Power (+), 7-30 VDC
LP UVB 02 - LP UVBColor
VerdeLP UVB 02LP UVA 02 CONNECTION DIAGRAMS
UVBProbe output = 0...1V (TEMP)
0...5V (UVB)
5Blue [2]
Green [8]17
6Datalogger
with V or mA outputBlack [7]Power Supply
7...30 Vdcel tiempo con la absorción de la humedad. Cuando los cristales de sílice gel son eficientes, el
amarillo, mientras que cuando pierden su eficiencia el color llega a ser blanco.
Para remplazarlos ver las instrucciones de la Figura 3. Usualmente
la duración de sílice gel
cambia de 4 a 6 meses según las condiciones ambientales en las qué opera el radiómetro.
La calibración del instrumento debe ser realizada anualmente. La calibración
realizada en los laboratorios
Blueacercando
= 0...5V DeltaOhm o
with V orel
mAfactor
output de
calibrado con referencia a un Instituto Metrológico Primario
de lo qué se conoce
calibración.LP UVB
color03BL
es AVel2
4 5 6Brown [5]
Green [8]TEMPCalibración y medidas:
La sensibilidad del radiómetro S (o factor de calibración)
permite determinar la iluminación
midiendo una señal en Volt generada por el circuito de amplificación interno
with Valorradiómetro.
Pude ocurrir que sobre la señal de salida hay un offset de unas fracciones de milivolt (0.30.4mV). En este caso, se aconseja adquirir los datos también en las horas nocturnas y sustraer
el offset que se mide en la noche a las medidas realizadas. Medida la diferencia de potencial
(VoutUV+) a las extremidades de la resistencia, la irradiación Ee se Power
Casing (LP UVB 02)donde:
Ee:	VoutUV+:	184 LuzCada radiómetro está calibrado singularmente en fabrica y se distingue por su factor de
calibración. La calibración se realiza midiendo la señal producida en salida por el radiómetro
cuando está golpeado por una viga de luz paralela y homogénea sobre la superficie del
difusor. Para calibrar, se usa una fuente monocromática de 304 nm. La fuente está calibrada
periódicamente por un instituto metrológico primario.
Measuremets“, T. C. Larason, C. L. Cromer aparecido en sul “Journal of Reaserch of the
nist.gov/jers)E = [VoutUV+] / Se
(LP UVB 03BL AV)es la irradiación expresada en W/m2,
es la diferencia de potencial expresada en V medida por el multimetro,MEDIDAS UV
Sensibilidad típica:	Tiempo de respuesta:	Mín. impedancia de cargo:	Campo de medida:	Campo de vista:	Campo espectral:	Temperatura de trabajo:	Respuesta según la ley del coseno:	Inestabilidad a largo plazo:	(1 año)
No linealidad:	Respuesta en función:	de la temperatura
Campo de medida	Precisión	Mín. impedancia de cargo:	ALIMENTACIÓN REQUERIDA
Vdc+	Gasto típico	Dimensiones:	Peso:	≈5V/(W/m2)
0-8 W/m2
305 nm Pico
302.5 nm ÷ 307.5nm	301nm ÷ 309 nm	297.5 nm ÷ 311.75 nm	292. 5 nm ÷ 316.255 nm	-40 °C ÷ +60 °C
<|±3| %(1/2)
(1/1000)<1 %
< 0,01%/°C
7÷30 V DC
LP UVB 02: Radiómetro para exteriores completo de protección LP SP1, cartucho para los
cristales de sílice gel, 2 recargas, nivela para la puesta en llano, enchufe volante M12 de
8 poles e informe de calibración. El cable tiene que ser pedido separadamente.
LP S1: conjunto compuesto de suporte de fijación del UVB 02 a un suporte cilíndrico, completo
de tornillos de puesta en llano y tornillos de fijación.
CP 12AA 2.5: enchufe volante M12 de 8 poles completa de cable resistente a los UV, L=5 m.
CP 12AA 2.10: enchufe volante M12 de 8 poles completa de cable resistente a los UV, L=10
m.HD 2021T...tapón del transmisor de manera que el tapón suba. El interior del transmisor se
muestra como indicado en Figura 1.
La placa de bornes fácilmente detectable tiene tres abrazaderas con las
GND ➔ es la masa a la qué se refieren la alimentación y la señal de salida
+Vcc ➔ es la extremidad a la qué debe ser conectado el polo positivo de la
alimentación (si se usa la alimentación en continua)
Vlux (output) ➔ es la salida del sistema a conectar al polo positivo de un
multimetro o a un adquiridor de datos.
- Ejemplo de instalación del transmisor de iluminación HD 2021T para controlar
la intensidad de las lámparas. Para este tipo de instalación, el HD2021T debe ser
instalado en el techo, cerca del área de la qué se quiere ajustar la iluminación
(Figura 2). A través de un luxmetro de referencia (por ejemplo HD2102.1(2) con
sonda LP471 PHOT) puesto en el área de trabajo, se actúa sobre el potenciómetro
del HD2021T hasta obtener el valor deseado en el llano de referencia. La salida
del HD2021T puede controlar más alimentadores ajustables.V lux
+VccHD
2021T…
Connettere lo schermo del cavo a GND
Connect the cable PARA
à CND
IRRADIACIÓN.Segnale di uscita
Señal de salida+ VccLuz- Potenziometro di regolazione della
- Sensitivity potentiometer.
- Potentiomètre de réglage de la sensibilité.
- Potentiometer zur Empfindlichkeitsreglung.
- Potenciómetro de regulación de la
sensibilidad.El uso de los transmisores de la serie HD2021T está indicado en todas las
aplicaciones donde se requiere el control de una de las magnitudes sobre
• Control de la iluminación (HD 2021T ) en despachos, edificios industriales,
centros comerciales, teatros, museos, plantas deportivas, iluminación de calles,
galerías y plantas florovivaisticas;
• Control de la irradiación solar en la banda espectral 400nm ÷ 1100 nm (HD
2021T.1).
• Control de la irradiación emitida por los dispositivos bronceantes en las zonas
espectrales UVA (HD 2021T.2), UVB (HD2021T.3) y control de la eficiencia de los
filtros en dispositivos que usan lámparas de alta presión.
• Control de la eficiencia de las lámparas usadas en las plantas de depuración,
para el qué se debe medir la irradiación en la banda UVC (HD2021T.4).
serie de transmisores
HD2021T … está indicada para aplicaciones
- Foro di accesso per laLaregolazione
IP66). Bajo pedido, se puede reducir la
del transmisor para medir las fuentes muy fuertes. Los transmisores
- Access hole for sensitivity
la réglage
serie HDde
2021T
- Ouverture d’accès pour
la … usan filtros y fotodiodos estudiados adecuadamente
que permiten adaptar su respuesta espectrales a las zonas de interés.
- Zugang zur Empfindlichkeitsregelung
INSTALACIÓN DE LOS TRANSMISORES
- Orificio de acceso para la regulación de la
Una vez detectada la posición de instalación, se debe realizar las conexiones
eléctricas dentro del transmisor. Destornillar los cuatro tornillos que cierran elV lux (W/m2)+
Kabelschirm ist mit GND zu verbinden
Conectar la armadura del cable a GND
La serie de transmisores HD 2021T … , permite convertir
en una señal de tensión
0 ÷10 V las magnitudes fotométricas y radiométricas como: la iluminación (Lux), GND
la irradiación (W/m2) en las zonas espectrales UVA, UVB, UVC y en la banda de
400 nm ÷ 1000 nm.
La salida de tensión 0 ÷ 10 V (0 ÷ 1 V, 0 ÷ 5V, 4 ÷ 20 mA, bajo pedido para
cantidad) puede ser proporcionada calibrada según el hondo escala deseado.
Sensitivity potentiometer.Access hole for sensitivity adjustment.HD2 021TV lux
+VccLAMPADE
LÁMPARASOutput signalConnect the cable shield to GNDV lux (W/m2)+ Vcc
-+V outGNDfig. 2fig. 1Luz 185DIMENSIONS:
HD2021T, HD2021T.1, HD2021T.2, HD2021T.3, HD2021T.4
1 7.0 m m35 .0 m m5 8 .0 m m4 6 .5 m m65 . 0 m m3 5 .5 m m4. 5 m m4.5 m mESPECÍFICAS TÉCNICAS
HD2021THD2021T.1HD2021T.2HD2021T.3HD2021T.4SensorPhotodiode
SiPhotodiode
GaPPhotodiode
SiCPhotodiode
SiCRango espectralCurva V(|)450 ÷ 1100 nmUVAUVBUVCmV/(mW/m2) pico 305 nmmV/(mW/m2) pico 260 nmMedidaFotométricaRadiométricaÁngulo de vistaCorrecto de acuerdo con la ley del coseno
Véase la tabla A - B - CCampo de medida
mV/(mW/m2)mV/luxmV/(mW/m2) pico 360 nmSalida señal0 ÷ 10 V (0 ÷ 1 V, 0 ÷ 5 V mínimo 5 piezas para pedido) 4 ÷ 20mAAlimentación16 ÷ 40 Vdc o 24 Vac, para 0 ÷ 10 V salida
10 ÷ 40 Vdc o 24 Vac para 0 ÷ 1 V, 0 ÷ 5 V salida - 10 ÷ 40 Vdc para 4 ÷ 20 mA salidaPotencia absorbida10 mATemperatura de trabajo-20 ÷ +60 °CProtección eléctricaProtección contra la inversión de polaridadDimensiones58 mm x 65 mm x 52 mmGrado de protecciónIP 66Longitud del cable150 mCÓDIGOS DE PEDIDO
* Seleccionar la escala entre los rangos A, B o C
MODELOABCHD 2021T0.02÷2 klux0.2÷20 klux2÷200kluxHD 2021 T10.2÷20 W/m22÷200 W/m220÷2000 W/m2HD 2021 T20.2÷20 W/m22÷200 W/m220÷2000 W/m2HD 2021 T32÷200 W/m220÷2000 W/m2HD 2021 T42÷ 200 W/m20÷2000 W/m22XRangos distintos
bajo pedido, Pedido
mínimo de 5 piezas.** Para salida en tensión 0÷10V, indicar: V
Para salida en corriente 4÷20mA, indicar: A
por ejemplo. HD2021TBA: Transmisor de iluminación rango 0,2÷20klux, salida 4÷20mA186 LuzHD 2021T7
HD 2021T6RESPUESTA ESPECTRAL
La sonda usa un fotodiodo de silicio y una serie de filtros para corregir la curva
de respuesta espectral para que sea la misma a la del ojo humano (respuesta
fotópica). En la Figura 2 se muestra la evolución de la respuesta espectral
relativa según la longitud de onda.
f’1 <9% de acuerdo con la curva fotópica estándar V(λ).HD 2021T7, HD 2021T6
SONDA PARA MEDIR LA LUMINANCIA DE VELO EQUIVALENTE,
SONDA PARA MEDIR LA LUMINANCIAcaracterÍsticas tècnicas del instrumento
(longitud x anchura x altura) 147mm x 58 mm 65mmRelative spectral responseLa sonda HD2021T7 permite convertir la magnitud fotométrica “luminancia de
velo equivalente” en una señal de corriente (4-20 mA) o de tensión (0-10 V)
según la versión seleccionada. Si la estación de adquisición está lejos de la
sonda (>50m), se debe usar la versión en corriente.
El transmisor HD2021T7 tiene un grado de protección IP67. Para medir
correctamente, se debe garantizar que la superficie externa de la lente sea
limpia. Si necesario, la limpieza de la lente debe ser realizada con agua y papel
para objetivos fotográficos.
Se puede seleccionar la sensibilidad del transmisor en dos valores predefinidos;
2000cd/m2 o 20000cd/m2 a seleccionar cuando se pide el transmisor. Para
pedidos de por lo menos 5 piezas, se puede calibrar el hondo escala sobre un
valor seleccionado por el usuario.
La sonda se usa para controlar la iluminación de las calles. En particular, la
medida de la luminancia de velo equivalente es indispensable establecer la
luminancia de umbral en la entrada de las galerías (REGULACIÓN UNI 11095).1
380430480530580630680730780830Wavelenght (nm)Figura 2. Respuesta espectral relativa de la sonda HD2021T7
RESPUESTA ANGULAR:
La medida de la luminancia de velo equivalente (Lv) está evaluada a partir de la
β =90°Lv= 10∑L(β ) ⋅ cos(β )
⋅Ω
β ⋅ (β + 1. 5)Aβ =1°donde:
L(β)	es la luminancia de una fuente de disturbio medida en un ángulo β,
β	es el ángulo entre la dirección de puntamiento del objeto que se quiere
mirar y la fuente de disturbo.
Ω	ángulo sólido
Luz 187LuzFigura 1. Dimensiones de la sonda HD2021T7Sensitivity potentiometerRelative Sensivity+Vlcc1.E+00Access hole for sensitivity adjustmentI outEn la Figura 3 se muestra la sensibilidad según el ángulo de la sonda
HD2021T7.
En la regulación UNI 11095, la luminancia de velo equivalente está calculada
considerando las contribuciones hasta ángulos de 28.4°. Con la sonda
DeltaOhm HD 2021T7 se logra evaluar las contribuciones también con ángulos
más grandes (hasta 40°).1.E-011.E-02zero adjustment
potentiometer(4mA)1.E-03+Vdc1.E-04
01020304050Vac/dc
Power SupplyDegreeFigura 3. Respuesta angular relativa de la sonda HD2021T7IoutTemperatura de trabajo
La sonda puede trabajar dentro de un rango de temperaturas incluidas entre
-20° y +60° C.
Si alojada dentro de contenedores estanques, de debe tener cuidado que no
hay fenómenos de niebla o condensación de la ventana hacia la qué se enfrenta
la sonda. En este caso, la lectura de la luminancia de velo equivalente sería
alternada e influenciada por errores sistemáticos.
La calibración de la sonda HD2021T7 ocurre midiendo la luminancia en el puerto
de salida de una esfera de integración con luminancia conocida. La luminancia
de velo equivalente se calcula por la fórmula A, asumiendo una extremidad de
vista total para la sonda HD2021T7 dr ±40°. La incertidumbre de calibración
de la sonda, si requerida, con hondo escala fijo es de 10% (nivel de confianza
de 95%).
INSTALACIÓN DEL TRANSMISOR
La instalación de la sonda para la evaluación de la Luminancia de umbral en la
entrada de las galerías debe ser realizada según la regulación UNI 11095.
Para conectar el transmisor, se debe levantar el tapón (destornillando antes los
cuatro tornillos que lo bloquean) donde se encontrará la placa de bornes. Para
la versión 4-20mA remitirse a la Figura 4, mientras que para la versión 0-10 V
remitirse a la Figura 5.Access hole for sensitivity adjustmentVlux
+VccSensitivity potentiometerConnect the cable shield to GNDVlux+Vdc
-+-GNDVoutoutput signalFigura 4. Esquema de conexión del transmisor HD2021T…con salida en
corriente188 Luz+
-Figura 5. Esquema de conexión del transmisor HD2021T… con salida en
SalidaHD2021T7A.V
HD2021T7B.VRango de medidaRespuesta
Espectral16-40 Vac/dcV(λ)0-2000 cd/m2
0-10 V0-20 kcd/m2HD2021T7X.VBajo pedido *HD2021T7A.A0-2000 cd/m2HD2021T7B.AAlimentación4-20 mAHD2021T7X.A* pedido mínimo de 5 piezas0-20 kcd/m2
Bajo pedido *50 mm144 mm0,9
380430480530580630680730780830Wavelenght (nm)Figura 2. Respuesta espectral relativa de la sonda HD2021T6
La sonda HD2021T6 tiene un campo total de vista de 20°.
La sonda puede trabajar dentro un rango de temperaturas incluidas entre -20° y
+60° C. Si alojada dentro de los contenedores estanques, de debe tener cuidado
que no hay fenómenos de niebla o condensación de la ventana hacia la qué se
enfrenta la sonda. En este caso, la lectura de la luminancia de velo equivalente
sería alternada e influenciada por errores sistemáticos.
La calibración de la sonda HD2021T6 ocurre midiendo la luminancia en el
puerto de salida de una esfera de integración con luminancia conocida. La
incertidumbre de calibración de la sonda, si requerida, con hondo escala fijo es
de 5% (nivel de confianza de 95%).
entrada de las galerías debe ser realizada según la regulación CIE 88:2004.
cuatro tornillos que lo bloquean) donde se encontrar· la placa de bornes. Para
la versión 4-20mA referirse a la Figura 4, mientras que para la versión 0-10 V
referirse a la Figura 5 del HD2021T7, pág. 188.
ModeloSalidaHD2021T6A.V
HD2021T6B.V
HD2021T6C.VRango de medida0-10 V16-40 Vac/dcV(λ)0-20 kcd/m2
0-200 kcd/m2
Bajo pedido *HD2021T6A.A0-2000 cd/m2HD2021T6C.ARespuesta
Espectral0-2000 cd/m2HD2021T6X.V
HD2021T6B.AAlimentación4-20 mAHD2021T6X.A0-20 kcd/m2
Bajo pedido ** pedido mínimo de 5 piezasFigura 1. Dimensiones de la sonda HD2021T6
f’1 <9% de acuerdo con la curva fotópica estándar V(λ).Luz 189LuzcaracterÍsticas tècnicas del instrumento
(longitud x anchura x altura) 145mm x 58 mm 65mm1Relative spectral responseHD2021T6
La sonda HD 2021T6 permite convertir la magnitud fotométrica luminancia (cd/
m2) en una señal de corriente (4-20 mA) o de tensión (0-10 V) según la versión
seleccionada. Si la estación de adquisición está lejos de la sonda (>50m), se
debe usar la versión en corriente.
El transmisor HD2021T6 tiene un grado de protección IP67. Para medir
Se puede seleccionar la sensibilidad del transmisor en tres valores predefinidos;
2 kcd/m2, 20 kcd/m2 o 200 kcd/m2 a seleccionar cuando se pide el transmisor.
Para pedidos de por lo menos 5 piezas, se puede calibrar el hondo escala sobre
un valor seleccionado por el cliente.
medida de la luminancia en un ángulo de 20° (L20) es necesaria para establecer
la luminancia de umbral en la entrada de las galerías (REGULACIÓN CIE 88:2004.
La regulación prevé pasar en futuro a la medida de la luminancia de velo).
Además, la sonda puede ser usada para evaluar la iluminación vertical (Ev) como
establece la regulación sobre dicha.
La sonda puede ser usada en todas las aplicaciones donde es necesario
comprobar la luminancia, como por ejemplo en las pantallas para proyección,
diafanoscopios, etc.Laboratorio SIT núm. 124 medidas de fotometría/radiometría190 LuzServicio de calibración italiano
Centro SIT n° 124:
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - ITALIA
Telefono: +39 049 89 77 150
Telefax: +39 049 63 55 96
E-mail: deltaohm@tin.it
URL http://www.deltaohm.comTABLA DE ACREDITACIÓN SITCantidadInstrumento de calibrarIluminanciaLuxómetrosIntensidad luminosa
correlativaLámparas de incandescencia
Lámparas de incandescenciaRadiancia espectralFuenteIrradiancia espectralFuenteUV-A Radiómetros
UV-B Radiómetros
UV-C Radiómetros
Sensibilidad espectralRivelatoriRango de medidaCondiciones de medida Incertidumbre (*)de 2,5 lux hasta 4000 lux2%de 1 cd hasta 3000 cd2,7 %de 1 cd m-2 hasta 10000 cd m-23,2 %de 2200 K hasta 3300 K50 K(4·10-5 ÷ 3·100) W·m-2·sr -1·nm-1
(4·10-5 ÷ 3·100) W·m-2·sr -1·nm-1de 300 nm hasta 400 nm
de 400 nm hasta 800 nm5%
4,4 %(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1
(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1
(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1de 200 nm hasta 250 nm
de 250 nm hasta 300 nm
de 300 nm hasta 350 nm
de 350 nm hasta 400 nm
de 400 nm hasta 700 nm
de 700 nm hasta 800 nm10 %
3,6 %de 1 W/m2 a 50 W/m2
1,2 W/m2
1,5 W/m2(365) nm
(311) nm
(254) nm5,0 %
7,2 %de 1·10-2 A·W-1 a 1·101 A·W-1
de 1·10-3 A·W-1 a 1·101 A·W-1
de 1·10-4 A·W-1 a 1·101 A·W-1
de 1·10-4 A·W-1 a 1·101 A·W-1de 200 nm hasta 240 nm
de 240 nm hasta 375 nm
de 375 nm hasta 920 nm
de 920 nm hasta 1000 nm
de 1000 nm hasta 1100 nm
de 1100 nm hasta 1550 nm
de 1550 nm hasta 1650 nm6,6 %
2,6 %LuzLaboratorio permanente(*) La incertidumbre de medida se establece como intertidumbre ampliada correspondiente a un nivel de confianza del 95% y se obtiene multiplicando la incertidumbre típica por el factor de cobertura “K” especificado.Luz 191All pages:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323335InfoSaveLikeShareDownloadMoreLuz Published on Sep 8, 2010 - HD 2102.1, HD 2102.2, HD 2302.0 pag. 158Fotoradiometros portatiles- DO 9721 pag. 165Quantum-Foto radiometro y termometro portatil- LP PHOT...See MoreeiccontrolFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución