Source: http://docplayer.es/9646082-Espectrometria-gamma-de-baja-resolucion-analizador-de-1024-canales-ludlum.html
Timestamp: 2018-06-23 11:25:42+00:00

Document:
ESPECTROMETRÍA GAMMA DE BAJA RESOLUCIÓN ANALIZADOR DE 1024 CANALES LUDLUM - PDF
Download "ESPECTROMETRÍA GAMMA DE BAJA RESOLUCIÓN ANALIZADOR DE 1024 CANALES LUDLUM"
Ángeles Lagos Río
1 X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución Buenos Aires, 12 al 17 de abril, 2015 SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCIÓN ESPECTROMETRÍA GAMMA DE BAJA RESOLUCIÓN ANALIZADOR DE 1024 CANALES LUDLUM Ibarra, C. J. 1 y Pabón, V. M. 2 1, 2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Licenciatura en Química Grupo Investigación en Ciencia y Tecnología Nuclear Bogotá. Colombia RESUMEN La espectrometría gamma de baja resolución es una técnica analítica nuclear no destructiva, apropiada para hacer inducción en esta tecnología. Este trabajo se realizó con el multicanal 732 Ludlum de 1024 canales, acoplado a un detector de NaI(Tl) del mismo fabricante; se centró en la calibración, que comprendió el establecimiento de parámetros como voltaje de trabajo (V T ), ganancia gruesa (CG), nivel inferior de discriminación (LLD), calibración en energía y resolución, así como la obtención de los espectros de energía del 241 Am, 60 Co y 226 Ra, de los cuales se analizaron los fotopicos, por último se obtuvo el espectro de una fuente desconocida. 1. INTRODUCCIÓN Así como en química clásica, para estudiar un elemento o un compuesto se utilizan métodos analíticos clásicos e instrumentales, en química nuclear y radioquímica se utiliza instrumentación nuclear para identificar y cuantificar radionúclidos que emiten distintos tipos de radiaciones y que en este contexto se conocen como técnicas analíticas nucleares (espectrometría alfa, beta, gamma, de neutrones, etc.), las cuales, con el avance de la microelectrónica han pasado de los módulos NIM-BIN ( Nuclear Instrumentation Module ) muy grandes, al uso de tarjetas que se insertan en un computador portátil, como la disponible en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UD), Grupo Investigación en Ciencia y Tecnología Nuclear (C&TN) [1], cuya comparación se observa en la Figura 1 [2]. Figura 1. Comparación de instrumentación nuclear - (a) sistema NIM-BIN y (b) sistema moderno. Adaptado de [2] 1 2
2 En Colombia se usa instrumentación nuclear que comprende distintos tipos de espectrómetros como los alfa, beta (contadores de centelleo líquido), gamma (monocanales, multicanales), de neutrones, también activímetros, detectores, monitores de radiación etc., en instituciones como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), actualmente encargado por el Gobierno Nacional de las actividades nucleares en el País, el Instituto Nacional de Cancerología (INC), en las facultades de ciencias de las universidades en especial en los departamentos de física, en centros de investigación que trabajan con moléculas marcadas, hospitales que prestan servicios de medicina nuclear, radiología y radioterapia (teleterapia y braquiterapia) y empresas que se encargan de radiografía industrial (gammagrafía y rayos-x) [1] Radiaciones Desde el punto de vista de un núclido inestable, la radiación es la emisión de partículas o fotones como consecuencia de la desintegración de su núcleo atómico, que implica cambios energéticos y variación en el número de nucleones, hasta llegar a un núclido estable. La radiación ionizante puede ser de origen nuclear o electromagnético, se puede producir también en equipos como los de rayos-x, y se clasifica en directa o indirectamente ionizante, como se observa en la Figura 2 (a) y (b) respectivamente, al interactuar con la materia; este trabajo se centra en la utilización de fotones gamma [2]-[5].[4,5] Radiación gamma: Es de origen electromagnético o nuclear, tiene gran poder de penetración al interactuar con la materia debido a su alta energía y ausencia de carga y masa, desplaza los electrones del átomo por los tres efectos (fotoeléctrico, Compton y producción de pares) Figura 2 (b), segun los cuales hay transferencia total o parcial de energía al medio[6]. Figura 2. (a) Ionización directa; (b) Ionización indirecta. Adaptado de [6] 1.2. Detección de la radiación gamma Cualquiera de las radiaciones, al interactuar con el material sensible de un detector, provoca su ionización o excitación, según la energía depositada en él; por esta razón existen diferentes tipos de detectores como los que cuentan partículas (α, β y n) o fotones (rayos-x y γ), los detectores acoplados a espectrómetros gamma como el de centelleo NaI(Tl), que se basa en la
3 excitación, o el detector semiconductor HpGe en la ionización, sistemas que constituyen la espectrometría gamma de baja y alta resolución respectivamente [1], [7]-[12] Espectrometría gamma Entre las técnicas analíticas nucleares, la espectrometría gamma es de las más importantes, por realizar un análisis simultaneo de muchos elementos y no secuencial como la absorción atómica. Puede caracterizar un radionúclido natural o artificial por su espectro de energías único para identificarlo, o cuantificarlo, para lo cual hay que establecer una curva de calibración en energías, E γ = f(canal) [1], [4]-[11]. El análisis de altura de pulsos se puede hacer en un sistema monocanal (SCA, Single Channel Analyzer ) o en uno multicanal (MCA, Multi Channel Analyzer ). 2. METODOLOGÍA Se utilizó un sistema de espectrometría gamma multicanal de 1024 canales, con detector NaI(Tl) plano (2x2") Ludlum, acoplado a un PMT de 14 pines y cadena electrónica asociada, conexión a un PC con Windows 7 versión Profesional, Microsoft Office 2013, Software de adquisición y análisis de espectros (SAAS) versión 1.0 [13]. Los parámetros de operación que se establecieron para el analizador multicanal, se indican de manera resumida en el diagrama de la Figura 3, así como los diferentes experimentos nucleares, de los cuales solo se presentan los resultados de los espectros de energía de 241 Am, 60 Co, 226 Ra y de una fuente gamma desconocida. Figura 3. Diagrama, metodología de la investigación
4 3. RESULTADOS El analizador de 1024 canales empleado en este estudio, comparado con uno de 8000, carece de algunos parámetros como la ganancia fina (FG), el nivel de discriminación superior (ULD) y el ajuste Pole/Zero Calibración del multicanal Voltaje de trabajo del detector NaI(Tl): Para su determinación primero se hicieron contajes cada 20 V con fuente de 60 Co, y una vez determinada la tasa de contaje máxima, se efectuaron cada 5 V durante 300 s, desde 470 hasta 540 V; se obtuvo un V T = 515 V, que corresponde a la región donde se obtiene la mayor tasa de contaje (ver Tabla 1 y Figura 4), el cual coincide con el sugerido por el fabricante del detector. Los datos que se reportan en la tabla son netos, y el tiempo muerto lo da el equipo. Tabla 1. Voltaje de trabajo detector NaI(Tl) t contaje 300s; 60 Co V Cuentas /300 s CPM Tiempo muerto, % Tiempo muerto, s Canal ,82 1, ,90 1, ,97 1, ,12 1, ,15 1, ,27 1, ,35 1, ,39 1, ,45 1, ,55 1, ,65 2, Figura 4. Voltaje de trabajo detector NaI(Tl) Ganancia gruesa del amplificador (CG): El equipo permite establecer los factores de ganancia que afectan el desplazamiento del espectro. En la Figura 5 se puede ver que para un factor de ganancia X2, el espectro se corre hacia la izquierda por lo que no es posible resolver con claridad los fotopicos. A medida que se aumenta dicho factor (X9, X16, X24, etc.), se desplaza a la derecha, pero si el factor de ganancia es >X9, los fotopicos se deforman y por tanto la resolución disminuye. Se estableció una ganancia ideal X9, porque incluye el mayor número de fotopicos, desde canal 0 hasta el Nivel inferior del discriminador de la ventana (LLD): Es otro parámetro que afecta la visualización de los fotopicos en el espectro, al definir el número de canales en uso; para una fuente de 60 Co, con un factor X2 se pueden observar todos los picos en el espectro (el
5 pico de rayos-x a la izquierda y a la derecha los fotopicos de 1,17 y 1,33 MeV). Al aumentar el factor de LLD (X9, X16, X24, etc.), disminuye el número de canales, y como se muestra en la Figura 6, no se evidencia la presencia del pico de rayos-x. Figura 5. Factores de ganancia gruesa del MCA. Fuente 60 Co Figura 6. Factores de LLD en el MCA. Fuente 60 Co Calibración en energías: La curva de calibración se realizó con las fuentes de 241 Am (0,060 MeV), y 60 Co (1,173 MeV y 1,332 MeV), ubicadas frente al detector, distancia de 5 cm y 300 s tiempo de contaje. La Figura 7 relaciona las energías gamma de los fotopicos, con los canales de los centroides donde aparecen (Tabla 2), por lo que el rango de calibración va de 0,06 MeV-1,33 MeV, es decir, solo los picos que se encuentren entre este intervalo podrán ser visualizados y la ecuación de la recta corregida por regresión lineal, es: Donde, = energía, MeV (variable dependiente); = término independiente; 0,0028 MeV/canal = pendiente de la recta; canal= variable independiente. Tabla 2. Curva de calibración Fuente Energía (Eγ) MeV Canal 241 Am 0, Co 1, Co 1, Figura 7. Curva de calibración en energía
6 Resolución del detector NaI(Tl): Para establecer la resolución de los tres fotopicos (Tabla 3), se definió la región de interés (ROI, Region of Interest ), con el fin de conocer el canal de inicio (I), el de finalización (F) y el del centroide (C 0 ). En la Figura 8, se explica específicamente la resolución para el fotopico de mayor intensidad del 60 Co, cuyo valor fue de 4,761%, el cual se calculó con la siguiente ecuación, expresada de diferentes maneras según la literatura [8]: Donde, %, R = resolución en porcentaje; FWHM = Y/2 = C = número de canales en el ancho a mitad del fotopico máximo ( Full Width at Half Maximum ); E 0 = X = C 0 = Número del canal en el centroide del fotopico, asociado a una energía. Tabla 3. Resolución del detector NaI(Tl) Fuente Energía, MeV Cuentas/ 300s Canales I C 0 F FWHM Res. % 241 Am 0, , Co 1, ,047 4, Co 1, ,046 4,609 Figura 8. Espectro expandido del fotopico de 1,173 MeV, 60 Co 3.2. Obtención y análisis de espectros de energía Los espectros obtenidos permiten evidenciar los fotopicos de cada radionúclido y se presentan acompañados de su esquema de desintegración. Para el 241 Am en particular (Figura 9), se ajustó la ganancia X16, con el fin de observar el fotopico de 0,026 MeV, pues el de 0,060 MeV se observa con la ganancia X9, energías que son emitidas por las transiciones isoméricas (T.I.) del 237 Np. En el espectro de 60 Co (Figura 10), se pueden observar sus dos fotopicos (1,173 MeV y 1,332 MeV), resultado de las T.I. del 60 Ni. Por otra parte, la desintegración α del 226 Ra a 222 4m Rn, y posterior emisión de fotones gamma por T.I., en el espectro solo se ven siete fotopicos (0,080; 0,191; 0,246; 0,297; 0,355, 0,609 y 1,375) MeV (Figura 11) debido a la baja resolución del detector NaI(Tl), pero con uno de GeHp se observarían muchos más, por su mayor resolución. Finalmente, en el espectro de la mezcla de radionúclidos de 241 Am, 226 Ra y 60 Co (Figura 12) se pueden observar los fotopicos de cada uno con sus energías.
7 Figura 9. Espectro gamma 241 Am. CG X16 Figura 10. Espectro gamma 60 Co CG X9 Figura 11. Espectro gamma 226 Ra Philip Harris CG X9 Figura 12. Espectro gamma 241 Am, 60 Co y 226 Ra. CG X Análisis de una fuente gamma desconocida En la Tabla 4 se comparan las energías de la fuente desconocida con las de la fuente de 226 Ra Philip Harris, observándose una coincidencia en la mayoría de los fotopicos, excepto los últimos dos, debido posiblemente a que tienen diferente geometría (moneda y cilíndrica), respectivamente. La fuente desconocida podría ser de 226 Ra, pues también se confirma al comparar los espectros de energías de las dos fuentes (Figura 13). Tabla 4. Comparación energías de fotopicos de las fuentes desconocida y conocida Fuente gamma Energía, MeV Desconocida 0,082 0,299 0,353 0,609 1,137 1, Ra Philip Harris 0,082 0,297 0,355 0,
8 Figura 13. Espectro gamma fuentes (a) desconocida; (b) conocida 226 Ra Philip Harris 4. CONCLUSIONES Los parámetros de operación obtenidos experimentalmente (V T = 515 V; Ganancia gruesa = X9; LLD = X2), son los apropiados para el funcionamiento correcto del sistema de espectrometría gamma multicanal, ya que los espectros obtenidos no presentan los fotopicos desplazados a la izquierda o a la derecha, sino con una distribución ideal de canales lo que permite la visualización, por ejemplo en el caso de 60 Co, de la mayoría de los picos del espectro, como el pico de rayos-x, el de retrodispersión, aniquilación, borde Compton, los dos fotopicos del Co, y el pico suma. La resolución del detector NaI(Tl) no es muy buena comparada con la de un semiconductor como el GeHp, sin embargo al modificar la ganancia de X9 a X16, para el caso del 241 Am, permite visualizar la energía muy baja de 0,026 MeV y la de 0,060 MeV. Cabe aclarar que la resolución del detector, está afectada por la energía del fotón gamma incidente, la geometría de contaje y la ganancia del amplificador (a menor ganancia, mayor resolución). La espectrometría gamma de baja resolución, como es el caso en estudio, es una técnica sencilla, fácil de comprender, barata, con capacidad para identificar fuentes desconocidas emisoras gamma, si las energías de los fotopicos no son tan cercanas, pues de lo contario se debe usar un detector semiconductor como el GeHp. También el sistema es fácil de calibrar en un amplio rango de energías gamma, para utilizarlo con fines de docencia si se dispone de fuentes con actividades a nivel de µci, como las de 51 Cr(0,323MeV), 137 Cs(0,662 MeV), 54 Mn(0,842 MeV), 60 Co(1,17 y 1,33 MeV) y 22 Na(1,27 y 1,52 MeV). 5. REFERENCIAS 1. Pabón, V. M., "Apuntes personales de radioquímica, Licenciatura en Química, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá (2014). 2. Reguigui, N., Gamma Ray Spectrometry. Practical Information, (2006). 3. Travesi, A., Análisis por activación neutrónica-teoría, práctica y aplicaciones, Servicio de Publicaciones de la J.E.N., Madrid, España (1975).
9 4. Choppin, G. R. y Baisden, P., Radiochemistry, ACS Audio Courses, Tallahassee, FL, Florida State Universy, (1979). 5. ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), Radiaciones ionizantes (Ionizing Radiation), Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU, Servicio de Salud Pública, División de Toxicología. (1999). 6. Kaplan, I., Nuclear Physcis, 2ª ed., Addison-Wesley Publishing Company, London, UK (1977). 7. Choppin, G. R., Liljenzin, J.-O. y Rydberg, J., Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 2ª ed., Butterworth-Heinemann Ltda, London, UK (2002). 8. Sirajuddin, D., Gamma Spectroscopy, University of Michigan Nuclear Engineering & Radiological Sciences, Michigan, USA. (2006). 9. Leo, W. R., Techinques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer Verlag Berlin, Germany (1987). 10. Knoll, G. F., Radiation detection and measurement, John Wiley & Sons, New York, USA (1979). 11. Tsoulfanidis, N., Measurement and Detection of Radiation, 2 ed., Taylor and Francis Publishers 1798, Jefferson City, USA (1995). 12. Lutz, G., Semiconductor Radiation Detectors, 2ª ed., Springer, Munich, Germany (2007). 13. Ludlum Model 730, 732 & 733 PC based Gamma Ray Spectroscopy System, Ludlum, New York, USA (2012).
RESULTADO DE NICARAGUA EN LA INTERCOMPARACIÓN REGIONAL DE DOSIMETRIA IN VIVO DE YODO 131 ( 131 I) EN TIROIDES
RESULTADO DE NICARAGUA EN LA INTERCOMPARACIÓN REGIONAL DE DOSIMETRIA IN VIVO DE YODO 131 ( 131 I) EN TIROIDES Somarriba, F.I., Roas, N.A. y Castillo, A. M. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Contribuciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares al avance de la Ciencia y la Tecnología en México Edición conmemorativa 2010 Instrumentación electrónica nuclear 22 Francisco Javier Ramírez
EVOLUCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE FLUORESCENCIA DE RAYOS-X EN LA UNIDAD DE ARQUEOMETRÍA DEL ICMUV
EVOLUCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE FLUORESCENCIA DE RAYOS-X EN LA UNIDAD DE ARQUEOMETRÍA DEL ICMUV J.L. Ferrero, C. Roldán, D. Juanes, J.L. Lluch, M. Ardid ICMUV - Institut de Ciència dels Materials de
PROTECCION RADIOLOGICA Clave: 66806 Créditos: 8 Carácter: Obligatoria Horas Horas por semana Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 2 Práctica: 2 4 Objetivo general: Presentar los elementos que constituyen un

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución