Source: http://docplayer.es/17361309-Resumen-de-introduccion-a-la-microscopia.html
Timestamp: 2018-12-14 20:44:21+00:00

Document:
RESUMEN DE INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA - PDF
Download "RESUMEN DE INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA"
Estefania Serrano Godoy
1 Material de Apoyo Org. Celular y Tisular CERP Centro Prof. Alexander Cantou 2009 (Tomado de Actividades Prácticas Cátedra de Biología Celular Facultad de Ciencias) RESUMEN DE INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA FUNCIONAMIENTO DEL MICROSCOPIO DE LUZ INTRODUCCIÓN Desde su invención, el microscopio ha sido una herramienta de enorme importancia en el desarrollo de distintas disciplinas científicas. Si bien el uso de lentes magnificadoras para la observación de detalles en estructuras pequeñas comenzó en la antigua Roma, no fue hasta el desarrollo del microscopio de luz, durante el siglo XVII, que este instrumento fue utilizado en la biología. Una célula animal típica mide entre 10 y 20 µm de diámetro, muy por debajo del tamaño más pequeño que puede apreciar el ojo humano (100 µm). Para observar estructuras tan pequeñas y para distinguir detalles dentro de éstas, es necesario el uso de lentes magnificadoras. Una lente convexa constituye un microscopio simple, pero generalmente no logra aumentos mayores a 10 veces el tamaño real del objeto. Para obtener magnificaciones mayores se desarrolló el microscopio compuesto, el cual está constituido por un sistema de lentes que logran magnificaciones de más de 1000 veces el tamaño del objeto. En el microscopio compuesto existen básicamente dos sistemas de lentes, uno ocular y otro objetivo, además de todo el sistema mecánico encargado de darle soporte. Dentro de los componentes no ópticos del microscopio se encuentran la base o pie y el brazo del microscopio los cuales en su conjunto se denominan estativo. En la base del microscopio se localiza la fuente de luz del mismo, o el espejo responsable de dirigir la luz natural hacia la muestra. La platina constituye un soporte sobre el cual se coloca el espécimen, y posee un orificio que permite el pasaje de la luz. Asociados a esta platina existen dos tornillos que permiten el desplazamiento en el plano xy del espécimen. A ambos lados del estativo se disponen, muchas veces, de forma concéntrica los tornillos de enfoque del microscopio (macrométrico y micrométrico), encargados de mover hacia arriba y abajo la platina para poner en foco el espécimen. Por encima de la platina se localiza el revólver portaobjetivo donde se encuentran las lentes objetivas de distinto aumento. La rotación del revólver portaobjetivo coloca a cada una de las lentes en el eje óptico. Siguiendo el camino del eje óptico hacia arriba se encuentra el tubo donde se localizan elementos del sistema óptico.
2 La parte óptica propiamente dicha está constituida por el condensador, la lente objetiva y la ocular. El condensador es una lente convergente que toma los rayos de luz provenientes de la fuente y forma un cono de rayos convergentes sobre la muestra. El condensador posee un tornillo de enfoque que permite su movimiento hacia arriba y abajo para lograr una óptima iluminación del espécimen. Además posee un diafragma o iris que regula la cantidad de luz que atraviesa el condensador y llega al espécimen, así como el ángulo del cono de luz. Las lentes ocular y objetiva son lentes convergentes, que describiremos en detalle más adelante. Figura 1: De forma esquemática el microscopio funciona de la siguiente manera: la luz proveniente de una fuente pasa a través de una lente condensadora y luego atraviesa al espécimen transparente localizado en el soporte o platina del microscopio. La lente objetiva forma luego una imagen real (es decir que puede ser proyectada en una pantalla) intermedia que se proyecta justamente en el diafragma fijo de la lente ocular. Esta imagen es posteriormente aumentada aún más por la lente ocular generándose una imagen virtual (no puede ser proyectada en una pantalla) invertida del objeto que es percibida por el ojo como si estuviese a 2.5 cm de distancia. Características de las lentes objetivas: La lente objetiva está compuesta por un conjunto de lentes, de las cuales la más frontal se encarga de generar una imagen magnificada del objeto. El resto de las lentes se encargan de corregir aberraciones ópticas. La aberraciones (distorsiones) esféricas o cromáticas son inherentes al diseño de toda lente. Las aberraciones de tipo esféricas hacen que el campo se vea curvo cuando en realidad es plano. Las aberraciones cromáticas son producto de los
3 distintos índices de refracción de las diferentes longitudes de onda que componen la luz blanca, y hacen que los objetos se vean borrosos. Las lentes objetivas que presentan correcciones para ambos tipo de aberración se denominan planapocromáticas.. La lente objetivo tiene inscripciones que indican ciertas características, tales como su magnificación, apertura numérica, correcciones, etc. (figura 2) Las lentes objetivas de un microscopio, que poseen distinto poder de magnificación, suelen estar diseñadas para proyectar la imagen intermedia en el mismo punto del tubo, de manera que es necesario hacer únicamente pequeñas correcciones con los tornillos de enfoque cuando se cambia de lente durante la observación. Los microscopios que poseen este tipo de lentes se denominan parafocales. Además, el centro del campo de observación es el mismo en los distintos lentes, por lo cual se denominan paracentrales. Iluminación: Para obtener buenas imágenes es importante el uso de una correcta iluminación, utilizando tanto fuentes naturales como artificiales de luz. La iluminación debe ser brillante y uniforme en toda la muestra, lo cual se logra en los microscopios actuales utilizando el sistema de iluminación Köhler. En este sistema, una lente colectora colocada por delante de la fuente generadora de luz proyecta una imagen aumentada de la fuente de luz, cuyo foco se localiza exactamente en el diafragma o iris del condensador. Al atravesar el condensador se genera un haz de rayos paralelos que iluminan de manera uniforme la muestra. El diafragma del condensador regula el ángulo del cono de luz que alcanza el espécimen. Modificando la
4 posición del condensador con el tornillo de ajuste del condensador y variando también la apertura del diafragma iris del condensador se logra que el filamento de la fuente de luz se localice en el plano focal de la lente objetivo. Es así que se obtienen condiciones óptimas de iluminación de la muestra. La función de un microscopio será entonces generar una imagen magnificada del objeto, esto es una imagen de mayor tamaño que el objeto real, y que permita apreciar los detalles del mismo, es decir que debe tener resolución. Generalmente a magnificaciones mayores, mayor será la resolución de la imagen, aunque esto no siempre es cierto. Es importante comprender entonces las diferencias entre magnificación (tamaño de la imagen) y resolución (detalles en la imagen). Sin resolución, no importa cuán aumentada esté la imagen del objeto, esta no aportará información al observador, la magnificación deja de aportar información útil para transformarse en magnificación vacía. Límite de resolución: El límite de resolución se define como la menor distancia que pueden tener dos puntos para ser distinguidos como dos entidades independientes. Para el ojo humano esta distancia es de 100 µm, es decir que dos puntos que estén separados una distancia menor a 100 µm serán percibidos por el observador como un único punto. La capacidad de distinguir (separar) detalles pequeños será entonces el poder de resolución del microscopio. Teniendo en cuenta esta definición, el poder de resolución de un microscopio aumenta cuando la mínima distancia entre dos puntos que pueden distinguirse como dos objetos disminuye. Por tal motivo utilizando aceite entre el preparado y la lente objetiva, se logra que los rayos de luz que atraviesan la muestra se desvíen poco y sean captados por la lente.
5 MICROSCOPIA DE CAMPO CLARO En este tipo de microscopía la imagen es obtenida por simple transmisión de la luz a través del preparado. Como la luz debe atravesar la muestra esta puede ser un aplastado, un dispersado o un corte muy delgado del espécimen. Si las muestras no poseen contraste, el mismo se genera mediante la tinción del espécimen utilizando colorantes que poseen afinidad por distintos elementos celulares. El procedimiento para obtener preparados histológicos implica una serie de etapas que se detallan a continuación: a) Fijación: Tiene por objetivo conservar la estructura celular o tisular de manera que ésta mantenga una estructura lo más similar posible a la estructura in vivo. Se utilizan para esto medios físicos (congelación, calor, desecación) o químicos. Los fijadores químicos son moléculas pequeñas que penetran rápidamente en la muestra estabilizando las moléculas que componen la muestra y evitando alteraciones en el preparado y la retracción del tejido. Además la fijación permeabiliza las células para permitir la entrada del colorante. Ejemplos de fijadores son el formaldehído, alcohol, glutaraldehido, etc. b) Inclusión: Muchas muestras son demasiado gruesas como para examinarlas directamente, por lo cual deben realizarse cortes finos (5-10 µm). Para realizar dichos cortes las muestras son embebidas en un medio de soporte que les otorgue consistencia permitiendo una sencilla manipulación del material. Generalmente se utilizan ceras o resinas por ejemplo, parafina - que en su estado líquido rodean y penetran en los intersticios de la muestra, y luego por enfriado o polimerización pueden ser transformados en un bloque rígido. c) Corte: Se utiliza un aparato denominado micrótomo que posee una cuchilla muy afilada y un sistema de avance micrométrico de la muestra. Los cortes se colocan sobre un portaobjetos para su posterior tinción.
6 Figura 5. Esquema de un micrótomo. Una porción de tejido embebido en parafina es seccionada con una cuchilla de acero para luego teñir y observar al microscopio óptico. (Fuente: Alberts y cols., Molecular Biology of the Cell, 2004) d) Tinción: Existe una gran cantidad de colorantes que muestran distinta afinidad por elementos particulares de la célula. Entre los más usados se encuentran la hematoxilina y la eosina. El primero de ellos tiñe de violeta estructuras celulares aniónicas como el ADN, ARN y algunas proteínas. Por su parte la eosina tiñe de rosado estructuras catiónicas como ciertas proteínas, por lo cual constituyen un buen par para realizar tinciones generales. PARTE B: MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA: Los componentes estructurales de las células pueden observarse con alta resolución mediante microscopía electrónica. El microscopio electrónico resulta una herramienta indispensable a la hora de entender el contexto ultraestructural en el cual ocurren los procesos celulares y subcelulares. Al estudiar los fundamentos de la microscopía óptica, expresamos el límite de resolución mediante la ecuación de Abbe (LR = 0.61/AN). De la misma se deduce que disminuyendo la longitud de onda se logra mejorar el límite de resolución de un microscopio. Una forma de lograr esto es utilizando un haz de electrones en lugar de luz como fuente de radiación. La longitud de onda de un haz de electrones dependerá de la velocidad de los mismos, a medida que su velocidad aumenta, disminuye la longitud de onda y pueden resolverse elementos más pequeños. En un microscopio electrónico, un haz de electrones es acelerado en condiciones
7 de vacío mediante diferencias de potencial que van desde a voltios. Por ejemplo a voltios, la longitud de onda del haz de electrones será de nm y el límite de resolución será de nm, lo cual se localiza en la escala atómica. Este límite de resolución es sin embrago inalcanzable ya que las aberraciones esféricas de las lentes obligan a disminuir la apertura numérica de las mismas, por lo cual el límite de resolución real se encuentra entre nm. El microscopio consta básicamente de una columna hueca en cuyo extremo superior se localiza un filamento de tungsteno que actúa como fuente de electrones. El haz de electrones generado es enfocado por una serie de electroimanes que actúan como lentes condensadoras y objetivas. La muestra se coloca en un soporte que se introduce en el trayecto del haz de electrones. Si estos no se encuentran con materia durante su trayectoria, no serán dispersados y llegaran a impactar en una pantalla en la parte inferior de la columna, observándose una estructura brillante. Si en cambio, los electrones chocan con alguna estructura durante su trayectoria, serán dispersados, no impactarán en la pantalla y se observará una estructura oscura. La dispersión de electrones al entrar en contacto con la muestra, dependerá de su estructura (densidad atómica de sus componentes y número de átomos por unidad de área). Dado que los átomos que componen la materia orgánica son en su mayoría de peso atómico bajo (C, H, O, N, etc), el material biológico posee poca capacidad de dispersión de electrones. Para lograr entonces un buen contraste, la muestra debe ser primero fijada (generalmente se emplea glutaraldehído y tetróxido de osmio), luego cortada (corte ultrafinos de entre 40 y 70 nm) y por último teñida con metales pesados (acetato de uranilo o citrato de plomo) que le confieren mayor densidad a las estructuras celulares.
8 Existen básicamente dos tipos de microscopio electrónico: en los microscopios electrónicos de transmisión (MET) se obtiene una imagen de los electrones transmitidos a través del espécimen, en los microscopios electrónicos de barrido (MEB) se genera la imagen correspondiente a los electrones que rebotan en la muestra, más la de los electrones secundarios emitidos por ella. Estos electrones son capturados por un detector generando una imagen tridimensional (Figura 8). Figura 8: Diagrama esquemático de funcionamiento de microscopios electrónicos de transmisión (MET) y de barrido (MEB). Figura 9: Microscopios electrónicos de transmisión (izquierda) y de barrido (derecha)
9 Principales estrategias metodológicas para la preparación y observación de material al microscopio electrónico: La metodología escogida para preparar las muestras, va a depender del tipo de material y del tipo de información que busquemos obtener. En todos los casos las técnicas determinan la MUERTE de la muestra. Técnica de rutina (MET) Aplicación: visualización de estructuras biológicas subcelulares. Técnica de inmunomarcación (MET) - Aplicación: localización de moléculas. Técnica de tinción negativa (MET) Aplicación: visualización de microorganismos (bacterias y virus), de macromoléculas, de complejos macromoleculares o de nanopartículas de materiales inertes. - Observaciones: La técnica es simple ya que solamente se coloca la muestra sobre la malla del soporte. Es muy utilizada para observación de bacterias. No necesita corte. Técnica de sombreado rotativo con metales (MET) Aplicación: visualización de macromoléculas aisladas (ADN o proteínas) y microorganismos. Observaciones: La evaporación de metales es una técnica costosa. No se suele utilizar para estructuras que son claramente visibles con otras técnicas de menor costo (como la de Rutina por ejemplo). Es especialmente preferida en la observación de macromoléculas. Técnica de criofractura (MET) - Aplicación: visualización de réplicas de superficies de materiales biológicos. Técnica de visualización por MEB Fijación: paraformaldehído, glutaraldehído, tetróxido de osmio, ácido tánico. Deshidratación y secado de punto crítico con CO Evaporación de metales sobre la superficie de la muestra (oro, oro-paladio, platino o tungsteno). Aplicación: Análisis de la superficie de muestras biológicas completas o porciones de las mismas. Este tipo de microscopio permite además, la visualización de determinados materiales sin necesidad de procesamiento previo.
U n i v e r s i d a d d e l a R e p ú b l i c a F a c u l t a d d e C i e n c i a s U r u g u a y Curso Práctico de Biología Celular Guía del estudiante 2013 1 Indice Información General. Módulo Práctico
TÉCNICAS HISTOLÓGICAS 3. CORTE
ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL TÉCNICAS HISTOLÓGICAS 3. CORTE Pilar Molist Manuel A. Pombal Manuel Megías Depto. de Biología Funcional y Ciencias de la Salud Facultad de Biología Universidad de Vigo

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución