Source: http://docplayer.pl/1536683-Metrologia-i-probiernictwo.html
Timestamp: 2016-10-23 21:07:37+00:00

Document:
1 Metrologia i Probiernictwo Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 2(2)/2013 probiernictwo Nadzór nad towarami paczkowanymi str. 32 GUM jako NMI str. 47 VI Kongres Metrologii str. 20 Pomiary w życiu codziennym str. 5 Materiały odniesienia projekt MODAS str. 8 Prawo metrologia Znajdziesz nas także na2 W numerze: 4-7 Wydarzenia 8-19 Technika i pomiary Materiały odniesienia krótka charakterystyka oraz wymagania dotyczące ich produkcji w oparciu o projekt MODAS Wzorcowanie przyrządów do pomiaru małych kątów Krajowe porównanie międzylaboratoryjne generatora z mikroprocesorowym symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego Stanowiska pomiarowe do badania analizatorów wydechu Współpraca VI Kongres Metrologii Europejska współpraca metrologiczna w ramach programów EMRP i EMPIR udział GUM w wybranych projektach System SOLVIT jako nieformalne narzędzie rozwiązywania sporów obywateli z administracją państw EOG Prawna kontrola metrologiczna Przyrządy pomiarowe w życiu codziennym Funkcjonowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów w Polsce Zmiany w podejściu do prawnej kontroli metrologicznej Terminologia Struktura organizacyjna i kompetencje organów administracji probierczej Probiernictwo Wydawca: Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, Warszawa, tel.: , fax: Redakcja: Karol Markiewicz (red. naczelny), Adam Żeberkiewicz (sekretarz red.), Magdalena Ulaczyk (Probiernictwo), dr Jerzy Borzymiński (Terminologia), dr Paweł Fotowicz (Technika i pomiary), Aniceta Imiełowska (Czy wiesz, że), Agnieszka Goszczyńska (Wydarzenia), Joanna Sękala (Współpraca), Tadeusz Lach (Prawna kontrola metrologiczna) Zdjęcia: Maciej Koszarny, archiwum GUM, OUM Warszawa, OUM Katowice, OUP Warszawa Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, ul. Napoleona 4, Kobyłka Wszystkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian tytułów. Pytania i uwagi do redakcji: Czy wiesz, że...?3 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce drugi numer Biuletynu Głównego Urzędu Miar (GUM) Metrologia i Probiernictwo. Zgodnie z obietnicą przedstawiamy w nim relację z obchodów Światowego Dnia Metrologii. Innym wiodącym tematem tego wydania jest problematyka funkcjonowania przyrządów pomiarowych w życiu codziennym. Zaskakująco często nie zdajemy sobie sprawy, że pomiary dokonywane są wielokrotnie każdego dnia. Pozwalają one poznać lepiej świat, są podstawą rozwoju technologicznego, umożliwiają funkcjonowanie i rozwój gospodarki, stanowią podstawę handlu i przyczyniają się do chrony interesów konsumentów. Każdy z nas wie o tym bardzo dobrze, lecz powszechność pomiarów sprawia, że świadomość ich znaczenia zaciera się w natłoku codziennych spraw. Ludzie od zawsze próbowali normować i porządkować sprawy związane z pomiarami, tworząc stosowne przepisy oraz organizacje stojące na straży miar. Na taki praktyczny aspekt metrologii zwracają uwagę dyrektorzy BIPM i OIML w swoim liście wydanym w związku z obchodami Światowego Dnia Metrologii. Szereg praktycznych informacji na temat przyrządów pomiarowych podaje Jarosław Wójcik w artykule pt. Przyrządy pomiarowe w życiu codziennym (str. 26). O istotnym znaczeniu metrologii świadczy też hasło tegorocznego VI Kongresu Metrologii: Metrologia królową badań stosowanych. O udziale GUM w tym wydarzeniu piszemy na str. 20. Z radością witamy na naszych łamach profesora Jacka Namieśnika z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W tym numerze publikujemy artykuł pt. Materiały odniesienia krótka charakterystyka oraz wymagania dotyczące ich produkcji w oparciu o projekt MODAS (str. 8), przygotowany przez zespół pracowników Katedry Chemii Analitycznej, działający pod kierunkiem prof. Namieśnika. Wierzymy, że nie jest to współpraca jednorazowa i będziemy mieli okazję zamieścić kolejne interesujące publikacje. Mamy nadzieję, że śladem prof. Namieśnika podążą naukowcy z innych ośrodków w kraju. Nasze łamy są dla Państwa otwarte. W numerze publikujemy wiele innych artykułów o różnorodnej tematyce. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Tradycyjnie już zachęcamy Państwa do lektury artykułów technicznych w dziale Technika i pomiary. W tym numerze wracamy do cyklu informującego o okręgowych urzędach miar. Chcemy uświadomić naszym czytelnikom, że administrację miar w Polsce tworzy obok GUM także 9 okręgowych urzędów miar zlokalizowanych w głównych miastach Polski i pracujący tam personel w liczbie ok osób. Nie można też zapominać o naukowym aspekcie funkcjonowania GUM, o czym przekonuje artykuł p. Zbigniewa Ramotowskiego, dyrektora Zakładu Długości i Kąta GUM, poświęcony europejskiej współpracy metrologicznej w ramach programów EMRP i EMPIR (str. 21). Szerszy opis naszego Urzędu czytelnicy odnajdą w artykule p. Elżbiety Michniewicz, dyrektora Zakładu Elektrycznego GUM, pt. Misja, rola i zadania Głównego Urzędu Miar, jako NMI, w świetle dokumentów międzynarodowych i krajowych (str. 47). Na zakończenie pragnę podziękować w imieniu własnym i zespołu redakcyjnego za miłe słowa skierowane pod naszym adresem w związku z ukazaniem się pierwszego numeru Metrologii i Probiernictwa. Chcemy dostarczać Państwu coraz więcej ciekawych artykułów, a tym samym, by Biuletyn stawał się coraz lepszy. Mamy nadzieję, że numer drugi spotka się również z dobrym przyjęciem. Życzę miłej i interesującej lektury. Karol Markiewicz Redaktor naczelny4 Wydarzenia GUM w Brunszwiku W Brunszwiku (Niemcy), z udziałem Mikołaja Woźniaka z Zakładu Mechaniki odbywało się spotkanie inauguracyjne projektu badawczego EMRP SIB63 FORCE. Przedstawiciel Głównego Urzędu Miar wystąpił z krótką prezentacją na temat GUM, Laboratorium Siły i Ciśnienia oraz charakteru uczestnictwa w projekcie. Podczas spotkania omawiano wszystkie pakiety robocze, zaprezentowano też gościom laboratorium pomiarów siły w PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt). Przedstawiciele Zakładu Długości i Kąta GUM z wizytą w CMI (Czechy) W ramach realizacji projektu EURAMET#1272 typu cooperation in research dotyczącego tematu Phase correction for interferometric measurement of gauge blocks ( Korekcja fazy przy pomiarach interferencyjnych płytek wzorcowych ) w Czechach gościła delegacja z Zakładu Długości i Kąta GUM. Celem wizyty była wymiana informacji o uzyskanych dotychczas wynikach pomiarów korekcji fazy i jej niepewności przy pomiarach interferencyjnych płytek wzorcowych, a także zapoznanie się z możliwościami pomiarowymi laboratorium w Pradze i oddziału w Libercu. Spotkanie w sprawie realizacji tego samego projektu odbyło się 20 i 21 maja w Polsce. Delegacja z Czech gościła w Polsce. VI Kongres Metrologii W Kielcach i w Sandomierzu odbywała się cykliczna konferencja naukowa adresowana do wszystkich krajowych środowisk metrologicznych. Główny Urząd Miar aktywnie uczestniczył w cyklu wykładów. Część referatów publikujemy w tym numerze Biuletynu. Relacja na str. 20. Spotkanie koordynatorów SOLVIT W Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim z udziałem przedstawiciela GUM odbyło się spotkanie koordynatorów SOLVIT. Podczas spotkania omówiono raport z działalności CS Polska w 2012 r. Więcej na str. 24. Wezwanie EMRP 2013 etap II otwarty EURAMET zainaugurował II etap wezwania EMRP 2013, zapraszając tym samym zespoły badawcze (realizujące program EMRP zgodnie z art. 185 Traktatu UE) do tworzenia konsorcjów w obszarach tematycznych: Metrologia dla energii, Metrologia dla środowiska. Termin nadsyłania zgłoszeń wspólnych projektów badawczych (Joint Research Projects tzw. JRPs) oraz opcjonalnie powiązanych z nimi grantów dla naukowców (Researcher Excellence Grants tzw. REG) upływa w dniu 1 października 2013 r. o godz. 23:59 CET. 17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik Obszerna relacja na str. 7. Spotkanie związane z projektem EMINDA Przedstawiciele Laboratorium Mikrofalowego, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej Głównego Urzędu Miar wzięli udział w spotkaniu partnerskim dotyczącym projektu EMRP IND 02 EMINDA w Ljubljanie. Omawiano m.in. postępy prac badawczych, przedstawiciele GUM zaprezentowali układ pomiarowy, wykorzystujący Q-Meter, a prof. Jerzy Krupka z Politechniki Warszawskiej, wygłosił prezentację dotyczącą pomiarów parametrów ceramik oraz cienkich warstw. Spotkanie dotyczące projektu LUMINAR w siedzibie NPL w Teddington w Anglii Pracownicy Laboratorium Długości Zakładu Długości i Kąta GUM (Dariusz Czułek, Robert Szumski i Mariusz Wiśniewski) wzięli udział w spotkaniu rozpoczynającym projekt LUMINAR, realizowany w obszarze Metrologia dla Przemysłu, w ramach EMRP (Europejskiego Programu Badań Metrologicznych). Główny Urząd Miar będzie prowadził prace w Pakiecie Roboczym WP5, oznaczającym weryfikację możliwości pomiarowych oraz ich demonstrację. O szczegółach informujemy na stronie internetowej Posiedzenie GV 4 W Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie kierownictwa urzędów probierczych państw Grupy Wyszehradzkiej (GV4). Jego organizatorem była Aleksandra Górkiewicz-Malina, Dyrektor OUP w Krakowie, wraz z podległym jej zespołem pracowników. W posiedzeniu uczestniczyło dziewięciu przedstawicieli urzędów probierczych z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono materiały zawierające porównawcze dane statystyczne, ilustrujące działalność poszczególnych urzędów w ciągu ostatniego roku, w tym wyrobów nie odpowiadających deklarowanym próbom oraz liczby przeprowadzonych kontroli probierczych. Omawiano też sprawy związane z wyposażeniem urzędów probierczych, które wymagają stałej konserwacji i modernizacji, utrudnionej ze względu na ograniczane środki finansowe. Światowy Dzień Metrologii Relacja na str posiedzenie Komitetu Welmec W Stambule zorganizowano 29. Posiedzenie Komitetu WELMEC (Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej). W spotkaniu wzięło udział 55 osób reprezentujących 31 państw członkowskich, stowarzyszonych, grupy robocze i organizacje współpracujące. GUM reprezentowali w Stambule m.in.: Dorota Habich, Wiceprezes GUM ds. Metrologii Prawnej i Mirosław Izdebski, Dyrektor Biura Metrologii Prawnej. 45 Wydarzenia 20 V 2013 r. Obchody Światowego Dnia Metrologii w GUM pod hasłem Pomiary w życiu codziennym 20 maja, jak co roku obchodziliśmy w Głównym Urzędzie Miar Światowy Dzień Metrologii. To data szczególna dla metrologów na całym świecie. 20 maja 1875 r. przedstawiciele 17 państw podpisali w Paryżu Konwencję Metryczną międzynarodowy traktat stanowiący podstawę rozwoju współpracy w dziedzinie metrologii. Dokument ten powstał jako odpowiedź na wyzwania rewolucji przemysłowej, jaka dokonała się na świecie pod koniec XIX wieku. W 2013 roku hasłem przewodnim seminarium były Pomiary w życiu codziennym. Niektóre przyrządy pomiarowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej, jak np. wagi sklepowe, liczniki elektryczne, dystrybutory paliw czy wodomierze. O takich przyrządach i ich roli w naszej codziennej aktywności mówiliśmy podczas seminarium w GUM. W obchodach uczestniczyła m.in. wiceminister gospodarki, Grażyna Henclewska, reprezentująca wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego, patrona honorowego tegorocznych obchodów. Wzruszająca była chwila składania życzeń emerytowanemu pracownikowi Głównego Urzędu Miar, panu Czesławowi Jabłońskiemu, który w tym roku ukończył 100 lat. Pan Jabłoński całe swoje życie zawodowe poświęcił administracji miar, zaczynając tu pracę w 1929 r. W czasie wojny tegoroczny jubilat walczył w Grupie Polesie i dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł w 1941 r. W 1945 r. powrócił do GUM i uczestniczył w przywracaniu do życia tej instytucji. Przeszedł drogę zawodową od pomocnika mechanika do technologa. Zgodnie z hasłem przewodnim obchodów, o przyrządach z jakimi stykamy się wszyscy w życiu codziennym, jak również o ich legalizacji opowiedzieli pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: Andżelika Leczyk i Jarosław Wójcik. Zachęcamy do przeczytania artykułu Jarosława Wójcika pt. Przyrządy pomiarowe w życiu codziennym na str. 26, który nawiązuje do problematyki prezentowanej w czasie seminarium. Andrzej Czechowski z Biura Nadzoru GUM zaprezentował problematykę towarów paczkowanych. Prawna kontrola metrologiczna wykonywana przez Prezesa GUM gwarantuje, że ilość rzeczywista towaru paczkowanego odpowiada ilości nominalnej deklarowanej na opakowaniu. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Andrzeja Czechowskiego na str. 32. Obie prezentacje złożyły się na I część seminarium pod tytułem Pomiary wokół nas. Dotyczyły one prawnej kontroli metrologicznej, a więc tych działań administracji miar, które mają zapewnić przestrzeganie Prawa o miarach i zadbać o bezpieczeństwo konsumentów. W II części seminarium goście mogli uczestniczyć w transmisji na żywo z Laboratoriów: Czasu i Częstotliwości oraz Długości. Ponadto uczestnicy obejrzeli film z Laboratorium Masy. O wzorcach państwowych kilograma, metra i sekundy opowiadali: Łukasz Czerski starszy metrolog z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Zakładu Elektrycznego, Wojciech Wiśniewski kierownik Laboratorium Masy w Zakładzie Mechaniki oraz Dariusz Czułek główny metrolog z Laboratorium Długości Zakładu Długości i Kąta. Dzięki przekazom filmowym widzowie poznawali rolę i znaczenie państwowych wzorców jednostek miar znajdujących się w GUM. Przedstawiono związek pomiędzy państwowym wzorcem a przyrządem pomiarowym, takim jak: taksometr, licznik energii elektrycznej, waga sklepowa, wodomierz, czy powszechny w użyciu zegarek. System ten pozwala zachować spójność pomiarową (powiązanie z wzorcami), poprzez łańcuch porównań, tj. m.in. zapewnić wiarygodność przyrządu pomiarowego. Ponadto uczestnicy seminarium mieli możliwość zważenia swojego ulubionego przedmiotu i sprawdzenia dokładności wskazań zegarka. Pomiarów dokonywali pracownicy GUM na zorganizowanych specjalnie do tego celu stanowiskach pomiarowych. Podsumowania obchodów dokonała prezes GUM, Janina Maria Popowska, która m.in. podkreśliła znaczenie spójności pomiarowej na przykładzie jednostki masy 1 kg. Państwowy wzorzec jednostki miary masy zapewnia spójność pomiarową w wielu działach gospodarki, jest istotny w ochronie: zdrowia, życia i środowiska; bezpieczeństwa i porządku publicznego; praw konsumenta, etc. W tym miejscu należy wyrazić podziękowanie pracownikom GUM oraz Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie za wysiłek włożony w przygotowanie obchodów Światowego Dnia Metrologii, jak i całej polskiej administracji miar za codzienną pracę wykonywaną, aby zapewnić m.in. bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szczególne podziękowanie adresowane jest także do pana Janusza Piechocińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra gospodarki, za objęcie honorowym patronatem obchodów. 5 56 Wydarzenia Oświadczenie prasowe ŚWIATOWY DZIEŃ METROLOGII 2013 Pomiary w życiu codziennym 6 Oświadczenie: 20 maja jest Światowym Dniem Metrologii, upamiętniającym rocznicę podpisania Konwencji Metrycznej w 1875 roku. Traktat ten zapewnia spójność pomiarową na całym świecie. Temat wybrany na rok 2013 to Pomiary w życiu codziennym. To zaskakujące, jak często podczas każdego dnia wykorzystuje się pomiary, czy to (wśród wielu możliwych przykładów) sprawdzając która jest godzina, kupując jedzenie lub inne produkty, tankując samochód, czy też sprawdzając ciśnienie krwi. Te, oraz wiele innych czynności wykonywanych w życiu codziennym, wymagają pomiarów określonego rodzaju. Chociaż dokładnie wykonywane pomiary w dzisiejszych czasach są oczywistością, to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż istnieje ogólnoświatowe środowisko zajmujące się metrologią, nauką o pomiarach, zapewniające, że wszystko odbywa się prawidłowo. Każdy z nas jest uzależniony od wysokiej jakości pracy tego środowiska. Na całym świecie, krajowe instytucje metrologiczne nieustannie udoskonalają naukę o pomiarach poprzez rozwijanie oraz sprawdzanie nowych technik pomiarowych na każdym wymaganym poziomie dokładności. Uczestniczą one również w porównaniach koordynowanych przez Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM) w celu zapewnienia wiarygodności wyników pomiarów na całym świecie. Wiele przyrządów pomiarowych podlega prawnej kontroli metrologicznej. Są wśród nich wagi używane do ważenia towarów w sklepie, przyrządy służące do pomiaru poziomu zanieczyszczenia środowiska czy liczniki zużycia energii. Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) opracowała międzynarodowe zalecenia, których celem jest ujednolicenie wymagań dla tego typu przyrządów na całym świecie. Światowy Dzień Metrologii uznaje i docenia wkład wszystkich osób, które pracują w krajowych i międzyrządowych organizacjach przez cały rok, z korzyścią dla nas wszystkich. Dalsze informacje, włącznie z wiadomością od dyrektorów, plakatami oraz listą wydarzeń dostępne są na stronie Kontakt: Informacje o Światowym Dniu Metrologii: Światowy Dzień Metrologii to doroczne wydarzenie, podczas którego ponad 80 krajów celebruje wpływ pomiarów na nasze życie codzienne. Niniejszą datę wybrano w uznaniu dla Konwencji Metrycznej podpisanej 20 maja 1875 roku, będącej początkiem formalnej, międzynarodowej współpracy w dziedzinie metrologii. Każdego roku Światowy Dzień Metrologii jest organizowany i obchodzony wspólnie przez Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM) oraz Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej (OIML) z udziałem krajowych organizacji odpowiedzialnych za metrologię. Międzynarodowe środowisko metrologiczne, którego praca ma na celu zapewnienie dokładności pomiarów wykonywanych na całym świecie, dąży do zwiększania świadomości społecznej podczas każdego Światowego Dnia Metrologii za pośrednictwem kampanii plakatowej oraz strony internetowej. Poprzednie hasła przewodnie poruszały takie tematy, jak pomiary dla bezpieczeństwa, dla innowacji, pomiary w sporcie, środowisku, medycynie i handlu. O BIPM Podpisanie Konwencji Metrycznej w 1875 roku dało początek BIPM i po raz pierwszy sformalizowało międzynarodową współpracę w dziedzinie metrologii. Konwencja ustanowiła Międzynarodowe Biuro Miar oraz położyła fundamenty pod zapewnienie spójności pomiarów na całym świecie. Historycznie, organizacja ta koncentrowała się na wspieraniu przemysłu i handlu, lecz dziś jej rola jest równie ważna w stawianiu czoła wyzwaniom XXI wieku, takim jak zmiana klimatu, zdrowie czy energia. BIPM podejmuje pracę naukową na najwyższym poziomie skupiając się na wybranych wielkościach fizycznych oraz chemicznych. BIPM stanowi centrum światowej sieci krajowych instytucji metrologicznych (NMI National Metrology Institutes), które realizują i rozpowszechniają spójność pomiarową układu jednostek miar SI w akredytowanych laboratoriach krajowych oraz w przemyśle. O OIML W roku 1955 Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) powstała jako Organizacja Międzyrządowego Porozumienia w celu promowania światowej harmonizacji w dziedzinie metrologii prawnej przy pomocy Międzynarodowego Biura Metrologii Prawnej (BIML) jako Sekretariatu OIML. Od tego czasu, OIML stworzyła światową strukturę techniczną, której głównym celem jest harmonizacja przepisów oraz kontroli metrologicznej stosowanych przez krajowe służby metrologiczne lub powiązane z nimi organizacje. 67 Wydarzenia GUM na 17. Pikniku Naukowym Po raz kolejny Główny Urząd Miar wziął udział w Pikniku Naukowym, który 15 czerwca odbył się na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. 17. edycja Pikniku, którego organizatorami są Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik przyciągnęła rekordową ilość zwiedzających, czemu sprzyjała również doskonała, letnia pogoda. Tysiące dorosłych i dzieci miały okazję oglądać doświadczenia i pokazy naukowe, również te, które zaprezentował Główny Urząd Miar. Dla niektórych maluchów był to prawdopodobnie pierwszy odważniejszy krok w stronę świata nauki. Być może efektowne prezentacje i przystępnie podana wiedza naukowa zachęcą najmłodszych do kolejnych śmiałych poszukiwań i o przyszłość polskiej nauki możemy być spokojni. GUM zaprezentował podczas pikniku m.in. prawo Archimedesa we współczesnych pomiarach gęstości, a także metodę wyznaczania błędów zegarków. Można było na przykład, dzięki dokładnemu pomiarowi czasu, sprawdzić swój czas reakcji i przekonać się, czy ma się kwalifikacje do zostania kierowcą rajdowym. Odbywały się też, cieszące się dużym zainteresowaniem zwiedzających, pomiary lepkości oraz napięcia powierzchniowego wybranych cieczy. Obserwowano m.in. jak zachowują się ciecze o różnych lepkościach. W namiocie Głównego Urzędu Miar swoje stanowisko miał także Okręgowy Urząd Probierczy z Warszawy. Prezentowano na nim jedną z najstarszych metod badania stopów jubilerskich, pozwalającą na określenie prób metali szlachetnych. Warto dodać, że stoisko Głównego Urzędu Miar uzyskało doskonałą ocenę w opinii Zespołu Programowego 17. Pikniku Naukowego Życie. Każde stanowisko podlegało ocenie w czterech kategoriach: piknikowość, interaktywność, unikatowość i naukowość. Sprawdzane były także: bezpieczeństwo, estetyka i porządek, panujące na stanowisku oraz to, czy komunikacja ze zwiedzającymi przebiega płynnie i naturalnie. W przesłanym do naszego Urzędu podsumowaniu czytamy: Bardzo ciekawe i atrakcyjne stanowisko. Zrealizowana została większość z przesłanych propozycji pokazów. Były one różnorodne i ciekawe, dostosowane do różnych, pod względem wieku i zainteresowań, odbiorców. Obsługa stanowiska profesjonalnie i merytorycznie prowadziła pokazy, rozbudzając ciekawość zwiedzających. Gratulujemy! 7 zdj. P. Ruśkowska 78 Technika i pomiary Materiały odniesienia krótka charakterystyka oraz wymagania dotyczące ich produkcji w oparciu o projekt MODAS Kinga Dubalska, Małgorzata Rutkowska, Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik W artykule przedstawiono ogólny schemat toku postępowania prowadzącego do przygotowania materiałów odniesienia. Można też przeczytać o realizacji prac w ramach projektu rozwojowobadawczego (MODAS). 8 Streszczenie Monitoring poziomu zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska przez związki organiczne jest przedmiotem coraz powszechniejszego zainteresowania. Wraz ze wzrostem poziomu świadomości prośrodowiskowej, kluczowego znaczenia nabiera zagadnienie rozwoju i wprowadzenia do praktyki laboratoryjnej odpowiednich systemów kontroli i oceny jakości wyników pomiarów analitycznych (QA/QC) [1]. Elementem składowym takich systemów są materiały odniesienia o różnej charakterystyce metrologicznej. W pracy przedstawiono ogólny schemat toku postępowania prowadzącego do przygotowania materiałów odniesienia oraz wykorzystanie materiałów w analizie środowiskowej. Przedstawiono również informacje o realizacji prac w ramach projektu rozwojowo-badawczego (MODAS) ukierunkowanego na przygotowanie materiału kandydata na certyfikowany materiał odniesienia, który będzie charakteryzował się zarówno różnorodnością składu matrycy, jak i szerokim wachlarzem analitów. Wstęp Materiały odniesienia (RMs) oraz certyfikowane materiały odniesienia (CRMs) odgrywają istotną rolę we wszystkich elementach systemu zapewnienia jakości wyników pomiarów. Według międzynarodowych organizacji, tj.: International Organization for Standardization (ISO), the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), the Co-operation on International Traceability in Analytical Chemistry (CITAC) and the International Laboratory Accreditation Conference (ILAC) stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia jest powszechnie wymagane w celu uzyskania wiarygodnych i jednolitych wyników pomiarów w różnych dziedzinach życia [2]. Charakterystyka, wykorzystanie i proces produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia Zakres zastosowań materiałów odniesienia jest bardzo szeroki, są one wykorzystywane w trakcie: procesu walidacji procedur analitycznych, gdzie stosowane są do wyznaczania poprawności pomiaru, porównań międzylaboratoryjnych, gdzie stosowane są jako ich przedmiot materiał do badań, szacowania niepewności pomiaru, dokumentowania spójności pomiarowej [3]. Niecertyfikowane materiały odniesienia (laboratoryjny materiał odniesienia i materiał do kontroli jakości) i certyfikowane materiały odniesienia (pierwotny materiał odniesienia i certyfikowany materiał odniesienia) różnią się głównie dokładnością (wartością niepewności wyznaczenia określonych parametrów). Z tego też względu certyfikowane materiały odniesienia zajmują wyższe miejsce w hierarchii metrologicznej. Na rysunku (na str. obok) przedstawiono schemat typowej procedury analitycznej z zaznaczeniem etapów, na których wykorzystywane są materiały odniesienia o różnej wartości metrologicznej. Istotnym faktem jest jednak to, że wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia jest procesem niezwykle trudnym, czasochłonnym i pracochłonnym. Na przygotowanie materiału odniesienia składają się następujące czynności: wybór rodzaju materiału, pozyskanie odpowiedniej ilości materiału, dobór i zakup odpowiednich pojemników, etykiet, itp.,9 Technika i pomiary wstępne przygotowanie materiału (rozdrobnienie, przesiewanie, wydzielenie frakcji o odpowiedniej wielkości ziarna), wstępne badanie jednorodności materiału, określenie zawartości składników głównych, konfekcjonowanie materiału do pojemników, ostateczne badanie jednorodności materiału, sterylizacja materiału (zapewnienie trwałości biologicznej), oznaczenie wilgotności, organizacja porównania międzylaboratoryjnego w celu przeprowadzenia procesu certyfikacji, statystyczne opracowanie uzyskanych wyników (odrzucenie wyników odbiegających, obliczenie średnich, odchyleń standardowych, przedziałów ufności), ustalenie wartości atestowanych na podstawie sformułowanych wcześniej kryteriów, a następnie wydrukowanie atestu [4]. Materiały odniesienia należy przygotować w taki sposób, aby były jednorodne, trwałe i miały stałą charakterystykę w wystarczająco długim okresie czasu. Parametrami, które charakteryzują certyfikowany materiał odniesienia są: reprezentatywność, jednorodność, trwałość, wartość certyfikowana [5]. Pomimo znacznej ilości istniejących materiałów odniesienia wciąż istnieje ogromne zapotrzebowanie na certyfikowane materiały odniesienia o złożonym składzie matrycy. Projekt MODAS Jednorodność Cecha określająca stopień jednorodności struktury lub składu wobec jednej lub wielu właściwości. Proces certyfikacji polega na wykonaniu analiz próbek materiału z wykorzystaniem jednej metody w kilku laboratoriach lub większej liczby metod w jednym lub kilku laboratoriach, w których każda z serii pomiarów, przeprowadzana z największą możliwą dokładnością i zachowaniem spójności pomiarowej, musi być udokumentowana pełnym budżetem niepewności. Celem projektu MODAS jest wyprodukowanie pakietu sześciu certyfikowanych materiałów odniesienia, które można traktować jako odpowiedź na zapotrzebo- Spójność pomiarowa dla typowej procedury analitycznej Materiał odniesienia (RM) materiał lub substancja, dla których uznano wartości jednej lub większej liczby właściwości za dostatecznie jednorodne, trwałe i na tyle dobrze określone, aby mogły być stosowane do wzorcowania przyrządu, do oceny metody pomiarowej lub do przypisania wartości właściwościom materiałów. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) materiał odniesienia opatrzony certyfikatem, charakteryzujący się wartością lub wartościami danej właściwości, które certyfikowano zgodnie z procedurą zapewniającą odniesienie do dokładnej realizacji jednostki miary, w której wyrażane są wartości danej właściwości; każdej wartości certyfikowanej powinna być przy tym przypisana niepewność odpowiadająca określonemu poziomowi ufności. CRM wykorzystywane są najczęściej do wyznaczania parametrów walidacyjnych. opr. własne Trwałość zdolność materiału odniesienia do zachowania deklarowanej właściwości w określonych granicach w podanym okresie czasu, gdy jest on przechowywany w określonych warunkach. Reprezentatywność podobieństwo między poszczególnymi próbkami pod względem: składu matrycy, poziomu zawartości analitów, sposobu związania analitów z matrycą, rodzaju i stężenia substancji przeszkadzających, fizycznego stanu materiału. Definicje materiałów odniesienia i parametrów, które je charakteryzują opr. własne wanie polskich laboratoriów analitycznych w zakresie szeroko pojętej analityki środowiskowej. Materiały te będą charakteryzowały się zarówno różnorodnością składu matrycy, jak i szerokim wachlarzem analitów (zestawionych w tabeli). Wyprodukowane certyfikowane materiały odniesienia, po zakończeniu realizacji projektu, będą stanowiły próbki wykorzystywane w badaniach służących atestacji polskich laboratoriów analitycznych. Materiały te będą charakteryzowały się przede wszystkim reprezentatywnością w stosunku do typowych próbek środowiskowych analizowanych w polskich laboratoriach analitycznych oraz będą stanowiły istotne uzupełnienie dla aktualnej 9 910 Technika i pomiary Tabela: Zadania realizowane w ramach projektu Lp. Matryca Oznaczane substancje 1. PRODUKCJA Gleba silnie zanieczyszczona przez związki z grupy zanieczyszczeń organicznych WWA, PCB, pestycydy, związki metaloorganiczne, pozostałości farmaceutyków 2. Osad denny metale, związki cynoorganiczne oraz rtęcioorganiczne i pozostałości farmaceutyków 3. Tkanka dorsza (filety) metale ciężkie oraz ksenobiotyki z grupy WWA i PCB 4. Tkanka kormorana metale ciężkie oraz trwałe związki organiczne 5. Tkanka śledzia metale ciężkie oraz związki cynoorganiczne oraz trwałe związki organiczne 6. Włókna szklane związki powierzchniowe (chemicznie związane z powierzchnią włókna) będące źródłem lotnych związków organicznych 7. CERTYFI- KACJA Badania trwałości i jednorodności wytworzonych materiałów 8. Badania certyfikacyjne wytworzonych materiałów 9. Statystyczne opracowanie wyników badań certyfikacyjnych, sporządzenie raportów certyfikacyjnych 10 oferty certyfikowanych materiałów odniesienia dostępnych na rynku. Spełnienie powyższych wymagań w stosunku do wyprodukowanych materiałów odniesienia pozwoli na pewno na szerokie ich stosowanie w procesach kontroli jakości polskich laboratoriów analitycznych. Projekt zawiera dziewięć zadań głównych. Pierwsze sześć z nich dotyczy bezpośredniej produkcji poszczególnych materiałów odniesienia, a pozostałe trzy związane są z certyfikacją [6]. Poszczególne zadania będą realizowane przez poszczególnych członków Konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Politechnika Wrocławska Politechnika Śląska LGC Standards. Członkowie Konsorcjum będą uczestniczyli w realizacji zadań (każdy w ramach swoich możliwości) na poszczególnych etapach produkcji, począwszy od etapu pobrania materiału wyjściowego poprzez badania jednorodności i trwałości na etapie certyfikacji kończąc. Dodatkowo w ramach zadania będą prowadzone działania mające na celu propagowanie informacji zarówno związanych z realizacją projektu w trakcie jego trwania, jak i zachęcające przyszłych odbiorców wytworzonych certyfikowanych materiałów odniesienia do ich wykorzystywania w ramach badań międzylaboratoryjnych. Podsumowanie Materiały odniesienia odgrywają istotną rolę we wszystkich elementach systemu kontroli jakości wyników pomiarów. Komisja Europejska od ponad 30 lat wspiera programy badawcze ukierunkowane na poprawę jakości pomiarów fizycznych, biologicznych i chemicznych poprzez stosowanie odpowiednich materiałów odniesienia. W praktyce stosuje się szeroką gamę materiałów odniesienia, a ilość materiałów dostępnych na rynku ciągle rośnie. Bibliografia [1] J. Namieśnik, B. Zygmunt: Role of reference materials in analysis of environmental pollutants; The Science of the Total Environment 228 (1999), s [2] P. Quevauviller: Requirements for production and use of Certified Reference Materials for speciation analysis: A European Commission perspective; Spectrochim. Acta, Part B 53 (1998), s [3] B. Zygmunt, E. Kremer, M. Rompa, P. Konieczka, J. Namieśnik: Zastosowanie materiałów odniesienia w analityce organicznych zanieczyszczeń środowiska, Chemia i Inżynieria Ekologiczna 7 (2003), s , [4] R. Dybczyński: Materiały odniesienia w nieorganicznej analizie śladowej; Analityka 1 (2003), s [5] P. Konieczka: The Role of and the Place of Method Validation in the Quality Assurance and Quality Control (QA/QC) System; Critical Reviews in Analytical Chemistry 37 (2007), s [6] Dokumenty własne.11 Technika i pomiary Wzorcowanie przyrządów do pomiaru małych kątów Katarzyna Nicińska Artykuł dotyczy sposobów wzorcowania przyrządów do pomiaru małych kątów i opisuje stanowiska pomiarowe wykorzystywane w tym celu. Opis stanowisk pomiarowych Do pomiaru małych kątów służą głównie poziomice elektroniczne o wysokiej rozdzielczości oraz autokolimatory. W Laboratorium Kąta od wielu lat wzorcuje się te przyrządy na stanowisku stanowiącym część państwowego wzorca jednostki kąta płaskiego generatorze małych kątów o zakresie pomiarowym 40 i rozdzielczości 0,01. Zasada działania generatora oparta jest na zasadzie liniału sinusowego. Prosty liniał powierzchniowy oparty jest na dwóch podporach: stałej i ruchomej. Zmiana kąta pochylenia liniału realizowana jest za pomocą układu napędzanego przez silnik prądu stałego. Wielkość przemieszczenia podpory ruchomej mierzona jest metodą bezpośrednią za pomocą interferometru laserowego. Podczas wzorcowania autokolimatorów, na ruchomej podporze ustawiane jest zwierciadło, a podczas wzorcowania poziomic elektronicznych, poziomica. Wskazania autokolimatora i poziomicy elektronicznej są porównywane z wartością kąta pochylenia liniału, która jest wyświetlana na monitorze przez program komputerowy. Przy wzorcowaniu autokolimatorów i poziomic elektronicznych wyznacza się błąd wskazań w określonych przedziałach pomiarowych, których wielkość zależna jest od zakresu pomiarowego wzorcowanego przyrządu. Najmniejsza możliwa do uzyskania rozszerzona niepewność pomiarów na tym stanowisku wynosi 0,3 (k = 2). Wielkościami wejściowymi w budżecie niepewności są: wskazanie autokolimatora lub poziomicy elektronicznej i wskazanie generatora. Niepewność autokolimatora lub poziomicy związana ze wskazaniami przyrządu składa się z odchylenia standardowego średniej oraz niepewności wynikającej z rozdzielczości wzorcowanego przyrządu. Natomiast ze wskazaniem generatora związana jest niepewność standardowa obliczona na podstawie wyników 11 Generator małych kątów fot. arch. GUM 1112 Technika i pomiary Stanowisko do odtwarzania jednostki kąta płaskiego w zakresie 360 fot. arch. GUM 12 badań stanowiska. Generator małych kątów przedstawiony jest na zdjęciu na str. 11. Stanowisko zostało zbudowane w Laboratorium Kąta ok. 15 lat temu. Sterowanie oraz program obliczający wartości pochylenia były opracowane i dostosowane do ówczesnych możliwości sprzętowych (komputer). Modernizacja tego stanowiska w tej chwili jest trudna do przeprowadzenia, stąd dążenie do opracowania alternatywnej metody umożliwiającej wzorcowanie autokolimatorów. Dodatkowym impulsem do rozpoczęcia prac w tym zakresie stał się fakt zgłoszenia w 2008 r. gotowości wzięcia udziału w porównaniach międzynarodowych pomiarów autokolimatorów, organizowanych przez PTB, Niemcy EURAMET.L-K Angle Comparison Using an Autocollimator. Pomiary w ramach tych porównań zostały przeprowadzone w GUM w listopadzie 2011 roku. W wielu zagranicznych laboratoriach metrologicznych (PTB, LNE itd.) do wzorcowania autokolimatorów stosuje się precyzyjne stoły obrotowe. Laboratorium Kąta wyposażone jest w urządzenie tego typu, precyzyjny stół obrotowy z łożyskowaniem powietrznym (o wartości kroku 0,002 ), służący wraz z autokolimatorem o wysokiej rozdzielczości (0,005 ), do wzorcowania pryzm wielościennych i płytek kątowych przywieralnych. Stanowisko to jest także częścią państwowego wzorca jednostki kąta płaskiego w zakresie pełnego obrotu. Wzorcowanie autokolimatorów za pomocą precyzyjnego stołu obrotowego Metoda wzorcowania autokolimatora przy pomocy precyzyjnego stołu obrotowego polega na porównaniu wskazań autokolimatora ze wskazaniami stołu w zadanych przedziałach pomiarowych. W tym celu wzorcowany autokolimator ustawiany jest na stabilnym statywie z możliwością regulacji w obu płaszczyznach. Na stole, w osi obrotu stołu, ustawiane jest zwierciadło zamocowane tak, aby nie przemieszczało się podczas obrotu stołu. Autokolimator wzorcowany jest w kilku położeniach stołu (np.: 0, 120, 240 ; 0, 90, 180, 270 lub w innych, lecz nie mniej niż w 3 równomiernie rozłożonych względem pełnego obrotu). Autokolimator można wzorcować w dwóch różnych ustawieniach: 1) autokolimator ustawiany jest tak, aby wskazywał wartość bliską 0, a stół obraca się o zadany krok (przedział pomiarowy) aż do końca zakresu w obu kierunkach, np. od -100 do 100, 2) autokolimator ustawiany jest na końcu zakresu pomiarowego, np. w -, a stół obracany jest o zadany krok (przedział pomiarowy), aż do końca zakresu pomiarowego w + lub odwrotnie, np. od -100 do 100. Każdy taki pomiar może być powtórzony dowolną ilość razy.13 Technika i pomiary Wykonano wiele pomiarów, które doprowadziły do obecnej postaci metody pomiarowej i obliczeniowej. W niniejszej pracy przedstawione zostaną pokrótce niektóre eksperymenty. Pierwszym autokolimatorem mierzonym za pomocą nowego stanowiska był autokolimator ELCOMAT HRC, o rozdzielczości 0,005 i zakresie pomiarowym ±300. Został on jednak zmierzony w zakresie ±100, z krokiem pomiarowym 10 dla zorientowania się, czy metoda jest dobra i aby na początek zminimalizować liczbę danych do obliczeń. Pomiar tego autokolimatora służył głównie do przetestowania oprogramowania stworzonego do sterowania stołem obrotowym i do kolejnych modyfikacji metody. Jako zwierciadło do początkowych prób pomiarowych służyła pierwsza powierzchnia pomiarowa pryzmy 24-ściennej GUM. Autokolimator mierzono w ustawieniu 1), tzn. od 0 do końca zakresu (skróconego) w obu kierunkach. Stół obrotowy pracuje w dwóch trybach: AC mode i DC mode, przy czym pierwszy tryb odpowiada za ruch zgrubny, drugi za dokładne dochodzenie stołu do oczekiwanego położenia. Przeprowadzono pomiary mające na celu sprawdzenie, czy wyniki autokolimatora różnią się między sobą, gdy stół pracuje w obu trybach i tylko w trybie DC. Do tej pory przy pomiarach pryzm wielościennych stół pracował w obu trybach, gdyż realizował obrót stopniowy. Jednak podczas pomiarów autokolimatorów, obrót jest realizowany w małych przedziałach, sekundowych. Po analizie otrzymanych wyników stwierdzono, że błędy wskazań autokolimatora mierzonego podczas pracy stołu w obu trybach, AC i DC, w zdecydowanej większości są większe od tych otrzymanych podczas pracy stołu tylko w trybie DC. Podjęto decyzję o dalszych pomiarach wyłącznie w trybie pracy DC stołu. Następnym autokolimatorem mierzonym nową metodą był autokolimator DA-20, posiadający świadectwo wzorcowania od producenta. Autokolimator DA-20 wzorcowano za pomocą nowej metody w trzech położeniach: 0, 120 i 240. Zakres pomiarowy: , z krokiem pomiarowym stołu równym 2. Porównano wyniki błędów kątów otrzymane z wzorcowania autokolimatora za pomocą stołu obrotowego z wartościami ze świadectwa wzorcowania otrzymanego od producenta i uznano wyniki za zadowalające na tym etapie badań. Maksymalna różnica pomiędzy wartościami błędów kątów wynosi co do wartości bezwzględnej 0,17. W listopadzie ubiegłego roku przeprowadzono w ramach porównań EURAMET.L-K3.2009, pomiary autokolimatora fotoelektrycznego dwuosiowego ELCOMAT 3000, o rozdzielczości 0,005 i zakresie pomiarowym ±3000. Pomiary przeprowadzono w dwóch zakresach i krokach: dużym czyli ±1000 co 10 oraz małym czyli ±10, co 0,2. Do pomiarów zastosowano zarówno zwierciadło PTB o wartości odchylenia od płaskości 10 nm (parametr RMS), jak i zwierciadło, stosowane do pomiaru autokolimatorów przy zastosowaniu generatora małych kątów, o wartości odchylenia od płaskości 54 nm (parametr RMS). Standardowo, dla obu zwierciadeł i obu zakresów pomiarowych w obu kierunkach, wykonywano po trzy serie pomiarowe w trzech różnych położeniach stołu obrotowego: 0, +120 oraz 120. Jednak po wykonaniu każdej serii pomiarowej i obliczeniu wyników, przeprowadzano na bieżąco ich analizę i decydowano o ewentualnych powtórzeniach serii pomiarowych. Powtarzane były serie pomiarowe, przy których np. błąd pozycjonowania stołu w pierwszym punkcie pomiarowym był większy niż 0,1. Otrzymane wyniki znacząco różniły się od wyników otrzymanych w pozostałych seriach, czy też w przypadku, gdy wyniki z wykonanych w danym położeniu trzech serii pomiarowych były odbiegające od pozostałych. Po wnikliwej analizie wszystkich otrzymanych wyników stwierdzono dobrą zgodność wyników otrzymanych przy pomiarach z zastosowaniem zwierciadła PTB i zwierciadła GUM dla kierunku plus dla zakresu Kierunek minus jest dość zgodny w pierwszej połowie zakresu, w drugiej zaś dla zwierciadła GUM błędy gwałtownie rosną, co do wartości bezwzględnej. Wyniki dla drugiego zakresu pomiarowego nie są już tak zgodne i wykazują większą rozbieżność w kierunku minus. Rozbieżności mogą być spowodowane niejednakową dokładnością dochodzenia stołu do zadanych pozycji w zależności od kierunku obrotu. Powodem może być także kształt powierzchni zwierciadła. Te hipotezy wymagać będą dodatkowych badań w następnych latach. Jednak dopiero raport z porównań zweryfikuje poprawność opracowanej, nowej dla GUM, metody. Bibliografia [1] Just A., Krause M., Probst R., Wittekopf R.: Calibration of High-resolution Electronic Autocollimators against an Angle Comparator, [w:] Metrologia 40 (2003), s [2] Nicińska K., Przybylska J.: Państwowy wzorzec jednostki kąta płaskiego, [w:] Biuletyn Głównego Urzędu Miar, nr 2, (2010), s14 Technika i pomiary Krajowe porównanie międzylaboratoryjne generatora z mikroprocesorowym symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego Roman Osmyk, Piotr Szterk, Albin Czubla W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące organizowanych przez GUM krajowych porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Opisano zalety zastosowania jako obiektu porównań generatora z symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego i zwrócono uwagę na charakterystykę pracy chronokomparatorów. Wstęp 14 Porównania międzylaboratoryjne pełnią istotną rolę w ocenie kompetencji laboratoriów wzorcujących i badawczych [1, 2]. Krajowe porównanie międzylaboratoryjne generatora z mikroprocesorowym symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego, przeprowadzone przez Laboratorium Czasu i Częstotliwości Zakładu Elektrycznego Głównego Urzędu Miar (GUM) w 2011 roku, pozwoliło nie tylko na ogólną ocenę poprawności przenoszenia jednostek miar czasu i częstotliwości na przyrządy pomiarowe poprzez wzorcowanie, ale również umożliwiło weryfikację budżetów szacowania niepewności wyniku pomiaru oraz zwróciło uwagę na pewne właściwości charakterystyk metrologicznych chronokomparatorów stosowanych jako przyrządy kontrolne w tego typu pomiarach. Uzyskano w ten sposób znaczącą wartość dodaną. Wcześniejsze porównania międzylaboratoryjne z użyciem stopera elektronicznego HS-1000 W roku 2010 i w latach wcześniejszych GUM organizował w dziedzinie czasu i częstotliwości porównania międzylaboratoryjne ze stoperem HS-1000 jako wzorcem przenośnym. Dobór wzorca przenośnego odpowiadał potwierdzeniu zdolności pomiarowej laboratoriów do wzorcowania stoperów sterowanych ręcznie i wszystkie uczestniczące w porównaniu laboratoria uzyskały wynik pozytywny. Jednakże ze względu na typowe parametry metrologiczne tego rodzaju wzorca, jego udział niepewności w końcowym wyniku pomiaru był stosunkowo duży. Podjęta w 2010 roku próba wyznaczenia w stoperze HS-1000 zależności wartości o.w.cz. (odchylenia względnego częstotliwości) wewnętrznego generatora kwarco- M / s/d 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 0,2 0, Temperatura / o C Wyniki pomiaru o.w.cz. (parametru M) wewnętrznego generatora kwarcowego wzorca przenośnego w zależności od temperatury. Górna parabola (kolor niebieski linia przerywana) odpowiada pomiarom do chwili schłodzenia wzorca do temperatury ok. 18 C, dolna parabola (kolor czerwony linia ciągła) pomiarom po rozpoczęciu jego ogrzewania od temperatury ok. 18 C wego od temperatury otoczenia potwierdziła, że w przypadku tego typu wzorca jest to zależność paraboliczna, ale niestety ze zmiennymi w czasie wartościami współczynników. Porównanie 2011 roku opr. własne Przedmiot porównania W celu podniesienia precyzji porównania w zakresie potwierdzenia zdolności pomiarowej laboratoriów do wzorcowania stoperów sterowanych ręcznie, w GUM zbudowano wzorzec oparty na termostatowanym generatorze kwarcowym (OCXO) o sygnale wyjściowym 5 MHz z niewielką zależnością o.w.cz. od zmian temperatury zewnętrznej w warunkach laboratoryjnych (obserwowany zakres zmian o.w.cz.: ok Hz/Hz). Z generatora wyprowadzono trzy przestrajalne sygnały symulujące pracę silnika krokowego zegara elektronicznego odstrojone od częstotliwości 1 Hz (okresu 1 s) w zakresie ±1 s/d (odstro-15 Technika i pomiary jenie wyrażone w s/d odpowiada względnemu przyrostowi błędu wskazania zegara czy sekundomierza). Elementem symulującym jest cewka, która generuje sygnał impulsowy o parametrach zbliżonych do parametrów sygnału silnika krokowego. Żądaną wartość odstrojenia sygnału 1 Hz od wartości nominalnej uzyskuje się poprzez podzielenie sygnału 5 MHz przez z pominięciem lub dodaniem n okresów. Wówczas uzyskuje się sygnał 1 Hz odstrojony o n/( ) s/d od wartości nominalnej, gdzie n to liczba pominiętych lub dodanych okresów. Generator z mikroprocesorowym symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego fot. arch. własne Dla potrzeb porównania zasymulowano następujące odstrojenia: dla pierwszego symulowanego odstrojenia: (-0,174 ± 0,012) s/d (n = 10), dla drugiego symulowanego odstrojenia: (0,120 ± 0,012) s/d (n = -7), dla trzeciego symulowanego odstrojenia: (0,327 ± 0,012) s/d (n = -19). W powyższych wartościach niepewności uwzględniono udział chronokomparatora, użytego do weryfikacji uzyskanych wartości odstrojeń oraz zakładaną maksymalnie czterokrotnie większą niż obserwowaną w GUM niestabilność generatora ( Hz/Hz). Przebieg porównania Pomiary w poszczególnych laboratoriach, biorących udział w porównaniu, były wykonywane zgodnie z procedurą pomiarową stosowaną przez dane laboratorium przy wzorcowaniu sekundomierzy sterowanych ręcznie. Uczestnicy porównania wykonywali pomiary za pomocą chronokomparatora i uzyskiwali wartości każdego z trzech symulowanych odstrojeń. Pomiary były przeprowadzane po dwóch godzinach nagrzewania wzorca przenośnego. W celu zapewnienia kontroli o.w.cz. wzorca przenośnego, pomiary w GUM zostały wykonane na początku, w środku i na końcu porównania. Analiza wyników porównań Przy ocenie współczynnika równoważności E i wyników pomiarów za wartość odniesienia przyjęto wyniki pomiarów przeprowadzonych w GUM. Zastosowano następujące wzory: E i = M U i M ref + U 2 2 Mi ref W powyższym wzorze: indeks dolny i przy opisywanej wielkości oznacza, że wielkość dotyczy danego (1) 15 Tabela: Przykładowe wyniki porównania z 2011 r. (dla jednego z symulowanych odstrojeń) Uczestnik Wyniki pomiarów (s/d) E i przed korektą po korekcie wg CMC przed korektą po korekcie wg CMC LAB 1 0,138 ± 0,016 0,138 ± 0,022 0,138 ± 0,022 0,900 0,718 0,718 LAB 2 0,143 ± 0,031 0,143 ± 0,058 0,143 ± 0,069 0,692 0,388 0,328 LAB 3 0,110 ± 0,016-0,110 ± 0,016 0,500-0,500 LAB 4 0,14 ± 0,06-0,14 ± 0,06 0,327-0,327 LAB 5 0,088 ± 0,030 0,088 ± 0,055 0,088 ± 0,055 0,990 0,568 0,568 LAB 6 0,116 ± 0,016-0,116 ± 0,016 0,200-0,200 LAB 7 0,096 ± 0,019-0,096 ± 0,026 1,068-0,838 LAB 8 0,110 ± 0,014 0,110 ± 0,016 0,110 ± 0,026 0,542 0,500 0,349 LAB 9 0,115 ± 0,021 0,115 ± 0,024 0,115 ± 0,024 0,207 0,186 0,186 1516 Technika i pomiary 16 błąd zera / s/d błąd zera / s/d czas od włączenia przyrządu / min czas od włączenia przyrządu / min Przykładowe wyniki pomiarów błędu zera chronokomparatora w zależności od czasu od włączenia opr. własne czyli typowo dwukrotne zwiększenie tego składnika, skutkiem czego laboratoria biorące udział w porównaniu zweryfikowały w tym zakresie swoje instrukcje wzorcowania i przeliczyły ponownie wyniki pomiarów (Tab. kolumny: po korekcie ). Ponadto, w kilku przypadkach stwierdzono wahania wartości wyniku pomiaru, w pojedynczej serii pomiarowej, w obrębie 3 lub więcej kolejnych wskazań, np. dla LAB 7: 0,18 s/d, 0,19 s/d, 0,20 s/d, 0,21 s/d, co oznaczało, że czujnik chronokomparatora odbierał sygnał zakłócony (LAB 7 wykonywało pomiary w czasie, gdy trwał remont sąsiednich pomieszczeń, gdzie znajdowało się prawdopodobne źródło zakłóceń). Laboratoria powinny w tego typu przypadkach odpowiednio modyfikować warunki pomiaru, np. przez korekcję ustawienia cewki symulującej sygnał z silnika krokowego zegara względem czujnika chronokomparatora, dobór momentu pomiaru, aby uniknąć wpływu zaburzeń zewnętrznych i uzyskać stabilny wynik pomiaru (dopuszczalne są zmiany w zakresie co najwyżej dwu kolejnych wskazań). W zakresie przyjętych przez laboratoria wartości CMC, wszystkie laboratoria uzyskały wynik pozytywny (Tab. kolumny: wg CMC ). Podsumowanie Porównanie z 2011 roku potwierdziło zdolności pomiarowe we wszystkich laboratoriach biorących udział w porównaniu. Dodatkowo zwrócono uwagę na charakterystykę pracy chronokomparatorów, co przełożyło się na poprawę budżetów niepewności i wiarygodności wykonywanych pomiarów. Obecnie w GUM trwają przygotowania zmierzające do ulepszenia nowego wzorca i zastosowania w nim symulacji sygnału generatora kwarcowego zegarka elektronicznego. Bibliografia [1] PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. [2] ILAC P9:11/2010 Polityka ILAC dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. uczestnika porównania, a indeks dolny ref przy opisywanej wielkości oznacza, że wielkość dotyczy wartości odniesienia, wyznaczonej przez laboratorium odniesienia. Gdy współczynnik równoważności spełnia zależność tak, że E i 1, wówczas wyniki pomiarów są równoważne (zweryfikowane pozytywnie). W kilku laboratoriach moduł E i > 0,5, a dla jednego laboratorium E i > 1 (Tab. kolumny: przed korektą ). Z analizy przedstawionych budżetów niepewności wynika, że główną tego przyczyną było zwykle zbyt optymistyczne założenie symetrycznego rozkładu zakresu zmian błędu zera chronokomparatora wokół wartości błędu zera po pięciu minutach nagrzewania i brak uwzględnienia mniej korzystnego przypadku, gdy wartość błędu zera po pięciu minutach nagrzewania znajduje się w dolnej lub górnej granicy zmienności. Analizując następnie przebiegi czasowe zmiany wartości błędu zera od czasu włączenia wszystkich chronokomparatorów biorących udział w porównaniu, okazało się, że chociaż okres pięciu minut od czasu włączenia jest wystarczający do wzorcowania stoperów, ale zwykle po tym czasie błąd zera jest właśnie na granicy zmienności. W efekcie zaproponowano przyjęcie składnika niepewności standardowej związanej z estymatą zakresu zmian błędu zera ( M) w postaci: u = M 3 (2)17 Technika i pomiary Stanowiska pomiarowe do badania analizatorów wydechu Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard Poniższy artykuł przedstawia opis stanowisk pomiarowych do badania analizatorów wydechu oraz problemy związane z wytwarzaniem wzorca stężenia masowego etanolu w powietrzu. Analizatory wydechu, przyrządy do pomiaru zawartości alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, zwane dalej analizatorami, stanowią ważny element polityki państwa w zakresie zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa na drogach oraz ochrony zdrowia. Analizatory dzielą się na: dowodowe analizatory wydechu, testery do pomiarów wstępnych, blokady alkoholowe stosowane w samochodach przy rozrusznikach, wskaźniki do użytku powszechnego. Wszystkie te przyrządy są powszechnie stosowane w kraju i na świecie i służą do kontroli trzeźwości. Wielkością mierzoną jest stężenie masowe alkoholu w wydychanym powietrzu. Najczęściej stosowane są przez policję, wojsko, pogotowie, izby wytrzeźwień, straż pożarną, straż graniczną, agencje ochrony, zakłady pracy, przychodnie odwykowe i szpitale. Spójność pomiarową w Polsce, w zakresie pomiaru zawartości alkoholu etylowego w powietrzu, zapewnia Główny Urząd Miar (GUM). Analizatory wzorcuje się za pomocą tzw. wilgotnych wzorców etanolowych (zalecanych przez OIML Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej) oraz za pomocą suchych wzorców etanolowych. Kompetencje techniczne GUM w zakresie wzorcowania analizatorów za pomocą wytwarzanych in statu nascendi wilgotnych wzorców etanolowych zostały potwierdzone w porównaniach międzynarodowych EURAMET 1112 Wzorce etanolowe. Zdolności pomiarowe i kompetencje techniczne laboratoriów akredytowanych, wzorcujących analizatory na terenie kraju zostały potwierdzone podczas porównań międzylaboratoryjnych krajowych przeprowadzonych przez GUM w 2011 roku. Stanowisko pomiarowe do wzorcowania analizatorów metodą wilgotnych wzorców etanolowych Stanowisko pomiarowe składa się z układu do symulacji ludzkiego wydechu, tzw. sztucznego płuca oraz układu generatorów wzorców. Układ generowania wilgotnego wzorca etanolowego składa się z naczyń barbotażowych służących do nasycania przepływającego gazu parami wody i etanolu. Naczynie zawiera roztwór wodny etanolu o odpowiednim stężeniu masowym, utrzymywany w temperaturze 34 C. Wartość 17 Wyniki porównań EURAMET 1112 dla stężenia 0,25 mg/l i 0,4 mg/l opr. własne 1718 Technika i pomiary Schemat stanowiska stosowanego podczas porównań międzynarodowych EURAMET 1112 dla stężenia 0,4 mg/l opr. własne stężenia masowego etanolu C et(g) (wyrażona w mg/l) we wzorcu gazowym będącym w stanie równowagi z fazą ciekłą wynika z prawa Henry ego, które dla pary etanol-woda przyjmuje postać tzw. wzoru Dubowskiego. Układ do wytwarzania mieszanin wzorcowych 18 C (0,06583 t ) )( =, C ce )( e t (1) ge t Równanie to zawiera empirycznie wyznaczone współczynniki, dlatego też w Laboratorium Gęstości, Lepkości i Analizy Spektralnej M55 GUM w ramach prac badawczo- -rozwojowych zaprojektowano, wykonano i uruchomiono stanowiska pomiarowe do wytwarzania i badania analizatorów metodą suchych wzorców etanolowych. Stanowisko pomiarowe do wzorcowania analizatorów metodą suchych wzorców etanolowych Metoda wzorców suchych polega na wytworzeniu metodą grawimetryczną, odpowiednim przygotowaniu i podaniu mieszaniny azotu i etanolu, na wejście badanego analizatora. Do napełnianej butli gazowej, w której wytworzono podciśnienie, podaje się odpowiednią ilość bezwodnego etanolu w fazie ciekłej za pomocą strzykawki dozującej. Etanol pod wpływem niskiego ciśnienia ulega rozprężeniu w butli do fazy gazowej. Następnie do butli wtłacza się odpowiednią ilość czystego azotu, który zarazem przemywa układ aplikacji etanolu. Proces jest nadzorowany przez system kontrolno-pomiarowy. Schemat układu do wytwarzania mieszanin etanol-azot Ułamek molowy wytworzonego wzorca gazowego wynosi: et χ = ; met maz M et m M gdzie: m et naważka etanolu, M et masa molowa etanolu, m az masa azotu, M az masa molowa azotu. et + M az opr. własne (2)19 Technika i pomiary Układ do badania analizatorów za pomocą suchych wzorców etanolowych podgrzaniu do zadanej temperatury, wygenerowaniu wydechu (z zadanym przez użytkownika profilem przepływu). Wartość stężenia etanolu we wzorcu gazowym w warunkach pomiaru oblicza się ze wzoru: C M T P et n p = χ (3) Vn Pn Tp gdzie: χ ułamek molowy mieszaniny wzorcowej, M et masa molowa etanolu, T n temperatura bezwzględna w warunkach normalnych = 273,15 K, T p temperatura w warunkach pomiaru (K), P n ciśnienie w warunkach normalnych = 1013,25 hpa, P p ciśnienie w warunkach pomiaru, V n objętość mola gazu w warunkach normalnych = 22,4138 dm 3. Schemat układu do badania analizatorów wydechu metodą suchych wzorców gazowych opr. własne Następnie mieszaninę gazową podłącza się do układu do badania analizatorów, który przygotowuje odpowiednio mieszaninę i wyznacza wartość stężenia etanolu w warunkach pomiaru. Układ do badania analizatorów wydechu składa się z zestawu butli (z gazem wzorcowym o różnym stężeniu), w których gaz wzorcowy jest kondycjonowany, a następnie doprowadzany układem pneumatycznym do badanego analizatora. Kondycjonowanie gazu wzorcowego polega na: wstępnym zredukowaniu ciśnienia do poziomu ok. 2 bar, Podsumowanie Laboratorium Gęstości, Lepkości i Analizy Spektralnej Głównego Urzędu Miar w ramach prac badawczo-rozwojowych (w latach ) opracowało i zbudowało własne układy do badania analizatorów wydechu metodą suchych wzorców etanolowych. W chwili obecnej kończą się prace nad układem do badania analizatorów metodą mokrych wzorców etanolowych. Opracowane stanowiska pomiarowe umożliwią: przeprowadzenie badań analizatorów wydechu w oparciu o zalecenie OIML R126 (2012), nawiązanie partnerskiej współpracy z innymi krajowymi instytutami metrologicznymi (NMI) w zakresie porównań tych wzorców. poprawienie wiarygodności i zmniejszenie niepewności wykonywanych pomiarów20 Współpraca VI Kongres Metrologii 20 W dniach od 19 do 22 czerwca 2013 r. odbył się VI Kongres Metrologii. Jest to cykliczna krajowa konferencja naukowa adresowana do szeroko pojętych środowisk metrologicznych. Obrady konferencji odbywają się co trzy lata i organizowane są przez kolejne ośrodki akademickie. Tegoroczny Kongres, zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, odbywał się w Kielcach i w Sandomierzu, pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych. Kongresowi przewodniczył i patronował Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c. W obradach uczestniczył Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka. Główny Urząd Miar aktywnie uczestniczył w Kongresie Metrologii. Pracownicy Urzędu przedstawili dwanaście referatów, w tym na specjalnej sesji Głównego Urzędu Miar i w trakcie dwóch wykładów plenarnych. W obradach uczestniczyło Kierownictwo GUM, z Prezes GUM Janiną Marią Popowską. Poniżej tematy referatów, które przedstawili na Kongresie pracownicy GUM: 1. Jerzy Borzymiński: Kierunki rozwoju terminologii metrologicznej w pracach Międzynarodowego Biura Miar i Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej. 2. Albin Czubla: Precyzyjny światłowodowy transfer czasu i częstotliwości w relacji GUM-AOS (420 km). 3. Paweł Fotowicz: Historyczna droga kształtowania się teorii niepewności pomiaru. 4. Paweł Fotowicz: Współczesne podejście dotyczące wyrażania niepewności pomiaru. 5. Paulina Kamińska: Zmiany w podejściu do prawnej kontroli metrologicznej. 6. Robert Kordulasiński: Stanowiska pomiarowe do badania analizatorów wydechu. 7. Elżbieta Michniewicz: Misja, rola i zadania Głównego Urzędu Miar, jako NMI, w świetle dokumentów międzynarodowych i krajowych. 8. Zbigniew Ramotowski: Europejska współpraca metrologiczna w ramach programów EMRP i EMPIR udział GUM w wybranych projektach. 9. Patrycja Ruśkowska: Podstawowe jednostki miar a stałe fizyczne rekomendacje XXIV Generalnej Konferencji Miar. 10. Grzegorz Sadkowski: Zaawansowane metody wzorcowania obciążeń przekładników. 11. Piotr Sosinowski: Modernizacja przesuwu karetki pomiarowej na stanowisku komparatora interferencyjnego do wzorcowania wzorców kreskowych. 12. Robert Szumski: Pomiary długich płytek wzorcowych na zmodernizowanym stanowisku pomiarowym z interferometrem laserowym. 2021 Współpraca Europejska współpraca metrologiczna w ramach programów EMRP i EMPIR udział GUM w wybranych projektach Zbigniew Ramotowski W artykule przedstawiono genezę i zasady prowadzenia programów badawczo-rozwojowych dziedzinie metrologii: imera, imera PLUS, EMRP oraz założenia dla ich następcy programu EMPIR. Wstęp Zmiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90. zaowocowały w roku 1996 przystąpieniem Głównego Urzędu Miar, jako krajowej instytucji metrologicznej (NMI) wówczas kraju stowarzyszonego, do Europejskiej Współpracy w Zakresie Wzorców Pomiarowych (EUROMET). Już wtedy najbardziej aktywni członkowie tej organizacji, spodziewając się znacznego zwiększenia zakresu prac, związanego z przewidywanym podwojeniem liczby członków, rozpoczęli dyskusję na temat sposobów uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego umożliwiającego sprostanie tym nowym wyzwaniom. Dyskusja ta znalazła swoje formalne odzwierciedlenie w realizowanym w latach projekcie MERA, dotyczącym planowania obszaru europejskich badań w metrologii. W jego efekcie wytyczono ścieżkę rozwoju europejskiej metrologii przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. Pierwszą fazę wdrażania przyjętych wcześniej rozwiązań, głównie poprzez opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju metrologii dla różnych dziedzin pomiarowych w okresie do 2020 r., tzw. roadmaps, stanowił realizowany w latach program ime- RA, współfinansowany przez UE wg zasad 6. Programu Ramowego. Kolejna faza wdrożeń realizowany w latach program imera Plus uwzględniał już realizację wspólnych projektów badawczych (JRP) z obszaru typowych zadań NMI wzorców i technik pomiarowych, w tym przypadku z dziedziny długości oraz elektryczności i magnetyzmu, jak również z obszaru Zdrowia. Poprzedzony on był, koniecznym ze względu na wymagania UE dotyczące współfinansowania, przekształceniem EUROMET w organizację posiadającą osobowość prawną Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych (EURAMET e.v.). Znacznie bardziej zaawansowany pod względem różnorodności obszarów badań, form realizacji, liczby krajów uczestniczących, możliwości udziału osób i podmiotów spoza NMI, wielkości budżetu, jak również poziomu dofinansowania jest trwający obecnie następca wymienionych wcześniej programów, Europejski Program Badawczo-Rozwojowy w dziedzinie Metrologii EMRP, realizowany zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady NR 912/2009/ WE z dnia 16 września 2009 r. [1], sygnowany często skrótem EMRP A169(185) dla odróżnienia go od dwóch poprzednich faz, którym po ich zakończeniu przypisano również wspólną nazwę EMRP. Wspomniane rozszerzenie wskazuje na oparcie tego programu, w odróżnieniu od wcześniej wspomnianych, początkowo na artykule 169 Traktatu z Nicei [2], następnie na odpowiadającym mu artykule 185 Traktatu z Lizbony [3]: Przy urzeczywistnianiu wieloletniego programu ramowego Wspólnota może przewidzieć [ ] udział w programach badawczych i rozwojowych podjętych przez kilka Państw Członkowskich, w tym udział w strukturach utworzonych w celu wykonania tych programów. Ze względu na potrzebę kontynuowania badań rozpoczętych w ramach programu EMRP, wysoką ocenę poziomu realizacji biegnącego obecnie programu przyznaną przez KE, jak również potrzebę, wynikającą z wyrażonych w dokumencie Horizon 2020 [4] zapisów strategii KE, dotyczących rozszerzenia obszaru badań i zwrócenia większej uwagi na zagadnienia związane z transferem technologii, EURAMET podjął inicjatywę przygotowania założeń dla następcy programu EMRP pod nazwą EMPIR Europejski Program Badań i Innowacyjności w Metrologii. Przewiduje się, że decyzja PE w sprawie jego rozpoczęcia zostanie podjęta jeszcze w roku 2013 tak, aby mógł on wystartować w roku22 Współpraca 22 Udział Głównego Urzędu Miar w programie EMRP NMI starające się o przystąpienie do nowej organizacji EURAMET, co stanowiło warunek konieczny do wzięcia udziału w programie imera Plus oraz późniejszym EMRP A169(185), musiały zadeklarować posiadanie osobowości prawnej. W przypadku kilku z nich, w inny sposób umocowanych prawnie w tym GUM, spowodowało to zablokowanie lub opóźnienie w przystąpieniu do wspomnianych programów. GUM, który brał udział w programie imera nie mógł z tego powodu uczestniczyć w programie imera Plus, ze znacznym opóźnieniem zgłosił również swój akces do programu EMRP A169(185). Ze względu na to, że budżet tego programu został już wcześniej zamknięty, udział finansowy GUM został ograniczony do poziomu 0,21 %. Odbyło się to kosztem zmniejszenia budżetu PTB (Niemcy). W związku z tym, że całkowity budżet tego programu wynosi 400 mln, z czego połowę stanowi wkład własny uczestniczących w nim NMI, udział własny GUM wyniósł 420 tys., przy czym 10 % tej kwoty stanowi wkład w gotówce, a pozostała część jest wnoszona jako koszty pracy wykonanej przy realizacji wspólnych projektów badawczych (JRP). Podkreślić należy, że GUM nie otrzymuje zewnętrznych środków i całość ponoszonego wkładu własnego wygospodarowuje ze swojego budżetu. W okresie 7 lat trwania programu przewidziano podjęcie około 200 JRP z 7 obszarów tematycznych: Energia, Środowisko, Przemysł, Zdrowie, Jednostki SI, Nowe Technologie, Nowe Wyzwania, wyłonionych w wyniku 11 konkursów ogłaszanych w latach Poza realizacją wspólnych projektów badawczych, w których w ramach składki wnoszonej przez każde z NMI uczestniczyć z prawem dofinansowania ze strony UE mogą również Instytucje Desygnowane (spoza NMI) do utrzymywania państwowych wzorców jednostek miar, program przewiduje również możliwość skorzystania z trzech rodzajów grantów wspomagających realizację JRP: grantu dla profesorów spoza NMI i DI (REG), grantu dla młodych naukowców otwartego na wszystkie środowiska (RMG) oraz grantu dla początkujących (ESRMG), skierowanego jedynie do pracowników NMI i DI. Po 5 z 7 lat trwania programu GUM jako polskie NMI, dwie polskie instytucje Desygnowane Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych INTIBS, Narodowe Centrum Badań Jądrowych NCBJ / Ośrodek Radioizotopów POLATOM oraz Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Śląska i Uniwersytet Zielonogórski uczestniczą łącznie w 8 JRP (GUM w 6), 2 grantach REG (Politechnika Śląska, Uniwersytet Zielonogórski), 2 grantach RMG (GUM) i jednym grancie ESRMG (GUM). Prace te dotyczą obszarów: Środowisko, Przemysł, Jednostki SI i Nowe Technologie, a realizowane są w ramach JRP ukierunkowanych na zagadnienia związane z pomiarami ciśnienia, temperatury i wilgotności w atmosferze, pomiarami dotyczącymi utylizacji odpadów radioaktywnych, promieniowania jonizującego w zastosowaniach przemysłowych, charakterystyk elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym materiałów stosowanych w przemyśle, elementów terapii radiacyjnej, nowych technik przekazywania jednostki temperatury, nowego podejścia do zagadnienia szacowania niepewności pomiaru, zaawansowanymi pomiarami kąta płaskiego, pomiarami siły w zakresie meganiutona, automatyzacji pomiarów impedancji oraz pomiarami dużych odległości w zastosowaniach przemysłowych. We wspomnianym okresie 5 z 7 lat trwania programu i wniesieniu gotówkowego wkładu własnego odpowiednio w wysokości 30 tys. (z 42 tys. ) strona polska uzyskała prawie dziesięciokrotny zwrot poniesionych kosztów, otrzymując dofinansowanie ze strony UE w wysokości 414 tys., przez co zapewniła już sobie uzyskanie 98,5 % nominalnego dofinansowania ze strony UE, przewidzianego na cały okres trwania programu. Założenia do programu EMPIR Wśród kluczowych założeń do programu EMPIR wyróżnić można: Artykuł 185 Traktatu z Lizbony jako podstawę prawną do jego wdrożenia, całkowity budżet w wysokości sumy budżetów programu imera PLUS oraz EMRP A169(185), równy 600 mln, poziom współfinansowania ze strony UE równy poziomowi dla programu EMRP A169(185), wynoszący 50 %, EURAMET e.v. jako ciało wdrażające program, przy zachowaniu dotąd funkcjonujących struktur pracujących na potrzeby EMRP A169(185), w celu zapewnienia płynnej transformacji tego programu w program EMPIR, zapewnienie możliwości uczestniczenia na poziomie całości programu wszystkim krajom członkowskim EURAMET oraz krajom stowarzyszonym, mogącym zadeklarować odpowiednie zasoby techniczne i finansowe, zapewnienie możliwości współfinansowanego ze strony UE uczestniczenia na poziomie wspólnych 2223 Współpraca projektów badawczych zewnętrznym europejskim i międzynarodowym partnerom zgodnie z wytycznymi dokumentu Horizon 2020, zróżnicowanie zasad tworzenia konsorcjów w zależności od typu projektu, przy zapewnieniu równowagi między harmonijnym wdrażaniem na forum europejskim i otwarciem na najnowsze osiągnięcia zewnętrzne, delegowanie przez uczestników EMPIR po jednym reprezentancie do Komitetu EMRP/EMPIR z siłą głosu wynikającą z przyjęcia systemu pierwiastkowego, opartego o zadeklarowany wkład własny każdego z uczestników. Prace realizowane w ramach EMPIR mieszczą się w 5 blokach tematycznych, a ich planowane finansowanie wynosi: Nauka 45 %, Innowacje 18 %, Współpraca 12 %, Normalizacja 10 %, Zarządzanie 5 %. Przewiduje się przeznaczenie łącznie 90 mln na dofinansowanie podmiotów spoza NMI/DI, a zadeklarowany wstępnie udział całkowity GUM wynosi 2,5 mln. Podsumowanie Dotychczas zrealizowane lub biegnące europejskie programy badawczo-rozwojowe dotyczące wsparcia metrologicznego, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności kluczowych dziedzin gospodarki i życia społecznego UE zyskały bardzo wysoką ocenę ekspertów Komisji Europejskiej. Pozwoliła ona na przygotowanie ich następcy programu EMPIR. Bibliografia [1] Decyzja Parlamentu i Rady NR 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/12. [2] Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. [3] Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2007/C306/01. [4] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Horizon 2020 The Framework Programme for Research and Innovation. COM(2011) 808 final. 23 Warsztaty GUM pt. 5 listopada Warszawa, Główny Urząd Miar Udział Polski w Europejskich Programach Metrologicznych EMRP i EMPIR Celem warsztatów będzie podsumowanie dotychczasowego uczestnictwa Polski w programie EMRP oraz przekazanie aktualnych informacji krajowym ośrodkom metrologicznym na temat nowego programu badań w metrologii EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), który rozpocznie się w drugiej połowie 2014 r. Referaty wygłoszą m.in. dr Jörn Stenger, przewodniczący EMRP i wiceprzewodniczący EURAMET oraz polscy uczestnicy projektów badawczych, w tym reprezentanci GUM oraz instytucji desygnowanych (DI). 2324 Współpraca System SOLVIT jako nieformalne narzędzie rozwiązywania sporów obywateli z administracją państw EOG Marcin Mikiel Artykuł omawia istotę i schemat działania sytemu SOLVIT, jak również relacjonuje spotkanie koordynatorów systemu SOLVIT, które odbyło się w dniach czerwca br. w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. 24 System SOLVIT (ang. solve it rozwiąż to) został utworzony w 2002 r. przez Komisję Europejską i ma za zadanie pomagać obywatelom i przedsiębiorcom w UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w rozwiązywaniu ich problemów (sporów) z organami administracji powyższych państw, z tym że w sporze musi wystąpić element transgraniczności (obywatel nie może poskarżyć się na administrację swojego państwa). SOLVIT działa w oparciu o tzw. centra SOLVIT w tych państwach. W Polsce Centrum SOLVIT działa w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Gospodarki od maja 2004 r. Do systemu SOLVIT problem może zgłosić zarówno obywatel, jak i przedsiębiorca. Wybór właściwego centrum determinuje odpowiednio obywatelstwo lub siedziba przedsiębiorstwa. Procedura postępowania w ramach systemu SOLVIT Po zgłoszeniu sprawy (problemu) do SOLVIT, przesłaniu kopii dokumentacji potwierdzającej faktyczne zaistnienie sporu oraz potwierdzeniu przez pracowników SOLVIT, iż zgłoszony problem spełnia kryteria sprawy SOLVIT właściwe Centrum wprowadza sprawę do bazy danych przeciwko organom administracji drugiego państwa członkowskiego. W rozwiązanie sprawy zaangażowane są zawsze dwa centra SOLVIT. Pierwsze to tzw. centrum zgłaszające działające w kraju wnioskodawcy. Drugim natomiast jest centrum prowadzące, działające w kraju w którym dany problem wystąpił. Oba centra współpracują ze sobą w celu praktycznego rozwiązania danego problemu. Istotną funkcję w bieżącej pracy SOLVIT Polska pełnią koordynatorzy SOLVIT w poszczególnych resortach (ministerstwach i urzędach centralnych). Zanim sprawa trafi do internetowej bazy, administrowanej przez Komisję Europejską, jest opiniowana pod względem ewentualnego naruszenia prawa unijnego (np. sprawa ważenia polskich ciężarówek poza granicami kraju była opiniowana przez GUM). Wśród najczęściej występujących spraw prowadzonych przez CS SOLVIT Polska w roku ubiegłym, zgłoszonym przeciwko organom administracji państw członkowskich EOG 1, wymienić można: 1 W ramach 300 otrzymanych w 2012 r. spraw PL-EOG do CS PL wpłynęło 66 spraw, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z powyższych kategorii (dotyczące, np. sporów pracowników z pracodawcą). 2425 Współpraca fot. M. Białowąs Zabezpieczenia społeczne 112 Prawo pobytu 42 Kwalifikacje zawodowe 27 Podatki 18 Towary 10 Usługi 8 Kontrole drogowe 7 Kontrole graniczne i celne 5 Prawo jazdy 3 Rejestracja pojazdów 2 Należy przy tym wspomnieć, iż SOLVIT nie jest serwisem informacyjnym ani siecią udzielającą porad prawnych. Co istotne, SOLVIT ma charakter nieformalny, więc zaproponowane rozwiązanie nie jest dla podmiotu zgłaszającego problem w żaden sposób wiążące, jak również nie ma możliwości jego formalnego zakwestionowania. Dodatkowo, interwencja w ramach systemu SOLVIT nie wstrzymuje biegu terminów innych postępowań (np. odwołania się od decyzji administracyjnej). Czas na rozwiązanie problemu przyjętego przez Centrum SOLVIT Prowadzące wynosi 10 tygodni. System SOLVIT współpracuje z innymi sieciami działającymi pod patronatem Komisji Europejskiej takimi, jak: Twoja Europa, EURES Sieć Europejskich Ofert Pracy, EU-Pilot nieformalny system wymiany informacji w sprawie zapytań oraz skarg obywateli i przedsiębiorców, związanych ze stosowaniem prawa, EEN sieć świadcząca pomoc i informacje dotyczące prawa UE oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych, ECK Europejskie Centrum Konsumenckie, IMI aplikacja internetowa umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy urzędami państw UE, PCP Punkt Kontaktowy ds. Produktów. Spotkanie koordynatorów SOLVIT W dniach czerwca br., w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, z udziałem przedstawiciela GUM, odbyło się spotkanie koordynatorów SOLVIT, na którym omówiono raport z działalności CS Polska w 2012 r. W raporcie wskazano na wysoki poziom rozwiązywalności spraw przeciwko Polsce (86 %), jak również dużą ilość spraw prowadzonych przez CS Polska jako Centrum SOLVIT zgłaszające (piąte miejsce wśród wszystkich centrów SOLVIT). Podczas spotkania omówiono również prace nad nową bazą SOLVIT oraz projektem nowego zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie zasad funkcjonowania SOLVIT sieci rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego. Dużą uwagę zwrócono na kwestie promocji SOLVIT. Jako cele działań promocyjnych wymieniono wzrost rozpoznawalności sieci w Polsce, informowanie o kryteriach koniecznych do przyjęcia sprawy przez SOLVIT (spadek zgłaszanych spraw nie solvitowych ) oraz wzrost zainteresowania siecią wśród przedsiębiorców. Bibliografia Kontakt z Centrum Solvit Polska: tel: faks: [1] Materiały ze spotkania koordynatorów sieci SOLVIT Białobrzegi 2013 r. [2] Informacja o Centrum SOLVIT Polska dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. [3] Dokumenty własne26 Prawna kontrola metrologiczna Przyrządy pomiarowe w życiu codziennym Jarosław Wójcik W poniższym tekście podejmujemy próbę wyjaśnienia spraw najczęściej nurtujących użytkowników przyrządów pomiarowych. 26 Każdy z użytkowników przyrządów pomiarowych właściciel wagi stosowanej w sklepie, odmierzacza paliw użytkowanego na stacji paliw, taksówkarz stosujący taksometr do naliczania należności za kurs jest zobowiązany do okresowego zgłaszania użytkowanych przez siebie przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej. I wówczas zadaje sobie pytania: Skąd wynika obowiązek legalizacji? Czy wszystkie przyrządy pomiarowe muszą przejść taką legalizację? Jak mogę sprawdzić, czy okres poprzedniej legalizacji już się skończył? Każdy obywatel słysząc stwierdzenie urzędu: Bo taki jest obowiązek, może zadać sobie pytanie A skąd ten obowiązek wynika? W naszym przypadku obowiązek legalizacji wynika z dwóch aktów prawnych Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Art. 8 Ustawy określa obszary, w których stosowane przyrządy pomiarowe powinny być zalegalizowane, czyli ochrona zdrowia, ochrona porządku publicznego, rozliczenia, handel, itp., a rozporządzenie Ministra Gospodarki precyzuje, jakiego rodzaju przyrządy podlegają legalizacji. Po ustaleniu, że użytkowany przez nas przyrząd faktycznie podlega obowiązkowi legalizacji, należałoby sprawdzić, czy jest on zalegalizowany i czy okres tej legalizacji już nie upłynął. Na każdym przyrządzie pomiarowym musimy odnaleźć tabliczkę znamionową. W przypadku najpopularniejszego przyrządu, jakim jest waga, z reguły znajduje się ona z boku obudowy i zawiera takie informacje, jak nazwa producenta, typ wagi, rok produkcji, klasa dokładności oraz numer fabryczny. Jeżeli waga jest zalegalizowana, to na tabliczce znamionowej powinny się znajdować 3 naklejki: naklejka z wizerunkiem urzędu, który dokonał legalizacji, naklejka z dwoma cyframi roku, w którym legalizacja została dokonana oraz naklejka miesięczna z oznaczeniem miesiąca legalizacji. Oprócz cech legalizacyjnych na wadze naniesione są także cechy zabezpieczające. Nakładane są one na elementach regulacji i kalibracji wag, zabezpieczając je przed Tabliczka znamionowa wagi z naniesionymi naklejkami legalizacyjnymi oraz przykładowe naklejki legalizacyjne stosowane przez Obwodowy Urząd Miar w Warszawie fot. arch. własne 2627 Prawna kontrola metrologiczna Przykłady cech zabezpieczających stosowanych przez Obwodowy Urząd Miar w Warszawie fot. arch. własne nieuprawnioną zmianą parametrów wagi. Cechy zabezpieczające występują w postaci naklejek, mogą być też odciskane na plombach ołowianych lub też odciskane w modelinie za pomocą specjalnego stempla. Jak już ustalimy miejsca nałożenia wszystkich cech i stwierdzimy, że nie są one uszkodzone a to jest ważne, bo uszkodzenie którejkolwiek z cech automatycznie powoduje utratę ważności legalizacji musimy dowiedzieć się, czy nie upłynął okres legalizacji. W tym celu wracamy do tabliczki znamionowej i odczytujemy rok i miesiąc legalizacji oraz określamy jej termin ważności. W tym przypadku ważność legalizacji wagi upłynęła 30 czerwca 2011 r. i wagę należy zgłosić do Urzędu Miar do ponownej legalizacji. Z wagą udajemy się więc do punktu obsługi klienta i wypełniamy wniosek o jej legalizację. W przypadku jakichkolwiek trudności w jego wypełnieniu, pracownik urzędu udzieli wszystkich informacji i pomoże go wypełnić. Wniosek zostanie wpisany do rejestru zgłoszeń i po oględzinach zewnętrznych, pracownik przystąpi do jej sprawdzania. fot. arch. własne Na przedstawionym zdjęciu widzimy wagę zalegalizowaną w czerwcu 2009 r. świadczą o tym cecha legalizacyjna roczna 09 oraz cecha legalizacyjna miesięczna VI. Z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych można odczytać okres ważności legalizacji u wagi został on określony na 25 miesięcy. Wzorce masy ze stali nierdzewnej niemagnetycznej stosowane do sprawdzania wag kl. III o obciążeniu max. do 15 kg fot. arch. własne 27 2728 Prawna kontrola metrologiczna fot. arch. własne 28 Nakładanie cechy zabezpieczającej na śrubie zabezpieczającej dostęp do elementów regulacji wagi oraz świadectwo legalizacji ponownej wagi wystawione przez Naczelnika Obw. UM w Warszawie fot. arch. własne Wizerunek cechy legalizacyjnej urzędu, który dokonał legalizacji i cechę legalizacyjną roczną 13 fot. arch. własne Wagę sprawdza się przy pomocy specjalnych wzorców masy o odpowiedniej masie i klasie dokładności. W dużym uproszczeniu wygląda to tak: wagę obciąża się stopniowo wzorcami masy i obserwuje jej wskazania. Różnica między wskazaniem wagi a masą wzorca to błąd wagi. O ile błąd ten nie przekracza wartości określonej w przepisach, to wagę można zalegalizować. Na dowód legalizacji na wagę nakładamy cechy legalizacyjne i zabezpieczające, dodatkowo, w niektórych przypadkach można wystawić świadectwo legalizacji. Interesujące może być również pytanie: A jak zalegalizować wodomierz lub licznik energii elektrycznej? Te przyrządy też znajdują się w wykazie przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji i służą do naliczania opłat za dostarczone media. W tym przypadku zgłaszanie tych przyrządów do legalizacji wygląda inaczej niż w przypadku wagi. Tutaj odpowiednie służby wodociągowe, energetyczne lub gazownicze dbają o ich legalizację. Nie możemy sami zdjąć tych przyrządów z sieci i zanieść do urzędu miar. Oczywiście możemy spróbować sprawdzić, czy znajdujący się w naszym domu wodomierz i licznik energii elektryczne jest zalegalizowany i czy czas jego legalizacji już nie upłynął. W tym celu musimy go dokładnie obejrzeć i sprawdzić naniesione na nim cechy legalizacyjne. W większości przypadków na tych przyrządach pomiarowych cechy legalizacyjne są odciśnięte na plombach ołowianych. Ponieważ okres legalizacji jest określony w latach, na cechę legalizacyjną składa się cecha legalizacyjna urzędu oraz cecha legalizacyjna roczna brak jest cechy legalizacyjnej miesięcznej. Okresy ważności legalizacji możemy oczywiście sprawdzić w opisywanym już rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Legalizacja przyrządów do pomiaru dostarczanych mediów: tj. wodomierzy, gazomierzy, liczników energii elektrycznej i ciepłomierzy odbywa się w punktach legalizacyjnych. U przedsiębiorcy, który użytkuje i zgłasza duże ilości przyrządów pomiarowych można wydzielić, oznaczyć i odpowiednio wyposażyć w stanowiska kontrolne specjalne pomieszczenie, do którego przychodzi pracownik urzędu miar i dokonu- 2829 Prawna kontrola metrologiczna Na przedstawionych fotografiach zaprezentowano punkt legalizacyjny liczników energii elektrycznej oraz punkt legalizacyjny wodomierzy fot. arch. własne je legalizacji. Niezbędną pomoc przy legalizacji zapewnia właściciel punktu legalizacyjnego. Wyznaczenie błędów wskazań licznika energii elektrycznej w dużym uproszczeniu odbywa się poprzez porównanie jego wskazań ze wskazaniami licznika kontrolnego wbudowanego w stanowisko kontrolne, natomiast w przypadku wodomierza legalizacja polega na pomiarze ilości wody która została przez niego przepuszczona. Ilość tej wody jest dokładnie wyznaczona poprzez odczyt na wodowskazie zbiornika kontrolnego. Stanowiska do legalizacji wodomierzy i liczników energii elektrycznej są zautomatyzowane i skomputeryzowane - umożliwiają jednoczesną legalizacją kilkunastu lub kilkudziesięciu sztuk przyrządów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w punkcie legalizacyjnym można dokonać również legalizacji np. taksometrów. W tym przypadku legalizacja taksometru odbywa się w cyklu 2-etapowym. I etap legalizacji odbywa się na stanowisku kontrolnym. Sprawdzane jest działanie wyświetlacza taksometru, poprawność naliczania błędów drogi i czasu, poprawność działania drukarki, itp. W przypadku pomyślnego zakończenia I etapu legalizacji, taksometr jest montowany w samochodzie czynności te wykonuje pracownik punktu legalizacyjnego. I etap legalizacji taksometrów legalizacja na stanowisku kontrolnym Początek bazy drogowej na słupie zamontowana tabliczka 0 oznaczająca jej początek fot. arch. własne 29 Montaż taksometru w pojeździe fot. arch. własne fot. arch. własne 2930 Prawna kontrola metrologiczna Krążek z odciśniętą cechą zabezpieczającą urzędu oraz taksometr z nałożonymi cechami zabezpieczającymi fot. arch. własne 30 Po zamontowaniu taksometru następuje jego wyregulowanie i wyjazd na tzw. bazę drogową dokładnie odmierzony odcinek drogi o długości co najmniej 1000 m i sprawdzenie poprawności naliczania długości drogi i wysokości opłaty za jej przejazd. Jeżeli w wyniku sprawdzenia okaże się, że taksometr spełnia wymagania przepisów metrologicznych, to na dowód przeprowadzenia legalizacji nakładane są cechy zabezpieczające i wystawiane świadectwo legalizacji. W przypadku taksometrów okres legalizacji został określony na 25 miesięcy i jest podawany w świadectwie legalizacji, w związku z czym nakładane są tylko cechy zabezpieczające (nie nakłada się cech legalizacyjnych rocznych i legalizacyjnych miesięcznych). Na taksometrze nakłada się jeszcze inny rodzaj cech są to cechy wyciskane na plastikowych krążkach nakładanych następnie na elementach kalibracji i regulacji taksometru. Skoro już poruszamy się w obszarze motoryzacji i samochodów, warto jeszcze wspomnieć o legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych użytkowanych na stacjach paliw. Odbywa się ona w miejscu użytkowania odmierzaczy, czyli bezpośrednio na stacji paliw. Nie jest możliwe jego Przykład świadectwa legalizacji ponownej dla taksometru elektronicznego wymontowanie i dostarczenie do siedziby urzędu, ani też do punktu legalizacyjnego. Sprawdzenie poprawności jego działania bardzo ogólnie rzecz biorąc polega na sprawdzeniu ilości wydanego paliwa (odczytanego z wyświetlacza odmierzacza) z ilością, która została wlana do specjalnej kolby pomiarowej, stosowanej jako przyrząd wzorcowy. O ile różnica ta nie przekracza ±0,5 % ilości wydanego paliwa, to odmierzacz jest sprawny i może zostać zalegalizowany. Nalewanie paliwa do kolby pomiarowej w czasie legalizacji odmierzacza oraz zestaw kolb pomiarowych o pojemnościach od 5 dm3 do 500 dm3 do legalizacji różnych typów odmierzaczy i instalacji pomiarowych fot. arch. własne 3031 Prawna kontrola metrologiczna Porównanie ilości wydanego paliwa z wyświetlacza odmierzacza z ilością, która została odmierzona w kolbie pomiarowej fot. arch. własne W tym przypadku odmierzacz wydał 19,980 dm 3 (wartość odczytana z podziałki kolby pomiarowej), natomiast wyświetlacz wskazał wydanie 20,00 dm 3 paliwa. Różnica wskazań wynosi +0,06 %, czyli odmierzacz spełnia wymagania i może zostać zalegalizowany. Na dowód legalizacji nakładane są cechy zabezpieczające odciskane na ołowianych plombach (analogicznie jak na wodomierzach i licznikach energii elektrycznej) i wystawiane świadectwo legalizacji. W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z legalizacją najpopularniejszych przyrządów pomiarowych, z którymi spotykamy się w codziennym życiu. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze wydatki na zakupy, paliwo, opłaty za media, itp zależą od dokładności pomiarów. Mamy nadzieję, że ten krótki artykuł choć trochę przybliżył pewien zakres zadań, jaki codziennie realizują urzędy miar w Polsce. Przydatne akty prawne: 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. nr 243 poz z póź. zm). 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz. 13 z póź. zm). 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz. 29 z póź. zm). 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych (Dz. U. z 2005 r. nr 15 poz. 126)32 Prawna kontrola metrologiczna Funkcjonowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów w Polsce Andrzej Czechowski Jak polska administracja miar dba o ochronę interesów konsumentów? Między innymi poprzez kontrole badając ilość rzeczywistą towaru paczkowanego w stosunku do ilości deklarowanej na opakowaniu. 32 Wprowadzenie Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz z późn. zm.), która reguluje zagadnienia związane z legalnymi jednostkami miar i państwowymi wzorcami jednostek miar oraz prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych, zostało powierzone przede wszystkim organom administracji miar, ale nie tylko. Do kontroli wykonywania przepisów ustawy Prawo o miarach, jak i Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 z późn. zm.), uprawnione są także, w ramach swoich kompetencji, inne jednostki administracji publicznej, a w szczególności inspekcja handlowa, inspekcja sanitarna i urzędy górnicze. Organy administracji miar współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów wspomnianych ustaw z ww. jednostkami, co zapewnia spójność postępowań i działań kontrolnych. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o paczkowanie produktów, bowiem użytkownikami (nabywcami konsumentami) towarów paczkowanych są wszyscy obywatele, także przedsiębiorcy. Początki uregulowania obszaru towarów paczkowanych w Europie sięgają połowy lat 70. ubiegłego stulecia. Niektóre dyrektywy Unii Europejskiej z tamtego okresu obowiązują do dziś, co świadczy o wysokiej stabilności przepisów prawa w zakresie towarów paczkowanych. W Polsce pierwszym aktem w tym zakresie było Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 kwietnia 1997 roku w prawie wymagań dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa z 1997 r. Nr 3, poz. 9). W ramach przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej uchwalono w dniu 6 września 2001 roku Ustawę o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409), która weszła w życie 1 stycznia 2003 roku. Przyjęto w niej zasadę kontroli rynkowej towarów paczkowanych przez wyspecjalizowane inspekcje. Natomiast stosowany przez paczkującego system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego podlegał nadzorowi administracji miar jeszcze przed rozpoczęciem paczkowania. W praktyce ten system okazał się niewydolny i wymagał szybkiej zmiany. W dniu 19 lutego 2004 roku przyjęto stosowną nowelizację, która uprościła krajowy system nadzoru i kontroli towarów paczkowanych. Od tamtej pory ocena systemu kontroli wewnętrznej nie odbywa się w urzędzie, tylko dokonywana jest ex post, tj. w ramach kontroli planowych. Kolejnym etapem zmian w zakresie towarów paczkowanych była konieczność dostosowania przepisów do postanowień dyrektywy 2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 roku ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. UE L 247 z , str ). I tak w dniu 30 czerwca 2009 roku weszła w życie obecnie obowiązująca Ustawa o towarach paczkowanych. Podstawowe pojęcia Ustawa o towarach paczkowanych określa m.in. zasady paczkowania produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w opakowaniach oraz oznaczania towarów paczkowanych znakiem e. Znak e o wysokości co najmniej 3 mm, może się pojawić obok ilości nominalnej nie mniejszej niż 5 g lub 5 ml i nie większej niż 10 kg lub 10 l. Podmiot paczkujący może na własną odpowiedzialność oznaczać towary paczkowane tym znakiem, jeżeli proces kontroli paczkowania produktów spełnia warunki określone w przepisach Ustawy o towarach paczkowanych, czyli jest to symboliczne oznaczenie zgodności towarów z wymaganiami ww. ustawy jak i odpowiednich dyrektyw UE. 3233 Prawna kontrola metrologiczna spełniał wymagania określone w ustawie. W szczególności ponoszą oni odpowiedzialność za to, aby ilość rzeczywista odpowiadała ilości nominalnej podanej na opakowaniu. Kontroli dokonuje się przez zbadanie każdej sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki towaru paczkowanego, zgodnie z przyjętym dowolnym systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. A zatem podmiot paczkujący opracowując system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego posiada dowolność jego wyboru, musi być jednak w pełni przekonany o jego prawidłowości, tzn. czy przyjęty przez niego system zapewnia skuteczność co najmniej taką jak metoda referencyjna (wskazana w ustawie). Wzór znaku e Zakres przedmiotowy Ustawy o towarach paczkowanych został wyznaczony przez definicję towaru paczkowanego zawartą w art. 2 pkt 1 tejże ustawy. Za towar paczkowany należy uznać każdy produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii (odmierzona bez udziału nabywcy i nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l) nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania. Podmioty, których Ustawa o towarach paczkowanych dotyczy, zdefiniowano w art. 2 pkt 6-10 ustawy i są to: paczkujący, zlecający paczkowanie, paczkujący na zlecenie, importer i sprowadzający. Wszystkie te podmioty podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu faktu paczkowania lub importu (bądź sprowadzania) towarów paczkowanych do właściwych terytorialnie dyrektorów okręgowych urzędów miar. Od początku obowiązywania Ustawy o towarach paczkowanych organy administracji miar wykazywały bardzo duże zaangażowanie, aby uświadamiać przedsiębiorców o nowych obowiązkach. W ramach współpracy poddano analizie bazy Służby Celnej, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz wysłano informacje do grup producenckich, izb gospodarczych i sieci handlowych skupiających podmioty podlegające Ustawie o towarach paczkowanych. Obecnie zarejestrowanych jest około 5700 miejsc paczkowania i składowania towarów w Polsce. Zgodnie z zapisami Ustawy o towarach paczkowanych paczkujący, zlecający paczkowanie, importer i sprowadzający odpowiedzialni są za to, aby towar paczkowany Metrologia towarów paczkowanych Kryteria metrologiczne przyjęcia partii towaru paczkowanego są określone poprzez trzy zasady paczkowania produktów. 1. W kontrolowanej partii nie więcej niż 2 % towarów paczkowanych może mieć błąd ilości towaru paczkowanego co najwyżej dwukrotnie większy niż błąd T 1 podany w tabeli. 2. W kontrolowanej partii nie może być towarów paczkowanych, których błąd ujemny przekracza dwukrotną wartość błędu T 1 podanego w tabeli. 3. Średnia ilość rzeczywista towaru paczkowanego wyznaczona podczas kontroli partii towaru paczkowanego, w przypadku kontroli całej partii towarów, nie powinna być mniejsza niż ilość nominalna deklarowana na opakowaniu; natomiast w przypadku zastosowania statystycznej metody oceny partii, nie powinna być mniejsza niż tzw. wartość kwalifikująca, obliczona w sposób wskazany w ustawie zależny od rodzaju kontroli oraz odchylenia standardowego w badanej próbce o odpowiedniej liczności. Ustawa nie określa dodatniej wartości błędu ilości towaru paczkowanego (nadmiaru ilości towaru w opakowaniu), co jest oczywiste z punktu widzenia jej nadrzędnego celu, ochrony konsumenta. Metoda referencyjna opisana w ustawie o towarach paczkowanych jest metodą statystyczną kontroli towarów, stosowaną przez organy kontroli w celu stwierdzenia poprawności procesu paczkowania produktów. W ustawie określono parametry dwóch rodzajów kontroli: nieniszczącej i niszczącej. Kontrola nieniszcząca jest kontrolą wyrywkową dwustopniową, natomiast kontrola niszcząca jest kontrolą wyrywkową jednostopniową. W zależności od liczności partii towarów badana jest odpowiednia 33 3334 Prawna kontrola metrologiczna Tabela: Ujemna wartość błędu ilości towaru paczkowanego Ilość nominalna towaru paczkowanego Q Ujemna wartość błędu ilości towaru paczkowanego (T 1 ) wyrażona n wyrażona w g lub ml w procentach Q n w g lub ml od 0 do 50 9 od 50 do 100 4,5 od 100 do 200 4,5 od 200 do od 300 do od 500 do od 1000 do ,5 od do od do próbka. Kryteria przyjęcia i odrzucenia partii są wskazane precyzyjnie w ustawie poprzez określenie liczby towarów wadliwych kwalifikujących i dyskwalifikujących partię. Błąd pomiaru podczas wyznaczania ilości rzeczywistej towaru paczkowanego nie powinien przekraczać 20 % dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego (T 1 ) podanej w tabeli. Ilość rzeczywistą towaru paczkowanego, wyrażoną w jednostkach masy, wyznacza się bezpośrednio przez pomiar masy. Natomiast ilość rzeczywistą towaru paczkowanego, wyrażoną w jednostkach objętości, wyznacza się w zależności od właściwości produktu: bezpośrednio przez pomiar objętości lub pośrednio przez pomiar masy i gęstości. W tym drugim przypadku duża liczba metod pomiarowych oraz stosowanych przyrządów pomiarowych powoduje wiele problemów. Dlatego głównie podczas kontroli poszczególnych jed- nostek ich pracownicy otrzymują wiele cennych informacji, związanych z praktycznym stosowaniem zapisów Ustawy o towarach paczkowanych, co ułatwia podmiotom paczkującym odpowiednią i zgodną z obowiązującymi przepisami organizację systemu kontroli wewnętrznej, a także buduje wizję przyjaznego nadzoru. Dodatkowo potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar (www.gum.gov.pl w linku Towary Paczkowane). W tym miejscu należy wspomnieć, że dla niektórych towarów paczkowanych konieczne było wypracowanie razem z instytutami naukowymi lub szkołami wyższymi specyficznych metod pomiarowych. I tak kontrola ilości lodów wyrażonych w jednostkach objętości wykonywana jest metodą piknometru cylindrycznego, w oparciu o ekspertyzę sporządzoną przez dr. inż. Antoniego Plutę z Zakładu Biotechnologii Mleka na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Natomiast w przypadku piwa i innych napojów gazowanych administracja miar stosuje metodę pośrednią, przez pomiar masy i gęstości piwa odgazowanego opracowaną w Zakładzie Technologii Piwa i Słodu, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przez dr inż. Elżbietę Bacę. Kompetencje i współpraca organów nadzoru Piknometr do lodów fot. arch. własne Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o towarach paczkowanych nadzorowi organów administracji miar podlega paczkowanie produktów, a w szczególności stosowany przez paczkującego system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Nadzór ten administracja miar sprawuje na warunkach i w trybie określonym w ustawie Prawo o miarach. Do zadań dyrektorów okręgo- 3435 Prawna kontrola metrologiczna Generalną zasadę podziału kompetencji przedstawia poniższy schemat Towary paczkowane produkcja obrót / rynek Organy administracji miar WIJHAR-S i ARR Organy Inspekcji IH i IJHAR-S oraz SC opr. własne wych urzędów miar należą: rejestracja zgłoszeń podmiotów paczkujących oraz wykonywanie kontroli doraźnych i planowych. Natomiast naczelnicy obwodowych urzędów miar wykonują wyłącznie kontrole doraźne. Dodatkowo zgodnie z art. 5 tejże ustawy, towary paczkowane znajdujące się w obrocie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu podlegają kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Farmaceutycznej. Generalnie organy administracji miar i organy wyspecjalizowanych inspekcji są odpowiedzialne za zorganizowanie i funkcjonowanie krajowego systemu nadzoru nad towarami paczkowanymi. Linia podziału kompetencji między Prezesem Głównego Urzędu Miar a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest wyznaczona pojęciami ilość i jakość towarów paczkowanych. Natomiast wszystkie towary paczkowane, zarówno żywnościowe, jak i nieżywnościowe znajdujące się na rynku, kontrolowane są przez organy inspekcji handlowej, podlegające Departamentowi Inspekcji Handlowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku produktów leczniczych podpisano porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Prezesem GUM. W ramach współpracy funkcjonuje wymiana informacji o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach oraz elektronicznych baz zarejestrowanych podmiotów paczkujących. W tym miejscu nie można zapomnieć o roli jaką odgrywa w tym systemie Prezes Głównego Urzędu Miar. Poza ogólnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo o miarach, gdzie sprawuje on nadzór i kontrolę prawidłowości wykonywania przez dyrektorów okręgowych urzędów miar i naczelników obwodowych urzędów miar zadań należących do ich zakresu działania, wykonywana jest także koordynacja prac dotyczących towarów paczkowanych, co zapewnia jednolitość orzeczeń wydawanych w ramach przeprowadzanych kontroli planowych i doraźnych u paczkujących. Każda z tych instytucji w sposób bezpośredni lub pośredni, wykonując powierzone jej obowiązki, przyczynia się do wzmocnienia ochrony konsumentów, a zacieśnianie wzajemnej współpracy jest kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania systemu nadzoru nad paczkowaniem produktów. Podsumowanie Na zakończenie warto zauważyć, że z kontrolami przeprowadzanymi zgodnie z Ustawą o towarach paczkowanych wiąże się dla kontrolowanego niewielka uciążliwość ze strony organów administracji miar. Kontrole te są generalnie kilkugodzinne i odbywają się praktycznie w magazynie wyrobów gotowych, gdzie skupiają się na metrologicznych badaniach partii dopuszczonej przez kontrolowanego do obrotu. Ponadto, co szczególnie podkreślają przedsiębiorcy, pozytywna ocena systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego wykonana przez organy administracji miar podczas kontroli jest swoistym zatwierdzeniem procedur wdrożonych przez producenta i gwarantuje, że ilość rzeczywista towaru paczkowanego odpowiada ilości nominalnej deklarowanej na opakowaniu. Natomiast kontrole przeprowadzone przez inspektorów organów administracji miar, które ujawniły nieprawidłowości w procesie paczkowania towarów, a co za tym idzie ich eliminacja u podmiotów paczkujących, daje poczucie konsumentom, że zakupiony towar jest zgodny z deklaracją ilościową producenta36 Prawna kontrola metrologiczna Zmiany w podejściu do prawnej kontroli metrologicznej Paulina Kamińska Z artykułu dowiesz się, jak zmienia się krajowa i europejska prawna kontrola metrologiczna. 36 Wprowadzenie Przyrządy pomiarowe stosowane w szczególnych obszarach, np. w handlu, ochronie środowiska, poddawane są prawnej kontroli metrologicznej. Sposób uregulowania prawnej kontroli od zawsze należał do wyłącznej kompetencji władz państwowych. Integracja europejska pokazała jednak, że w celu zapewnienia swobodnej wymiany handlowej między państwami, potrzebna jest harmonizacja na szczeblu europejskim. Pierwsze dyrektywy europejskie określające zasady prawnej kontroli oraz wymagania dla przyrządów pomiarowych przyjęto na początku lat 70. w ramach tzw. starego podejścia. Praktyka dość szybko uwidoczniła, że przyjęte rozwiązania nie są skuteczne, m.in. ze względu na wysoki stopień szczegółowości przepisów. Stąd w latach 1985 i 1989 Rada (WE) przyjęła uchwały w sprawie nowego i globalnego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji, które określiły kierunek zmian, w konsekwencji modyfikując w znaczący sposób dotychczasowe podejście do prawnej kontroli metrologicznej w Europie. Podejścia do prawnej kontroli metrologicznej W podejściu nazwanym tradycyjnym krajowym uczestniczą dwa podmioty producent/użytkownik przyrządu pomiarowego i organ administracji publicznej, których łączy stosunek administracyjno-prawny. Każdy element prawnej kontroli jest ściśle uregulowany przepisami prawa. W Polsce podstawowym aktem prawnym dotyczącym prawnej kontroli metrologicznej jest ustawa Prawo o miarach [1]. Formy kontroli, przyrządy pomiarowe podlegające tej kontroli oraz stawiane im wymagania określone są w rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustawy. W Polsce prawna kontrola obejmuje: przed wprowadzeniem do obrotu (użytkowania) zatwierdzenie typu lub legalizację pierwotną oraz w użytkowaniu legalizację ponowną (rysunek poniżej). W starym podejściu, wprowadzonym w latach 70., prawna kontrola metrologiczna po raz pierwszy osiągnęła poziom ponadnarodowy. W ramach tego podejścia wydano dyrektywę ramową dotyczącą metod prawnej kontroli metrologicznej [2] oraz szereg dyrektyw szczegółowych określających wymagania dla przyrządów pomiarowych, których harmonizację uznano za pożyteczną z punktu widzenia swobodnego obrotu handlowego. Dyrektywy wydane w tym podejściu przewidują możliwość uzyskania zatwierdzenia typu EWG oraz legalizacji pierwotnej EWG, pozwalających na wprowadzanie przyrządów na rynki innych państw należących do Wspólnoty bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań lub zgłaszania ich do krajowej prawnej kontroli. Wykonywanie prawnej kontroli nadal pozostaje w kompetencji władz państwowych (rysunek poniżej). O formie prawnej kontroli w użytkowaniu decydują państwa członkowskie. Formy prawnej kontroli metrologicznej w tradycyjnym podejściu opr. własne Formy prawnej kontroli metrologicznej w starym podejściu opr. własne 3637 Prawna kontrola metrologiczna W uzupełnieniu należy dodać, iż równolegle ze starym podejściem istnieje możliwość uzyskiwania krajowych zatwierdzeń typu, np. gdy producent nie jest zainteresowany sprzedażą swoich przyrządów poza granicami danego państwa. Wadą dyrektyw wydawanych w starym podejściu była ich szczegółowość w zakresie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Skomplikowany proces legislacyjny powodował, że prawo nie mogło nadążyć za postępem technicznym. Dyrektywy te szybko się dezaktualizowały, co powodowało trudności w ich stosowaniu w praktyce. Do 2015 r. obowiązuje jeszcze 7 dyrektyw wydanych w tym podejściu. Wprowadzenie nowego i globalnego podejścia nastąpiło poprzez zastąpienie części starych dyrektyw nowymi, zawierającymi tylko zasadnicze wymagania dla przyrządów pomiarowych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wyrobów, pozwalające na spełnienie zasadniczych wymagań, przyjmowane są w zharmonizowanych normach lub innych dokumentach. Nowe podejście ustanowiło w Europie szczególną formę prawnej kontroli metrologicznej ocenę zgodności z zasadniczymi wymaganiami. W latach 90. oceną zgodności objęte zostały wagi nieautomatyczne [3], a w 2004 roku dyrektywa MID [4] włączyła kolejne 10 kategorii przyrządów pomiarowych. Oceny zgodności dokonuje się przed wprowadzeniem przyrządu do obrotu przy zastosowaniu, według wyboru producenta, jednej z procedur tzw. modułu. Zgodność przyrządu z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy potwierdza się poprzez naniesienie znaku CE i dodatkowego oznakowania metrologicznego M. Po dokonaniu oceny zgodności producent musi wystawić deklarację zgodności dokument umożliwiający identyfikację produktu, producenta oraz dyrektyw, z którymi zgodność potwierdza. Przyrządy te powinny być wprowadzane na rynki państw członkowskich bez przeszkód. Prawna kontrola w użytkowaniu pozostaje w gestii państw. W Polsce większość przyrządów pomiarowych po ocenie zgodności podlega legalizacji ponownej (rysunek poniżej). Ocena zgodności i krajowa prawna kontrola metrologiczna opr. własne W odniesieniu do niektórych przyrządów pomiarowych przewidziano moduły umożliwiające przeprowadzenie oceny zgodności przez samego producenta. Jednak w większości modułów wymagany jest udział strony trzeciej jednostki notyfikowanej. Jest to instytucja niezależna, działająca w sposób obiektywny, spełniająca określone prawem wymagania. Może nią być zarówno instytucja prywatna, jak i państwowa. Warunkiem notyfikacji jest uzyskanie autoryzacji właściwego organu wyznaczonego przez państwo. Autoryzacja oznacza potwierdzenie spełnienia wymagań odpowiednich dyrektyw. Skutecznym mechanizmem wspomagającym uzyskanie autoryzacji jest akredytacja udzielona przez jednostkę akredytującą. Po autoryzacji instytucja jest notyfikowana Komisji Europejskiej [5]. Państwa muszą także zapewnić, aby jednostka w sposób ciągły spełniała kryteria oraz cofnąć notyfikację w sytuacji gdy uznają, że z jakiejkolwiek przyczyny jednostka przestała je spełniać. Narzędziem komplementarnym z oceną zgodności, oprócz autoryzacji, jest nadzór rynku, sprawowany przez organy państw w celu przeciwdziałania wprowadzaniu na rynek przyrządów niespełniających wymagań. Podsumowanie Elementem łączącym trzy opisane podejścia jest cel wykonywania prawnej kontroli metrologicznej. Zawsze jest to ochrona szczególnych dóbr. W pozostałym zakresie nowe podejście (zastępujące stare) różni się znacząco od tradycyjnego. Dopuszcza do czynności z zakresu prawnej kontroli podmioty prywatne, a także przeprowadzenie oceny zgodności przez samego producenta. Ponadto ocenę zgodności można przeprowadzić w wybranej jednostce notyfikowanej w dowolnym państwie. Wcześniejsze podejścia ograniczały tę możliwość do wyznaczonego w danym państwie organu. Zmianie uległ także charakter regulacji wymagań dla przyrządów. Zasadnicze wymagania ujmuje się w przepisach, natomiast szczegółowe specyfikacje techniczne w normach. Nastąpiło przeniesienie ciężaru odpowiedzialności na producenta to on jest zobowiązany do wykazania, że jego przyrząd spełnia zasadnicze wymagania. Nakładając oznakowanie CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za wyrób. Z punktu widzenia producenta, nowe podejście ułatwiło dostęp do rynków innych państw w Europie i nie tylko. Europejską ocenę zgodności uznaje także wiele państw z innych kontynentów. Z perspektywy państw nowe podejście wraz z jego modyfikacjami spowodowało z jednej strony ogranicze38 Prawna kontrola metrologiczna stare podejście do 2025 r. do 2016 r. nowe podejście np. odważniki; alkoholomierze; manometry do opon pojazdów silnikowych tradycyjne podejście np. (PL) przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym; drogowe cysterny pomiarowe; mierniki poziomu dźwięku np. wagi; taksometry; wodomierze; gazomierze Uproszczony model wprowadzania do obrotu opr. własne 38 nie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej, a z drugiej powstanie wielu nowych obowiązków w obszarze autoryzacji, w tym akredytacji, oraz nadzoru rynku. Państwa i producenci muszą uporać się także z tym, że trwa obecnie okres przejściowy dla dyrektywy MID (do października 2016 r.), gdzie obok certyfikatów wydanych w systemie oceny zgodności, obowiązują jeszcze krajowe zatwierdzenia typu. Ponadto, w zakresie 7 dyrektyw, nadal funkcjonuje stare podejście (rysunek powyżej). KE nie zgodziła się na włączenie ich do dyrektywy MID [6]. Taki stan rzeczy może powodować pewne trudności dla producentów i użytkowników dlatego, że tego samego rodzaju przyrządy pomiarowe podlegają innym reżimom prawnym. Analizując krajowe systemy prawnej kontroli w Europie możemy zaobserwować, że niektóre państwa podejmują próby zniwelowania tych różnic, co czynią rezygnując z tradycyjnych form prawnej kontroli na rzecz oceny zgodności albo przekształcając krajową prawną kontrolę na wzór nowego europejskiego podejścia. W nowym podejściu również przyszedł już czas na zmiany. W 2008 r. Rada i Parlament UE przyjęły tzw. nowe ramy prawne, określające kierunek zmian nowego podejścia. Nie przewiduje się w nich utworzenia kolejnego podejścia do prawnej kontroli metrologicznej w Europie. Proponowane zmiany mają charakter uzupełniający lub naprawczy. Nowe ramy doprecyzowują i ujednolicają terminologię oraz moduły oceny zgodności, a także modyfikują kwestie związane z notyfikacją. Ponadto, podjęto próbę usprawnienia nadzoru rynku oraz wzmocniono rolę akredytacji poprzez przyjęcie na poziomie UE ujednoliconych reguł w tym zakresie. Obecnie trwają prace legislacyjne dostosowujące dyrektywy nowego podejścia do nowych ram prawnych. Bibliografia [1] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, {Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) [2] Dyrektywa 71/316/EWG Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej, Dz. Urz. L 202 z r., zastąpiona dyrektywą 2009/34/WE. [3] Dyrektywa 90/384/EWG Rady z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wag nieautomatycznych (NAWI), Dz. Urz. L 189 z r., zastąpiona dyrektywą 2009/23/WE. [4] Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID), Dz. Urz. L 135 z r. [5] Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach, Office for Official Publications of the European Communities (2000), s. 39. [6] Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdanie dotyczące wdrożenia dyrektywy 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych na podstawie jej art. 25, COM/2011/0357, s Pokazać jeszcze
ISSN 2080-5632 METROLOGIA. Biuletyn Głównego Urzędu Miar. Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012
ISSN 2080-5632 METROLOGIA Biuletyn Głównego Urzędu Miar Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012 W bieżącym numerze: Wystąpienie Pani Prezes Janiny Marii Popowskiej w dniu obchodów Światowego Dnia Metrologii 18 maja Bardziej szczegółowo Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005. Warszawa, maj 2006 r.
Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005 Warszawa, maj 2006 r. Rok 2005 był znaczący dla Głównego Urzędu Miar z kilku powodów: nawiązaliśmy bardzo dobrze rokującą współpracę z ośrodkami naukowymi Bardziej szczegółowo METROLOGIA I PROBIERNICTWO
METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 1-2 (8-9)/2015 PROBIERNICTWO Zmiany dyrektyw MID i NAWI str. 59 Special edition Wydanie specjalne Bardziej szczegółowo Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów Bardziej szczegółowo Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000
MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne Bardziej szczegółowo 12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com
12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka Bardziej szczegółowo NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)
NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii Bardziej szczegółowo Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej
Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Bardziej szczegółowo Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)
Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata Bardziej szczegółowo epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik
Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena Bardziej szczegółowo egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)
egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie Bardziej szczegółowo MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania)
MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Rola systemu jakości KLASYCZNA Bardziej szczegółowo prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul
prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy Bardziej szczegółowo GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org
Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana Bardziej szczegółowo Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...
BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Bardziej szczegółowo Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff Bardziej szczegółowo Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)
NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski, Bardziej szczegółowo Przewodnik ISO 14000
Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione, Bardziej szczegółowo Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES Bardziej szczegółowo dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14
dzisiaj 2 15 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Na styku nauki i biznesu 14 Dobrowolny certyfikat dla większego bezpieczeństwa 9 Ekstremalne warunki prosto z konwertera 24 Zdalny serwis, czyli diagnoza Bardziej szczegółowo 3 /4. Kogeneracja (2007) PLANOWANIE AUDITÓW LABORATORIUM MECHANICZNE
3 /4 42007 (2007) PLANOWANIE AUDITÓW LABORATORIUM MECHANICZNE Kogeneracja TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zarząd: Janusz Grabka Prezes Zarządu Marek Mucha Wiceprezes Zarządu Siedziba: 02-146 Warszawa ul. Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi
ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady Bardziej szczegółowo 11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki
11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl Bardziej szczegółowo Inicjatywy klastrowe:
Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją Bardziej szczegółowo Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej
J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie Bardziej szczegółowo WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes Bardziej szczegółowo Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000
Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Bardziej szczegółowo Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9
Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich Bardziej szczegółowo ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

References: art. 185
 Art. 8
 art. 2
 art. 2
 art. 4
 art. 5
 art. 25