Source: https://www.mesurex.com/micrometros-opticos-alta-resolucion-optica-fija
Timestamp: 2019-07-19 17:41:26+00:00

Document:
Micrómetros Ópticos | Alta Resolución con Óptica Fija | Mesurex
El OptoControl 1200 se basa en el principio de la medición de la cantidad de luz. El micrómetro láser compacto tiene toda la electrónica de evaluación integrada en el caja y el montaje es muy flexible. Las aplicaciones altamente dinámicas se pueden medir debido a la velocidad de medición de 100 kHz.
Rangos de medición (mm): 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 30
Linealidad de ± 0,04 mm
Resolución de 10 µm
Alta velocidad de medición (100 kHz)
Interruptor de límite de frecuencia de conmutación de hasta 60 kHz
Sin necesidad de controlador
Modelo Low-cost
Control de las dimensiones de las partes a ensamblar en una cadena de montaje
Medición de un Vaso de Cristal con un Micrómetro Óptico
Catalogo optoCONTROL-ODC
Datasheet optoCONTROL-1200/1201
Manual optoCONTROL-1200
El OptoControl 1202 ofrece el mayor rango de medida de los micrómetros ópticos. Por lo tanto, las aplicaciones son compatibles donde antes dos dispositivos eran necesarios debido al rango de medición. El controlador integrado y un carril de fijación conveniente hacen posible el montaje sencillo. La puesta en marcha rápida está asegurada mediante Teach-In y el software libre.
Rangos de medición (mm):72 | 98
Linealidad máx. 0.14 mm
Resolución máx. 8 μm
Capacidad para teach-in
Alta linealidad
Software de configuración libre
Datasheet optoCONTROL-1202
Manual optoCONTROL-1202
El micrómetro línea OptoControl ODC 1220 está diseñado para la medición de bordes, diámetros y huecos o espacios vacios de hasta 2.000mm. Una lente de alta precisión es utilizada para proyectar la luz uniformemente colimado en una unidad receptora. Cuando el haz de luz es interrumpido por un borde o un hueco (diámetro), los bordes de la sombra son proyectados sobre un receptor CCD. El rango de medición de 28 mm y un nuevo y complejo método de ayuda sub-pixeling ayuda a lograr una resolución promedio de 2 micrómetros. El rango de temperatura típica en fábricas permite una capacidad de repetición estable de promedio de ± 4 micrómetros.
La parametrización de software hace posible la configuración de valores como borde izquierdo / derecho, central, anchura del espacio, así como cualquier análogo y valores de interfaz digital. Una característica de registro de datos se incluye para grabar análisis durante un número de días. Cada valor dentro del rango de medición se puede enseñar mediante el intervalo más pequeño resolución. Puede ser de salida como función, con desviaciones en el interior, hacia arriba o abajo, y mostrando el cambio de estado mediante los indicadores LED de los sensores.
La característica “Teach In” se utiliza para mostrar los nuevos valores de borde para el propio sensor. El sensor y la gran distancia de medición, de hasta 2 metros, garantiza que los objetos calientes se puedan medir en el proceso sin afectar la electrónica. Un bastidor de montaje opcional está disponible para una instalación robusta.
Línea de láser rojo, luz de 35 mm de cortina
Distancia de hasta 2.000 mm +
Filtro de interferencia integrada
Detector de línea CCD con 2.048 píxeles, 16.384 subpíxeles
Interfaz de usuario Windows®
2 entradas digitales, 2 salidas digitales
Cambiar la visualización de estado con 4 bicolor
Carcasa robusta de aluminio para uso industrial
Cubierta de óptica hecha de vidrio resistente a los arañazos
Datasheet optoCONTROL-1220
Manual optoCONTROL-1220
OptoControl 2500 es un láser a través de micrómetro haz con la cámara integrada CCD de alta resolución. Los datos de alto rendimiento junto el precio muy favorable, definen un nuevo nivel de optimización para micrómetros láser.
Rangos de medición (mm): 34
Linealidad máx. 0.01mm
Resolución máx. 1 micras
Adecuado para ambas continuas, así como inspección de la pieza
Resolución máxima y asi como precisión
Alta tasa de medición
Datasheet optoCONTROL-2500
Manual optoCONTROL-2500
OptoControl 2520 es un micrómetro láser compacto con regulador integrado. Alta resolución, 46 mm de rango de medición y distancias variables permiten una gran cantidad de aplicaciones en el control de calidad y control de producción. El objeto de medición se puede colocar en cualquier posición dentro de la barrera de luz y la distancia entre el transmisor y el receptor se puede elegir libremente.
Las interfaces disponibles son Ethernet / RS422 y EtherCAT, una interfaz web fácil de usar se utiliza para configuración y proporciona un método conveniente de presentación de los valores de medición y los valores límite que incluyen diversos programas de medición y métodos de filtrado. Un diagrama de señales de vídeo se utiliza para facilitar la alineación y la configuración de las mediciones.
Rango de medición: 46 mm
Linealidad: máx. 12 micras
Resolución: máx. 1 micras
Diseño compacto con regulador integrado
Variedad de medición de distancias de hasta 2 m
Instalación y configuración a través de la interfaz web
Datasheet optoCONTROL-2520
Manual optoCONTROL-2520
OptoControl 2600 es un micrómetro de LED con una cámara CCD de alta resolución integral para mediciones geométricas. La tecnología LED y la falta de componentes mecánicos proporcionan una vida útil extremadamente larga.
Rangos de medición (mm): 40
Linealidad máx. 3 μm
Resolución máx. 0.1 μm
Alta velocidad de medición (2.3 kHz)
Ninguna clase de seguridad del láser requierida
Medición contra el vidrio y plástico transparente
Datasheet optoCONTROL-2600
Manual optoCONTROL-2600
Sensores de larga distancia de…

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución