Source: https://www.intronica.com/calibracion-electrica/311-multimetros-de-precision-de-65-digitos-8845a8846a.html
Timestamp: 2019-01-20 20:25:57+00:00

Document:
Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A/8846A - Intronica
> Fluke Calibración>Calibración Eléctrica>Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A/8846A
Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A/8846A
SKU: 8846A
Precisión básica de V CC de hasta el 0,0024%
Intervalo de corriente de 100 μA a 10 A con resolución de hasta 100 pA
Intervalo amplio de resistencia de 10 Ω a 1 GΩ con resolución de hasta 10 μΩ
Función de medida de resistencia 2x4 de 4 hilos
El modelo 8846A también mide capacitancia y temperatura
Puerto para memoria USB (8846A)
Los multímetros 8845A y 8846A de Fluke cuentan con una precisión de 6,5 dígitos y la versatilidad necesaria para realizar las medidas más exigentes, tanto en bancos de trabajo como en sistemas. Además de por sus altas prestaciones y gran funcionalidad, ambos modelos se distinguen también por su facilidad de uso.
Estos multímetros digitales realizan las funciones que esperaría encontrar en un multímetro digital multifuncional, entre otras, medidas de tensión, resistencia e intensidad. La precisión básica de V CC de hasta un 0,0024%, el intervalo de corriente de 10 A y un amplio intervalo de medida de resistencia le ofrecen una inmejorable capacidad de medida.
También puede utilizar los modelos 8845A y 8846A para medir frecuencia y período. El modelo 8846A también mide la temperatura y la capacitancia. Se integran las funciones de contador, comprobador de capacitancia y termómetro para ofrecer una versatilidad sin precedentes. Los modos de visualización gráficos contribuyen aún más a la funcionalidad de estos multímetros. Así, se incluye el registrador sin papel TrendplotTM, el registro estadístico y los histogramas, características que no encontrará en ningún otro instrumento de su clase.
Por supuesto, la confiabilidad y robustez son también características inherentes a estos modelos, como cabría esperar de cualquier producto Fluke. Esta singular combinación de funciones y prestaciones convierte a los multímetros 8845A y 8846A en la mejor opción para toda una serie de aplicaciones, como pruebas de fabricación, investigación y desarrollo y mantenimiento.
Medidas de 4 hilos con solo dos cables de prueba
Las clavijas divididas patentadas para la función de medida de resistencia 2x4 le permiten realizar medidas de 4 hilos con solo dos en lugar de cuatro. Un cable de prueba especial está disponible como accesorio para facilitar la conexión. Conseguirá una resolución y precisión excelentes además de la comodidad y facilidad de uso que supone trabajar con un solo par de cables.
Múltiples conectores para una máxima flexibilidad
Conecte el 8845A/8846A a una computadora a través de alguno de los puertos disponibles: los puertos serie IEEE-488 y Ethernet están integrados de serie en ambos modelos. El multímetro 8846A incorpora además un puerto USB, de esta forma podrá transferir datos cómodamente hacia y desde un PC mediante un dispositivo de almacenamiento USB portátil.
El software FlukeView® y los controladores permiten trabajar con PC y dan mayor compatibilidad con las aplicaciones
Fluke View Forms aumenta el potencial de su instrumento Fluke, ya que le permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos de medidas y, a continuación, convertirlas en documentos con apariencia profesional. Registre las lecturas en tiempo real mientras trabaja conectado a un PC o almacene, visualice y comparta las medidas mediante tablas, formularios y gráficos interactivos. Genere documentos personalizados con apariencia profesional que pueden imprimirse o enviarse por correo electrónico. El software FlukeView Forms incluye plantillas de formularios fáciles de usar.
Se incluyen controladores de programación de instrumentos, archivos DLL e información de soporte para que su sistema funcione tan pronto como sea posible.
Los multímetros 8845A/8846A de Fluke se envían con una copia gratuita de Fluke View Basic. Transfiera los puntos de datos de su medidor a su computadora y utilice las dos plantillas de formularios no personalizables para visualizar sus lecturas en forma de tabla o en forma gráfica. Para una variedad más amplia de formularios y para utilizar Fluke View® Forms Designer para personalizar sus formularios, actualice a la versión 3.0 de Fluke View® Forms con FVF-UG.
Los multímetros 8845A/8846A emulan el funcionamiento y los comandos de programación de los equipos Fluke 45 y del Agilent 34401. La emulación disminuye la curva de aprendizaje y facilita el ajuste del multímetro 8845A o 8846A según sistemas de prueba existentes.
El soporte técnico de Fluke es la última pieza de la ecuación
Como todos los productos de Fluke, los multímetros 8845A/8846A se han desarrollado para proporcionar años de servicio confiable. No obstante, si necesita calibrarlos o repararlos, puede comunicarse con nuestra red mundial de centros de servicio y representantes directos ubicados estratégicamente en todo el mundo. Cada uno ofrece una gama completa de servicios de soporte técnico.
Pantalla VFD de matriz de puntos
Resolución 6,5 dígitos
Intervalos: de 100 mV a 1.000 V
Resoluciónmáx.:
Exactitud: 8845A: 0,0035 + 0,0005 (% de medida + % de intervalo)
8846A: 0,0024 + 0,0005 (% de medida + % de intervalo)
Intervalos: de 8845A: 100 mV a 750 V
de 8846A: 100 mV a 1000 V
Resolución máx.: 100 nV
Exactitud: 8845A: 0,06 + 0,03 (% de medida + % de intervalo)
8846A: 0,06 + 0,03 (% de medida + % de intervalo)
Frecuencia: de 3 Hz a 300 kHz
Intervalos: 8845A: de 100 Ω a 100 MΩ
8846A: de 10 Ω a 1 GΩ
Resolución máx.: 8845A: 100 μΩ
Exactitud: 8845A: 0,010 + 0,001 (% de medida + % de intervalo)
8846A: 0,010 + 0,001 (% de medida + % de intervalo)
Intervalos: de 100 μA a 10 A
Resolución máx.: 100 pA
Exactitud: 0,050 + 0,005 (% de medida + % de intervalo)
Intervalos: 8845A: de 10 mA a 10 A
8846A: de 100 mA a 10 A
8845A: 10 nA
Exactitud: 0,10 + 0,04 (% de medida + % de intervalo)
Intervalos: 8845A: de 3 Hz a 300 kHz
8846A: de 3 Hz a 1 MHz
Resolución máx.: 1 μHz
Exactitud: 0,01%
Prueba de continuidad/diodos Sí
Intervalos: 8846A: de 1 nF a 0,1 F
Resolución máx.: 8846A: 1 pf
Exactitud: 8846A: 1%
Intervalos: 8846A: de -200 a +600 °C
Resolución máx.: 8846A: 0,01°
Exactitud: 8846A: 0,06°
Cero, mínimo/máximo/promedio, desviación estándar
Prueba de límites: Sí
Memoria USB: 8846A: puerto para memoria USB
Interfaces RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB (con adaptador opcional)
Lenguajes/modos de programación: 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
Peso 3,6 kg (8,0 lb)
Dimensiones 88 x 217 x 297 mm (3,46 x 8,56 x 11,7 pulg.)
Seguridad Diseñado conforme con las normas IEC 61010-1:2000-1, UL 61010-1A1, CAN/CSA-C22.2 n.º 61010.1, CAT I 1000 V/CAT II 600 V

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución