Source: http://docplayer.es/11749817-Od-624-osciloscopio-digital-con-pantalla-tactil.html
Timestamp: 2018-07-20 03:26:48+00:00

Document:
OD-624 OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL - PDF
Download "OD-624 OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL"
María del Pilar Santos Miguélez
1 OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL Versión Fecha Versión Software 1.0 Octubre MI2011 -
2 MANUAL DE INSTRUCCIONES PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD * La seguridad puede verse comprometida si no se aplican las instrucciones dadas en este Manual. * Utilizar el equipo solamente en sistemas o aparatos con el negativo de medida conectado al potencial de tierra o aislados de la red. * Este es un equipo de clase I, por razones de seguridad debe conectarse a líneas de suministro con la correspondiente toma de tierra. * Este equipo puede ser utilizado en instalaciones con Categoría de Sobretensión II y ambientes con Grado de Polución 1. * Al emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse sólo con los tipos especificados a fin de preservar la seguridad. Cable de red Sonda * Tener siempre en cuenta los márgenes especificados tanto para la alimentación como para la medida. * Recuerde que las tensiones superiores a 70 V DC ó 33 V AC rms son potencialmente peligrosas. * Observar en todo momento las condiciones ambientales máximas especificadas para el aparato. * El operador sólo está autorizado a intervenir en: Sustitución del fusible de red, que deberá ser del tipo y valor indicados. En el apartado de Mantenimiento se dan instrucciones específicas para estas intervenciones. Cualquier otro cambio en el equipo deberá ser efectuado exclusivamente por personal especializado. * El negativo de medida se halla al potencial de tierra. * No obstruir el sistema de ventilación del equipo. * Seguir estrictamente las recomendaciones de limpieza que se describen en el apartado Mantenimiento. Octubre 2014
3 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 * Símbolos relacionados con la seguridad: Precauciones específicas Radio interferencia ATENCIÓN Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico puede producir radio interferencias, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas. Ejemplos descriptivos de las Categorías de Sobretensión Cat I Cat II Cat III Cat IV Instalaciones de baja tensión separadas de la red. Instalaciones domésticas móviles. Instalaciones domésticas fijas. Instalaciones industriales. Octubre 2014
4 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 1TABLA DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCIÓN Características Generales GUÍA BÁSICA DE USUARIO Introducción al Osciloscopio Panel Frontal Panel posterior Área de Control (teclas y selectores) Introducción a la Interfaz de Usuario Inspección General Inspección de Funcionamiento Compensación de Sonda Ajuste del Coeficiente de Atenuación de Sonda Uso de la Sonda de forma Segura Auto-Calibración Introducción a los Controles Verticales Introducción a los Controles Horizontales Introducción a los Controles del Trigger (Disparo) Control de la Pantalla Táctil Ajuste del Sistema Vertical mediante la pantalla táctil Ajuste del Sistema Horizontal mediante la pantalla táctil Aplicar zoom en la Forma de Onda mediante la pantalla Táctil Funcionamiento del Menú mediante la pantalla Táctil o las teclas y el selector Otras operaciones usando pantalla táctil GUÍA AVANZADA DE USUARIO Ajuste del Sistema Vertical Función de Operación Matemática Función FFT Uso de los selectores VERTICAL POSITION y VOLTS/DIV How to Set the Horizontal System Zoom de Ventana Ajuste del Trigger (Disparo) Trigger Flanco Trigger Video Trigger Pulso Trigger Pendiente Área de Teclas de Funciones Adquisición y Ajuste de Muestreo Ajuste de Pantalla Guardar y Recuperar una Forma de Onda Guardar la imagen de la pantalla actual Guardar datos de forma de onda como referencia Guardar ficheros de configuración Mostrar / eliminar formas de onda de referencia...45 Octubre 2014
5 MANUAL DE INSTRUCCIONES Recuperar datos de forma de onda de la memoria Recuperación de ficheros de configuración Selección de ruta o fichero en el explorador de ficheros Edición de nombres de ficheros Guardar pulsando la tecla Copy Gestión de fichero Implementación del Sistema Auxiliar de Configuración de Funciones Medida Automática Medida automática de parámetros de tensión Medida automática de parámetros de tiempo Medición con Cursores Medición con cursores en modo normal Medición con cursor en modo FFT Uso de Auto-escala Uso de las teclas de Ejecución Inmediata COMUNICACIÓN CON EL PC Uso del Puerto USB Uso del Puerto LAN Conexión mediante un router DEMOSTRACIÓN Ejemplo 1: Medida de una Señal Simple Ejemplo 2: Ganancia de un Amplificador en un circuito de Medición Ejemplo 3: Captura de una Señal Simple Ejemplo 4: Análisis en detalle de la Señal Ejemplo 5: Aplicación de la Función X-Y Ejemplo 6: Trigger de Señal Vídeo SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECIFICACIONES MAINTENANCE Mantenimiento General Limpieza...87 Octubre 2014
6 MANUAL DE INSTRUCCIONES OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL OD INTRODUCCIÓN 1.1 Características Generales Ancho de Banda: 200 MHz, 4 CH. Tasa de Muestreo: 2 GS/s. 7,6 M longitud de registro. Zoom (horizontal/vertical) y grabación de la forma de onda. Puntos FFT (longitud y resolución variable). Extensión multi-ventana. Aviso de voz a usuario. Pantalla táctil 8" en alta definición (800x600 píxeles). Interfaz multi-comunicación: USB, VGA, LAN. Octubre 2014 Página 1
7 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD GUÍA BÁSICA DE USUARIO Este capítulo trata principalmente los siguientes temas: Introducción al Osciloscopio. Introducción a la Interfaz de Usuario. Inspección General. Inspección de Funcionamiento. Compensación de Sonda. Ajuste del Coeficiente de Atenuación de Sonda. Uso de la Sonda de forma Segura. Auto-Calibración. Introducción a los Controles Verticales. Introducción a los Controles Horizontales. Introducción a los Controles del Trigger (Disparo). Introducción a los Controles Táctiles. 2.1 Introducción al Osciloscopio Al comprar un nuevo osciloscopio, en primer lugar el usuario debe familiarizarse con el panel frontal y este osciloscopio no es una excepción. En este capítulo se hace una breve descripción del funcionamiento y las funciones del panel frontal del osciloscopio, que le permitirá aprender el uso del osciloscopio en un breve tiempo Panel Frontal El osciloscopio ofrece un panel frontal sencillo, con varios controles para que el usuario pueda realizar algunas operaciones básicas, dentro de los cuales se incluyen el selector rotativo y las teclas de función. Los selectores rotativos tienen funciones similares a otros osciloscopios. Las 5 teclas (F1 a F5) en la columna de la parte derecha de la pantalla y las 5 teclas en la fila de debajo de la pantalla de visualización (H1 a H5) son teclas de selección de menú, a través de las cuales se pueden configurar las diferentes opciones del menú activo. Las otras teclas son teclas de función, a través del cual, se pueden entrar en diferentes menús o bien acceder directamente a una función específica. Página 2 Octubre 2014
8 MANUAL DE INSTRUCCIONES Figura 1. Panel Frontal. Pantalla LCD. Área de Control (teclas y selectores). Salida de Compensación de Sonda (salida de señal 5 V / 1 khz). Entrada de Señal de 4 canales. Menú Off (ocultación de menú). Pulsador de Encendido / Apagado. Pie reclinable. Octubre 2014 Página 3
9 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD Panel posterior Figura 2. Panel Posterior. Puerto USB Host: Se utiliza para transferir datos cuando un dispositivo USB externo se conecta al osciloscopio. En este caso el osciloscopio se identifica como un dispositivo host" o anfitrión. Se puede usar por ejemplo para actualizar el software del equipo mediante una memoria USB. Puerto USB Device: Se utiliza para transferir datos cuando un dispositivo externo se conecta al osciloscopio. En este caso el osciloscopio se identifica como un dispositivo esclavo". Se puede usar para conectar un PC al osciloscopio mediante un cable USB. Puerto VGA: Se utiliza para conectar el osciloscopio con un equipo externo mediante el puerto serie o para conectar el osciloscopio a un monitor o un proyector con salida VGA. Puerto LAN: Puerto de red que puede usarse para conectarse con un PC. Puerto de salida de señal trigger y Pasa / No Pasa. Conector de entrada de alimentación CA. Asa. Página 4 Octubre 2014
10 MANUAL DE INSTRUCCIONES Área de Control (teclas y selectores) Figura 3. Vista de controles Selector G (General): Cuando aparece un símbolo en el menú, indica que se puede girar el selector G para seleccionar el menú o un valor. Área de teclas de funciones con 10 teclas. Área de control Horizontal con 1 tecla y selectores. El selector "HORIZONTAL POSITION" controla la posición del disparo (trigger). El selector "SEC/DIV" controla la base de tiempos (segundos por división) de la escala horizontal. La tecla "HORIZ" activa/desactiva el zoom de pantalla dividida. Área de control de Disparo (trigger) con 3 teclas y 1 selector. El selector "TRIG LEVEL" selecciona el voltaje del trigger. Las otras 3 teclas están asociadas al sistema de ajuste del trigger. Área de control Vertical con 5 teclas y 8 selectores. Las teclas CH1 a CH4 corresponden al menú de ajuste de CH1-CH4. La tecla "Math" corresponde al menú de función matemática, que consiste en seis clases de operaciones (+, -, x, /, FFT). Cuatro selectores "VERTICAL POSITION" para el control de las posiciones verticales de CH1 a CH4, y cuatro selectores "VOLTS/DIV" para el control de voltios por división de la escala vertical en CH1 a CH4. Menú off: oculta el menú de pantalla. Octubre 2014 Página 5
11 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Selección de Menú (F1 a F5). Selección de Menú (H1 a H5). 2.2 Introducción a la Interfaz de Usuario Figura 4. Dibujo ilustrativo de la Interfaz de Pantalla. Área de Pantalla que muestra la Forma de Onda. Estado del trigger. Puede ser: Auto: Modo automático y adquisición de forma de onda sin trigger. Trig'd: Trigger detectado y forma de onda adquirida. Ready: Datos previos capturados y listos para el trigger. Scan: Captura y visualización continua de la forma de onda. Stop: Adquisición de datos parada. Página 6 Octubre 2014
12 MANUAL DE INSTRUCCIONES El puntero T morado indica la posición horizontal del trigger (disparo). El puntero indica la posición de disparo en la memoria interna. Cursores para medición. Valor actual del trigger. Indica que hay una memoria USB conectada al osciloscopio. Hora (táctil). Ventana de medida del cursor. Muestra la lectura de los dos cursores y el valor absoluto. Forma de Onda del canal CH1. El puntero indica la posición del nivel de trigger de la fuente en el menú trigger. Forma de onda matemática. Forma de Onda del canal CH2. Forma de Onda del canal CH3. Forma de Onda del canal CH4. Frecuencímetro de la fuente en el menú trigger. Tipo de trigger seleccionado: Flanco creciente. Flanco decreciente. Pulso. Sincronizado con línea de vídeo. Sincronizado con campo de vídeo. y valor del nivel de trigger del canal correspondiente. Barra de menús inferior. Ajuste de la base de tiempos principal. Indican el voltaje por división y las posiciones de nivel cero para cada canal. El icono indica el modo de acoplamiento y otros ajustes del canal. " " Indica acoplamiento de corriente continua. " " Indica acoplamiento de corriente alterna. " " Indica acoplamiento a tierra. Indica impedancia de 50 Ohm. Indica inversión. Indica ancho de banda de 20 M. Octubre 2014 Página 7
13 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Tasa de muestreo actual y tamaño del registro. Indica el tipo de medida y valor de cada canal. "F" de frecuencia, "T" de ciclo, "V" de valor promedio, "Vp" de valor pico-pico, "Vk" de valor promedio cuadrático, "Ma" de valor de máxima amplitud, "Mi" de valor de mínima amplitud, "Vt" de valor de voltaje de valor cima de la forma de onda, "Vb" de valor de voltaje de valor valle de la forma de onda, "Va" de valor de amplitud, "Os" de valor posterior de disparo, "Ps" de valor previo de disparo, "RT" de valor del tiempo de subida, "FT" de valor del tiempo de bajada, "PW" de valor de amplitud +D (ciclo de trabajo positivo), "NW" de valor de amplitud D (ciclo de trabajo negativo), (retardo), (retardo), (retardo), (retardo). El puntero verde indica el punto de tierra (posición de punto cero) de la forma de onda del canal CH4. El puntero morado indica el punto de tierra (posición de punto cero) de la forma de onda del canal CH3. El puntero amarillo indica el punto de tierra (posición de punto cero) de la forma de onda del canal CH2. El puntero azul indica el punto de tierra (posición de punto cero) de la forma de onda matemática. El puntero rojo indica el punto de tierra (posición de punto cero) de la forma de onda del canal CH Inspección General Cuando tenga en sus manos el osciloscopio, es recomendable que revise el instrumento siguiendo estos pasos: Compruebe que no haya ningún daño debido al transporte Si encuentra que la caja de cartón o la espuma protectora han sufrido daños, no los tire hasta que compruebe que el equipo y sus accesorios pasan las pruebas eléctricas y mecánicas correctamente. Compruebe los accesorios Los accesorios suministrados están descritos en el apartado Especificaciones de este manual. Puede comprobar si falta algún accesorio con la referencia adjunta a la descripción. Si encuentra que falta algún accesorio o que está dañado, póngase en contacto con el distribuidor responsable de PROMAX o bien directamente con las oficinas de PROMAX. Página 8 Octubre 2014
14 MANUAL DE INSTRUCCIONES Compruebe el instrumento Completo Si se encuentra que hay algún daño en la apariencia del equipo, o que el instrumento no funciona con normalidad o que no responde durante las pruebas de funcionamiento, póngase en contacto con el distribuidor responsable de PROMAX o bien directamente con las oficinas de PROMAX. Si el daño en el equipo fue causado durante el transporte, por favor conserve el embalaje. Informe a la compañía de transporte causante de los daños o bien directamente con las oficinas de PROMAX. 2.4 Inspección de Funcionamiento Realice una comprobación rápida de las funciones para verificar el normal funcionamiento del instrumento, siguiendo estos pasos: Conecte el cable de alimentación a la red de alimentación eléctrica. Pulse hacia abajo el pulsador con la señal " " que se encuentra en la parte superior del osciloscopio. El instrumento realiza un auto-chequeo y muestra el logo de inicio. Pulse la tecla "Utility", seleccione Calibrate en el menú de la izquierda, seleccione Factory Set en el menú inferior. El valor por defecto del coeficiente de atenuación de la sonda en el menú es de 10X. Configure el interruptor de la sonda del osciloscopio a 10X y conecte el osciloscopio al canal CH1. Conecte el extremo de la sonda al conector BNC del canal CH1 y ajústelo girándolo hacia el lado derecho. Conecte la punta de la sonda y la pinza de tierra al conector de compensación de sonda. Pulse la tecla "Autoset". La onda cuadrada de 1 khz de frecuencia y valor pico-pico de 5 V se mostrará durante varios segundos (ver figura). Octubre 2014 Página 9
15 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Figura 5. Auto set. Compruebe el canal CH2, CH3 y CH4 repitiendo los pasos 2 y Compensación de Sonda Cuando conecte la sonda a cualquier canal de entrada por primera vez, se ha de hacer este ajuste para igualar la sonda al canal de entrada. La sonda que no se compense o presente una desviación de compensación dará como resultado un error en la medición u otros fallos. Para realizar la compensación de sonda, siga los siguientes pasos: Ajuste el coeficiente de atenuación de la sonda en el menú a 10X y el del interruptor de la sonda a 10X (ver "Ajuste del coeficiente de Atenuación de sonda"), y conecte la sonda al canal CH1. Si utiliza una sonda con punta de gancho, asegúrese de que se mantiene en estrecho contacto con la sonda. Conecte la punta de la sonda a la salida de compensación de sonda del osciloscopio y la pinza del cable de referencia de la sonda al conector de tierra del osciloscopio, y luego pulse la tecla "Autoset". Compruebe las formas de onda mostradas y ajuste la sonda (consulte el manual de la sonda) hasta que se consiga una compensación adecuada (ver siguientes figuras). Supercompensada Compensación Correcta Infracompensada Figure 6. Displayed Waveforms of the Probe Compensation. Página 10 Octubre 2014
16 MANUAL DE INSTRUCCIONES Repita los pasos descritos si es necesario. Figura 7. Ajuste de Sonda. 2.6 Ajuste del Coeficiente de Atenuación de Sonda La sonda tiene varios coeficientes de atenuación, que afectan al factor de escala vertical del osciloscopio. Para cambiar o comprobar el coeficiente de atenuación en el menú del osciloscopio: Pulse la tecla de menú de función de los canales utilizados (teclas CH1 a CH4). Seleccione Probe en el menú inferior; seleccione el valor adecuado en el menú de la derecha correspondiente a la sonda. Este ajuste se mantendrá hasta que el usuario la cambie de nuevo. AVISO: El coeficiente de atenuación por defecto de la sonda en el equipo es de 10X. Asegúrese que el valor de atenuación ajustado en el selector de la sonda es el mismo que el seleccionado en el menú de ajuste de atenuación de la sonda del osciloscopio. Los valores de ajuste del selector de la sonda son 1X y 10X (ver figura). Figura 8. Selector de Atenuación. Octubre 2014 Página 11
17 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 AVISO: Cuando el selector de atenuación se ajusta a 1X, la sonda limita el ancho de banda del osciloscopio a 5 MHz. Para usar el ancho de banda completo del osciloscopio, el selector se ha de ajustar a 10X. 2.7 Uso de la Sonda de forma Segura El anillo protector de seguridad que rodea el cuerpo de la sonda protege los dedos contra cualquier riesgo de descarga eléctrica (ver figura). Figura 9. Anillo Protector. AVISO: Para evitar descargas eléctricas, mantenga siempre los dedos detrás del anillo protector de seguridad de la sonda durante su utilización. Para protegerse de una descarga eléctrica, no toque la parte metálica de la punta de la sonda cuando esté conectada a la red eléctrica. Antes de realizar las mediciones, conecte siempre la sonda al instrumento y el terminal de tierra a tierra. 2.8 Auto-Calibración La aplicación de auto-calibración permite que el osciloscopio esté en condiciones óptimas para obtener el valor de medición más exacto. Esta aplicación se puede ejecutar en cualquier momento. Se deberá realizar obligatoriamente en el caso que la temperatura ambiente aumente 5 ºC o más. Antes de realizar una auto-calibración, desconecte todas las sondas o cables del conector de entrada. Pulse el botón "Utility" y, a continuación, seleccione Calibrate en el menú de la izquierda. Seleccione la opción Self Calibrate en el menú inferior. Aparecerá una ventana de confirmación, cuando esté todo preparado pulse OK para ejecutar la auto-calibración. Página 12 Octubre 2014
18 MANUAL DE INSTRUCCIONES 2.9 Introducción a los Controles Verticales Hay varias teclas y selectores en los CONTROLES VERTICALES (ver figura). Las siguientes prácticas le familiarizarán gradualmente con el uso de los ajustes verticales. Figura 10. Zona de Control Vertical. Utilice el selector "VERTICAL POSITION" para situar la forma de onda en el centro de la ventana. La función del selector "VERTICAL POSITION" es la de regular la posición de la señal vertical en pantalla. Por tanto, al girar el selector "VERTICAL POSITION", el puntero de tierra (posición de nivel cero) se direcciona arriba y abajo siguiendo la forma de onda. Si el canal está en el modo de acoplamiento de CC, se puede medir rápidamente la componente CC de la señal a través de la observación de la diferencia entre la forma de onda y el punto de tierra. Si el canal está en el modo de CA, la componente de corriente continua se filtra. Este modo le ayuda a visualizar la componente CA de la señal con una sensibilidad más alta. Tecla de acceso rápido al nivel cero Gire el selector VERTICAL POSITION para cambiar la posición vertical del canal en pantalla. Para volver de nuevo a la posición de nivel 0 pulse el mismo selector VERTICAL POSITION. Esta tecla de acceso rápido es especialmente útil cuando la posición de la traza está alejada y se quiere volver al centro de la pantalla inmediatamente. Octubre 2014 Página 13
19 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Cambie el ajuste vertical y observe el consecuente cambio de la información de estado. Con la información que se muestra en la barra de estado en la parte inferior de la ventana de forma de onda, puede determinar cualquier cambio en el factor de escala vertical del canal. Gire el selector vertical "VOLTS/DIV" y cambie el "Factor de Escala Vertical (Voltios / División)", puede observar que el factor de escala del canal correspondiente a la barra de estado se ha modificado en consecuencia. Pulse las teclas CH1 a CH4 y Math, para ver en pantalla el menú de funcionamiento, símbolos, formas de onda, la información del estado y el factor de escala del canal correspondiente. También se puede ajustar el sistema vertical mediante la pantalla táctil. Consulte el apartado "Ajuste del Sistema Vertical mediante la pantalla táctil" Introducción a los Controles Horizontales Hay una tecla y dos selectores en los CONTROLES HORIZONTALES (ver figura). Las siguientes prácticas le familiarizarán gradualmente con el uso de los ajustes horizontales. Figura 11. Zona de Control Horizontal. Utilice el selector horizontal "SEC/DIV" para cambiar el ajuste de la base de tiempos horizontal y observe el cambio en la información de estado. Gire el selector "SEC/DIV" para cambiar la base de tiempos del eje horizontal, y podrá observar que el recuadro "Base de tiempos" en la barra de estado cambia en consecuencia. Página 14 Octubre 2014
20 MANUAL DE INSTRUCCIONES Use el selector "HORIZONTAL POSITION" para ajustar la posición horizontal de la forma de onda en la ventana. El selector "HORIZONTAL POSITION" se utiliza para controlar el desplazamiento del trigger de la señal o para otras aplicaciones especiales. Si se aplica el trigger al desplazamiento, se puede observar que la forma de onda se mueve horizontalmente cuando se gira el selector "HORIZONTAL POSITION". Tecla de acceso rápido a trigger 0 Gire el selector HORIZONTAL POSITION para desplazar la posición horizontal del trigger y pulse el mismo selector HORIZONTAL POSITION para posicionar el trigger a la posición 0 de forma rápida. Al pulsar la tecla "HORIZ MENU", aparece el menú para ajustar la ventana y la ampliación del área de ventana Introducción a los Controles del Trigger (Disparo) Hay un selector y tres teclas que conforman los CONTROLES DEL TRIGGER (ver figura). Las siguientes prácticas le familiarizarán gradualmente con el uso de los controles del trigger. Figura 12. Zona de Control del Trigger. Pulse la tecla "Trigger Menu" para visualizar el menú del trigger. Con las teclas de selección de menú se pueden cambiar los ajustes del trigger. Use el selector "TRIG LEVEL" para cambiar el nivel del trigger. Girando el selector "TRIG LEVEL", el puntero del trigger en la pantalla se desplazará arriba y abajo. Con el movimiento del puntero del trigger, se puede observar que el valor del nivel de trigger mostrado en pantalla cambia consecuentemente. Octubre 2014 Página 15
21 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 NOTA: Al pulsar el selector TRIG LEVEL sitúa directamente el nivel de trigger de nuevo a 0. Pulse la tecla "50%" para ajustar el nivel de trigger al punto medio vertical de amplitud de la señal. Pulse la tecla "Force" para forzar la señal trigger. Normalmente se aplica a los modos de trigger "Normal" y "Único" Control de la Pantalla Táctil Cuando Gesture está en ON, que se configura en el menú Utility->Display ->Gesture, se puede controlar el osciloscopio tocando sobre diferentes áreas de la pantalla. También se pueden usar las teclas / selectores entre paréntesis para hacer lo mismo Ajuste del Sistema Vertical mediante la pantalla táctil Figura 13. Seleccionar un canal (teclas CH1 a CH4) Toque el puntero en la parte izquierda del canal correspondiente para seleccionarlo. Página 16 Octubre 2014
22 MANUAL DE INSTRUCCIONES Ajuste la posición vertical del canal seleccionado (selector VERTICAL POSITION): Deseleccione la ventana de canal, arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo a lo largo de la mitad izquierda de la pantalla. Ajuste de voltios por división del canal seleccionado (selector vertical VOLTS/DIV): Seleccione la ventana de canal (con borde), arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo a lo largo de la mitad izquierda de la pantalla. Ajuste el nivel de trigger de la fuente en el menú trigger (selector TRIG LEVEL): Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo a lo largo de la mitad derecha de la pantalla Ajuste del Sistema Horizontal mediante la pantalla táctil Figura 14. Ajuste la posición horizontal (selector HORIZONTAL POSITION): Arrastre el dedo hacia la derecha o izquierda a lo largo de la mitad superior de la pantalla. Ajuste la base de tiempos horizontal (selector horizontal SEC/DIV): Arrastre el dedo hacia la derecha o izquierda a lo largo de la mitad inferior de la pantalla. Octubre 2014 Página 17
23 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD Aplicar zoom en la Forma de Onda mediante la pantalla Táctil Pulse la tecla Horiz, la pantalla se divide en dos. La parte superior de la pantalla muestra la pantalla principal y la parte inferior la pantalla de zoom. Operaciones Verticales Las operaciones verticales en la ventana Principal y Zoom son las mismas que en el modo normal. Figura 15. Página 18 Octubre 2014
24 MANUAL DE INSTRUCCIONES Operaciones Horizontales Cuando la Ventana de Zoom del menú inferior se selecciona, las operaciones horizontales usando la pantalla táctil se muestran en la figura inferior: Figura 16. Cuando la Ventana Principal del menú inferior se selecciona, las operaciones horizontales usando la pantalla táctil se muestran en la figura inferior: Figure 17. Octubre 2014 Página 19
25 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD Funcionamiento del Menú mediante la pantalla Táctil o las teclas y el selector Selección una opción del menú Toque las opciones del menú inferior (teclas H1 a H5) o en el menú derecho (teclas F1 a F5), o en el menú izquierdo (selector G). Opciones de menú conmutables: Hay opciones en el menú que pueden ser conmutables. Se puede tocar repetidamente el área de la opción de menú para conmutar o bien pulsar la tecla correspondiente. Mire la siguiente figura: Figura 18. Arrastrar la lista: Si hay una barra de desplazamiento a la izquierda del menú o la ventana de ficheros del sistema, puede arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista. NOTA: Cuando el simbolo aparece en el menú, indica que se puede girar el selector G para seleccionar la opción de menú o ajustar el valor. Cuando aparece en el menú, seleccionarlo para volver al menú principal. Página 20 Octubre 2014
26 MANUAL DE INSTRUCCIONES Otras operaciones usando pantalla táctil Menú de Medidas (tecla Measure): Toque la ventana de medidas para que aparezca el menú de medidas en la parte inferior. Menú de Cursor de Medidas (tecla Cursor): Toque la ventana de cursor de medidas para que aparezca el menú cursor de medidas en la parte inferior. Ajuste de tiempo del sistema: Toque el tiempo en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar la ventana de ajuste de tiempo. Figura 19. Octubre 2014 Página 21
27 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD GUÍA AVANZADA DE USUARIO Hasta ahora, se han descrito las operaciones básicas de las áreas funcionales, teclas y selectores del panel frontal del osciloscopio. Sobre la base de la introducción del capítulo anterior, el usuario debería tener un conocimiento inicial para realizar cambios en la configuración del osciloscopio mediante la observación de la barra de estado. Si no está familiarizado con las operaciones y métodos mencionados, le aconsejamos que repase el capítulo 2 "Guía Básica de Usuario". Este capítulo trata principalmente los siguientes temas: Ajuste del Sistema Vertical. Función de Manipulación Matemática. Ajuste de Control Horizontal. Ajuste del Trigger (Disparo). Adquisición y Ajuste de Muestreo. Ajuste de Pantalla. Guardar y Recuperar una Forma de Onda. Grabación / Reproducción de Formas de Onda. Medida Automática. Medición con Cursores. Uso de Auto-escala. Uso de las teclas de Ejecución Inmediata. Se recomienda que lea detenidamente este capítulo para conocer las diversas funciones de medición y otros métodos de funcionamiento del osciloscopio. 3.1 Ajuste del Sistema Vertical Los CONTROLES VERTICALES incluyen las teclas de menú: CH1 a CH4 y Math, y cuatro selectores: VERTICAL POSITION y VOLTS/DIV para cada canal. Ajuste de CH1 y CH2 Cada canal tiene un menú vertical independiente y cada opción se configura de acuerdo a su canal. Página 22 Octubre 2014
28 MANUAL DE INSTRUCCIONES Para activar o desactivar la forma de onda Pulsar las teclas CH1 a CH4 o Math tiene el siguiente resultado: Si la forma de onda estaba inactiva, ésta se activa y su menú aparece en pantalla. Si la forma de onda estaba activa y su menú no aparecía en pantalla, entonces aparecerá el menú. Si la forma de onda está activa y su menú aparecía en pantalla, la forma de onda se desactiva y su menú desaparece. Figura 20. Menú de Ajuste de Canal. La descripción del Menú de Ajuste de Canal se muestra en la siguiente lista: Coupling Menú Ajuste Descripción Impedance Inverted Probe Limit CC CA GROUND 1 MΩ 50 Ω ON OFF X1 X10 X100 X1000 Full 20M Pasa los componentes CC y CA de la señal de entrada. Bloquea el componente CC de la señal de entrada. Desconecta la señal de entrada. Seleccione la impedancia de entrada. Cuando se selecciona 50 Ω, el acoplamiento en CA no está disponible. Si la impedancia se establece en 50 Ω cuando se esta utilizando el acoplamiento de CA, el acoplamiento pasará a DC automáticamente. Muestra la forma de onda invertida. Muestra la forma de onda original. Igualar este parámetro con el factor de atenuación de la sonda para obtener una lectura precisa de la escala vertical. Utiliza el ancho de banda completo. Limita el ancho de banda del canal a 20 MHz para reducir el ruido en pantalla. Configuración del Acoplamiento del Canal Tomando el Canal 1 como ejemplo, la señal medida es una señal de onda cuadrada que contiene polarización de corriente directa. Los pasos a seguir para su funcionamiento son: Pulse la tecla CH1 y visualice el menú de ajuste del canal CH1. Seleccione Coupling, el menú inferior. Octubre 2014 Página 23
29 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Seleccione "DC" en el menú derecho. Pasarán ambos componentes CC y CA de la señal. Seleccione "AC" en el menú derecho. La componente continua de la señal se bloqueará. Ajuste de la sonda de atenuación Para realizar medidas correctamente, realice el ajuste del coeficiente de atenuación de la sonda en el menú de ajuste del Canal, que debe coincidir siempre con el de la sonda (consulte el apartado "Ajuste del Coeficiente de Atenuación de Sonda"). Si el coeficiente de atenuación de la sonda es de 1:1, el ajuste del canal de entrada se debe establecer en X1. Usando el Canal 1 como ejemplo y con el coeficiente de atenuación de la sonda en 10:1, los pasos a seguir se muestran a continuación: Pulse la tecla CH1 para mostrar el menú de ajuste. Seleccione Probe en el menú inferior. Seleccione x10 en el menú de la derecha. Lista de coeficientes de atenuación y su correspondiente ajuste en el menú: Coeficiente de Atenuación de la Sonda Correspondencia con Menú de Ajuste 1:1 X1 10:1 X10 100:1 X :1 X1000 Inversión de forma de onda Forma de onda invertida: la señal gira 180 grados respecto a la fase del nivel de punto cero (tierra). Usando el Canal 1 como ejemplo, los pasos a seguir serían los siguientes: Pulse la tecla CH1 MENU para mostrar el menú de ajuste de CH1. Seleccione ON en la opción Inverted. La forma de onda se invertirá. Seleccione OFF en la opción Inverted. La forma de onda volverá a su posición original. Página 24 Octubre 2014
30 MANUAL DE INSTRUCCIONES Ajuste de límite de ancho de banda Cuando los componentes de alta frecuencia de la forma de onda no son importantes para su análisis, el control del límite del ancho de banda se puede utilizar para rechazar las frecuencias por encima de los 20 MHz. Tomando como ejemplo el canal 1, los pasos a seguir serían los siguientes: Pulse la tecla CH1 para mostrar el menú de ajuste. Seleccione BandWidth en el menú inferior. Seleccione Full en el menú de la derecha. Las frecuencias altas de la señal pasarán. Seleccione 20M en el menú de la derecha. El ancho de banda se limitará a 20 MHz. Las frecuencias por debajo de 20 MHz serán rechazadas Función de Operación Matemática La función de Operación Matemática muestra el resultado de las operaciones de suma, multiplicación, división y resta realizadas entre dos canales, o también las operaciones FFT (Transformada rápida de Fourier) sobre un canal. Pulse la tecla Math para que aparezca el menú en la parte inferior. La descripción del Menú Dual Waveform Math se muestra en la siguiente lista: Dual Wfm Math Menú Ajuste Descripción Factor1 Operator + - x / Factor2 Vertical div voltage Seleccione la señal para factor 1. Seleccione el signo del operador matemático Seleccione la señal para factor 2. Seleccione la posición vertical o voltios por división de la forma de onda matemática, gire el selector G para ajustarla. Octubre 2014 Página 25
31 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Menú Ajuste Descripción Source Rectangle Hanning Fuente FFT. FFT Window Format Horizontal Vertical Hamming Blackman Bartlett Kaiser Vrms db Hz Hz/div div v or db Seleccione ventana para FFT. Seleccione formato Vrms. Seleccione formato db. Seleccione la posición horizontal o base de tiempos de la forma de onda FFT, gire el selector G para ajustarla. Seleccione la posición vertical o voltios por división de la forma de onda FFT, gire el selector G para ajustarla. Usando la operación de suma entre el Canal 1 y el Canal 2 como ejemplo, los pasos a seguir serían los siguientes: Pulse la tecla Math para mostrar el menú de operación matemática en la parte inferior. La forma de onda azul M aparece en pantalla. Seleccione Dual Wfm Math en el menú inferior. Seleccione Factor1 del menú derecho; seleccione en el menú izquierdo. Seleccione Operator como + en el menú de la derecha. Seleccione Factor2 del menú derecho; seleccione en el menú izquierdo. Página 26 Octubre 2014
32 MANUAL DE INSTRUCCIONES Seleccione Vertical en el menú derecho. Seleccione repetidamente hasta que aparezca el símbolo div. Gire el selector para ajustar la posición vertical de la forma de onda matemática. A continuación, seleccione repetidamente hasta que aparezca el símbolo de tensión en la parte inferior, gire el selector para ajustar los voltios por división de la forma de onda matemática Función FFT La función matemática FFT (Transformada Rápida de Fourier) convierte matemáticamente una forma de onda en el dominio del tiempo a sus componentes de frecuencia. Es muy útil para analizar la entrada de señal del osciloscopio. Se pueden sincronizar estas frecuencias con frecuencias conocidas de otros sistemas, tales como relojes, osciladores o fuentes de alimentación. Usando como ejemplo el canal 1 para la operación FFT, los pasos a seguir serían los siguientes: Pulse la tecla Math para mostrar el menú Math en la parte inferior. La forma de onda azul M aparece en pantalla. Seleccione FFT en el menú inferior. Seleccione Source en el menú de la derecha; seleccione en el menú izquierdo. Seleccione Window en el menú de la derecha; seleccione el tipo de ventana correcta en el menú de la izquierda. Seleccione Format como Vrms o db en el menú de la derecha. Seleccione Horizontal en el menú derecho. Seleccione repetidamente hasta que aparezca el símbolo Hz. Gire el selector G para ajustar la posición horizontal de la forma de onda FFT. A continuación, seleccione repetidamente hasta que aparezca el símbolo en la parte inferior, gire el selector G para ajustar la base de tiempos de la forma de onda FFT. Seleccione Vertical en el menú derecho; hacer las mismas operaciones descritas arriba para ajusta la posición vertical y los voltios por división. Octubre 2014 Página 27
33 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Selección de la ventana FFT Hay cuatro ventanas FFT. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes con respecto a la resolución de frecuencia y a la precisión de la magnitud de medida. En función de lo que se quiera medir y las características de la señal fuente se determinará el uso de una determinada ventana. Utilice las siguientes pautas para seleccionar la mejor ventana. Tipo Características Ventana Rectangle Hanning Hamming La mejor solución para la frecuencia, el peor para la magnitud. Es la mejor ventana para medir el espectro de frecuencia de señales no repetitivas y medir componentes de frecuencia de CC. Recomendado utilizar para: Transitorios o ráfagas, el nivel de la señal antes y después del evento son casi iguales. Ondas sinusoidales de igual amplitud con frecuencias muy cercanas. Ruido aleatorio de banda ancha con un espectro que varía relativamente despacio. Una mejor solución para la magnitud que rectangle, y correcto también para la frecuencia. Tiene una ligera mejor resolución de frecuencia que Hanning. Recomendado utilizar para: Ruido aleatorio de banda estrecha, sinusoidal y periódico. Transitorios o ráfagas en donde los niveles de señal antes y después del evento son significativamente diferentes. Correcto para la magnitud, pero con una resolución de frecuencia más pobre que con Hamming. Recomendado utilizar para: Ruido aleatorio de banda estrecha, sinusoidal y periódico. Transitorios o ráfagas en donde los niveles de señal antes y después del evento son significativamente diferentes. Página 28 Octubre 2014
34 MANUAL DE INSTRUCCIONES Tipo Características Ventana Blackman Bartlett Kaiser Mejor solución para la magnitud, peor solución para la frecuencia. Recomendado usar para: Formas de onda de frecuencia única, para encontrar armónicos de un nivel superior. La ventana Bartlett es una variante ligeramente más estrecha que la ventana triangular, con peso cero en ambos extremos. La resolución de frecuencia cuando se utiliza la ventana Kaiser es adecuada; la fuga espectral y la precisión de la amplitud son buenos. La ventana Kaiser se utiliza preferentemente cuando las frecuencias están muy cercanas al mismo valor pero tienen amplitudes muy diferentes (el nivel lateral y el factor de forma son los más cercanos a la tradicional RBW de Gauss). Esta ventana también es buena para señales aleatorias. Consejos de uso de FFT Utilice la función Zoom para ampliar la forma de onda FFT si es necesario. Ver "Zoom de Ventana". Utilice la escala db para visualizar los detalles de múltiples frecuencias, incluso si tienen diferentes amplitudes. Utilice la escala Vrms para comparar frecuencias. El componente CC o offset puede causar valores de magnitud incorrectas en la FFT de la forma de onda. Para minimizar la componente CC, elija Acoplamiento CA en la fuente de señal. Para reducir el ruido aleatorio y los componentes de distorsión en eventos repetitivos o de un solo disparo, ajuste el modo de adquisición del osciloscopio a promedio. Octubre 2014 Página 29
35 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Qué es la frecuencia de Nyquist? La frecuencia de Nyquist es la frecuencia más alta que cualquier osciloscopio digital puede medir en tiempo real sin aliasing. Esta frecuencia es la mitad de la frecuencia de muestreo. Las frecuencias superiores a la frecuencia de Nyquist se sub-muestrean, lo que provoca aliasing. Por este motivo hay que prestar atención a la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia que a la que se realiza la medición. 3.2 Uso de los selectores VERTICAL POSITION y VOLTS/DIV El selector VERTICAL POSITION se utiliza para ajustar la posición vertical de la forma de onda. Cuando se gira este selector, la información de la posición vertical aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla de datos de la forma de onda; desaparecerá después de parar el giro del selector. La resolución analítica de este selector de control cambia con la división vertical. El selector VOLTS/DIV se utiliza para regular la resolución vertical de las formas de onda capturadas. La sensibilidad de la resolución de la división vertical se divide en pasos de La información de los voltios por división aparecerá en la ventana del canal en la parte inferior izquierda de la pantalla. Figura 21. Información Vertical. Página 30 Octubre 2014
36 MANUAL DE INSTRUCCIONES 3.3 How to Set the Horizontal System Los CONTROLES HORIZONTALES incluyen la tecla HORIZ y los selectores HORIZONTAL POSITION y SEC/DIV. El selector HORIZONTAL POSITION se utiliza para ajustar la posición horizontal de los 4 canales, la resolución de los cuales cambian en función de la base de tiempos. El selector SEC/DIV se utiliza para ajustar el factor de escala horizontal, en la ventana principal o en la ventana de zoom. La tecla HORIZ muestra en pantalla la forma de onda en modo Zoom y analiza en detalle la señal. Para más detalles, consulte en el siguiente apartado Zoom de Ventana Pulse la tecla Horiz. para dividir la pantalla en dos. La parte superior de la pantalla muestra la ventana principal y la parte inferior muestra la ventana de Zoom. La ventana de Zoom es una parte magnificada de la ventana principal. Figura 22. Octubre 2014 Página 31
37 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Cuando la opción Main Window se selecciona en el menú inferior, los selectores de HORIZONTAL POSITION y SEC/DIV se utilizan para ajustar la posición horizontal y la base de tiempos de la ventana principal. La base de tiempos de la ventana de Zoom también cambia. Cuando la opción Main Window se selecciona en el menú inferior, los selectores de HORIZONTAL POSITION y SEC/DIV se utilizan para ajustar la posición horizontal y la base de tiempos de la ventana de Zoom. NOTA: Cuando la base de tiempos de la ventana de Zoom es la misma que en la ventana principal, la interfaz volverá al modo normal de forma automática, y el modo Zoom se desactivará. También se puede hacer zoom de la forma de onda usando la pantalla táctil, consulte el capítulo correspondiente. 3.4 Ajuste del Trigger (Disparo) El trigger determina cuando el osciloscopio comienza a adquirir datos y mostrar la forma de onda. Una vez el trigger está correctamente ajustado, puede convertir una señal inestable en una forma de onda con completo sentido. Cuando el osciloscopio comienza a adquirir datos, recopilará los datos suficientes para dibujar la forma de onda a la izquierda del punto de disparo. El equipo continúa adquiriendo datos mientras espera a que se produzca la condición de trigger. Una vez que se detecte un trigger, irá adquiriendo los datos suficientes de forma continua hasta poder dibujar la forma de onda a la derecha del punto de disparo. El área de control de trigger consiste en 1 selector y 3 teclas de menú. TRIG LEVEL: Este selector ajusta el nivel de trigger; pulse el selector y el nivel se pondrá a cero. 50%: Esta tecla de ejecución inmediata ajusta el nivel de trigger al punto medio vertical entre los picos de la señal trigger. Force: Esta tecla fuerza la creación de una señal trigger. Se utiliza principalmente en los modos "Normal" y "Único". Trigger Menu: Esta tecla invoca al menú de control del trigger. Página 32 Octubre 2014
38 MANUAL DE INSTRUCCIONES EXPLICACIÓN DE CONCEPTOS Fuente El trigger puede generarse desde las siguientes fuentes: Canales de Entrada (CH1 a CH4), Línea CA. Entrada: Es la fuente de trigger más utilizada. El canal trabajará al seleccionar como fuente de trigger cualquier señal, se vea o no en pantalla. Línea CA: La alimentación de Corriente Alterna se puede utilizar para mostrar señales relacionadas con la frecuencia de la línea de alimentación, tal como equipos de iluminación y dispositivos de alimentación. El osciloscopio hace trigger usando su cable de alimentación, por lo que no es necesario entrar una señal de trigger CA. Cuando la línea CA se selecciona como fuente de trigger, el osciloscopio automáticamente selecciona el acoplamiento a CC, ajustando el nivel de trigger a 0 V. Modo Trigger El modo trigger determina como se comporta el osciloscopio con la ausencia de un evento de trigger. El osciloscopio proporciona tres modos de trigger: Auto, Normal y Único. Auto: Este modo de barrido permite al osciloscopio adquirir señales incluso cuando no se detecta una condición de trigger. Si no se produce ninguna condición de trigger mientras el osciloscopio está a la espera durante un período determinado (según lo determinado por la configuración de la base de tiempo), se forzará un disparo de trigger. Normal: El modo normal permite al osciloscopio adquirir una forma de onda sólo cuando se dispara el trigger. Si no se produce ningún trigger, el osciloscopio se mantiene a la espera y la forma de onda anterior, si la hay, se mantendrá en la pantalla. Único: En el modo único, después de pulsar la tecla Run / Stop, el osciloscopio espera el trigger. Mientras se produce el trigger, el osciloscopio adquiere la forma de onda y luego se detiene. Acoplamiento El acoplamiento del trigger determina que parte de la señal pasa al circuito del trigger. Los tipos de acoplamiento incluyen CA, CC, LF y HF. CA: Acoplamiento CA bloquea la componente de CC. CC: Acoplamiento CC pasa ambas componentes de CA y CC. LF: Acoplamiento LF bloquea la componente CC, y atenúa todas las señales con una frecuencia inferior a 8 khz. HF: Acoplamiento HF atenúa todas las señales con una frecuencia superior a 150 khz. Octubre 2014 Página 33
39 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Holdoff: El trigger holdoff puede utilizarse para estabilizar una forma de onda. El tiempo holdoff es el periodo de espera del osciloscopio antes de iniciar un trigger. El osciloscopio no iniciará el trigger hasta que el tiempo holdoff haya expirado. Proporciona al usuario la oportunidad de comprobar señales en un corto periodo de tiempo y señales complejas tales como formas de onda AM, etc. Trigger Control: Trigger: Utiliza un nivel de trigger para capturar formas de onda estables en dos canales simultáneamente. El trigger tiene cuatro modos: trigger edge (flanco), video trigger, slope trigger (pendiente) y pulse trigger (pulso). Trigger Flanco: Ocurre cuando la entrada de trigger sobrepasa un nivel de tensión específico con una pendiente específica. Trigger para señales no sincronizadas. Trigger Vídeo: Trigger según campo o línea de una señal vídeo estándar. Trigger Pendiente: Trigger según velocidad de señal ascendente o descendente. Trigger Pulso: Trigger según el ancho de pulso. Los cuatro modos de trigger se describen en los siguientes apartados Trigger Flanco El trigger flanco sucede cuando la señal de entrada supera un valor umbral. Seleccione el modo de trigger flanco para activar el trigger según sea un flanco de subida o de bajada. Lista de opciones del menú trigger flanco: Menú Ajustes Descripción Trigger Mode Edge Ajusta el trigger del canal vertical como trigger flanco. Source AC Canal 1 como señal trigger. Canal 2 como señal trigger. Canal 3 como señal trigger. Canal 4 como señal trigger. Línea de alimentación CA como señal trigger. Página 34 Octubre 2014
40 MANUAL DE INSTRUCCIONES Menú Ajustes Descripción Coupling AC DC HF LF Bloquea las componentes de corriente continua. Permite pasar todas las componentes. Bloquea las señales de alta frecuencia, pasando solamente las componentes de baja frecuencia. Bloquea las señales de baja frecuencia, pasando solamente las componentes de alta frecuencia. Slope Modo Holdoff Rising Falling Auto Normal Single Holdoff Reset Trigger de pendiente ascendente. Trigger de pendiente descendente. Adquiere la forma de onda incluso sin trigger. Adquiere la forma de onda cuando se activa el trigger. Al activarse el trigger adquiere la forma de onda y se para. Gire el selector G para ajustar el intervalo de tiempo (100ns~10s) antes del siguiente trigger. Ajusta el tiempo de Holdoff como valor por defecto (100ns) Trigger Video Seleccione trigger vídeo para activar el trigger sobre campos o líneas de señales de vídeo del estándar NTSC, PAL o SECAM. Lista de opciones del menú Trigger vídeo: Menú Ajustes Descripción Trigger Mode Video Ajusta el trigger del canal vertical como trigger flanco. Source NTSC Canal 1 como señal trigger. Canal 2 como señal trigger. Canal 3 como señal trigger. Canal 4 como señal trigger. Línea de alimentación CA como señal trigger. Modu PAL SECAM Selección de estándar de vídeo. Octubre 2014 Página 35
41 MANUAL DE INSTRUCCIONES OD-624 Menú Ajustes Descripción Sync Mode Holdoff Line Field Odd Even Line NO. Auto Holdoff Reset Trigger sincronizado con la línea de vídeo. Trigger sincronizado con campo de vídeo. Trigger sincronizado con campo de vídeo impar. Trigger sincronizado con campo de vídeo par. Trigger sincronizado con la línea de vídeo determinada. Gire el selector M para ajustar el número de línea. Adquiere la forma de onda aunque no haya trigger. Gire el selector G para ajustar el intervalo de tiempo (100ns~10s) antes del siguiente trigger. Ajusta el tiempo de Holdoff como valor por defecto (100ns) Trigger Pulso El trigger pulso se dispara de acuerdo al ancho del pulso. Las señales anormales pueden detectarse mediante el ajuste de las condiciones del ancho de pulso. Lista de opciones del menú Trigger Pulso: Menú Ajustes Descripción Trigger Ajusta el tipo de trigger del canal vertical como Pulse Mode pulso de trigger. Source Coupling AC DC HF LF Canal 1 como señal trigger. Canal 2 como señal trigger. Canal 3 como señal trigger. Canal 4 como señal trigger. Bloquea las componentes de corriente continua. Permite pasar todas las componentes. Bloquea las señales de alta frecuencia, pasando solamente las componentes de baja frecuencia. Bloquea las señales de baja frecuencia, pasando solamente las componentes de alta frecuencia. Página 36 Octubre 2014
Manual del usuario. Osciloscopio Digital 20MHz ó 60MHz. Modelo MS460 60MHz Modelo MS420 20MHz
Manual del usuario Osciloscopio Digital 20MHz ó 60MHz Modelo MS460 60MHz Modelo MS420 20MHz 1 INTRODUCCIÓN Agradecemos su compra del Osciloscopio Digital MS420/MS460 de Extech. Este manual está dividido
AE-366B ANALIZADOR DE ESPECTROS
AE-366B ANALIZADOR DE ESPECTROS - 0 MI2007 - CONTENIDO MULTIMEDIA Puede acceder de forma instantánea a cualquier capítulo haciendo clic al título del capítulo correspondiente en la tabla de contenidos

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución