Source: http://www.ditecom.com/osciloscopios/osciloscopios_serie_ps5000.shtml
Timestamp: 2019-02-17 00:06:49+00:00

Document:
PicoScope 5000 - Osciloscopios para PC de resolución flexible
OSCILOSCOPIOS PicoScope 5000
Osciloscopio de resolución flexible
Desde 929€ + IVA
Resolución flexible, desde 8 a 16 bits en el mismo equipo.
Hasta 200 MHz de ancho de banda
Hasta 512 M S de memoria de buffer
Hasta 1 GS/s de muestreo en tiempo real
Hasta 10 GS/s de muestreo equivalente
De 2 o 4 canales con generador
Por primera vez en un osciloscopio, Pico Technology ha usado convertidor A/D reconfigurable para ofrecer una opción de resoluciones de entre 8 y 16 bits en un único producto.
¿Necesitas capturar una señal de alta frecuencia, tal vez de tramas digitales donde se necesita mucha memoria y otras veces necesitas ver el rizado de una fuente o una señal de audio con gran precisión?
La mayoría de los osciloscopios obtienen sus elevadas velocidades de muestreo por el método de entrelazado de múltiples conversores analógico/digitales de 8 bits. Dicho proceso introduce errores que siempre empeoran el rendimiento dinámico con respecto frente al uso de un único conversor.
Los osciloscopios PicoScope 5000 poseen una arquitectura diferente para disponer de la resolución flexible, en la que múltiples CAD de alta resolución se pueden combinar en los diferentes canales tanto de forma serie como paralela para o bien aumentar la velocidad de muestreo o bien la resolución según se necesite. Por ejemplo en modo serie se puede disponer 1 GS/s a 8 bits con un SFDR de 60dB o bien 500MS/s con 12 bits. En paralelo se pueden obtener 125 MS/s con 14 bits y SFDR >70 dB , si se usan dos canales se puede incrementar a 15 bits y con un único canal hasta 62.5MS/s con 16 bits.
Ancho de banda de 200MHz y 1Gmuestra/s
La familia de osciloscopio PicoScope 5000 dispone de un ancho de banda analógico de hasta 200MHz con una frecuencia de muestreo en tiempo real de 1 GS/s (1GMuestra/segundo). Para señales repetitivas el modo de muestreo equivalente permite incrementar el muestreo hasta 10GS/s
Además de la gama de disparos disponibles que vienen de serie en todos los osciloscopios, la familia PicoScope 5000 ofrece una de las mejores selecciones disponibles de disparos avanzados: incluye los disparos de anchura de pulso, de ventana y de caída, para ayudarle a encontrar evento en cualquier señal, por complejo que éste sea, de forma rápida.
Con un solo clic, puede mostrar un trazado de espectro de los canales seleccionados con una frecuencia máxima de hasta 200 MHz. Toda una gama de ajustes le permite controlar las bandas de espectro, los tipos de ventana y los modos de visualización: instantáneo, promedio, o de pico mantenido.
Puede visualizar varias vistas de espectro con diferentes selecciones de canal y factores de zoom junto a formas de onda de dominio temporal de los mismos datos. Es posible añadir a la visualización todo un conjunto de mediciones automáticas de dominio frecuencial, incluidas THD, THD+N, SNR, SINAD e IMD.
Todas los osciloscopios de la serie PS5000 incorporan un generador de funciones (sinusoidales, cuadradas, triangulares, nivel CC). Junto a controles básicos para ajustar el nivel, el offset y la frecuencia, los controles más avanzados permiten realizar un barrido en una gama de frecuencias. Combinados con la opción de pico mantenido de espectro, hacen que esta sea una potente herramienta para probar las respuestas de amplificadores y filtros.
Los modelos B de PicoScope serie 5000 incluyen formas de onda integradas adicionales, así como también un generador de formas de onda arbitrarias. Las señales pueden crearse o editarse mediante el editor integrado en el generador, importarse de la entrada del osciloscopio o de una hoja de cálculo.
La serie PicoScope 5000, con su extensa memoria, es la opción idónea para la decodificación en serie, ya que puede capturar miles de paquetes de datos ininterrumpidos. Los protocolos que se incluyen actualmente son I²C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN y FlexRay. Esta lista aumentará con las actualizaciones gratuitas de software.
Adquirir un osciloscopio según el fabricante se parece un poco a comprar un coche. Al añadir todos los extras opcionales necesarios el precio aumenta de forma considerable. Con la familia PicoScope 5000, todas ñas características de gama alta como pruebas de límite de máscaras, persistencia, decodificación serie, disparos avanzados, mediciones automáticas, funciones matemáticas, modo XY, filtrado digital y memoria segmentada vienen incluidas en el precio. Para proteger su inversión, es posible actualizar el software del ordenador y el firmware instalado en la unidad.
El diseño del software de PicoScope garantiza la máxima área de visualización de formas de onda posible. Incluso con un ordenador portátil, usted dispone de un área de visualización más extensa y una mayor resolución que con un osciloscopio de mesa convencional.
2 60 MHz de funciones 16M 8 a 16 bits 929€
2 60 MHz arbitrario 32M 8 a 16 bits 1055€
4 60 MHz de funciones 16M 8 a 16 bits 1.255€
4 60 MHz arbitrario 32M 8 a 16 bits 1.455€
2 100 MHz de funciones 64M 8 a 16 bits 1.195€
2 100 MHz arbitrario 128M 8 a 16 bits 1.325€
4 100 MHz de funciones 64M 8 a 16 bits 1.645€
4 100 MHz arbitrario 128M 8 a 16 bits 1.845€
2 200 MHz de funciones 256M 8 a 16 bits 1.455€
2 200 MHz arbitrario 512M 8 a 16 bits 1.585€
4 200 MHz de funciones 256M 8 a 16 bits 2.045€
4 200 MHz arbitrario 512M 8 a 16 bits 2.245€
Ancho de banda del osciloscopio de 60MHz a, 200MHz
2 o 4 canales + disparo externo
Generador de funciones (modelo A) o Generador arbitrario (modelo B)
Resolución de 8 bits a 16 bits con el mismo equipo
Frecuencia de hasta muestreo real 1GS/s
Protección de ±100 V (tensión AC+DC)
Frecuencia de muestreo equivalente de 10GS/s
Captura en modo streaming: 10MS/s con PicoScope 6 ó >10MS/s si se usa la API
Memoria de hasta 512Mmuestras
Permite almacenar hasta 10,000 capturas
Alimentado por USB (versiones de 2 canales) o con alimentador
Señales estándar: sinusoidal, triangular, cuadrada, rampa ascendente o descendente, sinc, gaussiana, sinusoidal rectificada, ruido blanco y DC.
Frecuencia de muestreo: 200 MS/s (AWG)
Memoria de 16kS a 48Kmuestras según modelo
Salida de ±2Vpp (±2.5V con offset DC)
Cable USB, alimentador para los osciloscopios de 4 canales, CDROM, Guía de instalación.
2 o 4 sondas (según modelo) de 250MHz x1/x10

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución