Source: http://docplayer.pl/9313779-Uniwersalny-przyrzad-do-pomiarow-parametrow-wentylacji-i-jakosci-powietrza-w-pomieszczeniach-nowa-technologia-pomiarowa-systemow-klimatyzacyjnych.html
Timestamp: 2019-01-16 12:38:20+00:00

Document:
Uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach Nowa technologia pomiarowa systemów klimatyzacyjnych - PDF
Download "Uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach Nowa technologia pomiarowa systemów klimatyzacyjnych"
Bogumił Alojzy Mazurek
1 testo 435 Uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach Nowa technologia pomiarowa systemów klimatyzacyjnych Nowość! m³/h m/s P CO 2 %RH C Lux
2 Parametry klimatyzacji testo 435 umożliwia analizę powietrza w pomieszczeniach. Z jednej strony, może służyć jako wskaźnik dobrego samopoczucia ludzi w miejscu pracy, a z drugiej strony pomiar odpowiednich parametrów mikroklimatu jest ważnym i decydującym czynnikiem przy składowaniu i produkcji np. żywności, leków itd. pomocą testo 435. Ocena jakości powietrza w pomieszczeniu to pomiar następujących parametrów: CO2, wilgotności względnej, temperatury. Dodatkowo można określić: ciśnienie absolutne, ciąg, natężenie światła i temperaturę powierzchni. Dodatkowo, jakość powietrza w pomieszczeniu wskazuje czy klimatyzacja działa z optymalną wydajnością, czy też wymaga regulacji za Właściwa sonda do każdego zastosowania Nowa sonda jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) (Indoor Air Quality) mierzy parametry: CO2, wilgotność względną i temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w celu oceny jakości powietrza. Umożliwia także pomiary ciśnienia absolutnego. Ludzie są wrażliwi na przeciągi. Obiektywną ocenę prędkości powietrza w pomieszczeniu, przeprowadza się za pomocą sondy turbulencyjnej. Opatentowana sonda temperatury z termoparą sprężystą jest znakomita do pomiarów powierzchni. Stała czasowa: kilka sekund. Pomiar temperatury i wilgotności został zintegrowany w nowej sondzie termicznej mającej zastosowanie w kanałach wentylacyjnych. W ten sposób prędkość i objętość przepływu, wilgotność i temperatura powietrza mogą być zmierzone w jednej sekwencji pomiarowej Złe oświetlenie wpływa na jakość pracy. Nowa sonda do pomiaru natężenia światła niezawodnie wskazuje warunki oświetleniowe w miejscu pracy. Sonda wiatraczkowa o średnicy 60 mm jest przystosowana do pomiarów np. na kratkach wentylacyjnych. Do pomiarów w kanałach wentylacyjnych dostępna jest sonda wiatraczkowa o średnicy 16 mm, o szerokim zakresie pomiarowym od m/s. Pomiar za pomocą rurki Pitota jest idealny przy dużych prędkościach i przy zanieczyszczonym powietrzu. Testo i posiada jako standard wbudowany sensor różnicy ciśnień ±25hPa.
3 Wielofunkcyjność dzięki sondom radiowym Dodatkowo, oprócz klasycznych sond przewodowych, możliwy jest pomiar bezprzewodowy (radio) na odległość do 20 metrów. Dzięki temu wyeliminowane są uszkodzenie przewodu lub przeszkody w użytkowaniu. Do miernika testo 435 można podłączyć jednocześnie 3 sondy radiowe (sondy temperatury lub - w zależności od typu przyrządu - sondy temperatury i wilgotności wzgl.) Łatwy do zamontowania moduł radiowy - dostępny jako opcja.
4 Większa wygoda dla użytkownika Testo 435 wyróżnia się intuicyjną obsługą i łatwym menu. Przy pomiarach w różnych miejscach pomiarowych, wartości pomiarowe są przypisywane do odpowiedniej lokacji. Przy pomiarach w przewodach wentylacyjnych i pomiarach IAQ, przyrządy mogą być przełączane pomiędzy profilami użytkownika. Profil użytkownika przy pomiarze w przewodzie wentylacyjnym: Najważniejsze funkcje pomiaru w przewodzie wentylacyjnym takie jak obliczanie średniej czasowej/punktowej i wprowadzanie parametrów przekroju kanału są dostępne bezpośrednio za pomocą przycisków funkcyjnych. Każde wprowadzanie przekroju (koło, prostokąt, powierzchnia) może być ustawione w lokacji. 5 pierwotnie zdefiniowanych wymiarów jest dostępnych po naciśnięciu przycisków funkcyjnych. Profil użytkownika przy pomiarze IAQ: Najważniejszą funkcją przy kontrolowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu jest pomiar długotrwały (rejestracja w czasie). Włączenie i określenie parametrów programu pomiarowego jest dostępne bezpośrednio przez przyciski funkcyjne. Bardzo wytrzymała konstrukcja przyrządu Solidność przyrządów pomiarowych jest czynnikiem decydującym. Testo 435 jest wytrzymałym i niezawodnym przyrządem pomiarowym z klasą ochrony IP 54. Zastosowany materiał działa jak wbudowana ochrona przeciw uderzeniom i wstrząsom. Duży, podświetlany wyświetlacz jest lekko cofnięty w obudowę i przez to lepiej chroniony. Pasek do noszenia przyrządu umożliwia bezpieczny transport. Magnesy z tyłu obudowy zapewniają bezpieczne przymocowanie przyrządu w miejscu pomiaru.
5 Bezpieczeństwo dzięki dokumentacji Testo 435 dokumentuje wyniki pomiarów w PC przy użyciu wygodnego programu lub na miejscu pomiaru za pomocą poręcznej drukarki bezprzewodowej testo. Protokoły pomiarowe z PC przedstawiają uytkownikowi dane z przewodu wentylacyjnego, wyniki rejestracji, a także stopień pomiaru turbulencyjnego. Logo firmy może zostać zamieszczone na formularzu. Testo 435-2/-4 dostarczane jest z odpowiednim programem potrzebnym do przedstawiania danych na PC. Zarówno pojedyncze pomiary jak i serie pomiarowe są przechowywane w przyrządzie pomiarowym (10,000 wartości pomiarowych) i następnie przedstawiane w formie tabeli lub wykresu w programie PC. Za pomocą testo 435-1/-3, dane pomiarowe mogą być wydrukowane na drukarce raportów testo cyklicznie, z krokiem pomiarowym od 1 minuty do 24 godzin przy użyciu funkcji "Wydruk cykliczny". W ten sposób, za pomocą testo 435-1/-3, serie pomiarowe mogą być udokumentowane na papierze nawet bez zapisywania danych. Testo 435 przesyła dane do drukarki raportów testo bezprzewodowo przez interfejs podczerwieni. Dane pomiarowe wraz z datą i godziną zostają udokumentowane na wydruku. Wspólne zalety testo 435 Inne zalety wariantów przyrządu SZEROKI WYBÓR SOND: - Sonda IAQ do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu - pomiar CO2, temperatury powietrza, wilgotności powietrza w pomieszczeniu i ciśnienia absolutnego - Sonda termiczna ze zintegrowanym pomiarem temperatury i wilgotności powietrza - Sondy wiatraczkowe i termiczne - Radiowe sondy temperatury ŁATWE KORZYSTANIE DZIĘKI PROFILOM UŻYTKOWNIKA DRUKOWANIE Z DRUKARKI RAPORTÓW TESTO ZINTEGROWANY POMIAR RÓŻNICY CIŚNIEŃ (435-3/-4, standard) - do pomiaru przepływu - do kontroli filtrów ROZSZERZONE FUNKCJE PRZYRZĄDU (435-2/-4, standard) - Pamięć przyrządu do 10,000 odczytów - Program PC do analizy, archiwizacji i dokumentacji danych pomiarowych - Radiowe lub przewodowe sondy wilgotności - Możliwość podłączenia sondy natężenia światła - Możliwość podłączenia sondy poziomu turbulencji testo testo testo testo ZINTEGROWANY POMIAR RÓŻNICY CIŚNIEŃ ZINTEGROWANY POMIAR RÓŻNICY CIŚNIEŃ ROZSZERZONE FUNKCJE PRZYRZĄDU ROZSZERZONE FUNKCJE PRZYRZĄDU testo 435-1, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym testo 435-2, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach. Pamięć wewnętrzna, program PC i kabel USB do transmisji danych, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym. testo 435-3, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z wbudowanym pomiarem różnicy ciśnień (±25hPa) do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym testo 435-4, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z wbudowanym pomiarem różnicy ciśnień (±25hPa) do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach. Pamięć, program PC i kabel USB do transmisji danych, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym
6 Sondy 435-1/-2/-3/-4 Sondy wielofunkcyjne Sonda IAQ do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach, CO2, wilgotności, temperatury i pomiaru ciśnienia absolutnego Termiczna sonda prędkości z wbudowanym pomiarem temperatury i wilgotności, Ø 12 mm, z uchwytem teleskopowym (maks. 745 mm) Sondy przepływu Sonda wiatraczkowa, średnica 16 mm, z uchwytem teleskopowym maks. 890 mm, np. do pomiarów w przewodach wentylacyjnych 0 do +50 C 0 do +100 %RH (wilg. wzg.) 0 do ppm CO do hpa abs. -20 do +70 C 0 do +100 %RH (wilg.wzg.) 0 do +20 m/s +0.6 do +40 m/s ±(0.2 m/s +1.5% mierz.wart.) ±0.3 C ±2 %RH (+2 do +98 %RH (wilg. wzg.)) ±(50 ppm CO 2 ±2% mierz.wartości) (0 do ppm CO 2 ) ±(100 ppm CO 2 ±3% mierz.wartości) (+5001 do ppm CO 2 ) ±5 hpa ±0.3 C ±2 %RH (+2 do +98 %RH) (wilg.wzg.) ±(0.03 m/s +4% mierzonej wartości) Sonda wiatraczkowa, średnica 60 mm, z uchwytem teleskopowym maks. 910 mm, np. do pomiarów na kratkach wentylacyjnych do +20 m/s ±(0.1 m/s +1.5% mierz.wart.) Sonda termiczna (grzany drut) do pomiaru m/s i C, głowica sondy Ø 7.5 mm, z uchwytem teleskopowym (maks. 820 mm) 0 do +20 m/s ±(0.03 m/s +5% mierz.wart.) Sondy ciśnienia absolutnego Sonda ciśnienia absolutnego 2000 hpa 0 do hpa abs. ±5 hpa abs Sondy do pomiaru temp. powietrza Dokładna, wytrzymała sonda do pomiaru temp. powietrza, NTC Sondy do pomiaru temp. powierzchni Szybka sonda do pomiaru temp. powierzchni z termoparą sprężystą, także do nierównych powierzchni, krótkotrwały pomiar do +500 C, T/C typ K Sonda z zaciskiem do rur, dla rur o średnicy od 5 do 65 mm, z wymienną głowicą pomiarową, krótkotrwały pomiar do +280 C, T/C typ K Sonda zaciskowa do rur, dla rur o średnicy od 15 do 25 mm (maks. 1"), krótkotrwały pomiar do +130 C Sondy zanurzeniowo/penetracyjne Wodoszczelna sonda zanurzeniowo/penetracyjna, T/C typ K 115 mm 50 mm Ø5 mm Ø4 mm 115 mm Ø5 mm Ø 12 mm t 99 ±0.5% mierz.wart. (+100 do do +150 C 60 s C) ±0.2 C (-25 do C) ±0.4 C (w pozostałym zakresie) t do +300 C Klasa 2-60 do +130 C Klasa 2-50 do +100 C Klasa 2 t do +400 C Klasa mm 50 mm Ø5 mm Ø 3.7 mm 3 s 5 s 5 s 7 s /-4 Sondy IAQ Sonda poziomu komfortu do pomiaru stopnia turbulencji z uchwytem teleskopowym (maks. 820 mm) i statywem, spełnia normę DIN 1946 część 2 0 do +50 C 0 do +5 m/s ±0.3 C ±(0.03 m/s +4% mierz.wart.) Sonda do pomiaru natężenia światła (lux) Dokładłność według DIN 5032, część 6: f1 = 6% = wyregulowanie V(Lambda) f2 = 5% = wyważenie cosinus Sondy wilgotności Sonda wilgotności/temperatury Ø 12 mm -20 do +70 C ±0.3 C 0 do +100 %RH ±2 %RH (+2 do +98 %RH (wilg.wzgl.) (wilg. wzgl.)) /-4 Rurki Prandtla Pitota Temp. pracy Rurka Pitota, długość 350 mm, ze stali nierdzewnej, mierzy prędkość przepływu w połączeniu z sondami ciśnienia 350 mm Ø7 mm 0 do +600 C Rurka Pitota, długość 500 mm, ze stali nierdzewnej, mierzy prędkość przepływu w połączeniu z sondami ciśnienia 500 mm Ø 7 mm 0 do +600 C Rurka Pitota, długość 1000 mm, ze stali nierdzewnej, mierzy prędkość przepływu w połączeniu z sondami ciśnienia mm Ø 7 mm 0 do +600 C
7 Opcja: Radio 435-1/-2/-3/-4 Moduły radiowe do rozszerzenia przyrządu pomiarowego o opcję radiową Wersje krajowe Moduł radiowy do przyrządu pomiarowego, MHz, zatwierdzony dla krajów: DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR Częst. radiowa MHz FSK Moduł radiowy do przyrządu pomiarowego, MHz FSK, zatwierdzony dla USA Sondy radiowe zintegrowane z rękojeścią MHz FSK Rękojeści radiowe z sondą do pomiaru temp. powierzchni Rozdzielczość t Rękojeść radiowa: -50 do +350 C 0.1 C (-50 do 5 s Rękojeść radiowa dla sond przyłączanych 120 mm mm ±(0.5 C +0.3% mierz. wart.) (-40 do Krótkotrwały do +500 C +500 C) C) do pomiaru temperatury powierzchni ±(0.7 C +0.5% mierz. wart.) (w pozostałym 1.0 C Ø5 mm Ø12 mm zakresie) (w pozostałym Sonda T/C: klasa 2 zakresie) Wersje krajowe Częst. radiowa Rękojeść radiowa dla sond wtykowych, zawierająca adapter, zatwierdzona dla krajów: DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, MHz FSK AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR Sonda do pomiaru temp. powierzchni, przyłączana do rękojeści radiowej, T/C typ K Rękojeść radiowa dla sond wtykowych, zawierająca adapter, zatwierdzona dla USA MHz FSK Sonda do pomiaru temp. powierzchni, przyłączana do rękojeści radiowej, T/C typ K /-4 Rękojeści radiowe z sondą wilgotności Rękojeść radiowa dla sond przyłączanych do pomiaru wilgotności Rozdzielczość 0 do +100 %RH (wilg.wzgl.) -20 do +70 C ±2 %RH (+2 do +98 %RH (wilg. wzgl.)) ±0.5 C 0.1 %RH (wilg.wzgl.) 0.1 C Wersje krajowe Częst. radiowa Rękojeść radiowa dla sond wtykowych, zawierająca adapter, zatwierdzona dla krajów: DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, MHz FSK AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR Sonda wilgotności, przyłączana do rękojeści radiowej Rękojeść radiowa dla sond wtykowych, zawierająca adapter, zatwierdzona dla USA MHz FSK Sonda wilgotności, przyłączana do rękojeści radiowej Sondy radiowe: Ogólne dane techniczne Rękojeść radiowa Typ baterii 2 AAA mikro-baterie Żywotność bat. 215 godzin (krok pomiarowy 0.5 s) 6 miesięcy (krok pomiarowy 10 s) Krok pomiarowy 0.5 s lub 10 s, ustawialne w rękojeści Zasięg radiowy do 20 m (bez przeszkód) Transmisja radiowa Jednokierunkowa Temp. pracy -20 do +50 C Temp. przechow. -40 do +70 C Dane techniczne 435-1/-2/-3/-4 Typ sondy NTC (sonda wielofunkcyjna) Zakres pomiarowy -40 do +150 C Typ K (NiCr- Ni) -200 do C Pojemnościowy czujnik wilgotności Testo 0 do +100 %RH (wilg. wzgl.) Sonda Sonda wiatraczkowa termiczna (grzany drut) 0 do +60 m/s 0 do +20 m/s CO 2 (sonda IAQ) 0 do ppm CO 2 Sonda ciśnienia absolutnego 0 do hpa 435-3/-4 Czujnik różnicy ciśnień (wbudowany) 0 do +25 hpa 435-2/-4 Lux (natężenie światła) 0 do Lux ± 1 cyfra Rozdzielczość 0.1 C ±0.2 C (-25 do ±0.3 C (-60 do C) +60 C) ±0.4 C (-40 do ±0.5% mierzonej C) wartości ±0.4 C (+75 do (w pozostałym C) zakresie) ±0.5% mierzonej wartości (w pozostałym zakresie) 0.1 %RH (wilg. 0.1 C wzgl.) Temp. pracy -20 do +50 C Temp. przechowywania -30 do +70 C ±0.02 hpa (0 do +2 hpa) 1% mierzonej wartośći (w pozostałym zakresie) 0.01 m/s (60 wiatraczek) 0.1 m/s (16 wiatraczek) 0.01 m/s 1 ppm CO hpa 0.01 hpa 1 Lux Żywotność baterii 200 godzin (typowy pomiar wiatraczkowy) Wymiary 225 x 74 x 46 mm
8 Dane zamówieniowe Przyrząd pomiarowy testo 435-1, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach, z baterią i protokołem kalibracyjnym testo 435-2, wielofunk. przyrz. pom. do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach z pamięcią odczytów, programem PC i kablem USB do transmisji danych, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym testo 435-3, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z wbudowanym pomiarem różnicy ciśnień do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym testo 435-4, wielofunk. przyrz. pom. z wbudowanym pomiarem różnicy ciśnień do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach z pamięcią odczytów, programem PC i kablem USB do transmisji danych, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym Akcesoria do przyrządu pomiarowego Ładowarka zewnętrzna wraz z 4 akumulatorami Ni-MH z wbudowanym międzynarodowym adapterem sieciowym V, 300 ma, 50/60 Hz, 12 VA/przyrząd Zasilacz sieciowy dla testo 735, testo 635, testo 435, 5 VDC 500 ma z adapterem europejskim Walizka serwisowa Walizka serwisowa dla podstawowego wyposażenia przyrządu pomiarowego i sond, wymiary: 400 x 310 x 96 mm Walizka serwisowa dla przyrządu pomiarowego, sond i akcesoriów, wymiary: 490 x 420 x 110 mm Drukarka i akcesoria Drukarka testo z bezprzewodowym interfejsem IRDA, 1 rolką papieru termicznego i 4 okrągłymi bateriami, do wydruku odczytów na miejscu Zapasowy papier termiczny do drukarki (6 rolek), dokumentacja danych pomiarowych ważna do 10 lat Zapasowy papier termiczny do drukarki (6 rolek) Akcesoria testovent 410, rękaw pomiarowy, Ø 340mm/330 x 330mm, wraz z torbą testovent 415, rękaw pomiarowy, Ø 210mm/190x190mm, wraz z torbą Wężyk podłączeniowy, silikonowy, długość 5m, maks. obciążenie 700 hpa (mbar) Rękojeść dla wtykowej sondy wilgotności do podłączenia do testo 635 i 435, wraz z kablem sondy, do pomiaru/kalibracji sondy wilgotności Zestaw do kontroli i regulacji wilgotności 11.3%RH/75.3%RH wraz z adapterem dla sond wilgotności, szybkie sprawdzenie lub kalibracja sondy wilgotności Nasadka teflonowa, Ø 12 mm, do substancji powodujących korozję, wysoki zakres wilgotności (pomiary długotrwałe), wysokie prędkości powietrza Nakładka spiekana ze stali nierdzewnej, Ø 12 mm, nakręcana na sondę wilgotności, do pomiarów przy wysokich prędkościach lub w zabrudzonym powietrzu Certyfikaty kalibracyjne Certyfikat kalibracyjny ISO/temperatura, przyrząd pomiarowy z sondą do pomiaru temp. powierzchni; punkty kalibracyjne +60 C; +120 C; +180 C Certyfikat kalibracyjny ISO/wilgotność, higrometry elektroniczne; punkty kalibracyjne 11.3%RH i 75.3%RH przy +25 C Certyfikat kalibracyjny ISO/ciśnienie, różnica ciśnień, dokładność 0.1 do 0.6 (% zakresu) Certyfikat kalibracyjny ISO/prędkość, sonda termiczna, anemometr wiatraczkowy; punkty kalibracyjne 0.5; 0.8; 1; 1.5 m/s Certyfikat kalibracyjny ISO/prędkość, sonda termiczna, anemometr wiatraczkowy, rurka Pitota; punkty kalibracyjne 1; 2; 5; 10 m/s Certyfikat kalibracyjny ISO/prędkość, sonda termiczna, anemometr wiatraczkowy, rurka Pitota; punkty kalibracyjne 5; 10; 15; 20 m/s Certyfikat kalibracyjny ISO/natężenie światła, sondy Lux; punkty kalibracyjne 500; 1000; 2000 Lux Regulacja systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach Do określenia objętości przepływu dostępny jest szeroki wybór sond termicznych, wiatraczkowych, jak również rurek Pitota. Certyfikat kalibracyjny ISO/CO2, sondy CO2; punkty kalibracyjne 0; 1000; 5000 ppm Treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia /msp/si/A/
Nowa technologia pomiaru wilgotności Pewność poprzez precyzję różnorodność poprzez radiową transmisję danych
testo 635 Nowa technologia pomiaru wilgotności Pewność poprzez precyzję różnorodność poprzez radiową transmisję danych N O W OŚ Ć! %RH C C td P abs Górna elektroda pozwala wilgotności na przeniknięcie
Nowe rejestratory serii testo 175 i testo 177.
Rejestracja, wydruk, analiza w miejscu pomiaru Szybko i efektywnie Nowe rejestratory testo 175/177 %RH Wyświetlanie danych pomiarowych td ma/ V Zbieranie danych pomiarowych z pamięci rejestratorów Szybki
Kontrola sprawności wentylacji z użyciem jednego urządzenia pomiarowego?
Kontrola sprawności wentylacji z użyciem jednego urządzenia pomiarowego? Warunki klimatyczne w pomieszczeniach, pod tym pojęciem kryją się takie wartości jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne

References: FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK