Source: https://www.finaltest.com.mx/Fluke-FLK-TiR1-9Hz-p/flk-tir1-9hz.htm
Timestamp: 2020-07-10 02:41:17+00:00

Document:
Fluke FLK-TiR1 9Hz
Inicio > Fabricantes > Fluke > Camaras Termograficas FLUKE >
Fluke FLK-TiR1 9Hz, Cámara Termográfica para Inspecciones y Reparaciones de Construcción. 9Hz, Rango de Medición de Temperatura de -20°C a 150°C (-4°F a 302°F), Resolución de 160x120 Pixeles, Tecnología IR Fusion, Enfoque Manual.
Código del Producto: FLK-TIR1-9HZ
Rango de medida de la temperatura (sin calibrar por debajo de -10 °C) -20 °C a 100 °C (-4 °F a 212 °F)
Precisión ± 2 °C o 2% (la mayor de ambas)
Modos de medida Suave escala automática y manual
Campo de visión 23° x 17°
Resolución espacial (IFOV) 2,5 mrad
Distancia focal mínima Lente infrarrojos: 15 cm (6 pulg.);
Lente de imagen visible: 46 cm (18 pulg.)
Frecuencia de imagen Velocidad de actualización de 9 Hz
Tipo de detector Matriz de plano focal de 160 x 120 con microbolómetro no refrigerado
Lente de tipo infrarrojo Lente de 20 mm F = 0,8
Sensibilidad térmica (NETD) ≤ 0,07 °C a 30 °C (70 mK)
Cámara de imagen visible 640 x 480 de resolución
Paletas Hierro (ironbow), azul-rojo, alto contraste, ámbar, metal caliente, gris
Información IR-Fusion® Totalmente infrarrojo con fundido automático máximo, medio o mínimo; e imagen en imagen con fundido automático máximo, medio o mínimo (fundido de imagen visible e infrarrojos)
Imagen en imagen (PIP) Tres niveles de fundido infrarrojo en pantalla mostrados en 320 x 240 píxeles
Pantalla completa (PIP desactivado) Tres niveles de fundido infrarrojo en pantalla mostrados en LCD de 640 x 480
Anotaciones de voz Hasta 60 segundos de tiempo de grabación por imagen
Soporte de almacenamiento Tarjeta de memoria SD (una tarjeta de memoria de 2 GB almacena al menos 1.200 imágenes visuales e infrarrojas vinculadas totalmente radiométricas [.is2], cada una con 60 segundos de anotación de voz o 3.000 imágenes básicas [.bmp])
Formatos de archivo No radiométricos (.bmp) o totalmente radiométricos (.is2)
No es necesario software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp)
Formatos de archivos exportables con el software SmartView™ JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF y EMF
De funcionamiento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
De almacenamiento: -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías
Pantalla LCD (640 x 480) VGA panorámica en color, diagonal de 9,1 cm (3,6 pulg.) con retroiluminación (brillante o automática seleccionable)
SmartView™; software completo de análisis y generación de informes incluido
Batería: Batería interna recargable (incluida)
Duración de la batería: De 3 a 4 horas de uso continuo (suponiendo un 50 % de brillo de LCD)
Tiempo de carga de la batería usando un adaptador/cargador CA o cargador para coche CC: 2 horas para carga completa
Funcionamiento/carga CA
Adaptador/cargador CA (110 V CA a 220 V CA, 50 Hz a 60 Hz). Carga la batería con la cámara en funcionamiento. Adaptador de alimentación CA universal incluido.
Modo de espera activado después de 5 minutos de inactividad, apagado automático tras 30 minutos de inactividad
Directiva CE: Grado 2 de contaminación según la norma IEC/EN 61010-1 2ª edición
Directiva EMC: EN61326-1
FCC de EE. UU.: CFR 47, parte 15, clase A
25 G, IEC 68-2-29 (caída de 2 m, 5 lados)
Dimensiones (L x A x F)
27 cm x 13 cm x 15 cm (10,5 pulg. x 5 pulg. x 6 pulg.)
Dos años (suponiendo un funcionamiento normal y desgaste normal)
Inglés, italiano, alemán, español, francés, ruso, portugués, sueco, turco, checo, polaco, finés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y japonés
Fluke TiR1 Cámara termográfica de 9 Hz
Cámara termográfica de 9 Hz Fluke-TiR1
Adaptador de red/cargador de batería CA (incluido adaptador de conector)
Lector de tarjeta SD (USB) para descargar imágenes a un ordenador
Software SmartView™ con actualizaciones gratuitas de por vida
Optimizadas para aplicaciones de cerramientos, reparación, saneamiento e inspección de edificios y reparación de tejados.
Las cámaras termográficas de la serie TiR1 de Fluke son la mejor elección para aplicaciones de cerramientos, reparación, saneamiento e inspección de edificios y reparación de tejados.
Vea las cosas de dos formas: imágenes infrarrojas y visuales (luz visible) unidas para comunicar información esencial de modo más rápido y sencillo. Las tradicionales imágenes por infrarrojos ya no son suficientes. IR-Fusion, una tecnología pendiente de patente que captura simultáneamente una fotografía digital además de la imagen por infrarrojos y las fusiona desvelando el misterio del análisis de imágenes por infrarrojos. IR-Fusion se incluye de serie en los modelos TiR1.
La cámara y el software incluyen la tecnología IR-Fusion® (combina la imagen visible con la imagen por infrarrojos a pantalla completa o vistas de imagen en imagen) que ayuda a identificar problemas y a generar informes sobre ellos fácilmente
Robustas y fiables: diseñadas para resistir una caída de dos metros
Pantalla LCD (640 x 480) VGA panorámica en color, diagonal de 9,1 cm (3,6 pulg.)
Rango de temperatura y sensibilidad térmica optimizados para aplicaciones de diagnóstico de edificios
Perfectas para cualquier presupuesto o aplicación
Excelente sensibilidad térmica para apreciar pequeñas diferencias de temperatura (que podrían indicar la existencia de un problema)
Correa ajustable para zurdos o diestros
Fluke FLK-TIX560 9HZ C‡mara Termogr‡fica; 320x240; 9 HZ, SR
Fluke FLK-TiR 9Hz, Cámara Termográfica. 9Hz, Rango de Medición de Temperatura de -20°C a 150°C (-4°F a 302°F), Resolución de 160x120 Pixeles, Tecnología IR Fusion, Enfoque Manual.
Fluke FLK-Ti29 9Hz, Cámara Termográfica para Aplicaciones Industriales y Comerciales. 9Hz, Rango de Medición de Temperatura de -20°C a +600°C (-4°F a +1112°F), Resolución de 280x210 Pixeles, Tecnología IR Fusion, Enfoque Manual.
Fluke FLK-TiS10-9HZ-MX, Cámara Termográfica Inalámbrica. 9Hz, Rango de Medición de Temperatura de -20°C a +250°C (-4°F a 482°F), Resolución de 80x60 Pixeles, Tecnología IR Fusion, Enfoque Fijo o Enfoque Manual, Fluke Connect, Software SmartView®.
Fluke FLK-TiR29 9Hz, Cámara Termográfica para Diagnóstico de Edificios. 9Hz, Rango de Medición de Temperatura de -20°C a 150°C (-4°F a 302°F), Resolución de 280x210 Pixeles, Tecnología IR Fusion, Enfoque Manual.
Fabricantes > Fluke > Camaras Termograficas FLUKE

References: Resolución 

Resolución 
 resolución

 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución