Source: http://www.deltaingenieros.com/controlcompany.html
Timestamp: 2014-08-28 03:18:53+00:00

Document:
.: SSE Academy :.
CONTROL COMPANY Term. DIGITAL TRACEABLE MODELO 4000:
Especificaciones: El rango es -58,000 hasta 302,000°F y -50,000 hasta 150,000°C· La resolución es de 0.001° Precisión · es ± 0.05°C entre 0.0 a 100°C · Tamaño es de 8,9 x 14 x 3,2 cm · Peso 226,8 g. 0.001 ° de resolución
Precisión de ± 0.05 ° C
Traceable ® Digital Termómetro lee a 0.001 °
Es ideal para los requisitos críticos de experimentación, control de calidad, y las mediciones de rutina. Unidad lee en ° C y ° F. rango ampliado de temperatura cubre -58.000 ° F y 302.000 -50.000 hasta 150,000 ° C. La resolución es de 0.001 °. La precisión es de ± 0.05 ° C entre 0.0 a 100 ° C.
Unidad es compatible con ITS-90, Norma Internacional de Temperatura
Trazables a NIST para la exactitud
Term. RANGO EXTENDIDO MODELO 4026:
Especificaciones: Rango de -40 a 1200 ° C · La resolución es de 1 ° Precisión · es ± 1 ° C (+ 1%) de 0 a 750 ° C · Tamaño es de 3 x 5 x 1 pulgadas.
A prueba de golpes, termómetro de bolsillo es ideal para el laboratorio, planta y uso en el campo. Ampliado plazo, de respuesta rápida, y el funcionamiento de un interruptor de lo convierten en el termómetro de rutina perfecta. Rango es de -40 a 1200ªC.La resolución es de 1° y precisión del medidor sólo es de ± 1 ° C (+ 1%) de 0 a 750 ° C. Dos sondas de permitir el control simultáneo de dos pruebas. Este termómetro ha sido diseñado para una operación sencilla. Interruptor de tres posiciones indica una sonda, la sonda 2, o apagado. Para asegurar una exactitud individualmente viene con un Certificado es de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad a patrones proporcionados por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología).
Tan pequeño como una tarjeta de 3x5 pulgadas.
Viene listo para usar con dos de respuesta rápida, tipo K cuentas sensores con cable de 4 pies, y la batería de 9 voltios. El tamaño es de 3 x 5 x 1 pulgadas y el peso es de 4 onzas.
Term. TRACEABLE CANAL DUAL 4029:
Especificaciones: El rango es -58.0 a 1999 º C y -50,0 a 1230 ° C · La resolución es de 0,1 ° por debajo de 200 ° y 1 ° por encima de 200 ° Precisión · es un 0,3% más 1 ° C · Tamaño es de 3 x 7 x 1.1 / 4 pulgadas ·
El Termómetro muestra dos lecturas de la sonda y la diferencia entre las lecturas.
Controlar temperaturas con dos sondas. La doble muestra simultáneamente la temperatura de ambas sondas o la temperatura de una sonda y la diferencia entre las sondas (T1-T2). Con dos sensores independientes puede anotar las variaciones de temperatura en una incubadora / horno o gradaciones de temperatura en un baño de agua. cambios de sentido entre las temperaturas de entrada y salida de cualquier sistema. HOLD permite la visualización a congelar para capturar lecturas. Extra-grande, pantalla 3/4-inch-high se puede leer desde 15 pies. Utiliza todas las sondas termopar tipo-K. Ideal para el control de calidad, la medición de temperaturas en las aguas residuales, productos derivados del petróleo, y aplicaciones de la biotecnología. caso es resistente químico y plástico ABS resistente a los golpes. Trazables a NIST para la exactitud.
Term. TRACEABLE Water-Proof 4039, 4339:
Especificaciones: El rango es desde -58 hasta 572 ° F o -50 a 300 ° C · La resolución es de 0.1 ° -19.9 ° a 199.9°,Precisión 1°· para los dos modelos es de ± 0,5 ° C o ± 1 ° C · Dimensiones: diámetro de acero inoxidable y sonda 0,14 pulgadas, 5 pulgadas de longitud, diámetro de 1-3/4 pulgadas caso, la profundidad de 1 / 2 pulgada · Peso es 1-1/2 onzas
Aquí está el termómetro ideal para zonas húmedas. El asunto es resistente al agua ya prueba de choques. Se utiliza para el seguimiento durante todo el día de líquidos, el aire / gas, o semisólidos en congeladores, baños de agua, tanques al aire libre, incubadoras y refrigeradores. sonda de acero inoxidable es resistente a los productos químicos más de laboratorio.
Amplia gama cubre el 99 por ciento de las mediciones de la temperatura del laboratorio de rutina: El rango es desde -58 hasta 572 ° C y -50 a 300 ° C con una resolución de 0,1 ° -19,9 a 199,9 ° (1 ° de otro modo). La precisión es de ± 1 ° C entre -20 y 100 ° C. La exactitud del modelo Ultra ™ es de ± 0,5 ° C en los puntos de prueba. Term. TRACEABLE DIGITAL DIAL THERM 4042-4344:
Especificaciones: El rango es desde -58 hasta 572 ° F y -50 a 300°C·La resolución es de 0,1° Precisión · es ± 0.4°C ó± 1°C · Dimensiones: longitud del tallo 4-3/4-inch, diámetro del tallo de 0.19 pulgadas y 1-1/2 pulgadas de diámetro de línea · Peso es 1-1/8 oz
El rango es desde -58 hasta 572 ° F y ° -50 hasta 300 C. período de temperaturas ancha combina los rangos de más de 90 termómetros de mercurio diferentes. Coloque la sonda en un baño de agua y disfrutar de resolución digital de 0.1 ° y una precisión de ± 1 ° C entre -20 a 100 ° C. La exactitud del modelo Ultra ™ es de ± 0,4 ° C en los puntos de prueba. construcción de acero inoxidable y plástico (no de vidrio y el mercurio no) lo convierte en el termómetro de laboratorio mejor y más seguro jamás diseñado. Ideal para el uso en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, los productos alimenticios, las incubadoras, los reactivos biomédicos e hidrocarburos derivados del petróleo.
Ligero para la portabilidad.
Term. TRACEABLE MODELO 4105, 4305, 4605:
Especificaciones: El rango es -40,0 a 176,0 º C y -40,0 a 80,0 ° C · La resolución es de 0,5 ° Precisión · es ± 1.5°C· Tamaño es 3-9/16 x 3-9/16 x 15/16 pulgadas · Sensor tiene un diámetro 3/16-inch y 1-1/2 pulgadas de longitud · Cable de 6 pies · Peso es 3-1/2 oz
Termómetro muestra la temperatura actual, mínima y máxima. Lo más importante, captura y muestra la hora exacta y la fecha en que la temperatura mínima y máxima se ha producido.
Ideal para soluciones de monitoreo, refrigeradores, y la temperatura ambiente. El rango es -40,0 a 176,0 ° F y -40,0 a 80,0 ° C con una resolución de 0,5 ° y exactitud de ± 1,5 ° C. dígitos Display 3/8-inch-high mostrar MIN / MAX de temperatura de la sonda o la temperatura ambiente, la hora del día, y el mes / día.
soporte de alambre de montaje permite la colocación de sonda fácil. Sensor y el cable de 6 pies de realizar con precisión, incluso cuando ambos están bajo el agua. El detector tiene un diámetro 3/16-inch y 1-1/2 pulgadas de largo. Trazable a Nist.
Term. TRACEABLE REFRIG/FREEZER PLUS 4227-4727:
Especificaciones: El rango es desde -58 hasta 158 ° F (-50 a 70 ° C) · Resolución de la exactitud de 0,1 ° · de ± 0,5 ° C · Tamaño es 3-1/4 x 2-1/2 x 5.8 pulgadas · peso es de 4 onzas
Controlar con precisión la temperatura en los congeladores, baños de agua, calefacción bloques, incubadoras y refrigeradores con este sensor de temperatura incluido-buffer. aísla de la botella del sensor de los cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador. Termómetro cumple con la CDC y las necesidades de vacunas termómetro.
Registros de alta / baja lecturas
Triple pantalla al mismo tiempo muestra mínimo / máximo, y las temperaturas actuales. MIN / MAX monitores de alta / lecturas de baja durante la noche, los fines de semana, o por cualquier período de tiempo de una ventaja significativa sobre los termómetros de vidrio actual sólo lectura. El rango es desde -58 hasta 158 ° F y -50 a 70 ° C con una resolución de 0,1 ° y exactitud de ± 0,5 ° C.
Term. Traceable Lollipop Shock/Waterproof Therm:
Especificaciones: Nueva cara a cara Lollipop ™ Trazabilidad ® resistente al agua / golpes Termómetro sustituye unidades peligrosos de mercurio. sonda de acero inoxidable es resistente a los productos químicos más de laboratorio. Amplia gama cubre el 99 por ciento de las mediciones de la temperatura del laboratorio de rutina: -58 a 572 ° F y -50 a 300 ° C. La resolución es de 0.1 ° -20 a 200 °, 1 ° fuera de este rango. La precisión es de ± 1 ° C entre 0 y 100 ° C. La exactitud del modelo Ultra ™ es de ± 0,4 ° C en los puntos de prueba. La lectura se actualiza cada segundo.
Registros mínimos / lectura máxima
Con sólo pulsar un botón, la memoria recuerda más y más lecturas de la temperatura en un período de tiempo. La lectura se actualiza cada segundo. construcción de estado sólido elimina los peligros inherentes en vidrio rompible y termómetros de mercurio tóxico.
Funciona sin falta en cualquier condición de laboratorio-al aire libre también. construcción impermeable es ideal para los laboratorios húmedos, se establecen las zonas de lavado, y prácticamente todas las aplicaciones de campo. Diseñado para ser resistente a los golpes en las pruebas de caída de hasta 5 pies. Pantalla brillante 1/4-inch-high es fácil de ver.
Nosotros| Productos| Servicios|
Copyright © Delta Ingenieros - All Rights Reserved.
Designed by : A&D Peru
Oficina: Las Retamas 427 - Salamanca
Correo : ventas@deltaingenieros.com
Central: 723-4880 .............Teléfono: 435-9189
Av. Circunvalación N° 2843 Recaudadores - SALAMANCA

References: resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución