Source: http://docplayer.es/2244970-Determinacion-de-linezolid-en-fluidos-biologicos-mediante-cromatografia-liquida-de-alta-eficacia.html
Timestamp: 2017-01-19 20:12:35+00:00

Document:
⭐Determinación de linezolid en fluidos biológicos mediante cromatografía líquida de alta eficacia
Determinación de linezolid en fluidos biológicos mediante cromatografía líquida de alta eficacia
Download "Determinación de linezolid en fluidos biológicos mediante cromatografía líquida de alta eficacia"
María Teresa Ojeda Valdéz
1 Farm Hosp. 21;34(1): ORIGINAL BREVE Deteración de linezolid en fluidos biológicos mediante cromatografía líquida de alta eficacia L. Guerrero a, M. Sarasa b,y.lópez c y D. Soy a, a Servei de Farmacia, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España b Health Scientific Associate, Merck Sharp & Dohme España, España c Unitat d Avaluació, Suport i Prevenció (UASP), Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España Recibido el 3 de junio de 9; aceptado el 28 de julio de 9 PALABRAS CLAVE Fluido cerebrospinal; Cromatografia líquida de alta eficacia; Linezolid; Farmacocinética; Plasma; Humor vítreo Resumen Objetivo: Validación de un método analítico para la deteración de concentraciones de linezolid (LNZ) en fluidos biológicos: plasma, humor vítreo y líquido cefalorraquídeo mediante cromatografía líquida de alta eficacia y posterior detección ultravioleta. Método: El método se validó mediante el estudio de los siguientes parámetros: exactitud, precisión, sensibilidad, linealidad y recuperación. El fármaco se extrajo de la matriz biológica mediante una precipitación proteica con ácido perclórico. La separación cromatográfica se realizó mediante la elución de LNZ con una fase móvil compuesta por el 8% de un tampón de fosfato dipotásico-monohidrogenado (K 2 HPO 4 ) (15 mm; ph=5) con el 2% de acetonitrilo y una fase estacionaria NOVAPAK s C ,9 mm con precolumna. La longitud de onda de lectura fue de 254 nm y el flujo de trabajo fue de 1 ml/. Resultados: Se obtuvieron valores de exactitud entre el 94,4 16,1% y de precisión entre el,88 6% y el 3,7 5,6% para la variabilidad intradía e interdía, respectivamente. La recuperación obtenida tras el análisis de las muestras de plasma fue del 93%. El método mostró ser lineal para los intervalos de concentraciones estudiados. Discusión: El método se comporta de forma lineal, precisa y exacta. Además, es rápido, sensible y de bajo coste económico. Es un método útil para la deteración de concentraciones de LNZ en múltiples matrices biológicas. Es posible su utilización como base para posteriores estudios de farmacocinética clínica. & 9 SEFH. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados. Autor para correspondencia. Correo electrónico: (D. Soy) /$ - see front matter & 9 SEFH. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados. doi:1.116/j.farma.9.7.12 28 L. Guerrero et al KEYWORDS Cerebrospinal fluid; Chromatography high pressure liquid; Linezolid; Pharmacokinetics; Plasma; Vitreous humour Measuring linezolid in biological fluids using high-efficiency liquid chromatography Abstract Objective: Evaluation of an analytic method for detering linezolid concentrations in biological fluids including plasma, vitreous humour and cerebrospinal fluid using highefficiency liquid chromatography and subsequent ultraviolet detection. Method: The method was validated by studying the following parameters: accuracy, precision, sensitivity, linearity and recovery. The drug was extracted from the biological matrix by means of a protein precipitation with perchloric acid. Chromatographic separation was performed by eluting linezolid with a mobile phase consisting of 8% K 2 HPO 4 buffer solution (15 mm; ph=5) and 2% acetonitrile, and a stationary phase, NOVAPAK C mm with precolumn. The wavelength reading was 254 nm and the working flow rate was 1 ml/. Results: We obtained values with accuracies between 94.4 and 16.1%, and precisions between.88 6% and % for intra-and inter-day variability, respectively. Recovery obtained after analysing the plasma samples was at 93%. The method showed itself to be linear for the concentration levels under study. Discussion: The method s behaviour can be described as linear, precise and accurate. Furthermore, the method is fast, sensitive, and inexpensive. It is useful for detering linezolid concentrations in multiple biological matrices. It can also be used as a basis for further clinical pharmacokinetic studies. & 9 SEFH. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved. Introducción El linezolid (LNZ) es una oxizolidinona sintética que actúa inhibiendo la iniciación de la síntesis de proteínas bacterianas 1. Tiene un amplio espectro de actividad frente a microorganismos grampositivos: estafilococos resistentes a meticilina, neumococos resistentes a penicilina, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium resistentes a vancomicina 2. Farmacocinéticamente, cabe destacar que LNZ presenta una completa biodisponibilidad oral (1%), una semivida de eliación de 5 6 h y una escasa unión a proteínas plasmáticas (el 31%). Además, presenta un volumen de distribución de 4 5 l, lo que indica una buena distribución a los tejidos, alcanzando concentraciones altas en la piel, el líquido sinovial, el humor acuoso, el líquido cefalorraquídeo (LCR), el parénquima pulmonar, etc 3. El LNZ es una buena alternativa terapéutica en infecciones de derivaciones ventriculoperitoneales y otras infecciones de cuerpos extraños, en los que predoan los microorganismos grampositivos 4. En estos casos es crucial conocer el grado de penetración del antibiótico para asegurar que se alcanzan concentraciones terapéuticas que permitan su empleo en sospecha o confirmación microbiológica de la infección. La cromatografía es una técnica analítica de separación con gran sensibilidad, selectividad y exactitud. Es idónea para la separación de especies no volátiles, termolábiles, aoácidos, proteínas, hidrocarburos y fármacos en general, y está considerada una técnica de referencia en los estudios de investigación. En la literatura médica, se encuentran descritos varios métodos cromatográficos para la deteración de LNZ en suero, orina y plasma 5 7. El objetivo principal de este estudio es el desarrollo, puesta a punto y validación de un método analítico rápido, preciso y sencillo para la deteración de LNZ en plasma, LCR y humor vítreo (HV) mediante cromatografía líquida de alta eficacia y detección ultravioleta (UV). Material y métodos Reactivos El LNZ fue suistrado por Pharmacia & Upjohn (pureza del 1%). El acetonitrilo para cromatografía líquida de alta eficacia, ácido perclórico y el fosfato dipotásico-monohidrogenado (grado análisis p.a.) fueron suistrados por Merck-Farma y Química, S. L. (Barcelona) y el ácido ortofosfórico por Panreac Química S. A. (Barcelona). Equipos y sistema cromatográfico Se dispone de una balanza analítica (Precisa-4S-MA, Pacisa), una centrífuga para microtubos (Heraeus), un agitador vórtex (REAX-, Heidolph) y un congelador (917, Forma-Scientific, Inc.). El equipo cromatográfico (Hewlet Packard-11) consta de desgasificador, inyector automático, bomba cuaternaria, detector UV y sistema informático (HP-Chemstation). Calibradores y controles Para la validación de la técnica en plasma, a partir de una disolución madre de 1. mg/ml, se prepararon calibradores a distintas concentraciones: 5; 1; 5; 1; 15; ; 5, y 1. mg/ml, que posteriormente fueron diluidos con plasma a una concentración 1 veces menor. En el caso de LCR y HV, a partir de una disolución madre de 1 mg/ml, se prepararon calibradores a,1;,5; 1; 3; 5; 7,5, y 1 mg/ml.3 Deteración de linezolid en fluidos biológicos mediante cromatografía líquida de alta eficacia 29 Las muestras control para la deteración de LNZ en plasma se prepararon a concentraciones de 1,5; 7,5, y 75 mg/ml en dicha matriz biológica. Los controles para HV y LCR se prepararon a,8, 4 y 8 mg/ml en agua. Preparación de la muestra El linezolid se extrajo del plasma mediante un proceso de precipitación protéica (1:1, v/v) con ácido perclótico: a ml de plasma se adicionó ml de una disolución de HCLO4 al 3%. La mezcla se agitó durante 3 s y se centrifugó a 1.9 g durante 5. Se inyectaron 1 ml del sobrenadante en el sistema cromatográfico. Las muestras de LCR y HV no requieren de dicho proceso, por lo que se inyectó muestra directa: 1 mlparalcry5mldehv. Condiciones cromatográficas La fase móvil consistió en una mezcla de acetonitrilo y un tampón fosfato de 15 mm ajustado con ácido fosfórico a ph=5 (2:8, v/v). La columna analítica fue una NOVAPAK s C ,9 mm de fase reversa con precolumna (Waters, S. A.). La elución se realizó en isocrático a 1ml/ y la longitud de onda UV se fijó al=254 nm. Validación del método La validación completa se realizó únicamente en muestras de plasma. No fue posible realizarla en las muestras de LCR y HV dada la imposibilidad de disponer de matriz biológica blanca para la preparación de calibradores y controles de calidad. Exactitud Se evaluaron tres niveles de concentración coincidentes con las concentraciones de los controles. Se efectuaron 5 deteraciones analíticas de cada uno de los tres niveles. Se calculó según: %E ¼ð½LNZ ExperimentalŠ ½LNZ Te oricaš=½lnz Te oricašþ 1 E: exactitud. LNZ Teórica: concentración de LNZ teórica (mg/ml). LNZ Experimental: concentración de LNZ obtenida (mg/ml). Precisión Se evaluaron tres niveles de concentración coincidentes con las concentraciones de los controles. Se efectuaron 5 deteraciones analíticas de cada uno de los tres niveles, diariamente, durante tres días consecutivos. El estudio intraensayo se realizó con los resultados obtenidos en uno de los días anteriores. La precisión se expresó como coeficiente de variación (CV) (%) interensayo e intraensayo: %CV ¼ðSD=X Þ1 SD: desviación estándar de la concentración. X : valor medio de las deteraciones analíticas (mg/ml). Sensibilidad Se estableció mediante el límite de cuantificación. Éste se definió como la mínima concentración de LNZ, que pudo ser realmente diferenciado de la línea de base con una precisión y exactitud aceptables (o2%), tal y como se deteró en los ensayos interdía. Recuperación El cálculo de la recuperación de LNZ se realizó mediante la deteración del porcentaje de fármaco tras la extracción de muestras plasmáticas con concentraciones de LNZ conocidas frente a la inyección de la misma cantidad de fármaco en metanol/agua (1/1). Se inyectaron paralelamente extracciones de muestras correspondientes a tres niveles de concentración, coincidentes con los controles de calidad. Se inyectaron 5 extracciones por nivel de concentración y dos muestras de patrones en metanol/agua equivalentes por concentración. Se evaluaron las áreas de los cromatogramas obtenidos: %Rec ¼ A probl =A control 1 Rec: recuperación. A probl : área del pico cromatográfico de la muestra problema. A control : área del pico cromatográfico de la muestra control. Resultados Las concentraciones para el estudio de linealidad fueron:,5 1 mg/ml para plasma y,1 1 mg/ml para líquido cefalorraquídeo y humor vítreo. La media para plasma fue de R2=,9996. Para líquido cefalorraquídeo y humor vítreo, la media fue R2=,9982 y R2=,9998, respectivamente. La figura 1 muestra el cromatograma que se obtuvo tras el análisis de una muestra de plasma. Las figuras 2 y 3 muestran los cromatogramas de muestras de LCR y HV, respectivamente. El tiempo de retención para el LNZ fue de 4 aproximadamente. Los resultados de exactitud para la técnica estudiada presentaron valores entre el 94,4 16,1%. Para la precisión se obtuvieron los intervalos del,88 6% y el 3,7 5,6% para la variabilidad intradía e interdía, respectivamente. La recuperación obtenida tras el análisis de las muestras de plasma fue del 93%. Discusión La principal novedad de este estudio es la posibilidad de deterar y cuantificar las concentraciones de LNZ en diversas matrices biológicas, como son: plasma, HV y LCR, de manera fiable y precisa. La diferencia principal entre el método descrito y el de Tobin et al 5 es que ellos emplean una fase móvil compleja con mezcla de reactivos orgánicos para la separación cromatográfica. Por el contrario, en nuestro método la composición de la fase móvil es una simple mezcla de un tampón fosfato con un 2% de acetonitrilo. Además, en nuestro estudio empleamos una sencilla precipitación con HCLO 4 para la eliación de las proteínas de la muestra.4 3 L. Guerrero et al VWD1 A,Wavelenght=254 nm (C:/HPCHEM/1/DATA/L-74/P5-9.D) Figura 1 Cromatograma de una muestra de plasma de un paciente en tratamiento con linezolid VwD1A,Wavelength=254 nm C:/HPCHEM/1/DATA/L-2165/LCR1-2.D) Figura 2 Cromatograma de una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente en tratamiento con linezolid VWD1 A,Wavelenght=254 nm (C:/HPCHEM/1/DATA/L-2114/ATO-HV.D) Figura 3 Cromatograma de una muestra de humor vítreo de un paciente en tratamiento con linezolid. Ehrlich et al 6 y Geoffrey et al 7 emplean para ello una técnica de extracción en fase sólida, lo que supone un mayor consumo de tiempo y recursos económicos. Asimismo, nuestro método no requiere de la adición de patrón interno para la cuantificación de las muestras, a diferencia de otros autores 7. De lo anteriormente descrito se deduce que las principales ventajas de nuestro método son su sencillez analítica,5 Deteración de linezolid en fluidos biológicos mediante cromatografía líquida de alta eficacia 31 su rapidez, su buena recuperación analítica y su bajo coste económico. Una limitación del estudio sería la falta de validación del método en HV y en LCR debido, principalmente, a la imposibilidad de disponer de matriz biológica blanca para preparar calibradores y controles calidad. El LCR es una solución acuosa resultante del transporte bidireccional de sustancias entre el plasma y las células del plexo coroides que se encuentran en el interior del sistema nervioso central. El LCR se produce y se reabsorbe de forma continua para mantener un volumen (15 ml) y composición constante. En un individuo sano, su composición en cuanto a iones es similar a la del plasma, difiriendo de éste en tener una menor concentración de glucosa y principalmente de proteínas, por lo que puede considerarse un ultrafiltrado de plasma 8. Por otra parte, el HV es una estructura gel-líquido, con un volumen aproximado de 4 ml en un adulto, en la que el 99% es agua. El resto está compuesto por componentes inorgánicos, glucosa y aoácidos en cantidades que corresponden a 1/5 de las plasmáticas 9. La ausencia de células y la baja concentración de proteínas en ambos líquidos nos permite la inyección directa al sistema cromatográfico y la extrapolación de la validación realizada en plasma sin que se produzcan problemas de interferencias analíticas. La naturaleza acuosa de estas matrices permite que se asemejen a las muestras patrón en agua analizadas durante la validación del método. Como conclusión, podemos decir que el método se comporta de forma lineal, precisa y exacta. Además, es rápido, sensible y de bajo coste económico. La metodología descrita permite deterar concentraciones de LNZ en distintas matrices biológicas: plasma, HV y LCR, pudiendo ser utilizada como base para diversos estudios de farmacocinética clínica. Financiación Financiado por el CIBER de Enfermedades Respiratorias 6/ 6/8 y el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) beca FIS PI7419. Conflicto de intereses Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Bibliografía 1. Livermore DM. Linezolid in vitro: Mechanism and antibacterial spectrum. J Antimicrob Chemother. 3;51:ii Andes D, van Ogtrop ML, Peng J, Craig WA. In vivo pharmacodynamics of a new oxazolidinona (Linezolid). Antimicrob Agents Chemother. 2;46: Gee T, Ellis R, Marshall G, Andrews J, Ashby J, Wise R. Pharmacokinetics and tissue penetration of linezolid following multiple oral doses. Antimicrob Agents Chemother. 1;45: Mensa J, Soriano A, García E, Moreno-Martínez A. Aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de linezolid. Rev Esp Quimioterapia. 2;15: Tobin CM, Sunderland J, White LO, MacGowan AP. A simple isocratic high-performance liquid chromatography assay for linezolid in human serum. J Antimicrob Chemother. 1;48: Ehrlich M, Trittler R, Daschner FD, Kümmerer K. A new and rapid method for monitoring the new oxazolidinone antibiotic linezolid in serum and urine by high performance liquid chromatographyintegrated sample preparation. J Chromatogr B Biomed Sci Appl. 1;755: Peng GW, Stryd RP, Murata S, Igarashi M, Chiba K, Aoyama H, et al. Deteration of linezolid in plasma by reversed-phase highperformance liquid chromatography. J Pharm Biomed Anal. 1999;2: Ross GH, Gunderson BW, Ibrahim KH, Sullivan CJ, Rotschafer JC. Central nervous system infections. En: Dipiro JR, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editores. Pharmacotherapy. A pathophysiologic approach, 5 ed. New York (USA): The MacGraw-Hill Companies Inc.; Asensio VM, Corral A, Aguirre B, De la Paz M. Ao acid concentrations in the vitreous body in control subjects. Arch Soc Esp Oftalmol [online] [consultado 8/3/28]. Disponible en: scielo.php?script=sci_arttext&pid=s o lng=en&nrm=iso4.issn Documentos relacionados
k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 k Número de publicación: 2 144 36 21 k Número de solicitud: 009800009 1 k Int. Cl. 7 : G01N 33/04 A23C 11/10 k 12 SOLICITUD DE PATENTE A1 22 kfecha Más detalles CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO
CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO Córdoba, Argentina. 11 14 de octubre de 2011 Prof. Dra. MARCELA LONGHI DEPARTAMENTO DE FARMACIA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA ARGENTINA DATOS Más detalles UOP 603-13: Análisis de Trazas de CO y CO2 en H2 e Hidrocarburos Gaseosos Ligeros por GC
UOP 603-13: Análisis de Trazas de CO y CO2 en H2 e Hidrocarburos Gaseosos Ligeros por GC Análisis Rápido en Más detalles Validación de los métodos analíticos para el control de la calidad y el estudio de estabilidad del colirio de idoxiuridina 0,1 %
Rev Cubana Farm 2005; 39(2) Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos Validación de los métodos analíticos para el control de la calidad y el estudio de estabilidad del colirio de idoxiuridina Más detalles INTRODUCCIÓN N A LA HPLC
FUNDAMENTOS DEL ANALISIS CROMATOGRAFICO. Cromatografía Líquida de Alta Resolución Dr. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ Depto. Ingeniería Química Grupo de Investigación QUIMYTEC UPCT Cromatografía = escribir Más detalles Determinación de sorbato potásico y benzoato sódico en alimentos por HPLC
Determinación de sorbato potásico y benzoato sódico en alimentos por HPLC Apellidos, nombre Fuentes López, Ana (anfuelo@upv.es) García Martínez, Eva (evgarmar@tal.upv.es) Fernández Segovia, Isabel (isferse1@tal.upv.es Más detalles La selectividad en análisis químico
La selectividad en análisis químico Ricard Boqué Grupo de Quimiometría y Cualimetría Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) El concepto de selectividad en análisis químico ha sido objeto de una redefinición Más detalles Columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio y patrones de oligonucleótidos MEJORE LA FIABILIDAD. REDUZCA COSTES. AUMENTE LA FLEXIBILIDAD.
Columnas para oligonucleótidos Agilent AdvanceBio y patrones de oligonucleótidos MEJORE LA FIABILIDAD. REDUZCA COSTES. AUMENTE LA FLEXIBILIDAD. COLUMNAS PARA OLIGONUCLEÓTIDOS AGILENT ADVANCEBIO Y PATRONES Más detalles GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada
GPA2286: Análisis extendido para Gas Natural y Mezclas Gaseosas similares por Cromatografía de Gases de Temperatura programada Tiempo de análisis inferior a 30 minutos Alta sensibilidad, linealidad, exactitud Más detalles VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 3 VITAMINAS HIDROSOLUBLES EN UN SUPLEMENTO VITAMÍNICO
Rev Cubana Farm 2000;34(2):93-9 Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 3 VITAMINAS HIDROSOLUBLES EN UN SUPLEMENTO VITAMÍNICO Iverlis Más detalles FORMULARIO F-BIOF 01:
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE DEPTO DE CONTROL NACIONAL/SUBDEPTO. DE SEGURIDAD/ SECCION DE BIOFARMACIA FORMULARIO F-BIOF 01: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CENTROS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD/BIOEQUIVALENCIA Más detalles CONTRATO DE SUMINISTROS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IÓNICO. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CROMATÓGRAFO
UNIVERSIDAD DE JAÉN CONTRATO DE SUMINISTROS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CROMATÓGRAFO IÓNICO. NÚMERO DE EXPEDIENTE 2013/06 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Más detalles LABORATORIO ORGÁNICO
LABORATORIO ORGÁNICO LABORATORIO ORGÁNICO Actualmente es uno de los centros más avanzados de Latinoamérica en el control de la seguridad alimentaria. El Laboratorio de Orgánico está compuesto por una serie Más detalles Validación de Métodos
Validación de Métodos Francisco Rojo Callejas Validación de Métodos Definiciones Parámetros básicos Requisitos Validación de Métodos El proceso de definir las condiciones analíticas y confirmar que el Más detalles CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A UN DETECTOR DE MASAS GC/MS
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A UN DETECTOR DE MASAS GC/MS La cromatografía es una técnica para separar las sustancias químicas que se basa en las diferencias en conductas partitivas de una fase móvil Más detalles Aspectos Básicos sobre Antimicrobianos I. Actividad y resistencia
Aspectos Básicos sobre Antimicrobianos I Dr. Alberto Fica C. Sección de Infectología, Departamento de Medicina, Hospital Clínico Universidad de Chile. En esta presentación se tratará el concepto de actividad Más detalles INTERFERÓN BETA-1A BIOFARMACO, SOLUCIÓN CONCENTRADA
MONOGRAFÍA NUEVA Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de agosto y hasta el Más detalles Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d Hebron. Desarrollo de un método
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d Hebron Institut d Investigació Sanitària de l Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Desarrollo de un método Curs de Proteòmica i Metabolòmica 25 Marzo Más detalles CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN EN GEL
1.- FUNDAMENTO TEÓRICO CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN EN GEL Filtración en gel - 1 (Farmacia) La cromatografía de exclusión o filtración en gel es una clase de cromatografía sólido-líquido que permite la Más detalles Validación de métodos de ensayo
Validación de métodos de ensayo Validación verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso determinado Ejemplo: Un procedimiento de medición ordinariamente usado para la medición Más detalles CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION
CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION Componentes de un Cromatógrafo Suministro de Solvente Procesador de Muestras Columna Detector Procesador de Datos Ubicación GASES I.C.-H.P.L.C. L.C.-G.P.C. 50 500 Más detalles Lansoprazol Pharmagenus 30 mg cápsulas EFG
Lansoprazol Pharmagenus 30 mg cápsulas EFG De acuerdo con las recomendaciones establecidas para determinar la equivalencia terapéutica de dos preparados de liberación modificada (1), se han realizado dos Más detalles DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMETRICA SIMULTÁNEA DE LOS HERBICIDAS 2,4- D, ATRAZINA Y DICAMBA EN MUESTRAS DE AGUA MEDIANTE TRATAMIENTO QUIMIOMÉTRICO
1 DETERMIACIÓ ESPECTROFOTOMETRICA SIMULTÁEA DE LOS HERBICIDAS 2,4- D, ATRAZIA Y DICAMBA E MUESTRAS DE AGUA MEDIATE TRATAMIETO QUIMIOMÉTRICO Guevara-Almaraz Erick O., Chávez-Moreno Carmín A., Guzmán-Mar Más detalles Determinación por CLAR de las Vitaminas A y D en Aceite de Hígado de Tiburón
Latin American Journal of Pharmacy (formerly Acta Farmacéutica Bonaerense) Lat. Am. J. Pharm. 27 (3): 419-24 (2008) Short communication Received: November 21, 2007 Accepted: March 15, 2008 Determinación Más detalles MÉTODOS DE ANÁLISIS EN QUÍMICA CLÍNICA. Curso 2007-2008
MÉTODOS DE ANÁLISIS EN QUÍMICA CLÍNICA. Curso 2007-2008 PROBLEMAS. 1. Cuántos gramos de NaCl se necesitan para preparar 500 ml de una disolución M? (Pm NaCl = 58.5). 2. Cómo prepararías 250 ml de una disolución Más detalles Mediante HPLC podemos analizar un rango más amplio de compuestos en comparación con GC.
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS Dra. Pilar Blasco Dr. Pablo Candela CURSO FORMACIÓN ESPECÍFICA PAS - 2012 HPLC/MS Por qué acoplar un HPLC y un MS? Mediante HPLC podemos analizar un rango Más detalles CROMATOGRAFÍA DE GASES APLICADA A ANÁLISIS DE GRASAS. Mª Luisa Fernández de Córdova Universidad de Jaén
CROMATOGRAFÍA DE GASES APLICADA A ANÁLISIS DE GRASAS CROMATOGRAFÍA DE GASES 1. Técnicas analíticas de separación: Cromatografía 2. Cromatografia de Gases: Fundamento, parámetros, instrumento 3. Columnas Más detalles El tipo de alteración observada también proporciona gran información:
TEMA 5: ENZIMOLOGÍA CLÍNICA 1. Valor diagnóstico de las enzimas en el plasma. 2. Principios del análisis de enzimas 3. Análisis de isoenzimas. 4. Determinación enzimática de sustratos. 1. Valor diagnóstico Más detalles PRÁCTICA 7 INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA
PRÁCTICA 7 INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA OBJETIVOS En esta práctica se tratarán aspectos de interés relacionados con la instrumentación básica utilizada en química, haciendo especial hincapié en la Más detalles Determinación simultánea por cromatografía líquida de alta resolución de albendazol y triclabendazol en triclazol 22 suspensión, para uso veterinario
Revista Cubana de Farmacia 2013;47(2):167-177 ARTÍCULO ORIGINAL Determinación simultánea por cromatografía líquida de alta resolución de albendazol y triclabendazol en triclazol 22 suspensión, para uso Más detalles Contenido de este informe
A: José Gallero, Oscar Bertoletti DE: Eleonora Scoseria TEMA: Conceptos de antidoping equino para divulgación FECHA: 22/12/2008 Contenido de este informe 1. Conceptos básicos sobre antidoping equino... Más detalles Lección 16. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUANTITATIVO.
Lección 16. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUANTITATIVO. Análisis cuantitativo: Conceptos básicos. Propiedades analíticas de interés. Trazabilidad. Materiales de referencia. Calibración instrumental y metodológica. Más detalles Validación y verificación de métodos de examen cuantitativos
Temas selectos de Calidad en Serología (aplicación en el banco de sangre) Validación y verificación de métodos de examen cuantitativos Ignacio Reyes Ramírez entidad mexicana de acreditación, a.c. Introducción Más detalles DESOGESTREL STADA 75 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS EFG RESUMEN DEL ESTUDIO DE BIOEQUIVALENCIA
OBJETIVO DESOGESTREL STADA 75 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS EFG RESUMEN DEL ESTUDIO DE BIOEQUIVALENCIA El Estudio de Bioequivalencia de Desogestrel STADA 75 microgramos comprimidos se ha realizado siguiendo Más detalles GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS
GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS Definiciones: ESPECIFICIDAD: Habilidad de evaluar inequívocamente el analito en presencia de componentes que se puede esperar que estén presentes. Típicamente éstos Más detalles PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2006
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2006 DESARROLLO DE UN MÉTODO ANALÍTICO BASADO EN LA EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES PRESURIZADOS Y ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS FLUOROQUINOLONAS Más detalles DIRECTRICES PARA EL USO DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS (EM) EN LA IDENTIFICACIÓN, CONFIRMACIÓN Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE RESIDUOS CAC/GL 56-2005
CAC/GL 56-2005 Página 1 de 6 DIRECTRICES PARA EL USO DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS (EM) EN LA IDENTIFICACIÓN, CONFIRMACIÓN Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE RESIDUOS ENSAYOS DE CONFIRMACIÓN CAC/GL 56-2005 Más detalles PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR RIBOFLAVINA EN ALIMENTOS. Método Fluorométrico-HPLC
PRT-711.02-046 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Determinar la concentración de riboflavina por cromatografía liquida de alta resolución en alimentos. 2. CAMPO DE APLICACIÓN Y ALCANCE El método es aplicable a Más detalles Cuantificación de compuestos por cromatografía: Método del Patrón Externo
Cuantificación de compuestos por cromatografía: Método del Patrón Externo Apellidos, nombre Departamento Centro Fernández Segovia, Isabel (isferse1@tal.upv.es) García Martínez, Eva (evgarmar@tal.upv.es) Más detalles RESIDUOS DE ANTIBACTERIANOS EN CARNE BOVINA
Sistema de Revisiones en Investigación Veterinaria de San Marcos RESIDUOS DE ANTIBACTERIANOS EN CARNE BOVINA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Autor: Paolo Tapia Illatopa Universidad Nacional Mayor de San Marcos Más detalles Validación del método analítico aplicable al estudio de estabilidad de risperidona solución oral 1 mg/ml
306 ARTÍCULOS ORIGINALES Validación del método analítico aplicable al estudio de estabilidad de risperidona solución oral 1 mg/ml Validation of an analytical method applicable to study of 1 mg/ml oral Más detalles Control de Calidad en la Industria Farmacéutica
Área Análisis de Medicamentos Departamento de Química Orgánica Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas Control de Calidad en la Industria Farmacéutica Dra. atricia M. Castellano DOSIS SOLA FACIT Más detalles Calificación de un sistema de HPLC-IR para la determinación de impurezas en vacunas
476 ARTÍCULOS ORIGINALES Calificación de un sistema de HPLC-IR para la determinación de impurezas en vacunas Quality of a HPLC-IT system for determination of impurities in vaccines Matilde Cuevas Valdespino Más detalles HPLC. High Performance Liquid Chromatography Cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) Diseño instrumental de HPLC ANÁLISIS FUNCIONAL ORGÁNICO
ANÁLISIS FUNCIONAL ORGÁNICO 1º cuatrimestre 2013 HPLC High Performance Liquid Chromatography Cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) Diseño instrumental de HPLC Muestra Inyector Mezclador Bombas Más detalles Kymos Pharma Services, S.L, el socio científico y tecnológico de la empresa farmacéutica, veterinaria y de química fina
Kymos Pharma Services, S.L, el socio científico y tecnológico de la empresa farmacéutica, veterinaria y de química fina QUIENES SOMOS Kymos Pharma Services, S.L. Un servicio analítico integral dirigido Más detalles Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160
Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160 Los métodos analíticos se pueden clasificar en: Métodos Clásicos Métodos Instrumentales Métodos Clásicos Precipitación Extracción Destilación Medidas gravimétricas Medidas Más detalles CURSO de ANÁLISIS INSTRUMENTAL I. Catedrática: Dra. Silvia Echeverría, Ph.D., Escuela de Química, Facultad Ciencias Químicas y Farmacia, USAC
CURSO de ANÁLISIS INSTRUMENTAL I Catedrática: Dra. Silvia Echeverría, Ph.D., Escuela de Química, Facultad Ciencias Químicas y Farmacia, USAC QUÍMICA ANALÍTICA Comprende la metodología para determinar la Más detalles REGLAMENTO RTCA 11.03.39: 06 TÉCNICO CENTROAMERICANO
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN No. 188-2006 (COMIECO-XL) REGLAMENTO RTCA 11.03.39: 06 TÉCNICO CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS Más detalles MICRO 06. OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO. ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON TECNOLOGÍA MALDI-TOF PARA LA IDENTIFICACIÓN MICROBIANA
MICRO 06. OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO. ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON TECNOLOGÍA MALDI-TOF PARA LA IDENTIFICACIÓN MICROBIANA I. DEFINICIÓN II. III. FUNDAMENTO METODOLOGÍA 1 I. DEFINICIÓN Más detalles Laboratorio de Métodos Instrumentales I. Práctica No. 1 Determinación de fósforo en bebidas de cola por Espectrofotometría UV- Vis.
Laboratorio de Métodos Instrumentales I Práctica No. 1 Determinación de fósforo en bebidas de cola por Espectrofotometría UV- Vis Equipo 1 Candy Lara Rentería Jessica Torres Gámez Salón 1 Mérida, Yucatán Más detalles NORMA MEXICANA NMX-F-182-SCFI-2011
NORMA MEXICANA NMX-F-182-SCFI-2011 CAFÉ - DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CAFEÍNA - MÉTODO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCION (MÉTODO DE REFERENCIA) COFFEE - DETERMINATION OF CAFFEINE CONTENT Más detalles PRÁCTICA 4. ESPECTROFOTOMETRÍA
FUNDAMENTOS DE QUÍMCA-PRÁCTCA 4 PRÁCTCA 4. ESPECTROFOTOMETRÍA OBJETVOS Obtener el espectro de absorción del colorante E-124 y determinar, a partir del espectro, a) El coeficiente de absortividad molar Más detalles RESOLUCIÓN OIV-OENO 521-2013 MÉTODO DE DETECCIÓN DE FTALATOS EN LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
RESOLUCIÓN OIV-OENO 521-2013 MÉTODO DE DETECCIÓN DE FTALATOS EN LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS LA ASAMBLEA GENERAL, Visto el artículo 2 párrafo 2 iv del acuerdo Más detalles SEPARACIONES POR CROMATOGRAFÍA
SEPARACIONES POR CROMATOGRAFÍA Conceptos generales. Clasificación de los métodos cromatográficos. Separación cromatográfica Esquema básico de un cromatógrafo Cromatografía líquida de alta resolución. HPLC. Más detalles Directrices Técnicas
Determinación del Contenido del Alcaloide de Cocaína en Hoja de Coca Determinación de la pureza de la cocaína en productos intermedio y final Análisis cualitativo de la hoja de coca y productos de cocaína Más detalles CICLO 2 : Fraccionamiento subcelular
Curso de Fisicoquímica Biológica 2006 Licenciatura de Bioquímica. Facultad de Ciencias. CICLO 2 : Fraccionamiento subcelular OBJETIVOS GENERALES: 1) Obtención de preparados enriquecidos en fracciones subcelulares Más detalles Reporte de Validación
Fecha Responsable Reporte de Validación Introducción Pag 1(1) Leonardo Merino Introducción Nombre del método y título Aplicación del método (Eng. scope) Resumen del método Condición del método y tipo de Más detalles MÉTODO DE DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE EN AIRE
MÉTODO DE DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE EN AIRE 11 IT0 1 de 8 1 OBJETO Y ALCANCE El objeto del presente método es describir el equipo y el procedimiento necesarios para la determinación Más detalles DETERMINACIÓN DE ALCOHOLES II (ALCOHOL SEC-BUTÍLICO) EN AIRE MÉTODO DE ADSORCIÓN EN CARBÓN / CROMATOGRAFÍA DE GASES MTA/MA 058/A05
DETERMINACIÓN DE ALCOHOLES II (ALCOHOL SEC-BUTÍLICO) EN AIRE MÉTODO DE ADSORCIÓN EN CARBÓN / CROMATOGRAFÍA DE GASES MTA/MA 058/A05 Título: Determinación de alcoholes II (alcohol sec-butílico) en aire Método Más detalles DANAGENE RNA PURIFICATION KIT
DANAGENE RNA PURIFICATION KIT REF.0801.1 100 EXTRACCIONES REF.0801.2 500 EXTRACCIONES 1.INTRODUCCION Este kit permite la permite la obtención de ARN total a partir de cultivos celulares, tejidos animales, Más detalles Implementación, validación y aplicación de un nuevo método para la determinación de oxitetraciclina por HPLC en tejido muscular de salmonídeos
Lat. Am. J. Aquat. Res., 38(2): 227-233, 2010 DOI: 10.3856/vol38-issue2-fulltext-7 Determinación de oxitetraciclina en salmonídeos 227 Research Article Implementación, validación y aplicación de un nuevo Más detalles PROGRAMA DE FORMACION DE RESIDENTES DE
PROGRAMA DE FORMACION DE RESIDENTES DE FARMACIA HOSPITALARIA Fecha elaboración: Febrero de 2004. Fecha última Revisión: Enero de 2012 1 1. Denominación oficial Farmacia Hospitalaria Duración: 4 años Licenciatura Más detalles Exactitud y precisión en el rendimiento del sistema Accu-Chek Aviva. Introducción. I. EXACTITUD Método
Exactitud y precisión en el rendimiento del sistema Accu-Chek Aviva Introducción La exactitud del sistema fue evaluada según la norma ISO 15197:2003. Se obtuvieron muestras de sangre capilar de pacientes Más detalles Control interno de los métodos de análisis
Aseguramiento de la Calidad Control interno de los métodos de análisis Universidad Nacional Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Geociencias Orlando Ruiz Villadiego, Químico MSc. Coordinador Laboratorio Más detalles CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN MEDIDAS QUÍMICAS: ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO
CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN MEDIDAS QUÍMICAS: ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO Alicia Maroto, Ricard Boqué, Jordi Riu, F. Xavier Rius Departamento de Química Analítica y Química Orgánica Instituto de Estudios Avanzados. Más detalles TIPOS DE CROMATOGRAFÍA
TIPOS DE CROMATOGRAFÍA Existen diferentes criterios de clasificación de la cromatografía: Por la naturaleza de sus fases: Cromatografía líquido - líquido Cromatografía gas - líquido Cromatografía líquido Más detalles PCR en Tiempo Real. Introducción
Introducción Página 1 de 6 Introducción general La reacción en cadena de la polimerasa, cuyas iniciales en inglés son PCR ("polymerase chain reaction"), es una técnica que fue desarrollada por Kary Mullis Más detalles EL PODER ESTADÍSTICO. DIFERENCIAS OBSERVADAS CUANDO SE CAMBIA EL ALFA ESTABLECIDO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
EL PODER ESTADÍSTICO. DIFERENCIAS OBSERVADAS CUANDO SE CAMBIA EL ALFA ESTABLECIDO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Mylord Reyes Tosta, EdD Resumen Se utilizaron dos ejemplos para una prueba de hipótesis Más detalles UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA PROGRAMAS DE ESTUDIO Asignatura Análisis Clínicos I Ubicación Semestre Séptimo Tipo de Asignatura Teórico Práctica Departamento Bioquímica /SEMANA Más detalles Columna Protein G Bio-Monolith: más opciones para la determinación de la titulación de anticuerpos monoclonales (mab)
Columna Protein G Bio-Monolith: más opciones para la determinación de la titulación de anticuerpos monoclonales (mab) Nota de aplicación Productos biológicos y biosimilares Autor Phu T. Duong Agilent Technologies, Más detalles INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL
INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL Sergio Figueroa Arroyo Alberto Valdés Tabernero Ana Mª García Palomino INDICE INTRODUCCIÓN 3 INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS 5 COMPONENTES DE LOS INSTRUMENTOS Más detalles Requerimientos sobre Validación de Métodos en el marco de la Acreditación de Laboratorios según la norma ISO 17025
Requerimientos sobre Validación de Métodos en el marco de la Acreditación de Laboratorios según la norma ISO 17025 Disertante: Lic. Pablo Álvarez Calidad y Competitividad INTI-Química Guías de referencia Más detalles IV REUNIÓN DE USUARIOS DE SISTEMAS UPLC
IV REUNIÓN DE USUARIOS DE SISTEMAS UPLC Procedimientos de diagnóstico y mantenimiento de sistemas UPLC Madrid, 24 de Enero 2012 2012 Waters Corporation IV REUNIÓN DE USUARIOS DE SISTEMAS ACQUITY UPLC 1 Más detalles Determinación de Vitamina B 12 en una Formulación Multivitamínica por Espectrofotometría de Derivada de Primer Orden
Acta Farm. Bonaerense 18 (2): 135-9 (1999) Recibido el 15 de septimbre de 1998 Aceptado el 12 de febrero de 1999 Metodología Determinación de Vitamina B 12 en una Formulación Multivitamínica por Espectrofotometría Más detalles Por una calidad y perfeccionamiento continuo
Directrices para la validación de métodos analíticos y la calibración del equipo utilizado para el análisis de drogas ilícitas en materiales incautados y especímenes biológicos Por una calidad y perfeccionamiento Más detalles Validación de un Método Instrumental
Validación Validación de un Método Instrumental Un Proceso de Validación Consiste de al menos las siguientes etapas: Validación del Software Validación del Hardware ( Instrumento) Validación del Método Más detalles 1. Fundamento teórico
1 1. Fundamento teórico Los métodos espectroscópicos atómicos y moleculares figuran entre los métodos analíticos instrumentales más utilizados. La espectroscopia molecular basada en la radiación ultravioleta, Más detalles Integrantes: Andrés Felipe Cárdenas Álvarez 2101302 Diana Katherine Carreño Moyano 2100993 Lorena Duarte Peña 2100968. Grupo: 4
PRÁCTICA 8. DETERMINACIÓN DE CALCIO Y MAGNESIO EN UN LÁCTEO, LECHE ENTERA PARMALAT Integrantes: Andrés Felipe Cárdenas Álvarez 2101302 Diana Katherine Carreño Moyano 2100993 Lorena Duarte Peña 2100968 Más detalles INFORME LABORATORIO N 2 MEDICIONES, PRECISION E INCERTIDUMBRE
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS E INFORMATICA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE KINESIOLOGIA INFORME LABORATORIO N 2 MEDICIONES, PRECISION E INCERTIDUMBRE Asignatura Profesor Alumno :Química general Más detalles PROJECT ALFA III: RED BIOFARMA
SOP perfusion intestinal de paso simple Página 1 de 7 PROJECT ALFA III: RED BIOFARMA PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA PERMEABILIDAD INTESTINAL POR PERFUSION INTESTINAL DE PASO SIMPLE SOP perfusion intestinal Más detalles FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 4ª RELACIÓN DE PROBLEMAS.
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 4ª RELACIÓN DE PROBLEMAS. 1.- Para determinar el contenido en plomo en una muestra de leche contaminada, se toma 1.0 ml de la leche y se diluye a un volumen final Más detalles Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE MAYO DE 1995 NORMA Oficial Mexicana NOM-020-ZOO-1995, Determinación de ivermectinas en hígado de bovinos, equinos, porcinos, ovinos y aves por cromatografía Más detalles AISLAMIENTO DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (DNA) GENÓMICO Y PLASMÍDICO
AISLAMIENTO DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (DNA) GENÓMICO Y PLASMÍDICO E l estudio del genoma de los seres vivos a sido uno d los principales objetivos de la Biología. Desde los trabajos de Mendel (1866), Más detalles Impacto de la Capacitación de los Recursos Humanos en la Calidad Técnica de los Laboratorios Clínicos 1
Artículo Original Impacto de la Capacitación de los Recursos Humanos en la Calidad Técnica de los Laboratorios Clínicos 1 Impact in the technical quality in clinical laboratories after human resources Más detalles CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CROMATOGRAFÍA
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CROMATOGRAFÍA INTRODUCCIÓN En 1910, el botánico ruso M. Tswett describió por vez primera esta técnica, que fue aplicada a la separación de pigmentos de plantas, dándole el nombre Más detalles 2.5 Proceso de formación de los biofilms... 10 2.5.1 Fase de adhesión... 11 2.5.2 Fase de crecimiento... 11 2.5.3 Fase de separación... 12 2.
ÍNDICE GENERAL Pág. Carátula... i Aprobación por el jurado de tesis... ii Dedicatoria... iii Agradecimiento... iv Índice general... v Índice de cuadros... viii Índice de figuras... ix Índice de anexo... Más detalles MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS: 1. Exclusión molecular 2. Intercambio iónico 3. Afinidad SSN
MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS: 1. Exclusión molecular 2. Intercambio iónico 3. Afinidad SSN Propiedades de una proteína que son útiles para su purificación por cromatografía Peso molecular Carga iónica Hidrofobicidad Más detalles PAROXETINA STADA 20 mg comprimidos EFG RESUMEN DEL ESTUDIO DE BIOEQUIVALENCIA
OBJETIVO PAROXETINA STADA 20 mg comprimidos EFG RESUMEN DEL ESTUDIO DE BIOEQUIVALENCIA El Estudio de Bioequivalencia de Paroxetina STADA 20 mg comprimidos EFG se ha realizado siguiendo las Directrices Más detalles Instrumentos de Medición y Muestreo. Medición de gases y vapores
Instrumentos de Medición y Muestreo Medición de gases y vapores 1 Medición de gases y vapores Para realizar la medición de la presencia de gases y vapores en el ambiente podemos utilizar: Instrumentos Más detalles ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN HORNO DE GRAFITO Y GENERADOR DE HIDRUROS.
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN HORNO DE GRAFITO Y GENERADOR DE HIDRUROS. Andrea Juletsy Cadena Caicedo Ana María Nieto Soto Edgar Eduardo Velasco Quintero La tecnología de horno de grafito fue Más detalles B Fig. 2. Ley de Lambert
INTRODUCCION TEORICA FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA Introducción : La espectrofotometría es uno de los métodos de análisis más usados, y se basa en la relación que existe entre la absorción de luz por Más detalles Exactitud y precisión del sistema Accu-Chek Performa. Introducción I. EXACTITUD. Método
Exactitud y precisión del sistema Accu-Chek Performa Introducción La exactitud del sistema se evaluó según la norma EN ISO 15197:2003 (Sistemas de ensayo para diagnóstico in vitro Requisitos para los sistemas Más detalles CUANTIFICACIÓN DE ADENOSIN DESAMINASA (ADA)
CUANTIFICACIÓN DE ADENOSIN DESAMINASA (ADA) PROTOCOLO ADA FUNDAMENTO DEL METODO: La adenosindesaminasa (ADA) es una enzima del catabolismo de las purinas que cataliza la conversión de la adenosina en inosina Más detalles UNIDAD 4. Reparto entre dos disolventes. Separaciones por Extracción
UNIDAD 4 Reparto entre dos disolventes. Separaciones por Extracción Introducción En los análisis químicos es necesario, después de la toma de muestra y su disolución en el disolvente adecuado, aislar el Más detalles CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA. Grupo: Equipo: Fecha: Nombre(s):
CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA Laboratorio de equilibrio y cinética Grupo: Equipo: Fecha: Nombre(s): I. OBJETIVO GENERAL Conocer y aplicar los fundamentos Más detalles NORMA MEXICANA NMX-F-501-SCFI-2011
NORMA MEXICANA NMX-F-501-SCFI-2011 INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA - DETERMINACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN MUESTRAS DE AZÚCARES BLANCOS. (CANCELA A LA NMX-F-501-1987) SUGAR AND ALCOHOL INDUSTRY - DETERMINATION Más detalles Guía de Problemas. Espectrofotometría: Técnicas de Muestreo, Análisis e Interpretación de Datos Ingeniería Ambiental
Guía de Problemas Espectrofotometría: 1- La absortividad molar de una solución del complejo formado por Bi(III) y tiourea es 9,32x10 3 L/mol x cm a 470 nm. Cuál es la absorbancia de una solución 3,79x10-5 Más detalles Las Reglas de Westgard más Six Sigma, igual a Mejores Métodos, Mejor Control de la Calidad. Gabriel Alejandro Migliarino
Las Reglas de Westgard más Six Sigma, igual a Mejores Métodos, Mejor Control de la Calidad. Gabriel Alejandro Migliarino Agenda Introducción Definiciones Métrica Sigma Introducción Calidad Analítica y Más detalles RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. FLOROCOL AQUA 500 mg/g PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA TRUCHA ARCOÍRIS
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO FLOROCOL AQUA 500 mg/g PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA TRUCHA ARCOÍRIS 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 1 g Más detalles Marca de fantasía Nombre. Forma farmacéutica Ciprofloxacino 2 mg/ml Solución para perfusión. Ciprofloxacino Nycomed. Ciprofloxacino Nycomed
ANEXO I RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMA(S) FARMACÉUTICA(S), DOSIS, VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITANTE(S), TITULAR(ES) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS Estado Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 2