Source: https://www.fluke.com/es-es/producto/comprobacion-electrica/conexion-a-tierra/fluke-1625-2-kit
Timestamp: 2018-11-18 01:47:49+00:00

Document:
Función de medida Frecuencia e interferencia de tensión, resistencia de tierra de 3 y 4 polos con o sin transformador de corriente con sujetador, resistencia de 2 polos con CA y de 2 y 4 polos con CC
Tensión máxima Advertencia: toma de "pinza" a toma E, ES, S o H
Estándar de calidad Desarrollado, diseñado y fabricado para cumplir con los requisitos de la norma DIN ISO 9001
Alimentación auxiliar 6 pilas alcalinas de 1,5 V (IEC LR6 o tipo AA)
Duración de la batería Con IEC LR6/tipo AA: 3.000 medidas (RE+RH ?1 k?)
Con IEC LR6/tipo AA: 6.000 medidas (RE + RH >10 k?)
Peso ?1,1 kg (2,43 lb) sin accesorios; 7,6 kg (16,8 lb) con accesorios y pilas en el estuche
Medida de la tensión de interferencias CC + CA (UST)
Límites de error de la medida: método Rectificación de onda completa
Rango de medida De 1 V a 50 V
Rango de visualización De 0,0 V a 50 V
Precisión ±(5 % de lectura + 5 dígitos)
Secuencia de medida Aprox. 4 medidas/s
Resistencia interna Aprox. 1,5 M?
Medida de la frecuencia de interferencia (F)
Límites de error de la medida: método Medida del periodo de oscilación de la tensión de interferencias
Rango de medida De 6,0 Hz a 400 Hz
Rango de visualización De 16 Hz a 299,9 Hz a 999 Hz
Resolución De 0,1 Hz a 1 Hz
Rango De 1 V a 50 V
Precisión ±(1 % de lectura + 2 dígitos)
Resistencia de tierra (RE)
Método de medida Medida de la corriente y la tensión con una sonda según la norma IEC61557-5
Tensión de circuito abierto 20/48 V CA
Frecuencia de medida 94, 105, 111, 128 Hz seleccionada manual o automáticamente. (AFC) 55 Hz en función R¹
Especificaciones de medidas eléctricas
Error intrínseco o cantidad de influencia
Condiciones de referencia o rango de funcionamiento especificado
Requisitos o prueba de acuerdo con las partes pertinentes de IEC 1557
Error intrínseco Condiciones de referencia A Apartado 5, 6.1 R
Cargo Posición de referencia ±90° E1 Apartado 1, 4.2 R
Tensión de alimentación Con los límites establecidos por el fabricante E2 Apartado 1, 4.2, 4.3 R
Temperatura 0 °C y 35 °C E3 Apartado 1, 4.2 T
Tensión de interferencias en serie Véase 4.2 y 4.3 E4 Apartado 5, 4.2, 4.3 T
Resistencia de las sondas y electrodos de masa auxiliares 0 a 100 x RA pero ?50 k? E5 Apartado 5, 4.3 T
Frecuencia del sistema Del 99 al 101 % de la frecuencia nominal E7 Apartado 5, 4.3 T
Tensión del sistema Del 85 al 110 % de la tensión nominal E8 Apartado 5, 4.3 T
Error de operación B = ±(|A| + 1,15 ?E²1 E²2 E²3 E²4 E²5 E²6) Apartado 5, 4.3 R
B[%] = ±Valor fiduciario x 100 %
Rango de medida De 0,020 ? a 300 K?
Rango de visualización De 0,001 ? a 2,999 ?
De 3,00 ? a 29,99 ?
De 30,0 ? a 299,9 ?
De 0,300 k? a 2,999 k?
De 3,00 k? a 29,99 k?
De 30,0 k? a 299,9 k?
Resolución 0,001 ?
Precisión ±(2 % de lectura + 2 dígitos)
Error de operación ±(5 % de lectura + 5 dígitos)
Tiempo de medida Normal: 8 segundos con una frecuencia fija de 30 segundos máx. con AFC y ciclo completo de todas las frecuencias de medida
Error adicional debido a resistencia de la sonda y del electrodo a tierra RH(RS + 2000 ?)/RE x 1,25 x 10-6 % + 5 dígitos
Error de medida de RH y RS Normal: 10 % de RE + RS + RH
Resistencia máxima de la sonda ?1 M?
Resistencia máxima del electrodo a tierra auxiliar ?1 M?
Comprobación automática si el error se mantiene dentro de los límites requeridos por la IEC61557-5.
Si, tras una medida de sonda, electrodo de masa auxiliar y resistencia de tierra, se asume un error de medida superior al 30 % debido a las condiciones que influyen en ella, la pantalla muestra un símbolo de advertencia y un aviso de que la SR o la HR son demasiado altas.
Cambio automático de la resolución de medida en función de la resistencia del electrodo a tierra auxiliar RH
RH con Umeas = 48 V <300 ?
<6 ?
<60 ?
<600 ?
RH con Umeas = 20 V <250 ?
<2,5 k?
<25 k?
<250 k?
Resolución 1 m?
Medida selectiva de la resistencia de tierra (RE pinza)
Método de medida Medida de la corriente y la tensión con sonda según la EN61557-5 y medida de corriente en la derivación individual con transformador de corriente adicional (patente aplicada).
Frecuencia de medida 94, 105, 111, 128 Hz seleccionada manual o automáticamente (AFC), 55 Hz (R¹)
Sobrecarga máxima Máx. Urms = 250 V (no se iniciará la medida)
Precisión ±(7 % de lectura + 2 dígitos)
Error de operación ±(10 % de lectura + 5 dígitos)
Error adicional debido a resistencia de la sonda y del electrodo a tierra auxiliar RH(RS + 2000 ?)/RETOTAL x 1,25 x 10-6 % + 5 dígitos
Error de medida de RH y RS Normal: del 10 % de RETOTAL + RS + RH
Tiempo de medida Normal: 8 segundos con una frecuencia fija de 30 segundos máx. con AFC y ciclo completo de todas las frecuencias de medida.
Corriente mínima en la derivación individual que se va a medir
Con transformador (1000:1)
Corriente de interferencia máx. a través del transformador
Medida de la resistencia (R~)
Método de medida Medida de corriente y tensión
Medida de tensión 20 V CA, impulso cuadrado
Corriente en cortocircuito >250 mA CA
Frecuencia de medida 94, 105, 111, 128 Hz seleccionada manual o automáticamente (AFC)
De 300 ? a 2999 ?
Tensión máxima de interferencia 24 V, con las medidas de tensión superiores no se iniciará
Sobrecarga máxima Urms máx. = 250 V
Medida de la resistencia (R CC)
Método de medida Se puede medir la corriente y la tensión según la norma IEC61557-4
Medida de tensión 20 V CC
Formación del valor de medida Con cables de medida de 4 polos en H, S, ES se puede ampliar sin error adicional.
Las resistencias >1 ? en el cable E pueden provocar errores adicionales de 5 m ?/?.
De 3,0 k? a 29,99 k?
Secuencia de medida Aprox. 2 medidas/s
Tiempo de medida Normal: 4 segundos con inversión de polaridad (2 o 4 polos)
Tensión máxima de interferencia ?3 V CA o CC, con tensiones superiores la medida no se iniciará
Compensación de la resistencia del conductor (RK)
La compensación de la resistencia del conductor (RK) se puede cambiar en las funciones RE de 3 polos, RE de 4 polos (pinza), R CA y R CC de 2 polos
Formación del valor de medida Rmostrada = Rmedida - Rcompensada²
2. Valor de la entrada del punto de referencia RK = 0,000 ?, variable de 0,000 a 29,99 ? mediante un ajuste de la medida.
Medida de bucle de tierra sin picas (dos pinzas sin picas)
Posición del selector RA a 4 polos (dos pinzas sin picas)
Resolución De 0,001 ? a 0,1 ?
Rango de medida De 0,02 ? a 199,9 ?
Precisión ±(7 % de lectura + 3 dígitos)
Medida de tensión Vm = 48 V CA (principal)
Corriente de ruido (IEXT) Máx. IEXT = 10 A (CA) (RA <20 ?)
Fundamento de medida: medida de resistencia sin picas en bucles cerrados con dos transformadores de corriente.
El comprobador de puesta a tierra Fluke 1625-2 puede medir resistencias de bucle de tierra utilizando solo pinzas. Con este método, se ubican dos pinzas alrededor de la varilla de puesta a tierra y cada una se conecta al comprobador. No se utiliza ninguna pica de puesta a tierra. Con una de las pinzas se induce una tensión fija conocida, mientras que con la otra se mide la corriente. Luego el comprobador determina automáticamente la resistencia de la varilla de puesta a tierra. Este método de medida solo funciona si el edificio o la estructura donde se realiza la medida cuenta con un sistema de puesta a tierra, aunque la mayoría lo tiene. Si existe solo una trayectoria a tierra, como sucede en muchas aplicaciones residenciales, el método sin picas no proporcionará un valor fiable y se debe utilizar el método de prueba de caída de potencial.
El Fluke 1625-2 es un comprobador de puesta a tierra único que puede realizar los cuatro tipos de medida de puesta a tierra:
Duración de la batería Con IEC LR6/tipo AA: 3.000 medidas (RE+RH ≤1 kΩ)
Con IEC LR6/tipo AA: 6.000 medidas (RE + RH >10 kΩ)
Peso ≤1,1 kg (2,43 lb) sin accesorios; 7,6 kg (16,8 lb) con accesorios y pilas en el estuche
Error intrínseco o cantidad de influencia Condiciones de referencia o rango de funcionamiento especificado Código de designación Requisitos o prueba de acuerdo con las partes pertinentes de IEC 1557 Tipo de prueba
Resistencia de las sondas y electrodos de masa auxiliares 0 a 100 x RA pero ≤50 kΩ E5 Apartado 5, 4.3 T
Error de operación B = ±(|A| + 1,15 √E²1 E²2 E²3 E²4 E²5 E²6 ) Apartado 5, 4.3 R
Rango de medida De 0,020 Ω a 300 KΩ
Rango de visualización De 0,001 Ω a 2,999 Ω
De 3,00 Ω a 29,99 Ω
De 30,0 Ω a 299,9 Ω
De 0,300 kΩ a 2,999 kΩ
De 3,00 kΩ a 29,99 kΩ
De 30,0 kΩ a 299,9 kΩ
Error adicional debido a resistencia de la sonda y del electrodo a tierra RH(RS + 2000 Ω)/RE x 1,25 x 10-6 % + 5 dígitos
Resistencia máxima de la sonda ≤1 MΩ
Resistencia máxima del electrodo a tierra auxiliar ≤1 MΩ
RH con Umeas = 48 V <300 Ω
RH con Umeas = 20 V <250 Ω
Error adicional debido a resistencia de la sonda y del electrodo a tierra auxiliar RH(RS + 2000 Ω)/RETOTAL x 1,25 x 10-6 % + 5 dígitos
De 300 Ω a 2999 Ω
Las resistencias >1 Ω en el cable E pueden provocar errores adicionales de 5 m Ω/Ω.
De 3,0 kΩ a 29,99 kΩ
Tensión máxima de interferencia ≤3 V CA o CC, con tensiones superiores la medida no se iniciará
2. Valor de la entrada del punto de referencia RK = 0,000 Ω, variable de 0,000 a 29,99 Ω mediante un ajuste de la medida.
Resolución De 0,001 Ω a 0,1 Ω
Rango de medida De 0,02 Ω a 199,9 Ω
1623-2 / 1625-2 Datasheet_2634980d, ES
Fluke ES-162P4-2 ES-162P4-2: Kit para medidas con picas a 4 hilos
El kit de comprobador de puesta a tierra Fluke 1623-2 ofrece medidas de puesta a tierra rápidas y exactas mediante los 4 tipos de medidas. Los accesorios de primera clase aceleran la configuración y el tiempo de medida.

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución