Source: http://doczz.cz/doc/359391/n%C3%A1vod-k-v%C3%BDrobku---zpa-nov%C3%A1-paka--as
Timestamp: 2019-12-06 18:53:19+00:00

Document:
návod k výrobku - ZPA Nová Paka, as - Elektronické Komponenty
TP – 304337/b
B2 - NÁVOD K VÝROBKU
TYP 457 - Měřič INMAT 57D
Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu
INMAT 57D
typ 457
k měření průtoku a tepla předaného vodní párou
k měření průtoku a tepla v kondenzátu
k měření průtoku a tepla předaného vodou
k měření chladu
k měření průtoku kapalin
k měření průtoku plynu
jako samostatné měřidlo k budování uzavřených měřicích
celků i k budování rozsáhlých distribuovaných systémů
Kompaktní konstrukce a průmyslové krytí IP 65 umožňuje
v nejnáročnějších
INMAT 57D není určen k provozu v prostředí s nebezpečím
Přístroje jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona
č. 22/1997 Sb. ve znění platných předpisů a je na ně
vystaveno prohlášení o shodě ES-457D00.
Použití v provedení ověřeném jako stanovené měřidlo
podle zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii:
k měření průtoku a tepla předaného vodní párou přímou,
metodou, měření tepla
v kondenzátu, měření průtoku a tepla předaného vodou,
pro měření chladu a dále pro měření průtoku plynů ve
funkci vyhodnocovací jednotky protečeného množství
vyhovuje MPM 18-95 (Směrnice pro přípustné metody
měření tepla ve vodní páře a v kondenzátu v obchodním
vyhovuje ČSN EN 1434
pro fakturační účely je třeba k měření průtoku použít
měřicí trať odpovídající příslušným normám nebo
technickým podmínkám použitého průtokoměru
při vyhodnocení průtoku používá výpočty pro následující
primární prvky: centrické clony dle ČSN EN ISO 51672:2003, dýzy dle ČSN EN ISO 5167-3:2003, venturiho
trubice dle ČSN EN ISO 5167-4:2003, víceotvorové clony
dle ČSN EN ISO 5167-2:2003, clony s kuželovým
vstupem dle ISO TR 15377: 2007, čtvrtkruhové clony dle
ISO TR 15377: 2007, segmentové clony dle ČSN 25
7711, Annubary Rosemount 485 a obecný škrticí orgán,
průtokoměry,
vodoměry a plynoměry
vyhodnocuje průtok od 5 % rozsahu průtoku při použití
škrticího orgánu nebo rychlostní sondy a jednoho
snímače tlakové diference, od 2 %, resp. po dohodě
s výrobcem od 1 %, použije-li se kaskádního zapojení
dvou snímačů tlakové diference.
vyhodnocuje průtok od 0.5 % rozsahu průtoku při použití
průtokoměru vyhodnocujícího objemový nebo hmotnostní
průtok (vírový, indukční, ultrazvukový, coriolisův, termální
průtokoměr)
při použití vodoměru a plynoměru je minimální měřitelný
průtok určen technickými podmínkami použitého
přetížení průtokoměru je určeno technickými podmínkami
použitého průtokoměru, avšak přetížení proudových
vstupů je max. 25 %
u průřezových měřidel (clona, dýza...) je jmenovitý
diferenční tlak dp přetížitelný o 20 %
proměnné, které jsou specifikovány jako sumy (např.
proteklé
množství),
ukládány
a zálohovány proti výpadku napájení po dobu minimálně
10 let (Ukládání se provádí v intervalu 1sec.)
INMAT 57D je možno na přání dodat s jednorázově
nastavitelnými metrologickými konstantami. Typické
použití je například pro nastavení impulsního čísla
vodoměru nebo průměru clony. Pro uvedení do provozu
je třeba metrologické konstanty nastavit.
software stanoveného měřidla je možno po dohodě
rozšířit o nefakturační část aplikace, která nepodléhá
ověření, rozšíření aplikace nesmí ovlivnit funkci
stanoveného měřidla
MĚŘENÍ PRŮTOKU A TEPLA PŘEDANÉHO VODNÍ PÁROU
Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření
INMAT 57D je dle zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění
určen měření tepla v systémech měření vodní páry dle MPM
18-95. Dle přílohy k vyhlášce č.345/2002 Sb. v platném znění
jako vyhodnocovací jednotka, která je součástí měřiče tepla.
Dále může být použito jako měřidlo proteklého množství
kondenzátu v systémech pro měření páry dle MPM 18-95.
Měřič INMAT 57D umožňuje:
měření tepla předaného vodní párou přímou metodou
(bez měření kondenzátu) v kombinaci s náhradní
měření tepla předaného vodní párou nepřímou metodou,
tj. výpočtem z množství přehřáté vodní páry zjištěného
měřením množství kondenzátu a teploty a tlaku přehřáté
páry, v kombinaci s náhradní metodou
měření tepla v kondenzátu
jedno a dvouokruhové měření výše uvedenými metodami
Průtok vodní páry se měří škrticími orgány nebo rychlostními
sondami s jedním nebo dvěma snímači tlakové diference
s výstupním proudovým unifikovaným signálem nebo
objemovým průtokoměrem (např. vírovým) s lineárním
výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným
proudovým. U dvouokruhových provedení jsou možnosti
měření průtoku omezeny počtem vstupů měřiče.
Průtok kondenzátu (u nepřímé metody) se měří škrticími
orgány nebo rychlostními sondami s jedním nebo dvěma
s výstupním
unifikovaným signálem nebo objemovým průtokoměrem (např.
vírovým) s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo
unifikovaným proudovým nebo vodoměrem s výstupním
signálem impulsním. U dvouokruhových provedení jsou
možnosti měření průtoku omezeny počtem vstupů měřiče.
Teplota vodní páry v potrubí se měří odporovým snímačem
teploty s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení nebo
teploměrem s převodníkem na unifikovaný proudový signál.
Provozní teplota vodní páry v přívodním potrubí smí být
nejvýše 600 °C.
Teplota kondenzátu (u nepřímé metody) se měří odporovým
snímačem teploty s měřicím odporem ve čtyřvodičovém
zapojení nebo teploměrem s převodníkem na unifikovaný
proudový signál. Provozní teplota kondenzátu smí být nejvýše
Tlak vodní páry se měří snímačem absolutního tlaku nebo
snímačem přetlaku s unifikovaným proudovým signálem.
Snímač absolutního tlaku se doporučuje použít pro provozní
tlaky nižší než 1 MPa.
Měřič INMAT 57D provádí automatickou korekci změn hustoty
a entalpie dle IAPWS IF97 v rozsahu teploty od meze sytosti
do 600 °C a v rozsahu abs. tlaku od 60 kPa do 18MPa. Stav
mokré páry je signalizován systémem autodiagnostiky. Při
poklesu teploty páry pod mez sytosti přejde měření průtoku
a tepla na náhradní metodu. Vyhodnocení průtoku a tepla
oběma metodami se vzájemně neovlivňuje.
MĚŘENÍ TEPLA PŘEDANÉHO VODOU, MĚŘENÍ CHLADU
Měřič INMAT 57D vyhodnocuje průtok vody a množství tepla
předaného vodou nebo vyhodnocuje množství chladu.
Průtok se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami
s jedním nebo dvěma snímači tlakové diference s výstupním
proudovým unifikovaným signálem, objemovým průtokoměrem
(např. indukčním, ultrazvukovým nebo vírovým), hmotnostním
průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním
nebo unifikovaným proudovým a vodoměrem s impulsním
signálem. U dvouokruhových provedení jsou možnosti měření
průtoku omezeny počtem vstupů měřiče.
Teplo, tepelný výkon, proteklé množství a průtok páry v pásmu
přehřáté páry se zobrazuje na samostatných počitadlech.
Vyhodnocení v omezené oblasti mokré páry pod mezí sytosti
probíhá na samostatných počitadlech v pásmu, jehož horní
hranice je teplota sytosti páry (TS), spodní hranice je omezena
na 10°C pod teplotou sytosti (TS - 10°C).
Teplota média v přívodním a vratném potrubí se měří
párovanými odporovými snímači teploty s měřicím odporem ve
čtyřvodičovém zapojení. INMAT 57D je použitelný pro
libovolný provozní rozdíl teplot od 3 do 200 K a pro teploty
vody od 0 do 200 °C. Pro měření chladu je rozsah teplot
od -50 do 200°C. Po dohodě na zvláštní požadavek i v jiném
menším rozsahu.
Veličiny průtoku a tepelného výkonu v oblasti mokré páry jsou
označeny indexem mp. Teplo a proteklé množství pod mezí
sytosti jsou vyhodnocovány odděleně ve dvou pásmech.
1. pásmo v intervalu teplot TS až TS - 2°C je označeno
indexem mp, 2. pásmo v intervalu teplot TS - 2°C až
TS - 10°C je označeno indexem mv.
Tlak média pro výpočet průtoku se uvažuje konstantní
1,6 MPa abs. Tlak je možno měřit a zobrazovat pro jiné účely.
Tlak se v tom případě měří snímačem absolutního nebo
relativního tlaku s unifikovaným proudovým signálem. Měření
tlaku u dvouokruhových provedení je možné pouze ve spojení
s frekvenčním nebo impulsním signálem průtoku.
Údaje tepelného výkonu a tepla v mokré páře jsou násobeny
koeficientem Kh (0,5 až 1). U přímé metody jsou údaje průtoku
a proteklé množství v mokré páře násobeny koeficientem
Km (0,5 až 1). Uživatelsky nastavitelné koeficienty Kh a Km
jsou stanoveny smluvně mezi dodavatelem a odběratelem
tepla (implicitně Kh = Km = 1) a jejich změny mohou být
chráněny heslem.
Ve spojení s obousměrným průtokoměrem může INMAT 57D
vyhodnocovat oba směry proudění média. V případě použití
obousměrného
vyhodnocování přepíná mezi prvním a druhým okruhem. Směr
proudění může být přepínán logickým signálem přivedeným na
impulsní/frekvenční vstup (jako kontakt nebo otevřený
kolektor, sepnuto pro směr 1, rozepnuto pro směr 2) nebo
unifikovaným proudovým signálem (signál ≥ rozhodovací
úroveň= směr 1, signál < rozhodovací úroveň pro směr 2).
Metody měření jsou stanoveny v souladu s MPM 18-95
(Směrnice pro přípustné metody měření tepla ve vodní páře
a v kondenzátu v obchodním styku). Mez sytosti je nastavena
dle „Mezinárodní formulace termodynamických vlastností vody
a vodní páry pro průmyslové účely IAPWS-IF97.
Měření v oblasti přehřáté páry a měření kondenzátu má
charakter pracovního měřidla stanoveného. Měření v oblasti
mokré páry (tzv. náhradní metoda) má charakter pracovního
měřidla nestanoveného. Pro fakturační účely je třeba k měření
průtoku použít měřicí trať odpovídající příslušným normám
nebo technickým podmínkám použitého průtokoměru. Snímač
tlaku, teploměry a měřidla protečeného množství nosného
média, které jsou spolu s vyhodnocovací jednotkou členy
měřičů tepla, musí být s vyhodnocovací jednotkou INMAT 57D
kompatibilní, typově schváleny v ČR a mít platné ověření.
Obousměrný průtok je též možno měřit pomocí obousměrných
clon ve spojení se dvěma antiparalelně zapojenými snímači
tlakové diference. U dvouokruhových provedení jsou možnosti
MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALIN (lze používat jen jako pracovní
měřidlo nestanovené)
Průtok vody a technických kapalin se měří škrticími orgány
nebo rychlostními sondami s jedním nebo dvěma snímači
tlakové diference s výstupním proudovým unifikovaným
signálem, objemovým průtokoměrem (např. indukčním,
ultrazvukovým nebo vírovým), hmotnostním průtokoměrem
unifikovaným proudovým a vodoměrem s impulsním signálem.
U dvouokruhových provedení jsou možnosti měření průtoku
omezeny počtem vstupů měřiče.
MĚŘENÍ PRŮTOKU A TEPLA V KONDENZÁTU
18-95. Dle přílohy k vyhlášce č.345/2002 Sb. jako
vyhodnocovací jednotka která je součástí měřiče tepla. Dále
může být použito jako měřidlo proteklého množství
kondenzátu v systémech pro měření páry (dle MPM 18-95).
Teplota média v potrubí se měří odporovým snímačem teploty
s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení nebo
odporovým teploměrem s převodníkem na unifikovaný
proudový signál. Měřič INMAT 57D je použitelný pro teploty
vody od 0 do 200 °C a teploty technických kapalin od -50 do
200°C (maximálně -100 až 600 °C).
Tlak média v potrubí pro výpočet průtoku je možno uvažovat
konstantní nebo měřený snímačem absolutního tlaku nebo
Pokud se uvažuje tlak média konstantní, je možno měřený tlak
pouze zobrazovat pro jiné účely.
Průtok kondenzátu se měří škrticími orgány nebo rychlostními
impulsním. U dvouokruhových provedení jsou možnosti
měření průtoku kondenzátu omezeny počtem vstupů měřiče.
Teplota kondenzátu se měří odporovým snímačem teploty
Provozní teplota kondenzátu smí být nejvýše 200°C.
a entalpie dle IAPWS IF97. Metoda měření je stanovena
v souladu s MPM 18-95 (Směrnice pro přípustné metody
styku). Měření kondenzátu má charakter pracovního měřidla
stanoveného. Pro fakturační účely je třeba k měření průtoku
použít měřicí trať odpovídající příslušným normám nebo
technickým podmínkám použitého průtokoměru. Snímač
teploty a měřidla protečeného množství nosného média, které
jsou spolu s vyhodnocovací jednotkou členy měřičů tepla,
musí být s vyhodnocovací jednotkou INMAT 57D kompatibilní,
typově schváleny v ČR a mít platné ověření.
MĚŘENÍ PRŮTOKU PLYNŮ - Vyhodnocovací jednotka
Měřič INMAT 57D pracuje jako vyhodnocovací jednotka
průtoku a protečeného množství plynů. Průtok a objem plynu
přepočítává na vztažné podmínky tlaku a teploty, případně na
Sestavu tvoří INMAT 57D, měřicí převodník tlaku (absolutní
tlak nebo přetlak) a měřicí převodník teploty. Vyhodnocovací
jednotka se používá ve spojení s měřidlem proteklého objemu
plynu, resp. průtoku plynu.
Pro fakturační měření je třeba použít měřicí převodníky
s platným schválením typu a úředním ověřením uvedené
v Rozhodnutí o schválení typu měřidla. Měřicí převodníky
umístěné na plynovodu při použití pro topné, výbušné
a hořlavé plyny musí mít schválení pro příslušné prostředí. Pro
zajištění jiskrové bezpečnosti vstupních a výstupních signálů
vyhodnocovací jednotky je možno použít bariéry schválené pro
příslušné prostředí.
Průtok se měří:
škrticími orgány nebo rychlostními sondami s jedním
nebo dvěma snímači tlakové diference s výstupním
proudovým unifikovaným signálem
výstupním signálem frekvenčním, impulsním nebo
unifikovaným proudovým
hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním
signálem frekvenčním, impulsním nebo unifikovaným
plynoměrem
impulsním,
frekvenčním nebo unifikovaným proudovým
Přístupu ke svorkovnici brání montážní plomba. Přístupu
k elektronice je zabráněno plombami na krytu kazety měřiče
(kalibrační plombou resp. u ověřeného provedení úřední
značkou), které znemožňují ovlivnění měření neodborným
nebo úmyslným zásahem. Kazeta je opatřena konektorovými
svorkovnicemi a lze ji vyjmout z přístroje bez nutnosti
odpojovat kabeláž a sundávat přístroj ze stěny.
Úřední značka (samolepka umístěná na měřicí kazetě) je
viditelná průhledem v čelním štítku přístroje.
Činnost přístroje řídí jednočipový mikropočítač. Analogové
vstupní signály se převádí do číslicové formy A/D převodníkem
a s případným impulsním/frekvenčním vstupem se
zpracovávají v procesoru. Na základě těchto údajů INMAT
57D vypočítává okamžitý hmotnostní průtok, proteklé množství
apod. Vypočtené veličiny je možné zobrazovat na
podsvětleném dvouřádkovém 16-ti místném alfanumerickém
displeji z kapalných krystalů. Volba požadovaného údaje pro
zobrazení na displeji se provádí tlačítkem MODE. Veličiny
zobrazované na displeji jsou cyklicky aktualizovány
(s uživatelsky
periodou).
vyhodnocováno, zda veličiny leží v předprogramovaných
mezích. K zobrazení chybových hlášení jako odezvy na
překročení mezí některých veličin a dalších vnitřních testů
slouží druhý řádek displeje.
Přístroj je vybaven pamětí sloužící k záznamu bilancí
a vyhodnocovaných veličin. Bližší popis je uveden
v samostatné příloze - Popis archivace INMAT 57S a 57D,
která je zdarma ke stažení na www.zpanp.cz.
Vyhodnocované veličiny je možné předávat pomocí rozhraní
RS485 nebo RS232C nebo M-Bus nadřazenému počítači.
Síťové rozhraní RS485 a M-Bus umožňuje měřiči pracovat
v lokální síti. Na rozhraní RS485 je možné spojit až 30 zařízení
(např. měřič INMAT 57, INMAT 51, INMAT 66, ...) s jedním
počítačem. Po síti lze přenášet všechny hodnoty uložené
v jednotce. Komunikační síťové možnosti rozhraní umožňují
přístup k jednotlivým veličinám přístrojů, aniž by byla narušena
činnost měření. Pomocí komunikačního rozhraní lze
nastavovat reálný čas, datum, uživatelské konstanty, menu
uživatel, chování chybových hlášení apod.
Obousměrný průtok je možno měřit pomocí obousměrných
tlakové diference.
Teplota plynu se měří odporovým snímačem teploty s měřicím
odporem ve čtyřvodičovém zapojení nebo teploměrem
s převodníkem na unifikovaný proudový signál.
Tlak plynu se měří snímačem absolutního tlaku nebo
snímačem přetlaku s unifikovaným proudovým signálem. Pro
topné plyny je snímač rel. tlaku možno použít pouze v případě,
je-li dolní mez pracovního rozsahu tlaku plynu větší nebo
roven 2.1 MPa abs.
Procentní obsahy dílčích složek se do vyhodnocovací jednotky
zavádějí unifikovanými proudovými signály.
Teplotní rozsah je:
pro topné plyny
od - 20 °C do 50 °C
od - 50 °C do 100 °C
jiné meze po dohodě s výrobcem, max. - 100 °C až 600 °C
Vyhodnocované veličiny mohou být do dalšího zařízení
předávány ve formě unifikovaného proudového signálu 4 až 20
mA nebo impulsního výstupního signálu. Volba výstupní
veličiny a rozsah je uživatelsky nastavitelný pomocí
komunikačního rozhraní a programu SWK45702. Vybavení
analogovým proudovým výstupem nebo impulsním výstupem
je specifikováno v čísle provedení viz. TABULKA 1 PROVEDENÍ MĚŘIČŮ INMAT 57D - TYP 457.
Tlakový rozsah vyhodnocovací jednotky je 5 až 100 %
měřícího rozsahu použitého převodníku tlaku.
Výpočet korekčního nebo přepočítávacího koeficientu hustoty
zohledňuje koeficient kompresibility. Kompresibilita může být
konstantní nebo proměnná. Výpočet kompresibilitních faktorů
se provádí pro topné plyny dle AGA NX 19mod. nebo SGERG
88. Pro technické plyny se přepočet kompresibilitních faktorů
provádí pomocí viriáního rozvoje nebo stavových rovnic (Van
Der Waals, Redlich Kwong, Soave Redlich Kwong, Peng
Robinson, Peng Robinson Gasem) dle dohody s uživatelem.
INMAT 57D může přepočítávat objem a objemový průtok na
libovolný vztažný stav např. na stav normální (pn = 101,325
kPa, Tn = 288,15 K nebo pn = 98,0665 kPa, Tn = 293,15 K).
Dále může vyhodnocovat hmotnostní a objemový
nepřepočtený průtok.
Přístroj je proveden podle ČSN EN 61140 ed.2 jako elektrické
zařízení třídy ochrany II pro použití v sítích s kategorií přepětí
v instalaci III a stupněm znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1
ed.2, vnitřní zdroj výstupního napětí odpovídá čl. 6.3 této
normy. Napájecí zdroj je odolný vůči zkratu na výstupu a může
pracovat i bez zatížení. Zdroj je chráněn tavnou pojistkou T1
AH/250V podle ČSN EN 60127-2 ed.2.
Druh napájecí sítě:
1/N AC 230 V 50 Hz
Tolerance kmitočtu sítě:
48 ÷ 62 Hz
Koeficient vyšších harmonických: max. 10 %
(měřič INMAT 57D max. 0,25 W + napájení převodníků)
Elektronika je napájena z vestavěného zdroje SELV, jehož
výstup odpovídá ČSN EN 61010-1 čl. 6.8.3.
Pojistka napájení elektroniky dle ČSN EN 60127-2 ed.2:
F500L250V
Hodiny reálného času jsou záskokově napájeny z 3V Li baterie
CR2032 umístěné v držáku – viz OBRÁZEK 2 - UMÍSTĚNÍ
VÝROBNÍHO ŠTÍTKU NA SKŔÍNI PŘÍSTROJE, UMÍSTĚNÍ
Měřicí převodníky v nevýbušném provedení s pevným
závěrem nebo v provedení jiskrově bezpečném je možno
použít v prostředí s nebezpečím výbuchu, kvalifikace prostředí
dle použitých snímačů.
Jakékoliv změny parametrů a konstant souvisejícími
s výpočtovým programem a příslušnými měřidly jsou chráněny
úřední značkou. Povolené změny parametrů (dle provedení
dv, %CO2, %N2, %H2 ,Hs, Vc, Pc, Tc a ) jsou účinně
chráněny hesly a zápisem do nepřemazatelné paměti.
Popis funkce hesel a použití metrologického hesla je popsáno
v čl. O B S L U H A A Ú D R Ž B A , UŽIVATELSKÉ A
METROLOGICKÉ HESLO.
dle ČSN EN 60529:
Elektrický izolační odpor:
obvod napájení proti vstupům, výstupům a stínění
proti šroubům víka min. 5 M
obvod vstupů, výstupů a stínění proti šroubům víka
min. 20 M
Elektrická pevnost izolace dle ČSN EN 61010-1 čl. 6.8.3:
výstupní obvod proti obvodu sítě
500 V st (750 V ss)
2 × 16 znaků, výška znaku 5,55 mm,
šířka znaku 2,95 mm
Paměť pro záznam dat: cca 3Mbit
sdílená pro bilance a archivaci
šroubové pro průřez vodičů max. 2,5 mm
10 x Pg7 dle DIN 40430 barva šedá
pro průměr kabelu 2,5 až 6,5 mm
6 x Pg9 dle DIN 40430 barva šedá
pro průměr kabelu 4 až 8 mm
Životnost baterie: typicky 5 let
Vybití interní baterie signalizuje autodiagnostika na spodním
řádku displeje (při provozu přístroje) a též komunikační
program v menu Zobrazení/Diagnostika. U provedení
ověřeného se baterie vyměňuje při následném ověření.
INMAT 57D je podle použití dodáván v některé z
uvedených kombinací vstupů:
2x odporový + 4x proudový +2x impulsní/frekvenční
4x odporový + 2x proudový +2x impulsní/frekvenční
0x odporový + 6x proudový +2x impulsní/frekvenční
3x odporový + 3x proudový +2x impulsní/frekvenční
1x odporový + 5x proudový +2x impulsní/frekvenční
Konkrétní schéma zapojení je vidět po odklopení víka na
samolepce umístěné na krytu displeje.
Rozsah měření teploty dle použitého snímače a měřeného
média může být maximálně
0 až 600 °C
pro vodní páru
- 100 až 200 °C
- 100 až 600 °C
pro jiné použití *)
*) Jiné rozsahy jsou možné po dohodě s výrobcem.
Měření tepla a průtoku předaného vodní párou
a) ze snímačů dpH a dpL proudový:
0 až 20mA nebo 4 až 20mA
b) z průtokoměru
proudový :
frekvenční:
0 až 10 kHz
impulsní:
c) ze snímače relativního tlaku nebo absolutního tlaku
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
d) ze snímače teploty
Pt 100, podle ČSN EN 60751
Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 *)
e) řízení směru průtoku*) kladný a záporný směr průtoku
(>x ÷ ≤21) mA / (>3,6 ÷ ≤x) mA
pro proudový vstup
(x=rozhodovací úroveň),
sepnuto/rozepnuto pro impulsní
*) Je možné po dohodě s výrobcem.
Přístroj je konstruován pro prostředí definované skupinou
parametrů a jejich stupni přísnosti IE 36/3M1, avšak minimální
teplotu okolního prostředí pouze -10 °C, dle ČSN EN 60721-33 a provozních podmínek dle TP.
Přístroj vyhovuje třídě prostředí C dle ČSN EN 1434-1. Přístroj
vyhovuje mechanické třídě M1 a třídě prostředí E2 dle ČSN
EN 12405-1+A2.
- 10 až + 55 °C
Relativní vlhkost okolního prostředí:
5 až 100 % s kondenzací
70 až 106 kPa
Vibrace dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:
kmitočtový rozsah [Hz]
amplituda výchylky [mm]
0,35 (0,014 in)
amplituda zrychlení [m.s ]
svislá, vývodky situovat směrem dolů
Doba ustálení po zapnutí napájení:
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 55011 ed. 3 a ČSN EN 1434-4.
a) ze snímačů dp (H a L) proudový :
c) z vodoměru
impulsní 0÷500 Hz/0÷10 kHz
e) ze snímače relativního tlaku nebo absolutního tlaku
f) řízení směru průtoku*) kladný a záporný směr průtoku
a) proudové vstupy - I1, I2, I3, I4, I5 a I6 (podle provedení)
2 až 6 × proudová smyčka 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
Napájecí napětí na svorkách určených pro napájení
převodníků z INMATU je o cca 1,5V nižší než napájecí
napětí INMATU. Vstupní odpor je cca 50Ω.
b) odporové vstupy - R1, R2, R3 a R4 (podle provedení)
0 až 4 × odporový pro měření odporu ve čtyřvodičovém
zapojení např. pro teploměr Pt 100, dle ČSN EN 60751
(na zvláštní požadavek Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000) ve
čtyřvodičovém zapojení, odpor smyčky max. 20 .
c) impulsní a frekvenční vstup – IMP1/FR1 a IMP2/FR2
2 × impulsní a frekvenční vstup s/bez ošetření zákmitů
(zatlumení)
bez ošetření zákmitů
0 Hz až 10 kHz
s ošetřením zákmitů
0 až maximálně 500Hz
horní mez závisí na nastavení zatlumení dle
použitého průtokoměru
Určeno pro REED kontakt nebo OK (otevřený kolektor),
napájení DC 5 V. Maximální frekvence je přetížitelná
Pozn.: Může fungovat i jako logický vstup.
Měření průtoku a tepla předaného vodou, měření chladu
d) ze snímačů teploty
0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA *)
f) směr průtoku
řízení směru průtoku*)
kladný a záporný směr průtoku
Vyhodnocované veličiny - průtok a teplo předané vodní
párou:
v menu Provoz (a Uživatel)
Uživatelsky definovaný řetězec, např. název okruhu
2x16 znaků
- tepelný výkon (pára)
[GJ/h]
nebo [MW]
- množství tepla (pára)
nebo [MWh]
- okamžitý průtok (pára)
- množství vodní páry (pára)
- tepelný výkon mimo parametry
- množství tepla
mimo parametry [GJ]
Qmmp1- průtok vodní páry mimo parametry
Mmp1 - množství vodní páry mimo parametry
- množství vodní páry mimo parametry
- okamžitý tepelný výkon (pára +mokrá pára)
- množství tepla (pára +mokrá pára)
- okamžitý průtok vodní páry (pára +mokrá pára)
- množství vodní páry (pára +mokrá pára)
- teplota páry
- přehřátí = teplota páry-teplota sytosti *)
- absolutní statický tlak
- relativní statický tlak
- čtvrthodinové maximum tepla
[GJ/h], [MW]
- čtvrthodinové maximum množství páry
▲Pc1
- maximum tepelného výkonu
▲Qmc1- maximum průtoku
- maximum teploty
- maximum tlaku (abs. /rel. podle typu snímače)
- čas mimo parametry(mokrá pára)
[dny hod min]
- provozní čas
- reálný čas (podle nastavení SEČ nebo LSEČ)
[hod:min:sec]
[den měsíc rok]
Pro měření pomocí škrticích orgánů:
- diferenční tlak
- teplota před škrticím orgánem
- abs. tlak před škrticím orgánem
a) ze snímačů dp (H a L)
c) z plynoměru
d) ze snímače relativního tlaku nebo absolutního tlaku
e) ze snímače teploty
g) ze snímače dílčí složky
*) Za teplotu páry se uvažuje teplota před škrticím orgánem
Pro nepřímou metodu navíc:
- tepelný výkon - kondenzát
- množství tepla - kondenzát
Qmk1
- průtok kondenzátu
- množství kondenzátu
- proteklý objem kondenzátu
- teplota kondenzátu
- tepelný výkon pára-kondenzát
- množství tepla pára-kondenzát
PDmp1 - tepelný výkon mokrá pára-kondenzát
EDmp1 - množství tepla mokrá pára - kondenzát
EDmv1 - množství tepla mokrá pára - kondenzát
▲tk1
Vyhodnocované veličiny jsou zobrazovány na LCD displeji dva řádky po šestnácti znacích s podsvětlením. INMAT 57D
dále může být vybaven analogovým proudovým výstupem
nebo impulsním výstupem viz tabulka provedení.
Význam speciálních symbolů:
= symbol pro čtvrthodinové maximum, jedná se o největší
množství nebo teplo za souvislou čtvrthodinu
▲ = symbol pro maximální hodnotu , jedná se o maximální
minutový průměr dané veličiny
Vyhodnocované veličiny jsou uváděny pro první okruh
(index „1“). Veličiny druhého okruhu mají index „2“.
v menu Servis
- entalpie páry
- teplota sytosti
- měrný objem páry (pouze pro přímou metodu)
[m /kg]
- hodnota proudu na vstupu x
- hodnota odporu na vstupu x
- počet impulsů za 1s
- hodnota frekvence
Vyhodnocované veličiny - průtok a teplo předané vodou,
měření chladu:
- okamžitý tepelný výkon
- okamžitý hmotnostní průtok
- proteklé množství
- okamžitý objemový průtok
- proteklý objem
- teplota vody v přívodním potrubí
- teplota vody ve vratném potrubí
- rozdíl teplot vody v přívodním a vratném potrubí
▲Qm1 - maximum průtoku
▲tp1
- maximum teploty v přívodním potrubí
▲tv1
- maximum teploty ve vratném potrubí
▲dt1
- maximum rozdílu teplot
Uživatelsky nastavitelné sumy pro rychlou kontrolu shody
s mechanickým počítadlem na vodoměru nebo plynoměru,
nastavitelné pomocí SWK45702.
imp - suma impulsů, které přišly na impulsní vstup
Qp - Stav na průtokoměru (počet impulsů*imp.číslo)
- měrný objem kondenzátu
- entalpie kondenzátu
Nulování čtvrthodinových maxim se provádí pomocí
ovládacích tlačítek v menu Nastavení nebo softwarově pomocí
komunikačního rozhraní a SWK45702.
Pozn.: Pro nepřímou metodu, je-li použit průtokoměr
s impulsním výstupem, jsou okamžité hodnoty P1, Qm1,
Pmp1, Qmmp1, Pc1, Qmc1, Pk1, Qmk1, PD1 a PDmp1 pouze
pro obousměrné měření průtoku
Vyhodnocované veličiny - průtok a teplo v kondenzátu:
- tepelný výkon
- měrný objem páry kondenzátu
▲Qm1- maximum průtoku
pokud je měřen tlak
- abs. tlak média
- přetlak média
- entalpie v přívodním potrubí
- entalpie ve vratném potrubí
- měrný objem v přívodním potrubí
1 = tam,
2 = zpět
Pozn.: Je-li použit průtokoměr s impulsním výstupem, jsou
okamžité hodnoty P1, Qm1 a Q1 pouze informativní.
Vyhodnocované veličiny - průtok kapalin:
- teplota kapaliny
- abs. tlak kapaliny
okamžité hodnoty P1, Qm1, Q1 pouze informativní.
▲Qm1
▲Q1
- rel. tlak kapaliny
- čtvrthodinové maximum množství
- čtvrthodinové maximum objemu
- maximum hmotnostního průtoku
- maximum objemového průtoku
- maximum tlaku
[MPa])
okamžité hodnoty průtoku ( Qn1, Q1, Qm1, Qnmp1, Qmp1
a Qmmp1) pouze informativní.
Proudový výstup (volitelně)
INMAT 57D může být podle provedení vybaven proudovým
výstupním modulem s pasivním galvanicky odděleným
unifikovaným proudovým signálem 4 až 20 mA. Volba výstupní
veličiny i rozsah jsou uživatelsky nastavitelné pomocí
komunikačního rozhraní a programu SWK45702. Při
překročení rozsahu zůstává hodnota výstupního signálu na
maximální hodnotě (typicky 21 mA).
napájení výstupu:
24V DC (10 až 36V DC)
Impulsní výstup (volitelně)
INMAT 57D může být podle provedení vybaven impulsním
výstupním modulem, který realizuje galvanicky oddělený
výstup typu otevřený kolektor. Funkce modulu, volba výstupní
komunikačního rozhraní a programu SWK45702.
galvanicky oddělený výstup s otevřeným kolektorem
nebo signalizace chyb a alarmů
nastavitelná 100 ms až 900 ms
četnost pulsů:
max. 3000 imp za hodinu
(přetížitelnost 20%)
vnější zdroj:
max. 70 Vss,
max. 20 mA (typ. 5 mA)
logické úrovně:
1 - tranzistor sepnut,
0 - tranzistor rozepnut
okamžité hodnoty Qm1 a Q1 pouze informativní.
Vyhodnocované veličiny - měření průtoku plynů:
- normovaný průtok plynu
- provozní průtok plynu
- provozní objem
- proteklé množství plynu
Qnmp1 - normovaný průtok plynu mimo parametry
Vn1mp - normovaný objem mimo parametry [m ]
- provozní průtok plynu mimo parametry
- provozní objem mimo parametry
Qmmp1- okamžitý hmotnostní průtok mimo parametry
Mmp1 - proteklé množství plynu mimo parametry
- stupeň kompresibility
- přepočítávací číslo
- teplota plynu
- absolutní tlak plynu
- relativní tlak plynu
- čtvrthodinové maximum přep. objemu [m /h]
▲Qn1 - maximum průtoku
- maximum tlaku (abs. / rel. podle typu snímače)
- čas mimo parametry
[dny hod:min]
INMAT 57D je vybaven dvěma komunikačními rozhraními.
Standardně je to optické rozhraní a podle provedení linka
RS485 nebo M-Bus. Měřič využívá současně komunikační
protokol ZPA vycházející z M-Bus (M-Bus+), protokol M-Bus a
protokol Modbus. Bližší popis rozhraní a komunikačního
protokolu je uveden v samostatné příloze – Popis
komunikačních protokolů INMAT 57S a 57D, která je ke
stažení na www.zpanp.cz.
Implicitní nastavení parametrů od výrobce: adresa 0,
přenosová rychlost 9600 Bd, bez parity.
Optická linka - sériová linka M-Bus - vstup/výstup
Obousměrná komunikační linka slouží ke komunikaci jedné
jednotky s počítačem pomocí optické hlavice. Přenosová
rychlost je volitelná, maximálně 9600 Bd. Optickou hlavici lze
objednat jako příslušenství (viz. Tabulka 3).
Linka je galvanicky oddělena.
Sériová linka RS485 - vstup/výstup
nebo více jednotek s počítačem (max. 30 zařízení bez
opakovače).
a vyhodnocované údaje. Dále lze nastavovat některé
parametry (datum, čas, uživatelské konstanty, parametry
komunikačního rozhraní RS485, ...).
Spojení je realizováno strukturou typu sběrnice. Jako
spojovací médium se nejčastěji používá kroucený dvouvodič
(twist) s maximální doporučenou délkou 1200 m.
Přenosová rychlost je volitelná, maximálně 1152000 Bd.
Zakončovací odpor se připojuje (u koncové stanice)
přepínačem DIP nad pravou části svorkovnice - přepnutím do
polohy ON (viz. OBRÁZEK 2 - UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍHO
ŠTÍTKU NA SKŔÍNI PŘÍSTROJE, UMÍSTĚNÍ BATERIE).
Na displeji je signalizováno:
Náhradní parametry
Přerušen teploměr t1
Chyba snímače tlaku p1
Chyba snímače průtoku
Chyby čidel-zablokován výpočet průtoku
Překročena teplota t1
Vstup 1 je mimo meze
Vstup 2 je mimo meze
Vstup 3 je mimo meze
INMAT 57D může zobrazovat i další chybová hlášení dle
konkrétní aplikace.
Sériová linka M-Bus - vstup/výstup
nebo více jednotek s počítačem Přenosová rychlost je
volitelná, maximálně 9600 Bd.
INMAT 57D není dodáván s rozhraním Ethernet. Pro realizaci
tohoto rozhraní je možno využít převodník RS485 na Ethernet,
například typ GNOME485 fy. Papouch. Ten umožňuje
jednoduše připojit zařízení s RS485 na Ethernet nebo
prodloužení linky RS485 přes Ethernet. Ke komunikaci se
využívá virtuální COM port komunikační program např.
SWK45702.
MEZE DOVOLENÉ ZÁKLADNÍ CHYBY
- proudová smyčka 0 až 20mA nebo 4 až 20mA:
chyba 0,1 % z měřené hodnoty; 0,02 % z rozsahu *)
- odpor ve čtyřvodičovém zapojení:
- frekvenční / impulsní vstup:
- provozní a reálný čas:
3,5 PPM (2 min/rok)
- proudový/impulsní výstup :
chyba 0,2 % z měřené hodnoty; 0,04 % z rozsahu *)
AUTODIAGNOSTIKA - CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Měřič INMAT 57D má ve svém firmware zabudovanou
autodiagnostiku, která kontroluje meze měřené veličiny,
vyhodnocovaných veličin a interní baterie. Údaje diagnostiky
mohou být zobrazovány na spodním řádku displeje a v menu
Diagnostika, Jsou k dispozici i na komunikačním rozhraní.
Výsledky testů se zobrazují pouze v případě zjištěné chyby. To
znamená, že v případě úspěšného průběhu testu se neobjeví
žádné hlášení.
Hlášení lze vynulovat jeho potvrzení tlačítkem ACK v menu
Diagnostika nebo komunikačním programem SWK45702.
Bližší popis nastavení chybových hlášení je uveden v čl.
OBSLUHA A ÚDRŽBA.
*) při hodnocení se použije větší hodnota největší dovolené
chyby daná příslušnými specifikacemi
- průtok a teplo předané párou
Přístroj pracuje ve třídě přesnosti 4 a 5.
Maximální dovolená chyba výpočtu tepelného výkonu,
tepla, průtoku a proteklého množství:
0,1 % z měřené hodnoty v rozsahu 5 až 100 %
pro objemové průtokoměry, hmotnostní průtokoměry
a kaskádní zapojení dvou snímačů tlakové diference
v rozsahu 2 až 100 %
Údaje autodiagnostiky (příklad pro jeden měřicí okruh)
- měření průtoku a tepla předaného párou
měření průtoku a tepla předaného vodou, měření
Přerušen teploměr tp1 - přívodní potrubí
Přerušen teploměr tv1 - vratné potrubí
Překročena teplota tp1 - přívodní potrubí
Překročena teplota tv1 - vratné potrubí
průtok a teplo v kondenzátu
průtok a teplo předané vodou, chlad
Maximální dovolená chyba výpočtu tepelného
výkonu, tepla, průtoku a proteklého množství pro
rozdíl teplot v rozsahu 3 K až 200 K:
Maximální dovolená chyba výpočtu průtoku a proteklého
INMAT 57D protečené množství plynů
přepočítaného průtoku plynu:
Maximální dovolená chyba použitého měřidla teploty:
o odporové snímače teploty:
třída A i B dle ČSN EN 60751
o převodníky teploty s převodníkem R/I:
0,25 % z měřícího rozpětí výstupního
Maximální dovolená chyba použitého měřidla tlaku
(přetlak, absolutní tlak):
o - měřící převodník přetlaku:
0,20 % z měřícího rozpětí výstupního
o - měřící převodník absolutního tlaku:
Maximální dovolená chyba použitého měřidla diferenčního
0,2 % z měřícího rozpětí výstupního signálu
CHYBA REPRODUKCE:
DLOUHODOBÝ DRIFT ZA 4800 HODIN:
DOPLŇKOVÉ CHYBY
Na změnu teploty okolního prostředí: max. ± 0,1 % / 10 °C
Vyhodnocení výstupních signálů
zobrazované na zobrazovací jednotce číselně odpovídají
příslušným jednotkám bez konstanty přepočtu. Může být
použita i vědecká notace (např. 7654321 se zobrazí jako 8E6).
schválení typu měřidla pro množství tepla předaného
vodou a množství chladu podle zákona č. 505/1990
Sb., certifikát ČMI č. 0111-CS-C023-11, značka schválení
typu TCM 311/11 – 4844
schválení typu měřidla v systémech měření páry podle
zákona č. 505/1990 Sb., certifikát ČMI č. 0111-CS-C01411, značka schválení typu TCM 311/11 – 4815,
schválení typu měřidla pro průtok plynu podle zákona
č. 505/1990 Sb., certifikát ČMI č. 0111-CS-C015-11,
značka schválení typu TCM 143/11 – 4833
zákona č. 142/2000 Z. z., certifikát SMÚ č. 047/311/12,
revize 1, značka schválení typu TSK 311/12 – 045
Údaje na výrobku lze rozdělit do několika skupin.
1) Údaje na výrobním štítku na krytu přístroje:
text: Made in Czech Republic
druh napájecí sítě
stupeň přísnosti pracovního prostředí
další údaje pro ověřené provedení (/P1 až /P4, S0 až S2)
o značka schválení typu
o třída prostředí A, C
2) Údaje na ověřovacích štítcích na kazetě:
Tyto údaje jsou specifikovány v Certifikátech o schválení typu.
Výrobky je možné skladovat za podmínek odpovídajících
souboru kombinací tříd IE 12 podle ČSN EN 60721-3-1
(tj. v místech s nepřetržitou regulací teploty mezi 0 až 55 °C
a vlhkosti okolního vzduchu 45 % a max. obsahem 29g
H2O/m suchého vzduchu, bez zvláštního nebezpečí napadení
biologickými činiteli, s málo významnými vibracemi a neležící
v blízkosti zdrojů prachu a písku).
Doba skladovatelnosti je max. 12 měsíců. Po této době musí
být na výrobku provedeny kontrolní kusové zkoušky podle TP.
Výrobky i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím
odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů
podle řízených balicích předpisů.
Výrobky je možné přepravovat za podmínek odpovídajících
souboru kombinací tříd IE 21 podle ČSN EN 60721-3-2
(tj. letadly a nákladními vozidly; v prostorech větraných
a chráněných proti povětrnostním vlivům, při letecké přepravě
se předpokládají pouze vytápěné přetlakové nákladové
prostory letadel).
3) Údaje zobrazované na displeji přístroje v menu KONFIG,
štítcích přístroje nebo na čelním panelu:
výrobní číslo s rokem a měsícem výroby
výpočtové (vztažné) hodnoty škrtícího orgánu nebo
použitý princip měření průtoku
výpočtový průtok škrtícího orgánu nebo rozsah
průtokoměru Mv
výpočtová teplota škrtícího orgánu nebo vztažná teplota
průtokoměru tv
výpočtový tlak škrtícího orgánu nebo vztažný tlak
průtokoměru pv (pro páru a plyny)
signál průtoku
druh teploměru (např. Pt100 4vodič)
rozsah snímače tlaku (např. 0-1.6 MPa rel.)
signál snímače tlaku
další údaje, které jsou specifikovány v Certifikátech
Ukazatele spolehlivosti v provozních podmínkách a
podmínkách prostředí uvedených v tomto návodu
96 000 hodin
(inf. hodnota)
v objednávce se uvádí:
objednací číslo výrobku
vyplněný dotazník (nezbytná příloha objednávky)
výpočet škrticího orgánu (nezbytná příloha objednávky)
pro měření průtoku pomocí škrticího orgánu
Dotazníky jsou ke stažení na www.zpanp.cz.
Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto
výrobky podle objednávky
pojistka F500L250V dle ČSN EN 60127-2 ed.2 – 2ks
program komunikační SWK 457 02
optická hlavice OH USB-1
průvodní technická dokumentace v češtině:
o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je
současně záručním listem
o kalibrační list (pro neověřené provedení)
o návod k výrobku
Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může
být dodávána s výrobkem další dokumentace:
potvrzení o ověření stanoveného měřidla
kopie certifikátu o schválení typu měřidla v ČMI
kopie certifikátu o schválení typu měřidla v SMÚ
Měřič INMAT 57D
457 D14 300/P1/PO
vyplněné dotazníky přiloženy
Program komunikační pro INMAT 57S a INMAT 57D
SWK 457 02
Optická hlavice
OH USB-1
TABULKA 1 - PROVEDENÍ MĚŘIČŮ INMAT 57D
457 D x x x x 0
Dvojité (Double) provedení se síťovým napájecím zdrojem AC 230V
Proudový výstup 4 až 20 mA
1 - Optika, 2 - RS485
1 - Optika, 2 - M-Bus
1 - RS485, 2 - RS485
1 - M-Bus, 2 - RS485
1 - M-Bus, 2 - M-Bus
#1 Měření průtoku a tepla předaného párou – přímá m.
#2 Nepoužito
#2 Měření průtoku a tepla předaného párou – přímá m.
#2 Měření průtoku a tepla v kondenzátu
#1 Měření průtoku a tepla předaného párou - nepřímá m.
#2 Měření průtoku a tepla předaného párou - nepřímá m.
#1 Měření průtoku a tepla předaného vodou a chladu **)
#1 Měření průtoku a tepla předaného vodou a chladu
Lze zvolit
#2 Měření průtoku a tepla předaného vodou a chladu
#1 Měření průtoku kapaliny
požadavky dle
s těmito kódy
#2 Měření průtoku kapaliny
#1 Měření průtoku plynu
#2 Měření průtoku plynu
#1 Měření průtoku plynu s měřením obsahu dílčí složky
#1 Měření průtoku a tepla v kondenzátu
Speciální aplikace a jiná kombinace se dodávají po dohodě s výrobcem.
Kód P2 se volí při měření obousměrným průtokoměrem.
P1, S0,
P2, S0,
TABULKA 2 – DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ MĚŘIČŮ INMAT 57D - TYP 457
Ověření podle zákona
505/1990 Sb. v platném
Ověření pro Slovenskou
republiku podle zákona
142/2000 Z. z. v platném
Jednookruhové měření průtoku a tepla předaného párou - přímá metoda
Jednookruhové měření průtoku a tepla předaného párou - nepřímá metoda
Jednookruhové měření průtoku a tepla předaného vodou, chlad – mimo oblasti použití
definované v nařízení vlády č. 464/2005 Sb. (použití mimo obytné a obchodní prostory a
lehký průmysl)
Jednookruhové měření průtoku a tepla v kondenzátu
Jednookruhové měření průtoku a tepla předaného vodou, chlad obousměrným
průtokoměrem – mimo oblasti použití definované v nařízení vlády č. 464/2005 Sb. (použití
mimo obytné a obchodní prostory a lehký průmysl)
Dvouokruhové měření průtoku a tepla předaného párou - přímá metoda
Dvouokruhové měření průtoku a tepla předaného párou - nepřímá metoda
Dvouokruhové měření průtoku a tepla předaného vodou, chlad – mimo oblasti použití
Dvouokruhové měření průtoku a tepla v kondenzátu
Jednookruhové měření průtoku plynu
Dvouokruhové měření průtoku plynu
Prvotní kalibrace pro Slovenskou republiku
POŽADAVEK NA DALŠÍ DOKUMENTACI
POUŽITÍ JEN PRO
/P1, /P2, P3, /P4, /S1 a /S2
Kopie certifikátu o schválení typu měřidla v ČMI - ověření podle zákona 505/1990 Sb.
/P1, /P2, P3 a /P4
Kopie certifikátu o schválení typu měřidla v SMÚ - ověření podle zákona 142/2000 Z. z.
/S1, /S2
Kódy uveďte za objednací číslo výrobku.
/xx /xx
TABULKA 3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednává se samostatně
Program komunikační pro INMAT 57S a 57D
Popis archivace pro INMAT 57S a 57D
Umístěno na CD nosiči
(nebo zdarma ke stažení na www.zpanp.cz)
Komunikační protokol pro INMAT 57S a 57D
Optická hlavice USB-1
SWK45702
Postup při vyjímaní a vkládání kazety měřiče:
Při odklopeném víku rozpojte bez odpojování
kabeláže konektorové svorkovnice.
Odpojte konektor displeje (mezi víkem skříně a
kazetou).
Vyšroubujte a vyjměte 4 sloupky držící kazetu
měřiče ve skříni. Upozornění: Šrouby zajištěné
plombami se nesmí nerozdělávat!
Vyjměte kazetu ze skříně.
Zašroubujte zpět sloupky.
Uzavřete a zajistěte skříň přístroje.
Montáž provádějte v opačném pořadí.
OVĚŘENÍ DLE ZÁKONA 505/1990 Sb.
(nebo zákona 142/2000 Z. z. pro Slovenskou republiku)
Ověřovat je možno celý přístroj nebo pouze samotnou kazetu
měřiče bez zobrazovací jednotky. Při ověřování samotné
kazety není nutné odpojovat kabeláž a sundávat přístroj ze
stěny. V tomto případě se při ověřování použije jiná skříň se
zobrazovací jednotkou a tlačítky z typu INMAT 57D.
INMAT 57D má přiděleny značky schválení typu: TCM 311/114815, TCM 311/11-4844, TCM 143/11-4833 a TSK 311/12 –
045. Porušit úřední může pouze pracovník AMS nebo ČMI
(SMÚ). Pokud byla znehodnocena nebo odstraněna úřední
značka, zaniká platnost ověření měřidla. K ověřenému
INMATu 57D může být na žádost zákazníka dodatečně
vystaveno "Potvrzení o ověření stanoveného měřidla".
Elektrické připojení smí provádět alespoň pracovníci znalí
podle § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb.
Schéma připojení svorkovnice je uvedeno na OBRÁZKU
13 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ A PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE.
Svorkovnice je přístupná po odklopení víka.
V objednávce se musí uvést:
a) objednací číslo výrobku *)
b) výrobní číslo *)
*) Údaje jsou uvedeny na přístrojovém štítku.
Pro připojení přístroje k napájecí síti musí být použity
izolované měděné vodiče, dimenzované podle ČSN 33 20002
4-43 ed.2 s maximálním průřezem žil do 2.5 mm . Součástí
instalace přístroje musí být vypínač, umožňující odpojení
přístroje od napájecí sítě.
INMAT 57D ověřený je opatřen značkami výrobce a úředními
značkami ověření a schválení typu.
INMAT 57D neověřený je opatřen značkami výrobce.
Signálová vedení se připojují stíněným kabelem s izolovanými
Cu vodiči s celkovým izolačním odporem min. 10 M,
dimenzovanými podle ČSN 33 2000-4-43 ed.2 s maximálním
průřezem 2,5 mm . Stínění se připojuje pouze na jedné straně
kabelu a to na svorkovnici matematického členu.
Použití kabelů delších než 10 m je možné.
Kabelové vývodky jsou dodávány zaslepené, před použitím
vývodky je třeba zátku demontovat. Nevyužité kabelové
vývodky se ponechají utěsněné zátkami.
Umístění značek výrobce a úředních značek viz OBRÁZEK 2 UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍHO ŠTÍTKU NA SKŔÍNI PŘÍSTROJE,
UMÍSTĚNÍ BATERIE, OBRÁZEK 3 - UMÍSTĚNÍ ÚŘEDNÍCH
ZNAČEK A VÝROBNÍHO ŠTÍTKU NA KAZETĚ.
Výrobce provádí prvotní a následné ověření podle zák.
č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů
(142/2000 Z. z. pro Slovenskou republiku). Následné ověření
se objednává v oddělení AMS ZPA N. Paka, a.s (
Snímače teploty ve čtyřvodičovém zapojení se připojují
samostatně čtyřvodičovým stíněným kabelem. Stínění se
připojuje pouze na jedné straně kabelu a to na svorkovnici
matematického členu. Snímač teploty s převodníkem se
připojuje dle čl. Instalace snímačů s výstupem proudová
smyčka. Odpor jednotlivých smyček včetně vnitřního odporu
vedení snímače smí být max. 20 .
Instalace snímačů s výstupem proudová smyčka:
INMAT 57D umožňuje připojit snímače dvěma způsoby:
přímo připojený dvouvodičový převodník s výstupem
4 až 20 mA, který je napájen ze společného zdroje
s matematickým členem (napájecí zdroj musí být
dimenzován i pro napájení potřebného počtu
aktivní proudový signál 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
Snímače se připojují stíněným kabelem dle vlastních TP.
Stínění se připojuje pouze na jedné straně kabelu a to na
svorkovnici matematického členu.
Přístroje, u nichž není požadováno prvotní ověření ani
posouzení shody, jsou dodávány s prvotní kalibrací včetně
kalibračního listu.
Následná kalibrace se objednává v oddělení AMS ZPA N.
Paka, a.s ([email protected] ).
Montáž i demontáž měřidla, připojování a odpojování
vodičů včetně odpojování a připojování konektoru displeje
se MUSÍ provádět při vypnutém napájecím napětí.
MONTÁŽ MĚŘIDLA
Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba se
provádí dle ČSN EN 1434-6.
Přístroj se upevňuje na stěnu nebo rám čtyřmi šrouby podle
OBRÁZKU 1 – ROZMĚROVÝ NÁKRES.
Impulsní signál od průtokoměru/plynoměru se k přístroji
připojuje kabelem s krouceným párem stíněným. Stínění se
matematického členu.
Komunikační rozhraní (RS485, M-Bus) se připojuje stíněným
kabelem. Stínění se připojuje pouze na straně nadřazeného
zařízení (PC).
Proudový/Impulzní výstup se připojuje stíněným kabelem.
Stínění se připojuje pouze na straně vyhodnocovacího
Postup demontáže pro přístup ke svorkovnici a držáku baterie:
Odstraňte montážní plombu krytu.
Uvolněte víko povolením třech šroubů ve spodní
části víka.
MONTÁŽ STANOVENÉHO MĚŔIDLA
Montáž a uvedení do provozu stanovených měřidel může
provádět pouze subjekt, který je registrován ve smyslu § 19
zák. č. 505/90 Sb. o metrologii.
Při montáži musí být dodržen tento montážní návod.
OBRÁZEK 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES
OBRÁZEK 2 - UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍHO ŠTÍTKU NA SKŔÍNI PŘÍSTROJE, UMÍSTĚNÍ BATERIE
24VDC 0,35A
OBRÁZEK 3 - UMÍSTĚNÍ ÚŘEDNÍCH ZNAČEK A VÝROBNÍHO ŠTÍTKU NA KAZETĚ
Po připojení je přístroj připraven k provozu. Využívá-li se
komunikační linka RS485, nakonfiguruje se jeden přístroj jako
koncový změnou nastavení přepínačů zakončovacího odporu.
Přístroj je dodáván v konfiguraci průchozího členu sítě
(přepínače v poloze 0, zakončovací odpory nepřipojeny). Tyto
přepínače jsou přístupné po otevření víka svorkovnice.
V případě potřeby je možno pomocí komunikačního rozhraní
nastavit datum a čas.
Před zahájením provozu je nutno dodržet dobu ohřevu 30 min.
INMAT 57D je vybaven dvouřádkovým displejem pro
zobrazování naměřených a vypočtených hodnot, varovných
hlášení a údajů o konfiguraci. Naměřené hodnoty se zobrazují
v horním řádku alfanumerického displeje včetně jednotek a
patřičného nápisu na spodním řádku displeje. Nápisy jsou
zobrazovány včetně diakritiky.
K zobrazování varovných hlášení slouží spodní řádek displeje.
Pokud bylo splněno více podmínek pro zápis chybových
hlášení během provozu, řadí se varovná hlášení do seznamu
varovných hlášení, která lze prohlížet v menu Diagnostika. Na
displeji může být zobrazován buď pouze příznak chyby
(blikající zvoneček) nebo nejaktuálnější varovné hlášení
formou běžícího textu. Chování diagnostiky lze nastavit v
menu Nastavení/Diagnostika nebo pomocí SWK45702.
Pozn.: Nastavení času současně pro celou skupinu přístrojů
se stejným nastavením linky a stejným heslem je možné
pomocí broadcast (skupinové) adresy 255. Podrobný popis
nastavování je součástí HELPu komunikačního programu a
popisu komunikačního protokolu.
Obsluha přístroje se provádí pomocí dvou ovládacích tlačítek
klávesnice podle OBRÁZKU 1 – ROZMĚROVÝ NÁKRES.
INMAT 57D je standardně dodáván ve vícejazyčném
provedení. Uživatel může volit jazyk: čeština, slovenština,
polština, němčina, angličtina a ruština. Jazyk si nastavuje
uživatel přímo na přístroji v menu Nastavení/Jazyk nebo
pomocí SWK45702.
INMAT 57D je vybaven uživatelskými menu – Uživatel (až
třemi). V těchto menu lze uživatelsky nastavit zobrazované
veličiny a jejich pořadí. Vybírat lze ze všech údajů z menu
Provoz. Velkou výhodou menu Uživatel je to, že při běžné
obsluze přístroje lze prohlížet jen několik nejdůležitějších údajů
a není třeba listovat v rozsáhlém menu Provoz. Nastavování
menu Uživatel1 je možné přímo z měřiče v menu
Nastavení/PořVmenuUŽIVAT nebo všechna menu Uživatel
pomocí komunikačního programu SWK45702.
INMAT 57D v ověřeném provedení musí po uvedení do
provozu určený pracovník montážní a servisní organizace
opatřit značkami montážní a servisní organizace. Montážní
plomba (značka) zajišťuje plombovací šrouby na pravém boku
přístroje (viz. OBRÁZEK 1 – ROZMĚROVÝ NÁKRES).
Pro uvedení do provozu INMATu 57D bez nastavených
metrologických konstant je třeba metrologické konstanty
nastavit. INMAT 57D v tomto případě nepočítá proteklá
množství ani teplo. Tento stav je výrazně signalizován
blikáním podsvětlení displeje a chybovým hlášením
„NASTAVTE METROLOGICKÉ KONSTANTY!!!“. V programu
SWK45702 menu Zobrazení/Identifikace tento stav signalizuje
položka Sumarizace: no.
INMAT 57D umožňuje pouze jednorázové nastavení
metrologických konstant. Typické použití je například pro
nastavení impulsního čísla vodoměru nebo průměru clony. Pro
uvedení do provozu je třeba metrologické konstanty nastavit.
Tím dojde k vynulování všech sum a bilancí a INMAT 57D je
připraven k provozu. Nastavení se provádí pomocí SWK45702
v menu Zobrazení/Metrologické konstanty. V programu
položka Sumarizace: yes.
Pozn.: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn v menu
přístroje bez úpravy v dokumentaci.
NASTAVENÍ POMOCÍ OVLÁDACÍCH KLÁVES
Nastavování parametrů se provádí z menu NASTAVENÍ. Do
menu NASTAVENÍ se přepne tlačítkem ACK z HLAVNÍHO
MENU, z pozice >Menu NASTAVENÍ tlačítkem ACK. Další
stisk ACK vrací zpět, tlačítko MODE přesouvá na jednotlivé
pozice menu NASTAVENÍ.
Nastavování může být chráněno heslem. Tento stav je na
displeji signalizován symbolem klíče. V tom případě si přístroj
nejprve vyžádá zadání platného hesla. Bez jeho zadání nelze
měnit ani prohlížet nastavené parametry. Tlačítkem ACK se
lze vrátit zpět do Hlavního menu, tlačítkem MODE si přístroj
vyžádá zadání platného hesla, což je signalizováno blikajícím
kurzorem pod první pozicí hesla. Tlačítkem MODE lze cyklicky
měnit hodnotu (0 až 9). Tlačítko ACK posouvá na další místo
zadávaného hesla, na které lze opět měnit hodnotu tlačítkem
MODE. Po korektním zadání čtvrtého místa hesla tlačítkem
ACK, INMAT přepne do nastavovacího režimu. Pokud se zadá
heslo špatně, objeví se nápis "Heslo je špatně! čekejte ..." a za
cca 5sec se přístroj vrátí do Hlavního menu.
navíc možnost nastavit Modbus endianitu a maximální délky
telegramů pro jednotlivé komunikační protokoly pro linyk A a
JAZYK - NASTAVENÍ/ > Jazyk
Stiskem tlačítka ACK přístroj přepne do režimu nastavení
jazyka přístroje. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu
NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne na aktuální jazyk.
Tlačítkem MODE se cyklicky nastavuje jiný jazyk. To, který
jazyk je navolen, je signalizované symbolem [● u ostatních je
symbol [○. Menu se opustí dvojím stiskem tlačítka ACK.
DISPLEJ - NASTAVENÍ/ > Displej
parametrů podsvětlení a kontrastu displeje a nastavení
rychlosti obnovování údajů na displeji a rychlosti posuvu
nápisů. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu
NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne na nastavování.
Podsvětlení může být vypnuto, trvale zapnuto nebo zhášeno
po nastaveném počtu minut. Tlačítkem MODE se cyklicky
mění parametr podsvětlení.
Tlačítkem ACK se přepne na nastavení kontrastu displeje,
jehož hodnotu můžeme zvyšovat tlačítkem MODE (vedle
hodnoty kontrastu svítí symbol ▲), další stisk ACK přepne na
možnost snižovat kontrast (svítí symbol ▼). Parametr
kontrastu se pohybuje v rozsahu 10.
Následující stisk ACK umožní nastavit čas, za který budou
obnovovat údaje na displeji = Refresh. Čas můžeme zvyšovat
tlačítkem MODE (vedle hodnoty kontrastu svítí symbol ▲),
další stisk ACK přepne na možnost snižovat kontrast (svítí
symbol ▼). Čas můžeme snižovat tlačítkem MODE. Parametr
Refresh je možno měnit v rozsahu 1 s až 9,9 s. Implicitně je
nastavena hodnota 2,1 s. Delší čas je vhodný použít při
nízkých okolních teplotách, kdy má LCD displej pomalejší
odezvu nebo např. pokud obsluha nestihne opsat stav
počítadla během implicitně nastaveného času.
Následující stisk ACK umožní nastavit rychlost posouvání
textu chybových hlášení a rychlost blikání nápisů. Čas
můžeme zvyšovat tlačítkem MODE (vedle hodnoty svítí
symbol ▲), další stisk ACK přepne na možnost snižovat
rychlost (svítí symbol ▼). Parametr možno měnit v rozsahu
0,05 s až 1,50 s. Implicitně je nastavena hodnota 0,4 s.
Dvojí stisk ACK vrátí zpět do menu NASTAVENÍ.
ZADÁNÍ A NASTAVENÍ HESLA
NASTAVENÍ/Nové heslo - Stiskem tlačítka ACK přístroj přepne
do režimu zadávání uživatelského hesla. Další stisk tlačítka
ACK vrátí zpět do menu NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne
na zadávání prvního místa hesla. Tlačítkem MODE lze cyklicky
MODE. Po zadání čtvrtého místa hesla se tlačítkem ACK
přesune kurzor na druhý řádek, kde se obdobným způsobem
potvrdí heslo. Pokud se při potvrzení zadá nové heslo špatně,
je třeba heslo nastavit znovu.
NULOVÁNÍ ČTVRTHODINOVÉHO MAXIMA - NASTAVENÍ/
> Nulování maxim
Stiskem tlačítka ACK přístroj přepne do režimu NULOVÁNÍ
MAXIM. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu
NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne na nulovací displej, na
kterém se zobrazuje čas posledního nulování a nápověda
"MODE = vynuluj". Stisk tlačítka MODE vynuluje čtvrthodinové
maximum a zobrazí nový čas vynulování. Dvojí stisk ACK vrátí
zpět do menu NASTAVENÍ. Nulování maxim lze provádět
z komunikačního rozhraní pomocí programu SWK45702.
DATUM / ČAS - NASTAVENÍ/ > Datum/čas
času. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu NASTAVENÍ,
tlačítko MODE přepne na nastavení minut. Nastavovaná
položka je signalizována blikajícím kurzorem. Změna hodnoty
se provádí cyklicky tlačítkem MODE, další položka se volí
cyklicky tlačítkem ACK. Po nastavení všech položek se
tlačítkem ACK přepne na displej s nápisem"Uložit? ACK=ano".
Stisk ACK uloží nastavenou hodnotu a vrátí do menu
NASTAVENÍ, MODE vrátí do menu NASTAVENÍ bez uložení.
BILANCE - NASTAVENÍ/ > Bilance
Bilancí. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu
NASTAVENÍ, tlačítkem MODE se přepne na volbu hodiny, ve
které se ukládají denní bilance. Čas lze cyklicky měnit
tlačítkem MODE. Tlačítkem ACK se dále přesuneme na
nastavení rychlosti střídání časových údajů na displeji.
Hodnota se zvyšuje tlačítkem MODE, po stisku ACK se
hodnota tlačítkem MODE zvyšuje. Směr je signalizován
symbolem ▲ nebo ▼ za číselnou hodnotou. Menu se opustí
dvojím stiskem tlačítka ACK.
KOREKCE ČASU - NASTAVENÍ/ > Korekce času
korekce času. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu
NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne na volbu pro automatické
přepínání letního a zimního času. Symbol [● znamená
automatické přepínání letního a zimního času, symbol
[○ znamená trvalé nastavení času bez přepínání. Změna se
provede tlačítkem MODE, tlačítkem ACK na nastavení Aging
Offset(-3 až +3, implicitně 0), kterým lze v malé míře zrychlit
nebo zpomalit hodiny v rozsahu 0,3 ppm. Kladná hodnota
zpomaluje, záporná zrychluje. Hodnota se zvyšuje tlačítkem
MODE, po stisku ACK se hodnota tlačítkem MODE snižuje.
Směr je signalizován symbolem ▲ nebo ▼ za číselnou
hodnotou. Dvojí stisk ACK vrátí zpět do menu NASTAVENÍ.
Nastavení lze též provádět z komunikačního rozhraní pomocí
programu SWK45702.
MENU UŽIVATEL - NASTAVENÍ/ > PořVmenuUžIVAT
Stiskem tlačítka ACK přístroj přepne do režimu výběru položek
z menu PROVOZ, které se budou zobrazovat v menu
UŽIVATEL. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu
NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne na první položku menu
PROVOZ. Zobrazování položky v menu UŽIVATEL znamená
symbol [● a to, že položka není zobrazována, znamená
symbol [○ .Volba položky se provádí tlačítkem MODE. Vypnutí
a zapnutí zobrazování se provede tlačítkem ACK. Při zapnutí
se položka zařadí na poslední místo seznamu. Je výhodné
nejprve vypnout zobrazení všech položek a poté je postupně
zapínat v požadovaném pořadí. Návrat do menu NASTAVENÍ
je možný tlačítkem ACK z místa, kdy na se na displeji objeví
nápis: NASTAVENÍ/ > PořVmenuUžIVAT a na druhém řádku <
ACK. Další možností je použít klávesovou zkratku, tzn. dlouhý
stisk tlačítka ACK odkudkoli z menu.
Nastavení položek a jejich pořadí v menu UŽIVATEL lze
komfortně provádět z komunikačního rozhraní pomocí
Pozn,: Přístroj může podle provedení obsahovat několik
samostatných uživatelských menu. Jejich obsluha je shodná.
KOMUNIKACE - NASTAVENÍ/ > Komunikace
parametrů komunikace. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do
menu NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne na volbu
nastavované linky. Tlačítkem MODE lze vybrat linku A nebo
B. Tlačítkem ACK se posouvá na nastavení adresy. Adresa se
zvyšuje tlačítkem MODE. Tlačítkem ACK se přepne do režimu
snižování adresy. Hodnotu lze měnit tlačítkem MODE.
Následující stisk ACK umožní nastavovat komunikační
rychlost. Tlačítkem MODE se rychlost zvyšuje a po stisku ACK
se tlačítkem MODE snižuje. Směr je signalizován symbolem ▲
nebo ▼ za číselnou hodnotou. Další stisk tlačítka ACK umožní
nastavit paritu. Tlačítkem MODE se cyklicky nastavuje jedna z
možností (bez parity/lichá/sudá/ignorovaná). Dvojí stisk ACK
vrátí zpět do menu NASTAVENÍ. Nastavení lze též provádět z
komunikačního rozhraní pomocí programu SWK45702, kde je
ROTACE MENU UŽIVATEL - NASTANENí > Rotace menu
Umožňuje zapínat a vypínat autorotaci údajů v menu
UŽIVATEL. Dále lze měnit prodlevu, za kterou se rotace spustí
po posledním stisku tlačítka – parametr Start a rychlost změny
údajů – parametr Perioda. Parametry jsou společné pro
všechna uživatelská menu.
autorotace menu Uživatel. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět
do menu NASTAVENÍ Stiskem tlačítka MODE přepneme na
přepínač zapnutí nebo vypnutí autorotace. Symbol [● znamená
zapnutou autorotaci, symbol [○ znamená vypnutou autorotaci.
Tlačítkem MODE lze hodnotu přepnout. Tlačítkem ACK se
přepne na nastavení položky Start Tlačítkem MODE se
hodnota zvyšuje, po stisku tlačítka ACK se tlačítkem MODE
hodnota snižuje. Následující stisk tlačítka ACK přepne na
nastavení položky Perioda. Nastavuje se stejným způsobem
jako Start. Následný stisk tlačítka ACK ukončí nastavování
autorotace.
displeji se během tří sekund zobrazí platná hodnota napětí
baterie a její stav (OK pro dobrou a KO pro vybitou baterii).
Na prvním řádku displeje je zobrazena teplota TBAT (uvnitř
skříně přístroje) a perioda teplotní kompenzace hodin reálného
času, kterou lze nastavit na 64, 128, 256 nebo 512 s.
Implicitně je nastaveno 512 s. Kratší perioda znamená častější
kompenzaci za cenu zkrácení životnosti baterie.
NASTAVENÍ DIAGNOSTICKÝCH ZPRÁV - NASTAVENÍ/ >
DiagnostZprávy
diagnostických zpráv. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do
menu NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne na nastavení první
diagnostické zprávy. Nastavení jednotlivých parametrů
chování chybového hlášení se provádí cyklicky tlačítkem ACK,
volba další zprávy v pořadí se provede tlačítkem MODE.
Pořadí nastavované zpráva je uvedeno na konci prvního řádku
displeje, text chybového hlášení na řádku druhém.
Návrat do menu NASTAVENÍ je možný tlačítkem ACK z místa,
kdy se na displeji objeví nápis: DiagnosticZprávy a na druhém
řádku < ACK. Další možností je použít klávesovou zkratku, tzn.
dlouhý stisk tlačítka ACK odkudkoli z menu.
Nastavení chování chybových hlášení komfortně provádět
Chybové hlášení je v INMATu jsou rozděleny na dvě skupiny:
systémové (vadná baterie, Hw chyby...) - jejich hlášení je
trvale funkční, nastavení nelze změnit
z aplikace (chyby čidel, překročen průtok, atd.) - jejich
chování je možné definovat
Chybová hlášení jsou zobrazována včetně popisu chyby a
data a času vzniku chyby.
Systémová hlášení jsou nastavena napevno (!, Hold, Msg),
chování chybových hlášení z aplikace je uživatelsky
nastavitelné přímo na přístroji v menu NASTAVENÍ nebo
Toto tlačítko umožňuje postupnou volbu zobrazení hodnot
jednotlivých veličin z vybraného menu. Po zmáčknutí tlačítka
se automaticky zobrazí následující údaj. Tlačítko je ošetřeno
funkcí autorepeat tj. při držení se zobrazované veličiny
samočinně volí. Měření, ani jiné funkce nejsou aktivací tlačítka
MODE nijak ovlivněny. V menu NASTAVENÍ slouží tlačítko
MODE ke změně nastavované položky.
Napětí baterie je kontrolováno po startu přístroje a jednou
každý den ve 24:00. Na případný špatný stav baterie
upozorní systém diagnostiky. Baterie se též mění při
následném ověření.
Tlačítko ACK
Tlačítko ACK má několik funkcí podle režimu, ve kterém se
přístroj nachází. Hlavní funkcí je zpětné listování v položkách
menu. Druhou funkcí je přepínání mezi jednotlivými menu.
Další funkce je přepínání jednotlivých nastavovaných položek
v menu NASTAVENÍ (např. při nastavování hesla).
- Dlouhý stisk tlačítka ACK vrací odkudkoli zobrazení do
HLAVNÍHO MENU na místo pro přepnutí do menu
- Stiskem tlačítka ACK, následným přimáčknutím tlačítka
MODE a podržením obou se přepne do menu
DIAGNOSTIKA. Následně je třeba uvolnit tlačítko ACK a
následně MODE.
POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ
Zobrazované údaje se dělí do několika skupin – HLAVNÍ
MENU, UŽIVATEL1, UŽIVATEL2, UŽIVATEL3, PROVOZ,
BILANCE, DIAGNOSTIKA, NASTAVENÍ, KONFIG A SERVIS.
Význam nastavení:
● - při chybě výstražně bliká podsvětlení displeje
○ - blikání podsvětlení při chybě vypnuto
● - Pokud nastane chyba tak chybové hlášení
zůstává i po skončení chyby až do potvrzení
○ - Chybové hlášení se zobrazuje pouze po dobu
trvání chyby
● - Chybové hlášení roluje na spodním řádku
○ - Na displeji bliká zvoneček, chyby jsou
vypsány v menu Diagnostika
Přepínání mezi jednotlivými skupinami údajů se děje
Pomocí tlačítka MODE navolíme na prvním řádku
displeje nápis pro přepnutí
(např. PROVOZ -> servis). Velkým písmem je
zobrazen aktuální režim, malým písmem režim, do
kterého je možno přepnout.
Stiskem tlačítka ACK (viz. nápověda na druhém
řádku displeje) zvolíme nový režim. Nápis se změní
na opačný (SERVIS -> provoz)
Tlačítkem MODE můžeme nyní volit zobrazované
údaje ze zvoleného menu.
! ○Hold ○Msg ○
- chybové hlášení vypnuto
! ○Hold ○Msg ●
- na displeji po dobu trvání chyby roluje
! ○Hold ●Msg ○
- na displeji bliká pouze zvoneček a chyba
zůstává uložena až do potvrzení ACK
! ○Hold ●Msg ●
- roluje na displeji a chyba zůstává
uložena až do potvrzení ACK
! ●Hold ○Msg ○
- při chybě bliká výstražně displej a bliká
! ●Hold ○Msg ●
- při chybě bliká výstražně displej a na
displeji roluje chybové hlášení
! ●Hold ●Msg ○
- při chybě bliká výstražně displej, chyba
zůstává uložena až do potvrzení ACK,
bliká zvoneček
!●Hold ●Msg ●
roluje chybové hlášení
Hlavní menu slouží k přepínání mezi jednotlivými režimy:
NASTAVENÍ, KONFIG A SERVIS – viz OBRÁZEK 4 STRUKTURA HLAVNÍHO MENU.
V menu PROVOZ jsou zobrazovány prakticky všechny
vyhodnocované veličiny včetně časových údajů a uživatelsky
nastavitelného řetězce, na kterém si uživatel může nastavit
např. název měřeného okruhu apod. viz. OBRÁZEK 5 STRUKTURA MENU PROVOZ.
UŽIVATEL (1, 2 a 3)
V menu UŽIVATEL jsou zobrazovány vybrané položky z menu
PROVOZ viz. OBRÁZEK 6 - STRUKTURA MENU UŽIVATEL.
Uživatel může nastavit nejen, které položky budou zobrazeny,
ale též jejich pořadí. Výběr a nastavování je možný z menu
NASTAVENÍ nebo z počítače pomocí obslužného programu
V tomto menu jsou zobrazovány protečená množství a energie
za poslední hodiny, dny, měsíce a roky.
Struktura údajů je na OBRÁZKU 7 - STRUKTURA MENU
BILANCE. Menu se opustí dlouhým stiskem tlačítka ACK.
Pozn.: V uvedeném pořadí se mění chování chybového
hlášení při nastavování.
BATERIE - NASTAVENÍ/ > Baterie
Stiskem tlačítka ACK přístroj přepne do režimu měření napětí
baterie. Další stisk tlačítka ACK vrátí zpět do menu
NASTAVENÍ, tlačítko MODE přepne do režimu měření. Na
V tomto menu se zobrazují chybová hlášení, tzn. jejich počet a
u jednotlivých hlášení čas vzniku chyby a text chybového
hlášení, viz. OBRÁZEK 8 - STRUKTURA MENU
DIAGNOSTIKA. Jednotlivé chyby lze v tomto menu potvrdit a
vymazat stiskem tlačítka ACK. Symbol zvonku v místě mezi
datem a časem, který znamená příznak chyby, zmizí. Pokud
chyba nadále trvá, objeví se opět symbol zvonku a aktuální
Konfigurační údaje v sobě zahrnují data o typovém čísle a
výrobním čísle přístroje, verze výpočtů, verze firmware. Dále je
v tomto menu zobrazován druh aplikace, výpočtové parametry,
rozsahy vstupních a výstupních signálů, jejich význam atd.
Struktura údajů je na OBRÁZKU 9.
Pozn.: V režimu KONFIG je na druhém řádku displej
zobrazován pouze příznak případné chyby zjištěné
diagnostikou. Běžící popis chyby není zobrazován. Případná
varovná hlášení se objeví po přepnutí do jiného režimu
(UŽIVATEL, PROVOZ, SERVIS). Pokud obsluha nechá
přístroj v režimu KONFIG, přístroj se po osmi minutách přepne
do režimu UŽIVATEL na 1. položku a tím se zajistí
zobrazování varovných hlášení.
V tomto menu lze nastavovat nové heslo, datum a čas,
automatické přepínání letního a zimního času, parametry
komunikačního rozhraní, volit jazyk přístroje, nastavovat
zhášení podsvětlení displeje, kontrast displeje a rychlost
obnovování údajů na displeji, nastavovat položky v menu
UŽIVATEL, chování diagnostických zpráv, zobrazovat stav
baterie a nulovat maxima. Změny nastavení lze chránit
heslem. Aktivní uživatelské heslo je v menu NASTAVENÍ
signalizováno symbolem klíče.
Struktura menu NASTAVENÍ bez hesla je na OBRÁZKU 11,
s heslem na OBRÁZKU 12.
V menu SERVIS se zobrazují parametry komunikačního
rozhraní (adresa, rychlost, parita), dále se zobrazují doplňující
údaje, které slouží k detailnější informaci o měřeném objektu
(entalpie a měrný objem média, teplota sytosti, ...) a hodnoty
vstupních signálů. Struktura menu SERVIS viz. OBRÁZEK10 STRUKTURA MENU SERVIS.
OBRÁZEK 4 - STRUKTURA HLAVNÍHO MENU
> Hlavní Menu
< Menu UŽIVATEL1
< Menu UŽIVATEL2
< Menu UŽIVATEL3
< Menu PROVOZ
< Menu BILANCE
> Menu DIAGNOSTI
> Menu NASTAVENÍ
> Menu KONFIG
> Menu SERVIS
OBRÁZEK 5 - STRUKTURA MENU PROVOZ
OBRÁZEK 6 - STRUKTURA MENU UŽIVATEL
UzivatelskyDefin
ovatelnyRetezec
Uživ. displej 1
Prov. displej 1
Uživ. displej x
Prov. displej x
1234d 12h 12m
středa 12:12:12
OBRÁZEK 7 - STRUKTURA MENU BILANCE
Dlouhým stiskem tlačítka ACK
lze přepnout do menu UŽIVATEL1
Vybírání položky tlačítkem ACK
_ rrrrmmdd.hh:mm
2010mmdd.hh:mm
0.00000000000000 ACK ACK
0.00000000000000 ACK
rrrrmmdd.hh:00
_ rrrmmdd.hh:mm
ACK 0.00000000000000 ACK
2009mmdd.hh:mm
rrrmmdd.hh:15
0.00000000000000 ACK ACK 0.00000000000000 ACK
rrrmmdd.hh:45
2000mmdd.hh:mm
Vybírání hodnoty
tlačítkem MODE
Po přepnutí se krátce zobrazí
identifikace proměnné např:
E1 [GJ]
OBRÁZEK 8 - STRUKTURA MENU DIAGNOSTIKA
Počet chybových hlášení
rrrmmdd hh:mm
chybové hlášení 1
Příznak chyby
ACK = potvrzení
chybové hlášení x
text chybového
OBRÁZEK 9 - STRUKTURA MENU KONFIG
OBRÁZEK 10 - STRUKTURA MENU SERVIS
1)M-Bus Rx Tx
0 115200 none
TYP 457 123456
175,22 ohm
Odpor teploměru
115,68 ohm
17,522 mA
Signál tlakoměru
Imp.zPrůtokoměru
Verze výpočtů
FWrrrmmdd hh:mm
DTrrrmmdd hh:mm
OBRÁZEK 11 - STRUKTURA MENU NASTAVENÍ - bez hesla
Nové heslo: 0000
MODE = vynuluj
20091130-14:49
Středa 18:55:00
Letní/zimní:
AgingOffset:
Nastavení času lze
uložit okamžitě
(tlačítko MODE)
> Datum/čas
> Korekce času
Světlo: 6min 0
Obnov:2.00s0.45s
MODE volí
Ulož v 0:00 1.0s
20120412-11:11
PořVMenuUživatel
! Hold Msg[xy
tBAT 28.75°C 512s
VBAT 3.03V OK
ACK vybírá
nebo ruší
> PořVmenuUžIVAT
Popis položky x
> Rotace menu
> DiagnostZprávy
Změna se uloží
do 1s po opuštění
ACK cyklicky
mění způsob
OBRÁZEK 12 - STRUKTURA MENU NASTAVENÍ - s heslem
Příznak použití
UŽIVATELSKÉ A METROLOGICKÉ HESLO
a METROLOGICKÝM heslem. Tato hesla blokují změny
některých parametrů (čas a datum, uživatelské konstanty, ....).
signalizuje diagnostika přístroje. Stav baterie lze zjistit
i v menu NASTAVENÍ/BATERIE.
Při výměně baterie zůstávají uložená data neporušena. Pokud
bude při výměně baterie vypnuto napájení, je nutno nastavit
datum a čas v přístroji.
Při zápisu některé z chráněných hodnot si INMAT 57D vyžádá
vložení platného hesla. Jestliže je heslo správné, povolí se
zápis dat do přístroje
OBSLUHA A ÚDRŽBA STANOVENÁ MĚŘIDLA
U stanovených měřidel je nutné dodržovat předepsanou dobu
pro následné ověření v intervalech stanovených vyhláškou
MPO č.345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výměnu a připojení ověřovaných přístrojů provádí oprávněný
pracovník montážní nebo servisní organizace, který snímače
opětovně zaplombuje.
Obnovit úřední značku může pouze pracovník AMS nebo ČMI.
Pokud byla znehodnocena nebo odstraněna úřední značka,
zaniká platnost ověření měřidla.
Uživatelské heslo je možno změnit nebo vyřadit z činnosti.
K této změně je nutná znalost aktuálního uživatelského hesla.
Uživatelské heslo lze natrvalo odblokovat vložením hodnoty
hesla "0000" (4 nuly). Nastavením jiné hodnoty se funkce
hesla opět obnoví.
Heslo má délku 4 znaky ['0' až '9'], a lze ho měnit v menu
Nastavení / Uživatelské heslo nebo z počítače a programu
Heslo lze změnit tak, že se nejprve zapíše nyní platné heslo,
a po jeho potvrzení se 2 × po sobě vloží nové heslo
(s potvrzením). Druhé vložení hesla je určeno pro kontrolu
a nesouhlasí-li s prvním, nové heslo se nenastaví.
Konstrukce přístroje nevyžaduje dodávání náhradních dílů.
Výrobce ručí ve smyslu § 429 obchodního zákoníku
a ustanovení § 620, odst. 2 občanského zákoníku za technické
a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční
doba trvá 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li
smluvně stanoveno jinak. Reklamace vad musí být uplatněna
písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název
výrobku, objednací a výrobní číslo, datum vystavení a číslo
dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se
domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě,
musí tak učinit v původním obalu výrobce anebo v jiném obalu,
zaručujícím bezpečnou přepravu.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným
zásahem do přístroje, jeho násilným mechanickým
poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku
a návodu k výrobku.
INMAT 57D je dodáván s uživatelským heslem nastaveným na
0000, tzn. heslo je vypnuto.
Měřič INMAT 57D v provedení pro měření plynu umožňuje
změnu jeho složení (dle provedení dv, %CO2, %N2, %H2, Hs,
Vc, Pc, Tc, ). Změna se provádí softwarově pomocí počítače
připojeného ke komunikačnímu rozhraní. Změna je možná
v případech, kdy je kompresibilita dle AGA NX 19mod.,
SGERG 88 nebo viriálního rozvoje.
Změna parametrů plynu je chráněna uživatelským
a metrologickým heslem, bez nichž je tato změna vyloučena.
Při zápisu některé hodnoty do INMATU (složení zemního
plynu, čas a datum, adresa, uživatelské konstanty, parametry
archivace, ...) si INMAT 57D vyžádá prostřednictvím výzvy na
počítači vložení platného hesla. Jestliže je heslo správné,
povolí se zápis dat do přístroje. Při změně parametrů plynu
dochází k zápisu do archivu změn. Do archivu změn ukládá
datum a čas změny, nové parametry a kdo provedl změnu
(uživatel, metrolog nebo změna bez hesla při vypnutém hesle).
Přístroje opravuje výrobce. Do opravy se přístroje zasílají
v původním nebo rovnocenném obalu označeném dle ČSN EN
ISO 780: OPATRNĚ ZACHÁZET - KŘEHKÉ.
Archiv změn je možno číst pomocí rozhraní RS485. Pomocí
uživatelského hesla je možno provést 100 změn, po jejichž
vyčerpání je možné další změny provést pouze za použití
metrologického hesla. Toto heslo může uvolnit archiv změn
pro nové nastavování (opět 100 změn).
VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE
Provádí se v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb.
Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv
Výrobky vyřazené z provozu včetně jejich obalů (mimo výrobky
označené jako elektrozařízení pro účely zpětného odběru
a odděleného sběru elektroodpadu a baterie) je možno ukládat
do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu.
Výrobce zajišťuje bezplatný zpětný odběr označeného
elektrozařízení (od 13.8.2005) a baterií od spotřebitele
a upozorňuje na nebezpečí spojené s jejich protiprávním
odstraňováním.
Obal přístroje je plně recyklovatelný.
Kovové části výrobku se recyklují, nerecyklovatelné plasty,
elektroodpad a baterie se likvidují v souladu s výše uvedeným
Podrobný popis práce s heslem je obsažen v Helpu
obslužného programu dodávaného výrobcem přístroje.
Zapomenuté heslo je možné odblokovat pouze u výrobce
a za porušení plomb a ztráty platnosti ověření!
Výměna interní baterie (CR2032) se provádí při následném
ověření, resp. nejdéle po 5ti letech. Pokud dojde k vybití interní
baterie dříve, je třeba ji vyměnit. Vybití interní baterie
TP – 304337/a – NÁVRH k připomínkám - POUZE PRO INFORMACI
TYP 457 - Měřič INMAT 57
Obrázek 13 – TYPOVÉ VARIANTY ZAPOJENÍ ANALOGOVÝCH VSTUPŮ
Konkrétní zapojení jednotlivých přístrojů je součástí průvodní dokumentace k přístroji
a) R I I – R I I - 2x odporový vstup – standardní provedení
b) R R I – R R I - 4x odporový vstup – standardní provedení
c) I I I – I I I - bez odporových vstupů – standardní provedení
d) R R I – I I I - 2x odporový vstup – zvláštní provedení
e) R I I – I I I - 1x odporový vstup – zvláštní provedení
f) R R I – R I I - 3x odporový vstup – zvláštní provedení
TABULKA 4 - TYPOVÉ VARIANTY PŘIŘAZENÍ VSTUPNÍM SIGNÁLŮ VSTUPŮM INMATU
Konkrétní přiřazení je součástí průvodní dokumentace k přístroji
Měření tepla předaného vodní párou - přímá metoda
Jednookruhové měření
Varianta vstupů
Signál ze snímače teploty Pt100 ve čtyřvodičovém zapojením
Signál ze snímače teploty s převodníkem na unifikovaný proudový signál
Signál ze snímače tlaku
Signál z průtokoměru frekvenční nebo impulsní
Signál z průtokoměru unifikovaný proudový
dp1/dp1H
Signál ze snímače tlakové diference nebo ze snímače tlakové diference H
Signál ze snímače tlakové diference L
RII–RII
IMP1/FR1
Dvouokruhové měření
Signál ze snímače tlakové diference
IMP2/FR2
Měření tepla předaného vodní párou - přímá metoda a měření kondenzátu
(Signál ze snímače tlaku – volitelně)
Měření tepla předaného vodní párou - nepřímá metoda
RRI–RRI
(kondenzát
Signál z průtokoměru nebo vodoměru frekvenční nebo impulsní
Signál ze snímače teploty Pt100 ve čtyřvodičovém zapojením (přívodní)
Signál ze snímače teploty Pt100 ve čtyřvodičovém zapojením (vratné)
RRI–III
Měření protečeného množství kapalin, měření průtoku a tepla v kondenzátu
dp2/dp2H
*), **) Alternativní použití daného vstupu pro jeden ze signálů
I2 *)
I5 **)
Měření protečeného množství kapalin hmotnostním průtokoměrem
Signál z průtokoměru nebo plynoměru frekvenční nebo impulsní
Signál z analyzátoru – obsah dílčí složky (volitelné)
TABULKA 5 - VÝZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ
Dvouvodičový převodník 4 až 20 mA (napájeno z INMATu)
např.: snímač tlaku, tlak. diference, průtokoměr
Zdroj proudu 0/4 až 20 mA
REED kontakt (5 V / 10 mA)
Otevřený kolektor (5 V / 10 mA)
Teploměr Pt100 - čtyřvodičové připojení
Proudový vstup 1
Proudový vstup 2
Proudový vstup 3
Odporový vstup 1
Odporový vstup 2
IMP/FR
Impulsní/ frekvenční vstup
IOUT/IMPOUT
Proudový/ Impulsní výstup
Signály rozhraní RS485
Poloha přepínače pro průchozí přístroj na rozhraní RS485
Poloha přepínače pro koncový přístroj na rozhraní RS485
Komunikační rozhraní M-Bus
Signály rozhraní M-Bus
TABULKA 6 - ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ SOFTWARE
Verze aplikace je zobrazována ve tvaru: "Nazev X.XX/XXXX"
X.--/----.XX/----.--/XXXX
Hmotnosti prutokomer bez korekce na teplotu a tlak
Pára přímou metodou
Pára nepřímou metodou
Plyn s měřením dílčí složky
Voda - teplo ve vodě/chlad
Voda - teplo ve vodě obousměrný průtokoměr
úpravy podlehající přezkoušení v ČMI (doplnění/rozšíření výpočtu)
opravy aplikace - nepodléhající přezkoušení v ČMI
(chyby na displeji, úpravy textu v aplikaci atd)
nemetrologické úpravy - požadavky zákazniků
(doplnění měření teploty, doplnění popisu na displeji atd. )
1.00/CMi0"
 ZPA Nová Paka, a.s.
období, které chce vyčíst (obdobným způsobem jak ukazuje Obrázek 3 - Vyčtení archivace).Dále umožňuje volbučíselného formátu zobrazených dat (viz. Komunikační protokol INMAT 57).
základě vlastností jednotlivých molekul z nichž se látka skládá. Můžeme postupovat tak, že spojujeme molekuly po jedné dohromady, tj. vytváříme klastry a při tom sledujeme, jak se určitá vlastnost...
stiskem klávesy 'ESC'. Po tomto potvrzení bude funkce zařízení obnovena. Porucha měření tlaku v soustavě. Měřící signál z čidla tlaku je mimo měřící rozsah. Zásah obsluhy: Zjištění, zda v topném sy...
Provedení vynulování. Pokud je prováděna tára, přepne tato klávesa režim zobrazení na čistou hmotnost nebo hrubou hmotnost.
c AC-15: A 600 nebo Ue = 600 V, le = 1,2 A nebo Ue = 240 V, Ie = 3 A a DC-13: Q 600 nebo Ue = 600 V, le = 0,1 A nebo Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 947-5-1. Doplnûk A
Velkou výhodou přístroje je možnost číst archivovaná data inkrementálně. Dotaz pro čtení Archivace, Bilancí a logu událostí, může obsahovat (4B) časovou známku naposledy čtených dat. Je tedy možné ...
Snímač teploty odporový do klimatizace nebo do jímky 213
pro dálkové měření teploty plynného prostředí v klimatizačních kanálech • snímač teploty odporový s jímkou je určen pro dálkové měření teploty proudících tekutin, pro které je jímka snímače svými v...
PT33 - ploché (do drážky motoru) PT36 - zalité, plášť z izolantu

References: zákona č. 505
 čl. 6
 čl. 6
 čl. 6
 zákona č. 505

zákona č. 505

zákona č. 142
 § 5
 § 19
 § 429
 § 620