Source: http://docplayer.es/10062308-Hardware-y-software-de-la-adquisicion-de-datos.html
Timestamp: 2018-06-19 07:28:30+00:00

Document:
HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS - PDF
Download "HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS"
1 HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS Esta lección describe el hardware y el software de la adquisición de datos. Tenemos los siguientes apartados: A. Descripción del hardware DAQ B. Componentes del dispositivo DAQ C. Consideraciones de la configuración D. Software DAQ E. NI-DAQ F. Measurement & Automation Explorer (MAX) Página 1 de 15
2 A. DESCRIPCION DEL HARDWARE DAQ Un sistema DAQ está formado por tres tipos básicos de hardware, un bloque Terminal, un cable y un instrumento DAQ. Este apartado describe cada tipo de hardware, se centra en la función que desempeñan los componentes del instrumento DAQ. 1 Señal 4 Instrumento DAQ 2 Bloque Terminal 5 PC 3 Cable Después de convertir el fenómeno físico en una señal mensurable con o sin acondicionarla, se debe adquirir esa señal. Para adquirir la señal es necesario un bloque Terminal, un cable, un dispositivo DAQ y un PC. Esta combinación de hardware puede transformar un PC estándar en un sistema de medición y automatización. El Bloque Terminal y el Cable El bloque Terminal consiste en unos terminales de conexión para las señales y otro conector para poder conectarlo al dispositivo DAQ. Estos bloques terminales tienen 100, 68 o 50 terminales. El tipo que se debe elegir depende de dos factores, el dispositivo y el número de señales a Página 2 de 15
3 medir. Un bloque de 68 terminales tiene más terminales de tierra que uno de 50. Al tener más terminales de tierra la probabilidad de tener interferencias entre señales disminuye. Los bloques terminales pueden ser blindados o no-blindados, los blindados ofrecen una mayor protección contra el ruido. A continuación se muestra el layout de las terminales del bloque Terminal. 1 señal 2 bloque Terminal 3 cable 4 conector de 68-pines El cable lleva la señal del bloque Terminal al dispositivo DAQ. Accesorio de señales DAQ Dispositivo DAQ Los dispositivos DAQ tienen cuatro elementos estándares: entradas analógicas, salidas analógicas, E/S digitales y contadores. Los dispositivos Página 3 de 15
4 DAQ más comunes de National Instruments son de las series E y M. La serie E consta de 16 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 8 líneas digitales de E/S y 2 contadores. La serie M se diferencia de la serie E por tener 24 líneas digitales de E/S y dos contadores/temporizadores. Se puede transferir la señal que se mide con el dispositivo DAQ al PC a través de diferentes estructuras de buses. Si no se dispone de un dispositivo DAQ se puede simular uno mediante el Measurement and Automation Explorer. B. COMPONENTES DE UN DISPOSITIVO DAQ En la siguiente ilustración se pueden apreciar los componentes de un dispositivo DAQ. 1 Circuiteria de interfaz E/S del PC 3 Real time System integration 2 Conector E/S (RTSI) Bus Interfaces Un típico dispositivo DAQ tiene 3 interfaces para recibir y enviar señales: el conector de entradas y salidas, la Circuitería de interfaz E/S del PC y Real time System integration (RTSI) Bus. Conector E/S-- El conector E/S es el medio por el cual las señales entran y salen del dispositivo DAQ. El conector tiene 100, 68, 50 pines dependiendo del dispositivo. Un extremo del cable se conecta al conector E/S y el otro extremo al bloque Terminal. Circuiteria de interfaz E/S del PC transfieren la información entre el DAQ y el PC se pueden diferenciar dependiendo del protocolo de bus que se utilice. Página 4 de 15
5 Bus RTSI Comparte y sincroniza señales entre varios DAQ en el mismo ordenador. Por ejemplo, si tenemos dos dispositivos para realizar entradas analógicas al mismo tiempo, se puede compartir una señal de reloj a través del bus RTSI a los dos dispositivos, por lo tanto usan la misma señal de reloj. Circuiteria de entrada analógica Después de entrar por el conector E/S, la señal analógica de entrada pasa a través de la circuiteria de entrada analógica antes de pasar al convertidor analógico digital. La circuiteria consiste en un multiplexor y un amplificador de instrumentación. En la siguiente figura se muestran los detalles de la circuiteria. 1 Circuiteria de la entrada analógica 2 Multiplexor 3 Amplificador de instrumentación Multiplexor: El multiplexor es un switch que conecta solo un canal de entrada, entre varios canales, al amplificador de instrumentación al mismo tiempo. El multiplexor rota la señal haciendo pasar uno cada vez. LabVIEW controla el orden en el que el multiplexor conecta las señales entrantes. Amplificador de instrumentación: Puede amplificar o atenuar la señal que recibe. Página 5 de 15
6 El propósito del amplificador es hacer que la señal se adecue al rango del ADC. Convertidor analógico a digital (ADC): El ADC es un dispositivo electrónico que convierte la tensión analógica en un número digital para enviarlo al ordenador para interpretación usando la circuiteria de interfaz de E/S. La circuiteria de entrada analógica combina con el ADC para adquirir una señal analógica para medir el nivel, la forma o la frecuencia de la señal. En la siguiente ilustración se muestra el ADC. Convertidor Digital Analógico Un DAC coge un numero digital que ha sido enviado del ordenador a través de la circuiteria de interfaz E/S del PC, y lo convierte en una señal analógica que es la salida del conector E/S. Un DAC se utiliza para la generación de señales DC, tonos específicos (frecuencias) y formas de onda (formas). Se puede usar la funcionalidad de la salida analógica de un dispositivo DAQ en Página 6 de 15
7 aplicaciones desde sistemas de control usando un control PID, a controlar servo motores, para generar una serie de tonos específicos para una sirena o alarma. En la siguiente ilustración se ve un DAC. Circuitería Digital E/S La circuitería digital E/S puede tener funciones de entrada y salida. Se puede utilizar la funcionalidad digital E/S del dispositivo DAQ en aplicaciones desde monitorizar un switch hasta ver si han cambiado los estados que controlan un relé. El siguiente dibujo se muestran los detalles de una circuitería E/S. Página 7 de 15
8 Circuito Contador Los contadores adquieren y generan señales digitales. Sus señales de tiempo integradas llamadas timebases hacen que sean ideales para medir la frecuencia de una señal digital. Página 8 de 15
9 C. CONSIDERACIONES PARA LA CONFIGURACIÓN. Estos son algunos aspectos de los circuitos con entradas y salidas analógicas que afectan a la configuración del dispositivo DAQ. La resolución y rango del ADC La ganancia aplicada por el amplificador de instrumentación La combinación de la resolución, rango y ganancia para calcular la propiedad llamada valor ancho de código. Resolución El número de bits usados para representar una señal analógica determina la resolución del ADC. Cuanto mayor sea la resolución del DAQ, mayor es el numero de divisiones en las que el sistema puede romper el rango del ADC, por lo tanto, menor será el cambio detectable. Un ADC de 3 bit divide el rango en 2 3 divisiones. Un código binario o digital entre 000 y 111 representa cada división. En la imagen siguiente vemos una función senoidal de 5kHz obtenida con un ADC de 3 bits. La señal obtenida no representa adecuadamente la señal original, aumentando la resolución de 3 bit (2 3 =8 divisiones) a 16 bit (2 16 = divisiones) hace que la representación que se obtiene sea mucho más precisa. Rango del dispositivo El rango se refiere a los niveles máximo y mínimo de la señal analógica que el ADC puede digitalizar. Muchos dispositivos tienen el rango seleccionable (normalmente de 0 a 10 V o de -10 a 10 V). Se puede igualar el rango del ADC con el de la señal para obtener una mayor resolución para poder medir con precisión la señal. En la siguiente ilustración el ADC de 3bit de la figura 1 tiene ocho divisiones en un rango de 0 a10 V (rango unipolar). Si seleccionamos un rango de -10 a 10 V (rango bipolar) como se puede ver en la figura 2. El mismo ADC Página 9 de 15
10 Amplificación La amplificación o atenuación de la señal ocurre antes de que dicha señal se digitalice para mejorar su representación. Amplificando o atenuando la señal podemos decrementar el rango de entrada de un ADC y esto permite al ADC utilizar tantas divisiones digitales como sea posible para representar la señal. Por ejemplo en el próximo dibujo se muestra los efectos de amplificar una señal que oscila entre 0 y 5V utilizando un ADC de 3 bits en una amplitud de 0 a 10V. Sin amplificación (ganancia=1) el ADC en la conversión solamente utiliza 4 de las 8 divisiones. Para amplificar la señal dos veces antes de digitalizar, la señal utiliza las 8 divisiones y la representación de la señal es mucho más exacta. De este modo el dispositivo tiene permitido un rango de entrada de 0 a 5V porque cualquier señal por encima de los 5V cuando se amplifica con un factor de 2 hace que la entrada del ADC sea mayor que 10V. Página 10 de 15
11 El rango, resolución y la amplificación disponible en un dispositivo DAQ determinan el menor cambio en la tensión de entrada. Este cambio en voltios representa el LSB (bit de menor peso) y es llamado también ancho de código. Ancho de código El ancho de código es el cambio más pequeño que puede detectar un sistema. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Ancho de código= Rango de voltaje resolución en bits Amplificación x 2 Cuanto más pequeña es la anchura del código, el dispositivo puede representar con mayor exactitud la señal. Mayor resolución = menor ancho de código = representación más exacta de la señal. Mayor amplificación = menor ancho de código = representación más exacta de la señal. Mayor rango = mayor ancho de código = representación menos exacta de la señal. D. SOFTWARE DAQ El último componente de un sistema completo DAQ es el software. La computadora recibe la información virgen a través del dispositivo DAQ. La aplicación presenta y manipula la información virgen en una forma que se pueda comprender. El software también controla el sistema DAQ mandando al dispositivo DAQ cuando y de qué canales adquirir datos. El software DAQ actúa como un simple interfaz de programación para programar la entrada analógica, salida analógica, E/S digitales, y contadores/temporizadores en centenares de multifunciones de dispositivos hardware DAQ. Normalmente, el software de DAQ incluye drivers y aplicaciones software. Los drivers son únicos para el dispositivo o tipo de dispositivo e incluyen el sistema de comandos que el dispositivo acepta. El programa de aplicaciones, como LabVIEW, envía los comandos de drivers, por ejemplo adquirir y devolver una lectura del termopar. El programa de aplicaciones también muestra y analiza los datos adquiridos. Los dispositivos de medida del NI incluyen el software de los drivers. Página 11 de 15
12 Un sistema de medida consiste en las siguientes aplicaciones informáticas: NI-DAQ-Software que controla el dispositivo DAQ. Measurement & Automation explore (MAX)- software de comunicación entre LabVIEW y NI-DAQ. LabVIEW- Software utilizado para crear una aplicación para enviar comandos al driver y adquirir, analizar y representar datos. E. NI-DAQ El NI-DAQ contiene dos drivers NI-DAQ: El Tradicional y NI-DAQmx. Cada uno con su interfaz de programación(api), la configuración de hardware, y la configuración de los programas. Se utiliza el software NI- DAQ para la comunicación con dispositivos NI DAQ, tales como los dispositivos (MIO) de múltiples funciones de entrada-salida de la serie M y de la serie E y los módulos del condicionamiento de señal de SCXI. Este curso describe el desarrollo de LabVIEW usando solamente el NI- DAQmx. NI-DAQ es compatible con las siguientes aplicaciones informáticas y los lenguajes de programación: National Instruments LabVIEW National Instruments Real-Time Module National Instruments LabWindows/CVI National Instruments Measurement Studio Microsoft Visual C/C++ Microsoft C#.NET Microsoft Visual Basic.NET ANSI C NI-DAQ tradicional El NI-DAQ tradicional es una mejora del NI-DAQ 6.9.x, la versión anterior de NI-DAQ. El NI-DAQ tradicional tiene las mismas VIs y funciones y trabaja la de la misma manera que el NI-DAQ 6.9.x. Se puede utilizar el NI-DAQ tradicional en la misma computadora que el NI- DAQmx, que no se puede hacer con NI-DAQ 6.9.x NI-DAQmx El NI-DAQmx es el último driver de NI-DAQ con nuevas VIs, funciones, y herramientas de desarrollo para controlar los dispositivos de medida. NI- DAQmx proporciona un interfaz de usuario y un sistema de herramientas para programar y configurar su dispositivo DAQ. El NI-DAQmx incluye las siguientes ventajas sobre versiones previas NI-DAQ: Página 12 de 15
13 El DAQ assistant, es un interfaz gráfico para configurar tareas, los canales, y las escalas de medida del NI-DAQmx para el uso en LabVIEW. Se utiliza el DAQ assistant para generar el código NI- DAQmx para funcionar con tareas y canales, o para desplegar el código NI-DAQmx a otro sistema DAQ. Se puede utilizar LabVIEW o el max para lanzar el DAQ assistant. Funcionamiento creciente, incluyendo una E/S analógica simple más rápida. Un API más simple para crear aplicaciones DAQ usando menos funciones y VIs que en versiones anteriores de NI-DAQ. Funcionalidad ampliada en LabVIEW incluyendo los Property Nodes para la adquisición de datos y mejorado de la forma de onda ayudando a la entrada-salida análoga y digital. F. MEASUREMENT & AUTOMATION EXPLORER (MAX) El MAX es un aplicación basada en Windows que se instala al mismo tiempo que el NI-DAQ. Se utiliza MAX para configurar y testear el software y el hardware de NI, añadir nuevos canales e interfaces, ejecutar diagnosticos del sistema y visualizar los dispositivos e instrumentos conenctados al sistema. Se debe utilizar MAX para la programación con el NI-DAQ tradicional o NI-DAQmx. El MAX se crea con las siguientes funciones: Data Neighborhood Devices and Interfaces Historical Data Scales Software VI Logger Tasks IVI Drivers Remote Systems Data Neighborhood Data Neighborhood proporciona el acceso a los descriptivamente llamados atajos para configurar los canales físicos en el sistema, incluyendo los canales virtuales DAQ y las tareas. La categoría Data Neighborhood también proporciona las utilidades para la prueba y reconfiguración de esos canales virtuales. Usted también puede tener acceso al DAQ assistant de Data Neighborhood para crear y para configurar los ajustes para los canales virtuales y las tareas. Página 13 de 15
14 1. DAQ Assistant: El DAQ Assistant es un interfaz grafico para la construcción y configuración de los canales y tareas de medida. Canal: Un canal NI-DAQmx traza la información de configuración por ejemplo la escala y límites de entrada a un canal físico especificado. Se puede fijar la información de configuración para el canal y dar al canal un nombre descriptivo al mismo tiempo. Más adelante, se puede utilizar el nombre descriptivo para tener acceso a ese canal y a su configuración en una tarea o LabVIEW. Se puede dar al canal una descripción, decidir el tipo de transductor que el canal utiliza, fijar el rango, elegir modo de puesta a tierra, asignar la escala para el canal virtual, y dar al canal un nombre descriptivo para sustituir el número de canal, todo al mismo tiempo. Tarea: Una tarea NI-DAQmx es una colección de uno o más canales virtuales con la misma sincronización y accionamiento. Conceptualmente, una tarea representa una medida o una generación que se quiera realizar. Los canales que componen la tarea se pueden utilizar en las tareas múltiples (canal global) o asignar a una tarea específica (canal local). Se pueden también crear nuevos canales mientras se crea una tarea o se puede componer una tarea con los canales que se han creado usando el DAQ Assistant. 2. Devices & Interfaces: La categoría de los dispositivos y de los interfaces (Devices & Interfaces) enumera el hardware NI instalado y detectado. También incluye una autoprueba (self-test), los paneles de prueba, reajuste, características, y las utilidades de autocalibrado para los dispositivos de configuración y de prueba. Self-Test: La utilidad self-test funciona con una prueba interna en un dispositivo de DAQ para asegurarse de que todos los recursos están asignados correctamente y de que el dispositivo está configurado correctamente. Test Panels: La utilidad del panel de prueba (test panels), prueba la funcionalidad E/S analógica, la E/S digital, y la de E/S del contador de un dispositivo DAQ. Se utiliza el test panels para localizar averías de funcionalidad del dispositivo y la configuración del sistema directamente de NI-DAQmx. Si el dispositivo no funciona en el panel de prueba, no trabajará en LabVIEW. Si se experimenta problemas con de adquisición de datos en LabVIEW, hay que ejecutar el selftest y las utilidades del test panel para comenzar localización de averías. Reset: La utilidad del reset resetea el dispositivo DAQ a su estado inicial. Properties (propiedades): La utilidad properties permite configurar y ver la configuración RTSI y dispositivos accesorios que se utilizan con el dispositivo DAQ. Los recursos de sistema para el dispositivo, tal como la gama de la memoria y nivel de IRQ, se enumeran en la lengüeta de Página 14 de 15
15 las cualidades (Attributes) en la ventana a la derecha de la ventana de la configuración en MAX. Self-Calibrate (autocalibrado): La utilidad de autocalibrado realiza una calibración interna del dispositivo DAQ. 3. Escalas: La categoría de escalas lista todas las escalas personalizadas actualmente configuradas y proporciona las utilidades para la prueba y reconfiguración de dichas escalas. Las escalas también proporcionan el acceso al DAQ assistant, que permite crear nuevas escalas personalizadas. DAQ assistant: Utilice el DAQ assistant para crear escalas personalizadas que usted puede utilizar para determinar la información del escalamiento para los canales virtuales existentes. Cada escala personalizada puede tener su propio nombre y descripción para ayudarle a identificarla. Una escala personalizada puede ser uno de los cuatro siguientes tipos: Linear: Escalas que usan la fórmula: y= mx + b. Map Ranges: Escalas en las cuales los valores se escalan proporcionalmente de una gama de valores brutos a una gama de valores escalados. Polynomial: Escalas que usan la fórmula: y = a 0 + (a 1 * x) + (a 2 * x 2 ) + + (a n* x n ). Table: Escalas en las cuales se incorpora el valor bruto y correspondiente valor escalado en un formato de tabla. Página 15 de 15

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución