Source: https://megabras.com/es/productos/medidor-de-vibraciones/medidor-de-vibraciones-VIB1400.php
Timestamp: 2017-12-13 16:41:42+00:00

Document:
MEGABRAS : Medidor de vibraciones VIB1400
ProductosMedidor de VibracionVIB1400
Medidor digital de vibraciones
Intervalo do Frecuencia 10 Hz a 1 kHz
Mediciones conforme norma ISO 2954
Sensor de vibración con base magnética
Aceleración, velocidad y desplezamiento
Salida de datos (RS232/USB)
Display LCD con indicación por bargraph
Memoria interna para hasta 500 mediciones
El análisis de vibraciones es uno de los indicadores mas significativos de las condiciones de operación de motores y máquinas rotativas, permitiendo detectar anomalías en rodamientos, así como balanceo o alineamiento inadecuados, antes que se transformen en problemas significativos.
El mantenimiento predictivo ha demostrado ser la opción más conveniente y económica, porque evita los costos innecesarios asociados a los esquemas de mantenimiento preventivo, además de proteger el sistema de paradas imprevistas.
El medidor de vibraciones VIB-1400 es un equipo portátil, de fácil utilización, que permite organizar un programa de mantenimiento predictivo, basado en la supervisión programada y periódica de vibraciones.
Ofrece mediciones confiables de las magnitudes asociadas con la vibración. Los valores de aceleración, velocidad y desplazamiento son exhibidos en un display LCD de alta visibilidad.
Utiliza un acelerómetro que en conjunto con su base magnética permite obtener mediciones estables y repetitivas.
Los resultados son almacenados en la memoria interna con capacidad para hasta 500 mediciones, para ser posteriormente descargadas en una PC permitiendo la elaboración de un análisis de tendencia.
Display LCD. 52 mm x 38 mm.
Dígito con 16 mm (0,63”).
Indicación por gráfico de barras (bargraph).
Velocidad, aceleración, desplazamiento.
RMS, pico, retención del máximo valor.
Tiempo del muestreo del almacenamiento de datos
* Tiempo de 0 segundo es para almacenamiento manual, los otros valores son para almacenamiento automático.
Salida serial RS232 aislada.
Menor que 80% HR.
Batería alcalina, 9 V, 006P, MN1604 (PP3) o equivalente.
Aproximadamente 13 mA DC.
Unidad = m/s².
Rango = 0.5 to 199.9m/s².
Resolución = 0.1m/s².
Exactitud = ± (5% + 2d) de la lectura @ 160Hz, 80Hz, 23 ± 5 ºC.
Punto de calibración = 50m/s² (160Hz).
Unidad = G (1G = 9.8m/s²).
Rango = 0.05 to 20.39G.
Resolución = 0.01G.
Punto de calibración = 50 m/s² (160 Hz).
Unidad = ft/s².
Rango = 2 a 656 ft/s².
Resolución = 1 ft/s².
Unidad = mm/s.
Rango = 0.5 to 199.9 mm/s.
Resolución = 0.1 mm/s.
Punto de calibración = 50 mm/s (160 Hz).
Unidad = cm/s.
Rango = 0.05 to 19.99 cm/s.
Resolución = 0.01 cm/s.
Unidad = in/s.
Rango = 0.02 to 7,87 in/s.
Resolución = 0.01 in/s.
Desplazamiento (pico a pico)
Unidad = mm.
Rango = 1.999 mm.
Resolución = 0.001 mm.
Punto de calibración = 0.141 mm (160 Hz).
Unidad = inch.
Rango = 0.078 in.
Resolución = 0.001 in.
1 Sensor de vibración con cable.
1 Cable de comunicación RS232.
1 Cable conversor USB.
1 Software para transferir los datos almacenados en la memoria interna del equipo para una PC.
E07090401

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución