Source: http://lnma.unam.mx/webpage/html/equipo.html
Timestamp: 2018-06-19 17:54:26+00:00

Document:
Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, UNAM.
Inicio Equipo Registro Reservaciones Otros servicios Precios / Pagos Galería Ajaxplorer
El LNMA
Quienes somos. Personal del LNMA. Contacto / ubicación. Quejas / sugerencias.
Olympus FV1000 Confocal 2P Upright.
Olympus FV1000 Confocal 2P Invertido.
3I Marianas Confocal Spinning Disk Invertido.
Amnis ImageStream MarkII Citómetro.
Zeiss LSM510 Meta Confocal Invertido.
Olympus TIRF IX81.
Olympus Esterescopico MVX10.
Bioluminiscencia Nikon TE300.
Zeiss Axioskop.
Xtreme Bruker.
Como reservar Entrar al sistema.
Recursos Microscopía
Microscopio confocal Zeiss LSM510 META
Invertido (Zeiss Axiovert 200 M)
488 nm, 514 nm, 543 nm y 633 nm.
Plan Neofluar: 5X/0.15, 10X/0.30 Ph1, 20X/0.50 Ph2, 40X/0.75 Ph2, DIC y 100X/1.3 Ph3 Oel. Planapo: 63X/1.4 Oel. C-Apochromat: 63X/1.2 W Korr, Ph 3, DIC. Plan-Apochromat: 100X/1.4 Oel Iris. PDF
2 PMT, 1 espectral
Campo claro:
DIC y PhC
Adquisición de imágenes de alta resolución (2D, 3D y 4D) en muestras vivas o fijadas, análisis de co-localización de hasta tres colores simultáneos.
Microscopio confocal Olympus FV1000 Multi-fotónico
Upright BX61WI
405 nm, 458 nm , 488 nm, 514 nm, 543 nm, 633 nm.
Rango multi-fotónico:
690 nm -1040 nm.
5X/0.1, 10X/0.3, 20X/0.75, 40X/0.75, 25X W/1.05, 30X S/1.05, 60X W/1.1, 60X S/1.3 .
2 Espectrales, 2-Multi-fotónico EPI.
Adquisición de imágenes de alta resolución (2D, 3D y 4D) en muestras vivas o fijadas. Análisis de co-localización de hasta tres colores simultáneamente. En modo multi-fotón es ideal para adquisición de imágenes de fluorescencia en muestras de gran espesor (~ 1mm) minimizando el foto-blanqueo y la atenuación en comparación a los confocales de onda continua. Adicionalmente es posible adquirir imágenes de segundo armónico.
IX81 Invertido.
Multi-fotónico NDD EPI .
Adquisición de imágenes de alta resolución (2D, 3D y 4D) en muestras vivas o fijadas. Análisis de colocalización de hasta tres colores simultáneamente. En modo multi-fotón es ideal para adquisición de imágenes de fluorescencia en muestras de gran espesor (~ 1mm) minimizando el foto-blanqueo y la atenuación en comparación a los confocales de onda continua. Adicionalmente es posible adquirir imágenes de segundo armónico.
Microscopio Confocal de disco giratorio 3I Marianas
Zeiss Observer Z.1 Invertido.
405 nm, 445 nm , 488 nm, 515 nm, 561 nm, 640 nm.
10X/0.3, 20X/0.8, 40X/0.75, 40X O/1.3, 63X O/1.4, 100X O/1.4.
Cámara CMOS Andor Zyla 2048x2048 pixeles.
Cámara EMCCD Andor Ixon 512x512 pixeles.
Cámara FLIM PIMax 1024x1024 pixeles.
Adquisición de imágenes confocales de alta resolución (3D y 4D) a alta velocidad en muestras vivas o fijadas . Adquisición de imágenes de TIRF y epifluorescencia. Análisis de muestras por FLIM. El equipo está desarrollado para trabajar con células vivas, por lo que cuenta con una incubadora para ajustar condiciones de temperatura, humedad y mezcla de gases.
Citómetro de flujo-Microscopio Amnis ImageStream Mark II
Citómetro de flujo con imágenes. Se adquieren hasta 5000 imágenes por segundo en 6 canales de fluorescencia y campo claro de cada célula en el flujo. El programa de análisis de imágenes permite obtener datos específicos para cada aplicación.
375 nm, 405 nm , 488 nm, 561 nm, 592 nm, 642 nm.
20X, 40X, 60X.
Señalización celular, Internalización, Colocalización, Interacción célula-célula, Morfología, Muerte celular y autofagia, Ciclo celular y mitosis, Daño y reparación del ADN, etc.
Microscopio Olympus IX81 TIRF
Olympus IX81 Invertido.
405 nm, 488 nm, 561 nm.
60X/1.49, 100X/1.49
Andor IXON 3
TIRF es ideal para visualizar estructuras superficiales de la muestra cercana al cubreobjeto (~100 nm), por ejemplo, estructuras o dinámica de membrana y para resolver moléculas simples.
Microscopio Olympus MVX10
GFP, YFP, RFP
Magnificación extra:
0.63X-6.3 X + 2X.
Olympus XM10 CCD.
Observación macro no invasiva de organismos durante periodos de tiempo extensos.Combina capacidades de resolución macro con lentes de aumento para resolver detalles finos en iluminación de campo claro o fluorescencia.
Sistema Bioluminiscencia
Microscopio Nikon TE300 Invertido.
10X/1.4
Andor Ixon 3 897
Permite ensayos multicolor de doble luciferasa en temperatura y ambiente controlado incluyendo CO2.
La bio-luminiscencia aprovecha la emisión natural de luz en muestras donde ocurre la siguiente reacción química: Luciferina + ATP + O2 → [+Luciferasa] → Oxyluciferina + AMP + CO2 + LUZ. En contraste con la fluorescencia, la bioluminiscencia permite adquisiciones en tiempos extremadamente largos sin que la muestra presente foto toxicidad, además permite adquirir información específica de los eventos moleculares que ocurren en la muestra sin sufrir contaminación luminosa.
Microscopio Zeiss Axioskop
DAPI, FITC y Rodamina
10X/0.3, 20X/0.5, 40X/0.75, 63XW/1.2, 63XO/1.4, 100XO/1.3 y 100XO/1.4
CCD Photometrics CoolSnapcf Monocromática
Adquisición de imágenes de alta resolución en muestras vivas o fijadas.
Sistema Xtreme, Bruker.
Adquisición de imágenes de Fluorescencia, luminiscencia, radio-isotopos, y rayos X.
Excitación: 410 nm - 760 nm. Secuencia de 27 filtros BP/10nm centrados cada 10 nm.
Emisión: 6 Filtros BP/40nm centrados en: 535,600,700,750,790,830 nm.
Detector BI CCD de 27.6 x 27.6 mm, 2048 x 2048 pixels, 13.5 micras c/u.
f/1.1 - f/16 , 58 mm.
Res: 18 lp/mm, Spot Size (Nominal) < 60 micras, Energy Range 20-45 kVp, Max Current 500 micro amperes.
Filtros: 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm, o sin filtro
Registro con alta resolucion, fluorescencia, biolumuniscencia y radiografías (rayos-X) en muestras grandes como raton, rata, plantas, órganos etc.
La apertura y funcionamiento del LNMA es posible por la generosa contribución del Programa de Laboratorios Nacionales del CONACYT y de la Coordinación de la Investigación Científica UNAM.
LNMA, Copyright © 2016 Derechos reservados

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución