Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-2071-1995-por-el-que-se-establecen-los-criterios-de-calidad-en-radiodiagnostico-disposicion-derogada
Timestamp: 2016-10-24 03:37:01+00:00

Document:
REAL DECRETO 2071/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. [Disposición derogada]
REAL DECRETO 2071/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. [Disposición derogada]	REAL DECRETO 2071/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. [Disposición derogada] Mis Leyes
REAL DECRETO 2071/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. [Disposición derogada] Estado	:
2071/1995	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Artículo 1. Objeto.Artículo 2. Programa de garantía de calidad.Artículo 3. Obligaciones del titular.Artículo 4. Procedimientos para las exploraciones con rayos X.Artículo 5. Procedimientos intervencionistas.Artículo 6. Formación en protección radiológica del paciente en radiodiagnóstico.Artículo 7. Dosis impartidas y niveles de radiación.Artículo 8. Investigación clínica.Artículo 9. Información al paciente.Artículo 10. Especialista en radiofísica hospitalaria.Artículo 11. Requisitos y aceptación del equipamiento.Artículo 12. Estado de referencia inicial del equipamiento.Artículo 13. Programa de control de calidad de los aspectos clínicos.Artículo 14. Programa de control de calidad del equipamiento.Artículo 15. Intervención y reparación de los equipos.Artículo 16. Archivo de la documentación.Artículo 17. Auditoría.Artículo 18. Vigilancia.Artículo 19. Infracciones y sanciones.Disposición adicional primera. Estimaciones de las dosis a la población.Disposición adicional segunda. Equipos de fluoroscopia.Disposición adicional tercera. Calibración y verificación.Disposición adicional cuarta. Medidas para evitar la multiplicación innecesaria de instalaciones radiológicas médicas.Disposición adicional quinta. Aplicabilidad de otras disposiciones.Disposición adicional sexta. Habilitación competencial.Disposición transitoria única. Plazo de adaptación.Disposición derogatoria única. Derogación normativa.Disposición final primera. Facultad de desarrollo.Disposición final segunda. Entrada en vigor.ANEXO IANEXO IIANEXO III
Por otra parte, la Directiva 97/43/EURATOM, del Consejo, de 30 de junio, relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la que se sustituye la Directiva 84/466/EURATOM, que quedará derogada a partir del 13 de mayo de 2000, queda recogida parcialmente mediante el presente Real Decreto y por los Reales Decretos 1841/1997 y 1566/1998.
A tal efecto, se ha considerado conveniente proceder a la derogación del citado Real Decreto 2071/1995 y a regular "ex novo" la materia que en éste se contempla, en aras de conseguir una mayor claridad y una más fácil comprensión para los destinatarios de la norma.
El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, FRANCISCOÁLVAREZ-CASCOSFERNÁNDEZ
Se tomarán como proyecciones radiográficas estándar para el control de la dosis y la calidad de la imagen, las de cráneo, tórax, columna lumbar, pelvis, abdomen y mama, con los siguientes valores de referencia de "dosis superficie a la entrada" del paciente:
Tipo de exploración .............Dosis superficie a la entrada (DSE) (mGy)
Abdomen AP ...................................... 10.0
Columna lumbar AP/PA ....................... 10.0
Columna lumbar L ............................... 30.0
Columna lumbo-sacra L ........................ 40.0
Cráneo AP ......................................... 5.0
Cráneo L ............................................ 3.0
Cráneo PA ......................................... 5.0
Mamografía ....................................... 10.0
Pelvis AP ........................................... 10.0
Tórax L .............................................. 1.5
Tórax PA ........................................... 0.3
3.ª En salas en las que se realicen exploraciones especiales (vascular, hemodinámica, intervencionismo, etcétera) se medirán la dosis superficie a la entrada del paciente en una de las proyecciones estándar (si se llevan a cabo en el estudio), y la dosis en la superficie, medida durante todo el estudio en la zona de mayor frecuencia de incidencia del haz directo, o el producto "dosis-área", registrándose adicionalmente el número de imágenes producidas y el tiempo de escopia (si procede).
a) Cámara de ionización con un rango de energía para fotones que alcance, al menos, 25 keV y una exactitud en la respuesta de ± 15 por 100, capaz de medir una tasa de dosis del orden del uSv/h o una dosis integrada en el rango del uSv.
1. NSTALACIONES DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL
B) Filtración total: la filtración total equivalente en el haz útil debe ser ³ 2,5 mm del Al para equipos que trabajen a una tensión superior a 70kVp.
El rendimiento del tubo debe ser mayor que 25 uGy/mAs a 1 m para una tensión de 80 kV reales y una filtración total de " 2,5 mm de Al.
Para una tensión del tubo y una filtración dentro del margen utilizado en la práctica, es decir, 80 kV y una filtración de ³ 2,5 mm de Al, el rendimiento medido en exposiciones repetidas no debe desviarse más del ± 20 por 100 de la media.
e) Resolución a alto contraste (resolución espacial):
los valores medidos de la anchura a la mitad de la altura máxima de la función de dispersión de punto (PSF) obtenida para un hilo delgado, o la función de respuesta de un borde neto, no debe ser mayor de ± 20 por 100 del valor de referencia.
f) Resolución a bajo contraste: los cilindros de poliestireno de 0,35 cm de diámetro insertados en un maniquí homogéneo de agua deberán ser visibles en la imagen. El maniquí utilizado deberá ser de tamaño estándar de "cuerpo".
Exactitud y reproducibilidad: la exactitud debe ser mejor que ± 1 kV para todas las tensiones entre 25 y 31 kV ; la reproducibilidad debe ser mejor que ± 0,5 kV.
a) Rejilla antidifusora: el factor de exposición del sistema de rejilla debe ser £ 3.
1.o El intervalo de exposiciones, expresado en mGy (o mAs) debe estar dentro de ± 5 por 100 para todos los chasis.
1.º Base y velo para películas convencionales: Este valor debería ser £ 0,2 DO.
a) Dosis de referencia: el kerma aire en la superficie de entrada debe ser £ 10 mGy para un maniquí de 40 mm de PMMA, £ 12 mGy para 45 mm PMMA y £ 20 mGy para 50 mm de PMMA.
REAL DECRETO 2071/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. [Disposición derogada]	Trámites

References: REAL DECRETO 
	REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
	Artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 

REAL DECRETO