Source: http://docplayer.es/904594-Ministerio-de-salud-publica-y-asistencia-social-ramo-de-salud-publica-y-asistencia-social.html
Timestamp: 2017-04-29 20:25:03+00:00

Document:
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - PDF
Download "MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL"
1 ACUERDO No. 078 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL EL RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL CONSIDERANDO: San Salvador, 23 de febrero de 2005 I. Que de conformidad a lo establecido el Código de Salud en sus artículos 40 y 191, corresponde al, la creación de normas pertinentes destinadas a la evaluación y ejecución de las actividades relacionadas con la salud y especialmente las actividades que se relacionen con fuentes de radiaciones ionizantes. II. III. Que de acuerdo a las disposiciones citadas, el Ministerio como ente rector le corresponde la fiscalización y el control de todos los procesos inherentes al uso de las radiaciones ionizantes, incluyendo el uso de equipos de gammgarfia industrial. Que de acuerdo a lo anteriormente planteado es procedente elaborar la Norma para la operación de equipos de gammagrafia industrial. POR TANTO En uso de sus facultades legales ACUERDA: Dictar la siguiente, NORMA PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objetivo. Art. 1.- La presente norma tiene por objeto establecer las especificaciones y requisitos de seguridad radiológica, para el manejo y operación de los equipos de gammagrafía industrial. Ámbito de Aplicación. Art. 2.- La presente norma es aplicable a personas naturales o jurídicas, públicas, autónomas o privadas y personal ocupacionalmente expuesto, que realizan prácticas con equipos de gammagrafìa industrial. 12 Autoridad Competente. Art. 3.- La Autoridad Competente es el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social en adelante el Ministerio a través de la Dirección General de Salud, que en lo sucesivo se denominara la Autoridad Reguladora. Definiciones Art. 4.- Para los efectos de la presente Norma se entenderán las definiciones que a continuación se expresan: a) Actividad: El número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren por unidad de tiempo en una cantidad dada de material radiactivo. Formalmente, la actividad A, de una cantidad dada de material radiactivo, es el cociente de dn entre dt, siendo dn el número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren en el intervalo de tiempo dt. La unidad de actividad es el becquerel (Bq), donde 1 Bq = 1 desintegración s-1 (1 Ci = 3.7 X10 10 Bq). b) Cable propulsor: Cable que conectado al ensamble de la fuente sellada permite el movimiento de ésta, desde su posición de seguridad hasta la de exposición y viceversa, por medio de un control de mando, a través de un tubo guía. c) Capacidad máxima del contenedor: La actividad máxima que por diseño puede alojar un contenedor de trabajo, expresada en becquerels o en curies, para una fuente sellada de gammagrafía industrial especificada para un radionúclido dado. d) Cerradura: Mecanismo con doble dispositivo de seguridad accionado mediante una llave para mantener la fuente sellada en su posición de seguridad. e) Colimador: Dispositivo utilizado para limitar el tamaño, forma y dirección de un haz de radiación ionizante. f) Contenedor de trabajo: Recipiente blindado contra la radiación ionizante, diseñado para alojar, transportar y permitir el uso controlado de fuentes de radiación gamma. g) Control de mando: Mecanismo que se acopla al contenedor de trabajo y cuya función es, a distancia, colocar a la fuente sellada mediante el cable propulsor, en su posición de exposición y regresarla a su posición de seguridad. Los controles pueden operarse de manera mecánica, eléctrica o neumática. h) Ensamble de la fuente: Componente que en uno de sus extremos lleva fija la fuente sellada y en el otro extremo tiene el ensamble que se acopla al cable propulsor del control de mando. i) Equipo de gammagrafía industrial: Componentes necesarios para hacer exposiciones radiográficas, que incluyen al contenedor de trabajo, ensamble de la fuente, control y otros componentes asociados con la posición de la fuente (tubo guía de la fuente, colimadores, punta de posición, cerraduras y tapones). j) Equipo de gammagrafía industrial clase P: Aquél que cuenta con un contenedor de trabajo portátil, diseñado para facilitar su traslado de un lugar a otro por una persona. 23 k) Equipo de gammagrafía industrial clase M: Aquél que cuenta con un contenedor de trabajo móvil, cuyo diseño permite trasladarlo de un lugar a otro por medio de un mecanismo adecuado. l) Equipo de gammagrafía industrial clase F: Aquél que cuenta con un contenedor de trabajo fijo y que se encuentra dentro de un local diseñado específicamente para albergar y utilizar esta clase de equipo. m) Fuente sellada: Todo material radiactivo permanentemente incorporado a un material encerrado en una cápsula hermética, con resistencia mecánica suficiente para impedir el escape del radionúclido o la dispersión de la substancia radiactiva, en las condiciones previsibles de utilización y desgaste. n) Radiografía industrial: El examen de la estructura de los materiales por técnicas no destructivas, utilizando fuentes selladas. o) Tubo guía de la fuente: Tubo flexible para guiar el ensamble de la fuente, desde el contenedor de trabajo a la posición de exposición. CAPÍTULO II RESPONSABILIDADES Del Titular. Art. 5.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica, el Titular de la autorización, para realizar la práctica de gammagrafía industrial tendrá las responsabilidades siguientes: a) Efectuar una adecuada supervisión de las condiciones de seguridad radiológica en que se desarrollen dichas actividades, b) Conservar durante toda la vida útil del equipo de gammagrafía industrial el certificado de fabricación, el certificado de transporte y los manuales de uso y mantenimiento proporcionados por el fabricante, y, c) Otras responsabilidades que le determine la Autoridad Reguladora. Del Responsable de Protección Radiológica. Art. 6.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica, el Responsable de Protección Radiológica para realizar la práctica de gammagrafía industrial deberá implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad radiológica, del personal ocupacionalmente expuesto y del público en general, así como otras responsabilidades que le determine la Autoridad Reguladora. Del Operador. Art. 7.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica, el Operador del equipo de gammagrafía industrial, tendrá las responsabilidades siguientes: 34 a) Tener el entrenamiento y calificaciones necesarios para realizar las tareas requeridas así como para la atención de cualquier suceso. b) Asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el desarrollo de la práctica; c) Poseer un conocimiento del equipo de gammagrafìa Industrial y de los sistemas necesarios para ejecutar las tareas requeridas; d) Asegurar que todo equipo esté siendo utilizado de acuerdo a las exigencias del fabricante y de la Autoridad Reguladora; e) Detener en cualquier momento el trabajo de radiografía, si estima que se han reducido las condiciones de seguridad; f) No ejecutar tareas que estén más allá de su conocimiento y capacitación; g) Realizar las operaciones radiográficas de manera segura y de acuerdo con todos los procedimientos operacionales y requisitos reglamentarios; h) Controlar que el auxiliar del operador que trabaja bajo su supervisión realice su trabajo de forma segura; i) Velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos; j) Realizar los controles previos diarios a los equipos antes de su uso y registrar sus resultados; k) Llevar el registro de las incidencias operacionales de los equipos; l) Contar con el Manual de Seguridad Radiológica y Plan de Emergencia; y, m) Otras que determine la Autoridad Reguladora. CAPÍTULO III CLASIFICACION DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFÍA Por características de operación. Art. 8.- De acuerdo a sus características de operación, los equipos de gammagrafía industrial se clasifican en: 45 a) Categoría I: Equipo que no permite el movimiento de la fuente sellada fuera del contenedor de trabajo. La exposición de la fuente se hace abriendo un obturador o moviendo la fuente sellada a una posición de exposición dentro del dispositivo, que permite la emisión de un haz de radiación gamma. b) Categoría II: Equipo que permite el movimiento de la fuente sellada fuera del contenedor de trabajo hasta su posición de exposición, es decir fuera del blindaje. Este equipo requiere del uso de un control de mando y del empleo de tubo guía de la fuente. Por características de manejo. Art. 9.- De acuerdo a las características de manejo, los equipos de gammagrafía industrial se clasifican en: a) Clase P: Contenedor de trabajo portátil. Equipo diseñado para ser llevado por una persona. b) Clase M: Contenedor de trabajo móvil. Equipo diseñado para ser movido de un lugar a otro por medio de un mecanismo adecuado para este propósito, pero que no es portátil. c) Clase F: Contenedor de trabajo fijo. Equipo permanentemente fijo dentro de un local diseñado para gammagrafía industrial o con movilidad restringida a un área particular de trabajo. CAPÍTULO IV REQUISITOS GENERALES Equipos de gammagrafía industrial Art Los equipos de gammagrafía industrial deben cumplir como mínimo los requisitos siguientes: a) Debe soportar las condiciones que se puedan encontrar durante su uso, y que puedan afectar adversamente su operación; b) Los componentes y el acabado de sus superficies deben ser resistentes a la corrosión y los impactos; c) Los contenedores de trabajo, controles de mando y partes móviles deben contar con los dispositivos y accesorios que aseguren su correcto funcionamiento, protección y seguridad del equipo; d) El equipo debe poseer una estructura tal que permita su limpieza sin riesgo de sobre exposición; e) Para fines de transporte, los contenedores de trabajo deben cumplir los requisitos de los bultos tipo B(U), de conformidad a los reglamentos respectivos; f) Se debe contar con accesorios suficientes y adecuados para el montaje seguro del equipo de gammagrafía, para las diferentes posiciones de uso; 56 g) Debe utilizarse colimadores a excepción de los casos que ameriten una exposición panorámica, siempre que cumpla con las medidas o procedimientos de seguridad aplicables; h) Debe prevenirse el desprendimiento o pérdida de cualquier accesorio que pudiera causar riesgos; i) El reemplazo de cualquiera de las partes del equipo de gammagrafía, debe cumplir las especificaciones originales de diseño para ese equipo en particular; j) En la utilización de uranio empobrecido como material de blindaje de un contenedor de trabajo, debe revestirse con un material que no sea abrasivo y cuyo espesor este en relación a las especificaciones de la fuente y que atenúe la radiación beta. Si el revestimiento puede reaccionar con el uranio a temperaturas elevadas, entonces al uranio se le debe dar un tratamiento superficial apropiado para inhibir este efecto. De los dispositivos de seguridad Art Los contenedores de trabajo de los equipos de gammagrafía industrial deben contener dispositivos de seguridad tales como: a) Debe tener al menos una cerradura de doble seguridad que no sea fácilmente removible, que no sea posible abrirla sin la llave original y la chapa del contenedor de trabajo debe estar instalada de tal modo que no pueda removerse con herramientas de uso común; b) Los contenedores de trabajo deben contar con dos tapones de seguridad, un tapón de almacenamiento que se desconectará al abrir la cerradura con llave y mover el anillo selector de la posición cerrado a la posición conectado, y otro que evite que la fuente se deslice dentro del contenedor; c) Los contenedores de trabajo deben estar equipados con medios para el acoplamiento seguro del control de mando y del tubo guía de la fuente. Si las conexiones para el control de mando y el tubo guía de la fuente son semejantes, no debe existir la posibilidad de intercambios erróneos; y, d) El acoplamiento entre el ensamble de la fuente y el cable propulsor debe estar diseñado de tal manera que el ensamble de la fuente no se desconecte, a pesar de que por alguna razón éste se saliera del tubo guía de la fuente. Del indicador de la posición de la fuente sellada Art. 12.-Todo contenedor de trabajo debe tener un mecanismo, para saber cuándo la fuente sellada está en su posición de seguridad o de exposición. Portabilidad Art Todo contenedor de trabajo clase P debe estar provisto de una asa para cargarlo. El contenedor de trabajo clase M debe estar provisto con algún dispositivo para levantarlo. 67 Movilidad Art Los contenedores de trabajo clase M deben estar equipados con un dispositivo que les permita girar en círculo con un diámetro máximo de 3 metros, y deben contar con algún accesorio que inmovilice al contenedor en una posición determinada. Para los contenedores de trabajo clase F, se deben incluir asas para facilitar su manejo. Niveles máximos de equivalentes de dosis Art Los contenedores de trabajo deben estar fabricados de tal manera que cuando se encuentren totalmente seguros con sus cerraduras, conexiones y equipados con una fuente sellada que corresponda a la capacidad máxima que por diseño puedan alojar, no se excedan los niveles establecidos en el anexo I. Controles de mando Art Los controles de mando de los equipos de gammagrafía industrial deben cumplir con los requisitos siguientes: a) No deben removerse a menos que el ensamble de la fuente esté en la posición de seguridad o que al remover el control de mando, el ensamble de la fuente regrese a la posición de seguridad; b) Deben estar claramente marcados para indicar la dirección del movimiento hacia la posición de exposición o de seguridad de la fuente sellada; c) No será posible la exposición de la fuente sellada si no está bien conectada al ensamble de la fuente; d) Los controles de mando que operen con líquidos, gases o al vacío, deben tener medios para determinar fugas del sistema; e) En los controles de mando que no operen manualmente se debe considerar que cualquier falla que el sistema provoque, la fuente sellada debe regresar automáticamente a su posición de seguridad dentro del contenedor o que el dispositivo de obturación se cierre automáticamente, esto dependiendo de la categoría del equipo de gammagrafía industrial de que se trate; o que esté acompañado de un dispositivo de seguridad, preferentemente manual, que permita cerrar el obturador o regresar la fuente sellada a su posición de seguridad sin que esto implique exposición innecesaria a la radiación. Etiquetado e identificación Art Los contenedores de trabajo deben tener grabado de origen y mantener como mínimo en forma visible y clara la información siguiente: a) Marca, modelo y número de serie del contenedor; b) Capacidad máxima de atenuación del contenedor; c) Isótopo para el que está diseñado; d) Masa del uranio empleado como blindaje; e) Peso total del contenedor; 78 f) Tipo del contenedor; y, g) Nombre y país de origen del fabricante. De la información general del etiquetado Art Los contenedores de trabajo deben contar con una etiqueta de identificación con dimensiones mínimas de 10 cm de ancho por 12 cm de largo y que contenga como mínimo la siguiente información: a) El símbolo internacional de radiación ionizante; b) La leyenda PELIGRO. RADIACION ; y, c) Nombre, dirección y teléfono del permisionario. De la información del etiquetado con relación a la fuente radiactiva Art Los contenedores de trabajo deben contar con una placa de identificación con la información siguiente relativa a la fuente sellada: a) Marca, modelo y número de serie de la fuente sellada; b) Símbolo químico y número másico del radionúclido que contenga; c) Actividad y fecha en la que fue medida; y, d) Nombre del fabricante de la fuente sellada. De la restricción de dosis Art Las dosis de radiación originadas en tareas de gammagrafía industrial deben resultar tan bajas como sea razonablemente posible y no deben superar las restricciones de dosis establecidas por la Autoridad Reguladora, las cuales son las siguientes: a) 6 msv por año para personal ocupacionalmente expuesto; b) 0.5 msv por año para miembros del público. Debe limitarse tanto como sea razonablemente posible la probabilidad de ocurrencia de situaciones accidentales, utilizando procedimientos y elementos de seguridad apropiados, que permitan, además la detección temprana de tales situaciones. En caso de situaciones accidentales deben llevarse a cabo las acciones correctivas necesarias, mediante los procedimientos y los elementos apropiados, de modo que las dosis que se generen resulten tan bajas como sea razonablemente posible. De operación Art Para la operación de un equipo de gammagrafia industrial debe cumplirse con los siguientes requisitos generales: 89 a) Ningún operador puede operar más de un equipo de gammagrafía simultáneamente, ni efectuar otro tipo de tareas mientras realice una exposición; b) La operación de un equipo de gammagrafía debe ser con base a los procedimientos establecidos en los manuales del fabricante y los manuales de protección y seguridad radiológica; c) En la operación de cada equipo deben intervenir dos personas como mínimo y ambos deben aparecer registrados en las condiciones del permiso de operación otorgado por la Autoridad Reguladora. d) En el área de operación únicamente deberán estar las personas autorizadas o supervisadas por el operador o el responsable de protección radiológica; e) Luego de cada exposición radiográfica, el operador debe verificar el correcto reingreso de la fuente al contenedor de trabajo, mediante monitoreo con un medidor portátil; f) Mientras no estén en uso, los contenedores y fuentes de gammagrafía industrial deben guardarse en el depósito autorizado por la Autoridad Reguladora. Cuando alguno de estos elementos deba permanecer en obra o proyecto, el Titular debe tomar las medidas para implementar un depósito transitorio que ofrezca la misma seguridad radiológica que el depósito autorizado; g) Las llaves de los contenedores de trabajo deben mantenerse separadas de los mismos mientras no estén en uso, permaneciendo bajo el control directo del responsable de protección radiológica o del operador a cargo del equipo de gammagrafía industrial, según la circunstancia; h) La transferencia de fuentes debe efectuarse utilizando contenedores y accesorios diseñados específicamente para este propósito y que sean compatibles con el tipo de equipo de gammagrafía y portafuente en cuestión; i) Toda fuente cuya vida útil haya finalizado debe almacenarse en el depósito y dentro del contenedor, ambos autorizados por la Autoridad Reguladora, hasta que se disponga su destino final. Criterios adicionales para operación de equipos en áreas abiertas. Art Para realizar trabajos o prácticas con equipo de gammagrafia industrial en áreas abiertas, los operadores deben delimitar el área de operación mediante barreras físicas apropiadas, ubicadas de tal manera que permitan: a) Prevenir el acceso inadvertido de personas a la misma; b) Establecer limites para la tasa de dosis equivalente ambiental en el exterior del área de operación para cada caso particular y verificar por medición que durante la exposición no excedan dichos limites; 910 c) Informar a las personas no relacionadas con el trabajo de gammagrafía, pero que desarrollen tareas en las inmediaciones del área de operación, sobre los riesgos y las precauciones a tomar en cuenta; y, d) Mantener vigilancia visual directa sobre el área de operación, a fin de detectar en forma inmediata cualquier acceso no autorizado a la misma. Criterios Particulares para Recintos de Irradiación Art Para la operación de equipos de gammagrafia industrial en recintos de irradiación, se deben tomar en consideración los siguientes criterios: a) El recinto de irradiación sólo puede destinarse a la operación y depósito de equipos y fuentes de gammagrafía; b) La operación de los equipos debe efectuarse desde el exterior del recinto de irradiación; c) El acceso al recinto de irradiación debe señalizarse apropiadamente; d) Se deben emplear sistemas de seguridad y procedimientos operativos que eviten el inicio de una exposición mientras se encuentren personas dentro del recinto de irradiación, que ingresen personas al recinto de irradiación durante la operación de los equipos y que los equipos sean operados por personas no autorizadas; e) Debe disponerse de un monitor de radiación fijo en el interior del recinto, que contenga interrelación con los siguientes dispositivos: - Una alarma luminosa en cada acceso al recinto, que permanezca activada mientras dure la exposición. - Una alarma acústica que se active cada vez que se intente acceder al recinto de irradiación con la fuente en exposición. Ambos dispositivos deben permanecer en funcionamiento aún en caso de interrupción del suministro de energía eléctrica de la red por lo que se debe de contar con una fuente de electricidad alternativa para la alimentación eléctrica de los censores. f) Los sistemas de seguridad del recinto de irradiación deben estar sujetos a un programa de inspección y mantenimiento preventivo periódico. Del manejo y la operación de equipos de clase P y clase M Art Previo al manejo y la operación del equipo de gammagrafía industrial se deben verificar los aspectos siguientes: a) Que se tenga el equipo portátil medidor de radiación ionizante calibrado y en buen estado de funcionamiento en el lugar de las operaciones; b) Verificar al inicio de cada jornada el buen de funcionamiento de la alarma sonora portátil. 1011 c) Que durante el manejo y operación del equipo de gammagrafía industrial, el operador y su auxiliar deben portar, cada uno, un dosímetro de película o termoluminiscente, un dosímetro de lectura directa y una alarma sonora; d) Que todos los dispositivos de seguridad, control, equipo auxiliar y ensambles de la fuente sellada, se encuentren disponibles y operables; e) Que se tenga un área acordonada con letreros y señalamientos preventivos a una distancia de la fuente sellada, de tal manera que impida el acceso de personal no autorizado a ésta área, con niveles calculados de dosis equivalentes mayores a 20 μsv/h; f) Que se cuente con una copia del Manual de Seguridad Radiológica, que incluya el plan de emergencias; g) Que esté disponible el equipo de rescate de fuentes selladas; y, g) Que se cuente con los formularios de trabajo para el registro de los datos correspondientes a las actividades a realizar. De las tomas radiográficas Art Para realizar las tomas radiográficas, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Utilizar los colimadores, a excepción de los casos que ameriten una exposición panorámica, siempre que cumpla con las medidas o procedimientos de seguridad aplicables; b) Extender los cables propulsores a su máxima extensión; c) Permanecer el menor tiempo posible en el área de las tomas radiográficas; d) Mantener una vigilancia directa del área delimitada por el acordonamiento previamente establecido, para evitar la entrada o la permanencia en la colindancia de dicha área del personal no autorizado; e) Verificar radiológicamente el retraimiento de la fuente sellada a su posición de seguridad; f) Verificar que cuando el contenedor de trabajo no se encuentre en uso, estén colocados los tapones de seguridad; g) La fuente sellada debe estar alojada dentro del contenedor de trabajo en su posición de seguridad, mientras el equipo no esté en uso; y, h) En caso de ocurrir un accidente o incidente se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguridad Radiológica y Plan de Emergencia. 1112 Del manejo y la operación de equipos de clase F Art Previo al manejo y la operación del equipo de gammagrafía industrial clase F, se deben verificar los aspectos siguientes: a) Contar con un equipo portátil medidor de radiación ionizante calibrado y en buen estado de funcionamiento en el lugar de las operaciones; b) Verificar al inicio de cada jornada el buen de funcionamiento de la alarma sonora portátil. c) Disponer de señales de alarma visible y audible, en el local donde se efectúan las tomas radiográficas; d) Que los dispositivos de seguridad, control, equipo auxiliar y ensambles de la fuente sellada se encuentran disponibles y en buen estado de funcionamiento; e) Que durante el manejo y operación del equipo de gammagrafía industrial, el operador y el auxiliar deben portar, cada uno, un dosímetro de película o termoluminiscente, un dosímetro de lectura directa y una alarma sonora; f) Disponer de letreros y señalamientos preventivos; g) Que se tenga una copia del Manual de Seguridad Radiológica y del Plan de Emergencias; h) Que se disponga del equipo de rescate de fuentes selladas; i) Que se cuente con los formularios de trabajo para el registro de los datos correspondientes a las actividades a realizar; j) Que no se encuentren personas dentro del local de irradiación, antes de efectuar una toma radiográfica; y, k) En caso de ocurrir un accidente o incidente se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguridad Radiológica y en el Plan de Emergencia. Del Transporte Art Sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos respectivos, para el transporte de equipos de grammagrafía industrial clase P o clase M, se debe cumplir con los requisitos siguientes: a) El transporte debe realizarse en vehículos equipados con un portacontenedor fijo al vehículo, con tapa y candado; b) Durante el transporte se debe llevar un equipo portátil medidor de radiación ionizante, dosímetros personales y alarma sonora, todo en buen estado de funcionamiento; 1213 c) Durante todo el trayecto debe estar presente por lo menos un operador del equipo o un auxiliar de radiógrafo; d) El vehículo debe rotularse con el símbolo internacional de radiación ionizante y debe estar vigilado por una persona de la empresa cuando se estacione en la calle; y, e) El contenedor de trabajo debe llevar todos los accesorios de seguridad colocados y estar asegurado firmemente en el portacontenedor. La llave se debe llevar por separado bajo el cuidado del responsable del equipo de gammagrafía industrial y por ningún motivo, se debe dejar colocada en la cerradura del portacontenedor. Almacenamiento de equipos clase P y clase M Art Cuando el equipo de gammagrafía industrial no esté en uso y se encuentre en la instalación del Titular, éste debe guardarse en un almacén o depósito autorizado por la Autoridad Reguladora y cumplir con los siguientes requisitos: a) El lugar de almacenamiento debe tener las condiciones de seguridad radiológica y seguridad física aprobadas por la Autoridad Reguladora; b) Los lugares de almacenamiento deben elegirse de modo que el riesgo de inundación o incendio sea mínimo; c) Se debe llevar un registro diario de entrada y salida de todos los equipos de gammagrafía industrial del almacén o depósito. En dicho registro debe indicarse claramente el tipo de fuente sellada, su actividad a la fecha, fecha y hora en que se retira y vuelve a ingresar al almacén o depósito, así como el nombre de la persona responsable del equipo de gammagrafía industrial cuando este se encuentre fuera del mismo; d) El Responsable de Protección Radiológica y los operadores serán las únicas personas que podrán introducir o retirar equipo de gammagrafía industrial del almacén o depósito; e) En el almacén se debe tener un equipo portátil medidor de radiación ionizante, para verificar que las fuentes selladas se encuentran en sus contenedores de trabajo en la posición de seguridad; f) Se debe tener un registro de las visitas del Responsable de Protección Radiológica en el que se asienten las actividades que realiza durante las mismas; g) El almacén debe tener equipo de rescate de fuentes selladas y una copia del Manual de Seguridad Radiológica, incluyendo el plan de emergencias; h) Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de material radiactivo en casas habitación; i) El almacén debe ser de uso exclusivo para esta clase de equipos de gammagrafía industrial. 1314 Mantenimiento del equipo de gammagrafía industrial Art Para el mantenimiento de equipo de gammagrafía industrial se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: a) El equipo de gammagrafía industrial y sus accesorios deben conservarse de acuerdo con las especificaciones de diseño correspondientes; b) Al inicio de cada jornada de trabajo se debe revisar el equipo para detectar defectos; c) Se debe revisar que el contenedor de trabajo mantenga legible su etiqueta de identificación y la placa de identificación de la fuente sellada; d) Evitar que el control de mando y los tubos guía acumulen polvo, basura o lodo, ya que esto puede dificultar el movimiento del cable propulsor o atorar la fuente sellada durante su desplazamiento; e) Mantener una limpieza y lubricación adecuada en todos los componentes del equipo; f) Inspeccionar y proporcionarles mantenimiento periódico a los equipos de gammagrafía industrial y sus accesorios. Los registros de tales inspecciones y mantenimientos, se deben conservar al menos por cincos años; y, g) Dar mantenimiento preventivo y control rutinario al equipo de gammagrafía industrial, incluyendo entre otros aspectos los siguientes: verificación de conexiones, control de los dispositivos de bloqueo del movimiento de la fuente, verificación del estado de los sistemas de control de la fuente y detección de los niveles de exposición en el exterior de los contenedores de trabajo. Equipos para la medición de radiación ionizante Art Los equipos para la medición de radiación ionizante deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Los equipos portátiles medidores de radiación ionizante que se usen en gammagrafía industrial, deben tener un intervalo de medición tal que puedan registrar desde niveles de fondo de 0.1 μsv/h hasta al menos 50 msv/h; b) Los dosímetros de lectura directa deben tener un intervalo de medición de 0 msv a 2 msv y deben ser recargados al inicio de cada jornada de trabajo; c) Cada dosímetro de película o dosímetro termoluminiscente, deben estar asignados en forma exclusiva a una sola persona para su uso y registro mensual correspondiente; d) Los dosímetros de lectura directa se deben revisar en periodos que no excedan de un año para verificar su correcta respuesta a la radiación, la respuesta se considera aceptable si la desviación de la medición con respecto a la lectura esperada es inferior a un ± 30%; 1415 e) Los equipos portátiles medidores de radiación ionizante deben ser calibrados como mínimo cada doce meses o cuando se requiera, debe llevarse un registro de calibración, dicho registro debe conservarse durante al menos 3 años; f) Los equipos portátiles medidores de radiación ionizante deben etiquetarse con la fecha de calibración, el valor del factor de calibración y, en su caso la curva de calibración; y, g) La alarma sonora portátil debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, debe estar ajustada para activarse a partir de 5 msv/h y deben ser calibradas por periodos que no excedan de un año. Se considera aceptable una desviación inferior al ± 20% respecto a la respuesta esperada. Requisitos para operadores Art Los operadores o técnicos radiógrafos deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser mayores de 18 años; b) Estudios de bachillerato como mínimo; c) Haber aprobado el curso de Seguridad Radiológica reconocido por la Autoridad Reguladora, el cual debe estar orientado al manejo y operación del equipo de gammagrafía industrial; d) Contar con un mínimo de 6 meses de experiencia como auxiliar de radiógrafo; y, e) Otros que la Autoridad Reguladora requiera. Requisitos para auxiliares de operador. Art Los auxiliares de operador deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser mayor de 18 años; b) Estudios de bachillerato como mínimo; c) Haber aprobado el curso de Seguridad Radiológica reconocido por la Autoridad Reguladora, el cual debe estar orientado al manejo y operación del equipo de gammagrafía industrial; y, d) Otros que la Autoridad Reguladora requiera. De la Documentación, Registros e Informes Art El titular del permiso mientras tenga la posesión de las fuentes, equipos o bultos, debe contar como mínimo con la documentación siguiente: 1516 a) Certificado de fabricación en original de cada fuente sellada en el que se haga constar que el modelo de la fuente está aprobado como "material radiactivo en forma especial"; b) Documentación que identifique al fabricante, marca, modelo y número de serie de cada equipo de gammagrafía industrial; c) Manual de operación y mantenimiento del equipo; d) Certificado de aprobación por parte de la autoridad correspondiente, cuando se trate de bultos tipo B; e) Registro del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de gammagrafía industrial; y, f) Certificados de las calibraciones, controles y mantenimiento efectuados para cada equipo de radioprotección. Del registro de material radiactivo Art El titular del permiso debe implementar un sistema de registro de material radiactivo que incluya, como mínimo: a) Inventario de contenedores de trabajo y fuentes radiactivas; b) Movimiento de contenedores de trabajo, fuentes y novedades operativas; c) Inventario del instrumental de protección radiológica; y, d) Información del destino final de las fuentes decaídas. Del registro de las dosis Art El titular del permiso debe mantener los registros de dosis de los operadores, auxiliares de operadores y toda persona relacionada a tareas de gammagrafía industrial, por un período no inferior a treinta 30 años posteriores al cese de sus servicios. Ingreso y cese de operaciones Art El titular del permiso debe registrar la fecha de ingreso y cese de operaciones del personal que tenga el servicio de dosimetría personal. Informe del resultado de la dosimetría Art El titular del permiso debe informar mensualmente al personal ocupacionalmente expuesto que tenga dosimetría, su correspondiente informe dosimétrico. Así mismo, cuando dicho personal deje de prestar sus servicios, el titular debe entregarle una certificación de las dosis individuales acumuladas. Informe anual dosimétrico Art El titular del permiso debe entregar a la Autoridad Reguladora un informe anual del historial dosimétrico del personal ocupacionalmente expuesto. 1617 De la información a la Autoridad Reguladora Art El titular del permiso, en casos de situaciones accidentales debe comunicar a la Autoridad Reguladora lo siguiente: a) En forma inmediata y por cualquier medio, todo robo, daño o cualquier otro evento que implique riesgo real o potencial de acceso a la fuente por parte del público o dispersión de material radiactivo; b) Informar dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho de manera formal y por escrito, las medidas tomadas; c) Informar de manera Inmediata cualquier situación en la que algún individuo pueda haber resultado expuesto a dosis superiores a los límites correspondientes, así como las medidas adoptadas; d) Informar dentro de los diez días posteriores al evento y por escrito, cualquier situación en la que algún individuo pueda haber resultado expuesto a dosis mayores a los 3/10 del límite correspondiente en un mes calendario; y, e) Cualquier otra información que la Autoridad Reguladora requiera. CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES Sanciones. Art El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Código de Salud y en el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica. Anexos Art Forma parte integral de la presente norma, el anexo I Niveles Máximos de Equivalente de Dosis Revisión y Actualización. Art La presente norma, podrá ser revisada y actualizada cada dos años o de acuerdo a la pertinencia de la misma. Vigencia. Art El presente Acuerdo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. (Rubricado por el Señor Presidente de la República). El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Maza B. 1718 Anexo I Niveles Máximos de Equivalente de Dosis Clase A contacto de cualquier superficie A un metro de cualquier superficie del contenedor del contenedor P 2000 usv/h 200 mrem/h 20 usv/h 2 mrem/h M 2000 usv/h 200 mrem/h 50 usv/h 5 mrem/h F 2000 usv/h 200 mrem/h 100 usv/h 10 mrem/h 18 Mostrar más
Lunes 11 de septiembre de 2000 DIARIO OFICIAL 25 Secretaría de Energía NORMA Oficial Mexicana NOM-025/1-NUCL-2000, Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 1: requisitos generales. Al margen Más detalles SECRETARIA DE ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA NORMA Oficial Mexicana NOM-025/2-NUCL-2015, Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 2: Operación. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Más detalles REQUISITOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL
Página: 1/20 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REQUERIMIENTOS GENERALES 5. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 6. REQUISITOS DE SEGURIDAD Requisitos de diseño Requisitos Operacionales Más detalles ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL USO DE DENSÍMETROS NUCLEARES
ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL USO DE DENSÍMETROS NUCLEARES TEMAS Radionucleidos más usados en Densímetros Nucleares Estadística de Accidentes Radiológicos Causas Básicas y Consecuencias de los Accidentes/Incidentes Más detalles RESOLUCIÓN NÚMERO 18-1304
RESOLUCIÓN NÚMERO 18-1304 (8 de octubre de 2004) Por la cual se reglamenta la expedición de la Licencia de Manejo de Materiales Radiactivos. El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades constitucionales Más detalles 5.1 Becquerel (Bq): Unidad de medida del decaimiento o declinación de los niveles radiactivos.
1.0 PROPÓSITO El propósito de la presente norma es establecer requisitos uniformes de higiene y de seguridad para proteger a los empleados de los peligros de radiaciones ionizantes y para la preservación Más detalles Protección Radiológica Equipos medidores de densidad y humedad en suelos
Protección Radiológica Equipos medidores de densidad y humedad en suelos Protección Radiológica en equipos medidores de densidad y humedad en suelos Descripción de los equipos y fuentes Principio de medida Más detalles REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA EL USO DE IRRADIADORES GAMMA AUTOBLINDADOS DE CATEGORIA I INTRODUCCION
REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA EL USO DE IRRADIADORES GAMMA AUTOBLINDADOS DE CATEGORIA I IR.013.98 NORMA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA INTRODUCCION En conformidad con lo establecido en el Más detalles Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 8.2.4. Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear REVISIÓN 1 Aprobada por Resolución del Directorio Más detalles DECRETO Nº133 MINISTERIO DE SALUD
DECRETO Nº133 MINISTERIO DE SALUD REGLAMENTO SOBRE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIONES RADIACTIVAS O EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES, PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN ELLAS, U OPERE TALES EQUIPOS Más detalles GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA INSTALACIONES DE RAYOS X DE USO INDUSTRIAL Y DE INVESTIGACIÓN.
GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA INSTALACIONES DE RAYOS X DE USO INDUSTRIAL Y DE INVESTIGACIÓN. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS - MÉXICO, D. F. Más detalles Operación de aceleradores lineales de uso médico
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 8.2.2. Operación de aceleradores lineales de uso médico REVISIÓN 1 Aprobada por Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Más detalles OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES
1. OBJETIVO 1.1 La presente norma tiene por objeto establecer requisitos técnicos de seguridad radiológica y física para el diseño y operación segura de instalaciones radiactivas para uso en radioterapia. Más detalles -1- ORGANO EJECUTIVO. DECRETO No. 41 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO:
ORGANO EJECUTIVO DECRETO No. 41 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: I. Que siendo la salud de los habitantes un bien público reconocido por la Constitución de la República, deben Más detalles PROCEDIMIENTO LOCKOUT & TAGOUT
1.0 Propósito 1.1 Protección a los empleados del riesgo de una energización inesperada, arranque o liberación de energía almacenada por maquinaria o equipo durante el mantenimiento o servicio al mismo. Más detalles LA GACETA DIARIO OFICIAL AÑO CXVII La Uruca, San José, Costa Rica, miércoles 8 de marzo de 1995 Nº 48
LA GACETA DIARIO OFICIAL AÑO CXVII La Uruca, San José, Costa Rica, miércoles 8 de marzo de 1995 Nº 48 DECRETO Nº 24037-S EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE SALUD En uso de la facultad que otorgan Más detalles REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA.
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el Martes 22 de Noviembre de 1988 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Más detalles Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre Más detalles SEGURIDAD Y SALVAGUARDIAS. Ing. Hugo Cárdenas cardenas@cnea.gov.ar
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 10.1.1. Norma básica de seguridad radiológica REVISIÓN 3 Aprobada por Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear Más detalles ESTÁNDAR DE COMPETENCIA
I.- Datos Generales Código Título Mantenimiento correctivo a instalaciones eléctricas industriales Propósito del Estándar de Competencia: Servir como referente para la evaluación y certificación de las Más detalles Guía de Seguridad 5.9
Guía de Seguridad 5.9 Documentación para solicitar la autorización e inscripción de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X Madrid, 18 de marzo de 1998 SN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Más detalles en aplicaciones industriales de las radiaciones: equipos, instalaciones, prácticas y seguridad En base a la experiencia internacional
Aplicaciones industriales de las radiaciones: equipos, instalaciones, prácticas y seguridad Álvaro Vázquez* 1. Introducción El uso de fuentes de radiación en aplicaciones industriales es una práctica usual Más detalles MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO.
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO. SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León. En el campo de la protección de máquinas, la normativa de seguridad y salud Más detalles Pauta del Departamento de Salud & Seguridad PAUTAS DE TRABAJO EN CALIENTE Y PERMISO
Pauta del Departamento de Salud & Seguridad PAUTAS DE TRABAJO EN CALIENTE Y PERMISO PAUTA N FCX -06 REVISION N REEMPLAZA NAOM 002-01 CLASIFICACION DE TAREA FECHA DE APROBACION FECHA ORIGINAL 22 DE JULIO, Más detalles ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
Madrid, 24 de julio de 2008 UNIVERSIDAD DE BARCELONA Unidad Técnica de protección radiológica C/... 08007 Barcelona Atn: Vicerrector de Investigación ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN Más detalles CONSERVACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y RAMPAS MOVILES.
CONSERVACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y RAMPAS MOVILES. VISTO: La necesidad de dictar una reglamentación para la conservación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas Más detalles REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA IRRADIADORES GAMMA PANORAMICOS DE CATEGORIA II Y IV INTRODUCCION
REQUISITOS TECNICOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA IRRADIADORES GAMMA PANORAMICOS DE CATEGORIA II Y IV NORMA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA INTRODUCCION En conformidad con lo establecido en el Reglamento de Seguridad Más detalles STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social NOM-002-STPS-2010
STPS Guía Informativa de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo NOM-002-STPS-2010 NOM-002-STPS-2010, Más detalles Asea Brown Boveri, S.A.
1. Responsabilidades: Obligaciones del Departamento contratante de ABB: Informar a cada empresa contratada de la unidad funcional, área o zona de trabajo donde va a ejecutar el mismo. Informar a cada empresa Más detalles Manual de usuario de la aplicación telemática de notificación de detecciones de radiactividad en instalaciones de gestión de materiales metálicos
MU-NOTIFDET-09/01 Manual de usuario de la aplicación telemática de notificación de detecciones de radiactividad en instalaciones de gestión de materiales metálicos (Versión 2) Septiembre / 2009 Área de Más detalles NORMA UY 100 REGLAMENTO BASICO DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA Revisión I
NORMA UY 100 REGLAMENTO BASICO DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA Revisión I Aprobado por Resolución de la del 12/04/05 INDICE Página: CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 4 Objetivo 4 Alcance 4 CAPITULO Más detalles POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA N-10 NOTA DE CONFIDENCIALIDAD DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN
POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA N-10 2011 NOTA DE CONFIDENCIALIDAD DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN Este documento es de propiedad exclusiva de MINSAL y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación Más detalles MANUAL GENERAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
MANUAL GENERAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA VERSIÓN FINAL 10 JUNIO 2002 0 Manual General de Protección Radiológica Índice 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Objeto del Manual 1.2. Ámbito de aplicación del Manual 1.3. Disponibilidad Más detalles Comisión Nacional de Bancos y Seguros Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
3 de diciembre de 2012 INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO que voluntariamente se sujeten a la supervisión de la CNBS Toda la República Más detalles MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO El RD 1435/1992, modificado por el RD 56/1995, define los requisitos de diseño que deben cumplir las máquinas en materia de seguridad y los procedimientos necesarios para Más detalles REQUISITOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN TELETERAPIA
Página: 1/24 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REQUISITOS GENERALES Anexo III Funciones y responsabilidades del personal Anexo IV Verificación de parámetros y tolerancias Más detalles Guía para la Instalación de Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones en Buses de Transantiago.
Guía para la Instalación de Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones en Buses de Transantiago. NOTA El presente documento recoge las recomendaciones del trabajo conjunto de los fabricantes de tratamiento Más detalles PROCEDIMIENTOS CRITICOS
PROCEDIMIENTOS CRITICOS INDICE Disponibilidad de procedimientos................................ Calidad de los procedimientos................................... Comunicación de los procedimientos............................. Más detalles Permisos individuales para operadores de equipos de gammagrafía industrial
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 7.11.1. Permisos individuales para operadores de equipos de gammagrafía industrial REVISIÓN 3 Aprobada por Resolución del Directorio Más detalles Análisis probabilístico de seguridad en plantas industriales de irradiación. Alderete, F. y Elechosa, C.
Análisis probabilístico de seguridad en plantas industriales de irradiación Alderete, F. y Elechosa, C. Presentado en: Primer Congreso Americano del IRPA (International Radiation Protection Association). Más detalles República de Panamá Superintendencia de Bancos
República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 01-2007 (de 21 de noviembre de 2007) "Por el cual se establecen Normas Mínimas de Seguridad para las Entidades Bancarias" LA JUNTA DIRECTIVA en Más detalles Servicio Prevención de Riesgos Laborales. Servicio Radiofísica y Protección Radiológica H.G.U. Ciudad Real. Servicio Medicina Nuclear H. Cuenca.
Servicio Prevención de Riesgos Laborales. Servicio Radiofísica y Protección Radiológica H.G.U. Ciudad Real. Servicio Medicina Nuclear H. Cuenca. NORMAS DE TRABAJO SEGURO PARA TRABAJADORES EXPUESTOS A RADIACIONES Más detalles CURSO DE RADIOPROTECCION. Msc. Gerardo Lázaro Moreyra 2008. Instituto Peruano de Energía Nuclear. IPEN : Trabajando en las fronteras de la ciencia
Instituto Peruano de Energía Nuclear CURSO DE RADIOPROTECCION Msc. Gerardo Lázaro Moreyra 2008 Diapositiva 1 IPEN, Noviembre 2003 De donde viene las radiaciones? Las propiedades químicas de un átomo son Más detalles BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS TRABAJO CON AGENTES CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN
Página 1 de 10 REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES 0 Noviembre Elaboración borrador inicial Servicio de Prevención ELABORADO POR: RATIFICADO POR: Comité de Seguridad y Salud UCLM Fecha: 24 noviembre Página 2 Más detalles MODELO DE MANUAL PARA CONTRATISTAS
MODELO DE MANUAL PARA CONTRATISTAS INTRODUCCION Conscientes que para el logro de una mayor eficiencia en la realización de un trabajo, además de tener el conocimiento técnico para el desarrollo del mismo, Más detalles REV. 0 NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS EDICIÓN 1 CONTRATADAS POR ANCAP FECHA: 5.10.2009
SECCIÓN 1 ÍNDICE PÁG.: 1/1 1. INDICE 2. ACTUALIZACIÓN 3. DISTRIBUCIÓN 4. OBJETO Y ALCANCE 5. CONDICIONES GENERALES 6. NORMATIVA LEGAL APLICABLE 7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 8. GESTIÓN DE RESIDUOS Más detalles SOLICITUD DE LICENCIA INSTITUCIONAL PARA RAYOS X EN LA INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN SUBSECRETARIA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES - SCAN
SOLICITUD DE LICENCIA INSTITUCIONAL PARA RAYOS X EN LA INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN SUBSECRETARIA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES - SCAN DIRECCIÓN DE LICENCIAMIENTO Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Importante: Más detalles INDICE. CAPITULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. CAPITULO II Obligaciones del empresario
REAL DECRETO 12-5-1997, NÚM. 665/1997 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CAN- CERÍGENOS DURANTE ELTRABAJO. CAPITULO I Disposiciones generales Artículo Más detalles RIG PASS V. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS ESPECIALES
RIG PASS V. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS ESPECIALES BLOQUEO DE ENERGIA PELIGROSA (LOCK-OUT/TAG-OUT) Es la separación o bloqueo de la energía eléctrica, física, química, neumática, hidráulica que alimenta Más detalles Reglamento de Etiquetado e Información de Riesgo y Seguridad de Materiales Peligrosos
República Dominicana Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Reglamento de Etiquetado e Información de Riesgo y Seguridad de Materiales Peligrosos TITULO I. DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE Capítulo Más detalles SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 Fundamentos e interpretación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 Docente: Dip. Juan Bruno Calvay GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA Sistema de Gestión Más detalles REGIMEN DE AFECTACIÓN DE AUTOMOTORES PARA EL RECONOCIMIENTO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL, SEGURO, PATENTE Y KILÓMETROS RECORRIDOS.
REGIMEN DE AFECTACIÓN DE AUTOMOTORES PARA EL RECONOCIMIENTO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL, SEGURO, PATENTE Y KILÓMETROS RECORRIDOS Decreto 1870/76 INSTRUCTIVO GENERAL 1. La afectación de vehículos automotores Más detalles Caracterización de los Desechos Radiactivos en el ATDR-Ecuador y Uso de Códigos QR para identificación
X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución Buenos Aires, 12 al 17 de abril, 2015 SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCIÓN Más detalles SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE INTRODUCCIÓN El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Más detalles GESTIÓN DE ARCHIVO, CUSTODIA Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION DE LOS CENTROS DEL IMAS.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. GESTIÓN DE ARCHIVO, CUSTODIA Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION DE LOS CENTROS DEL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1. OBJETO DE LA CONTRATACION: Los centros del, debido al volumen de documentación Más detalles Las Normas ISO 9000. Puede ser un producto material, un producto informático, servicio, información, etc.
Las Normas ISO 9000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como deben funcionar Más detalles Española, en aplicación de la competencia exclusiva del Estado para dictar legislación laboral según el artículo 149.1.7 de nuestra Carta Magna.
REAL DECRETO 783/2001, DE 6 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES. El artículo 2.b) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Más detalles Programas de entrenamiento en técnicas de ensayos no destructivos
IAEA-TECDOC-628/S Programas de entrenamiento en técnicas de ensayos no destructivos Edición de 1991 ORGANISMO INTERNACIONAL The IAEA does not normally maíntain stocks of reports in this series. However, Más detalles CSN. Guía de Seguridad 1.16. Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares
Guía de Seguridad 1.16 Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares Colección Guías de Seguridad del 1 Reactores de Potencia y Centrales Nucleares 2 Reactores Más detalles PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
COD 5101 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL CLUB AÉREO DEL PERSONAL Más detalles SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.14.15 23 de setiembre de 2005 RESOLUCION 957 REGLAMENTO Más detalles 3.1 Mantenimiento preventivo
3. Mantenimiento Las estaciones de medición, ya sean fijas o móviles, representan la infraestructura remota de los SMCA, por lo que requieren de buenas y oportunas prácticas de mantenimiento preventivo, Más detalles Recomendaciones para el uso de ascensores
Recomendaciones para el uso de ascensores El ascensor es el dispositivo más utilizado para el transporte vertical de personas o de carga en edificios en toda organización. Qué conductas seguras deben adoptar Más detalles Seguridad en el Transporte. Ann-Margreth Eriksson Eklund Oficina de Seguridad Nuclear
info@adrfuegos.es www.adrfuegos.es CURSO DE CONSEJERO DE SEGURIDAD ADR PARTE 1 Disposiciones generales Capítulo 1.1 Campo de aplicación y aplicabilidad Exenciones: 1.1.3.1 Exenciones relacionadas con la Más detalles MANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL DIRECTORIOS, INVENTARIOS, SEÑALIZACIONES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y NORMAS DE SEGURIDAD
Pág. 1 de 8 1 DIRECTORIOS. Una parte fundamental de la organización de la Unidad Interna de Protección Civil, así como de las brigadas que la integran, es contar con todos los datos personales de las personas Más detalles ~UERPO D,Ei30MBEROS 6/2015 RTO REGLA TÉCNICA METROPOLITANA. Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios.
REGLA TÉCNICA METROPOLITANA RTO 6/2015 Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios ~UERPO D,Ei30MBEROS ~6a.OISTlllWNETIlOPOl1IAHOOECMlO - Al CAL OíA Vigente desde: Código: RTO Más detalles INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Industria y Energía. Fecha de aprobación: 1-7-1997
Disposición Real decreto REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. BOE nº 234 Más detalles REGLAMENTO DE USO DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Homero Rendón Balladares ADMINISTRADOR GENERAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Homero Rendón Balladares ADMINISTRADOR GENERAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Considerando: Que con Acuerdo No. 372, publicado en el Registro Oficial No. 16 del martes 6 de febrero del 2007, se expidió el Más detalles COLEGIO SALESIANO DE IQUIQUE REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS Y/O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DS Nº76
COLEGIO SALESIANO DE IQUIQUE REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS Y/O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DS Nº76 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN. 4 OBJETIVOS APLICABIIDAD DEFINICIONES BÁSICAS. 5 Accidente del Trabajo Accidente Más detalles REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA (Publicado en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1988) TEXTO VIGENTE
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA (Publicado en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1988) TEXTO VIGENTE Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia Más detalles Secretaría General. Dirección de Informática. Manual de Seguridad Informática Centro de Cómputo. (Políticas y lineamientos)
Secretaría General Dirección de Informática Manual de Seguridad Informática Centro de Cómputo (Políticas y lineamientos) C O N T E N I D O Introducción. 3 Objetivos. 4 Alcances. 5 Equipo de Cómputo. De Más detalles REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE SALUD. Resolución No. 471. (de 19 de junio de 2009)
1 REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE SALUD Resolución No. 471 (de 19 de junio de 2009) Que adopta los documentos y formularios relacionados con la inspección radiológica El Director Más detalles Manual del Conductor de Camiones. www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp.
www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp. 2 Manual del Conductor de Camiones Activación hidroneumática Activación mecánica Activación eléctrica 1. Descripción general Este vehículo o máquina está equipado con Más detalles Extintores portátiles Inspección, Mantención y Recarga - Requisitos Generales
Extintores portátiles Inspección, Mantención y Recarga - Requisitos Generales 1 Alcance 1.1 Esta norma establece los criterios generales que se deben aplicar, durante la vida útil de un extintor, para Más detalles REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA ÍNDICE
ÍNDICE página TÍTULO PRIMERO Generalidades 2 Capítulo Único TÍTULO SEGUNDO Terminología 3 Capítulo Único TÍTULO TERCERO Capítulo I Disposiciones Generales 8 Capítulo II De la Aplicación del Sistema de Más detalles UF2675: Medios de protección y armamento
UF2675: Medios de protección y armamento TEMA 1. La central de alarmas TEMA 2. Medios de protección TEMA 3. Técnicas y medios de control de accesos TEMA 4. Manejo de armas y medidas de seguridad TEMA 5. Más detalles Lineamientos para contratación des servicio de mantenimiento a través de terceros
Este documento contiene recomendaciones sobre aspectos técnicos y algunos generales que puedan incluirse de alguna manera en el cuerpo de las bases de una licitación para la contratación del servicio de Más detalles Servicios Auxiliares
Son las fuentes de energía que alimentan los equipamientos que se encuentran instalados en las SSEE y Estaciones de transformación. Las necesidades de energía requieren satisfacer distintas exigencias: Más detalles MANUAL PARA EL MANEJO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE SCI-MG-MEC-V1-08
MANUAL PARA EL MANEJO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE SCI-MG-MEC-V1-08 MUNICIPIO DE GAMA 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCION 2. OBJETIVOS 3. AMBITO DE APLICACIÓN 4. NORMAS DE USO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 5. Más detalles BLOQUEO DE MÁQUINAS Y TARJETAS DE ADVERTENCIA (Una práctica de seguridad poco difundida)
BLOQUEO DE MÁQUINAS Y TARJETAS DE ADVERTENCIA (Una práctica de seguridad poco difundida) 1 INTRODUCCION Las prácticas de seguridad a las que nos referiremos se conocen como Bloqueo de máquinas con tarjetas Más detalles norma técnica Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas Código: NT.00045.GN-SP.
norma técnica Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas Código: NT.00045.GN-SP.ESS Edición: 2. Histórico de Revisiones Edición Fecha Motivo de la edición y/o Más detalles PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE EMISORES POSITRÓNICOS Y DURANTE LA SINTESIS DE LOS RADIOFÁRMACOS PET.
X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución Buenos Aires, 12 al 17 de abril, 2015 SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCIÓN Más detalles RESOLUCIÓN D-083 DE 2015. (febrero 13) Diario Oficial No. 49.430 de 19 de febrero de 2015. Servicio Geológico Colombiano
RESOLUCIÓN D-083 DE 2015 (febrero 13) Diario Oficial No. 49.430 de 19 de febrero de 2015 Servicio Geológico Colombiano Por medio de la cual se fijan las tarifas a cobrar por los servicios de autorización Más detalles Bloqueo/Etiquetado 1
Bloqueo/Etiquetado 1 Bloqueo/Etiquetado Bloqueo/Etiquetado es un conjunto de procedimientos de seguridad diseñados para reducir el riesgo de lesiones debido a una activación accidental de la maquinaria Más detalles L 393 ES Diario Oficial de la Unión Europea 30.12.89
DIRECTIVA 89/655/CEE DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo Más detalles MODELO DE CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
MODELO DE CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 1. Prestaciones y propiedad de los datos En el contexto de la prestación de servicios encargada por..y con la finalidad Más detalles www.sepe.es Trabajamos para ti
DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES Y ARCHIVO EXTERNO DE SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES Y ARCHIVO EXTERNO DE SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. INDICE 1. OBJETO DEL CONTRATO... 3 2. TRANSPORTE, PROCESAMIENTO INICIAL Más detalles Comisión Nacional de Bancos y Seguros Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
17 de diciembre de 2013 BANCOS COMERCIALES PRIVADOS Y PÚBLICOS, SOCIEDADES FINANCIERAS, ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO, ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERAS; y, COOPERATIVAS DE AHORRO Y Más detalles Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Auditorías de Prevención
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Auditorías de Prevención Autor: autoindustria.com Índice 0. Introducción 1. Auditorías del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 1.1. Planificación Más detalles ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA).
CSN/MO-1/UTPR/M-0011/11 RA Madrid, 28 de julio de 2011 Version web Geotecnia y Cimientos, S.A. GEOCISA (UTPR) C/ ::::::::::::::: 28820- Coslada (MADRID) Att. D. ::::::::::::::::::::: Director Técnico ASUNTO: Más detalles Se enumeran en el siguiente recuadro a modo de resumen o índice los puntos a tener en cuenta dentro del Reglamento:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS El 8 de Septiembre entró en vigor el Real Decreto 138/2011, de 4 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas Más detalles INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS MANUAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS MANUAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA FEBRERO, 2008 Manual de Protección y Seguridad Radiológica Hoja: 1 De: 209 ÍNDICE HOJA Más detalles DESCARGA RESPONSABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO
DESCARGA RESPONSABLE DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO Nuestro compromiso con los clientes que atendemos en las Estaciones de Servicio, es entregar siempre un servicio de excelencia, Más detalles AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID (SPR/M-0014)
CSN//AUT/01/SPR/M-0014/11 Madrid, 28 de julio de 2011 Versión web Hospital Universitario Quirón Madrid C/ ::::::::::::::::::::::: (MADRID) Atn.::::::::::::::::: Directora Gerente ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL Más detalles Manual de Protección Radiológica
Manual de Protección Radiológica Área de Protección Radiológica Servicio de Prevención y Medio Ambiente Universitat de València Revisión: 1.3 [Octubre 2011] Fechas Realizado por: Emilio Casal Zamorano Más detalles Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Recursos. Humanos. Abril 2006
Endesa Chile Políticas de Índice 1. PRINCIPIOS 2. LINEAMIENTOS GENERALES 2.1 Organización 2.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 2.3 Planificación Preventiva 2.4 Control de la acción preventiva Más detalles MANUAL GENERAL DE PROTECCION RADIOLÓGICA
MANUAL GENERAL DE PROTECCION RADIOLÓGICA VERSION EN REVISIÓN 23/01/02 0 Manual General de Protección Radiológica Indice 1.- INTRODUCCION 1.1.- Objeto 1.2.- Ambito de aplicación 1.3.- Disponibilidad del Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1

REAL DECRETO 
 artículo 149

REAL DECRETO 
 artículo 2
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto