Source: https://www.mesurex.com/inclinometros-geofisico-tecnico-alta-precision
Timestamp: 2019-03-25 14:56:04+00:00

Document:
Inclinómetros | Geofísico/Técnico, Alta precisión | Mesurex
Serie 750 - Black Diamond Tiltmeter
Serie 900 - Little Dipper
Serie 900 - Robótica y Automoción
Serie 900 - Ingeniería
Serie 800 - Geotecnia
Serie 800 - Zona marina
Serie 800 - Excavación y Construcción
Serie 875 - Industria y Construcción
Serie 850 - Industria y Construcción
Serie 820 - Shallow Water
Serie 700 - Posicionamiento
Esta serie ofrece soluciones de detección de inclinación y de alta precisión para el mercado geotécnico. La serie 750 Black Diamond consta de cinco modelos con una resolución de hasta 1 μradian (0.000057°), con un rango de medición de hasta +/- 90º y un tamaño más pequeño para acomodarse a las limitaciones de espacio.
Disponen de tecnología de alta precisión y la mayoría de los modelos tienen la opción de "fluido viscoso" para proporcionar un reducción de ruido superior en entornos de choque y vibración altos, así como una excelente estabilidad de salida. La serie también presenta buena respuesta dinámica (a 200 Hz) y baja derivación térmica. Cada sensor está equipado con salidas analógicas de 0-5Vdc o 4-20mA o digital RS485.
La durabilidad y la precisión de estos inclinómetros los convierten en excelentes soluciones para una gran variedad de aplicaciones geotécnicas, incluyendo hundimiento y balanceo de puente, monitorización de presas, topografía en la construcción y cualquier otra medida estructural de precisión.
Resolución a 1 microrradian
Rango angular a ± 90 °
Las aplicaciones incluyen balanceo y balanceo del puente, medición de desviación, nivelación de plataforma y análisis estructural
DataSheet A750-050
Datasheet A750-100
Datasheet A750-150
Datasheet A750-200
Datasheet C750-050-4-20mA
Datasheet C750-100
Datasheet C750-150
Datasheet C750-200
Datasheet D750-100/200
Selector Guide Black-Diamond
Little Dipper es un sistema de inclinómetro para monitorizar pendientes, terraplenes, excavaciones profundas, túneles, cimientos de tanques, muros de contención y otros tipos de movimiento de tierra. Instalado como una cadena de sensores verticales u horizontales dentro de la carcasa del inclinómetro, o por enterramiento directo, este instrumento proporciona un registro continuo del desplazamiento del terreno.
Varillas de fibra de vidrio conectan los sensores dentro de la carcasa, y pivotes universales acoplan los sensores a las paredes de la carcasa. Los componentes electrónicos de Little Dipper tienen un amplio rango de voltaje de entrada y conducen cables largos sin pérdida de señal. La carcasa del sensor de ABS, a prueba de agua y no corrosible, también hace que Little Dipper sea una herramienta popular para mediciones de inclinación subacuática en aplicaciones marinas poco profundas. Disponible con salida de voltaje analógico (biaxial) o salida de 4-20 mA (uniaxial solamente).
Rango ± 12 ° / ± 30 °
Resolución 0.005 ° / 0.01 °
Salida ± 3.0 VDC o 4-20 mA
Requerimiento de energía +8 a +24 VDC a 7mA (salida de voltaje)
~ 12 - 29 VDC (salida de 4-20 mA)
Rango de temperatura -25 ° a + 70 ° C
Dimensiones 241 x 39 mm
Carcasa de polímero de ABS, clasificación de presión de 5 atmósferas
Datasheet Little Dipper
Selector Guide Economical-Geotechnical-Tiltmeter
Con un pequeño diseño modular y con funciones de muestreo programables por el usuario, esta gama de la serie 900 esta especializada en sistemas de control de máquinas, asi como ROV'S, robótica y control autónomo de vehículos. Ofrece diferentes tipos de salida (analog, digital o 4-20mA) con la finalidad de medición de cabeceo y balanceo.
Rango ± 10 ° / ± 25 ° / ± 50 °
Resolución 0.005 ° / 0.01 ° / 0.02 °
Salida ± 2.5 VDC o 0-5 VDC
Dimensiones 50.8 x 50.8 x 16.3 mm
Dimensiones 110.5 x 23.4 x 15.4 (901) o 23.4 mm (902)
Salida 4-20 mA (bucle de corriente de 2 hilos)
Requisito de alimentación ~ 12 - 29 VDC
Dimensiones 110.5 x 23.4 x 15.4 (horiz.) O 23.4 mm (vertical)
Resolución 0.005 ° / 0.012 ° / 0.025 °
Salida RS232 (inclinación y temperatura), 0-4.75 VDC (solo inclinación)
Requerimiento de energía +7 a +28 VDC a 27 mA>
Dimensiones 67 x 67 x 25 mm
Datasheet A900
Datasheet A901 y A902
Datasheet MD908
Compatible con GPS - Trimble, NMEA XDR y con una robusta carcasa IP65, esta gama de la serie 900 ofrece precisión y asequibilidad para:
Nivelación y posicionamiento de plataforma
Máquina / Equipo de construcción
Monitorización de construcción
Disponible con salida analógica, digital o 4-20mA.
A904-T
Requerimiento de energía 8-24 VDC @ 7mA (10.5-26 VDC para salida de 0-5 VDC)
Dimensiones 120 x 80 x 60 mm
Carcasa pintado, fundición de aluminio, NEMA 4X (IP65)
Clinometer Pak 420 (C904)
Carcasa pintada, fundición de aluminio, NEMA 4X (IP65)
MD900-T
Rango ± 10 ° / ± 25 ° / ± 50 ° biaxial
Resolución 0.002 ° / 0.004 ° / 0.01 °
Requisito de alimentación 7-28 VDC @ 30mA
Datasheet A904
Datasheet C904
Datasheet MD900-T
Estos inclinómetros ofrecen alta repetibilidad (hasta 0.0002º o más), un resistente diseño impermeable IP65, una excelente linealidad sobre el rango total, medición y control de alta precisión en plataformas radiales, plataformas de radar y posicionamiento de maquinaria industrial. Ademas están diseñadas para sectores geotecnicos y obras civiles (construcción, puente y supervisión)
Rango ± 0.5 ° / ± 3 ° / ± 50 ° uniaxial
Resolución 0.0001 ° / 0.0006 ° / 0.01 °
Requerimiento de energía +8 a +18 VDC a 8mA
Tuff Tilt (C801)
Rango ± 0.5 ° / ± 3 ° / ± 50 ° uniaxial o biaxial
Salida 4-20 mA (bucle de corriente de 2 hilos, por canal)
Rango ± 0.5 ° / ± 3.0 ° / ± 50 ° uniaxial o biaxial
Resolución 0.0001 ° / 0.002 °
Salida RS232 o RS422, dúplex completo
Requerimiento de energía +7 a +28 VDC a 27mA
Datasheet A801
Datasheet C801
Datasheet D801
Selector Guide High-Precision-Geotechnical-Tiltmeter
Inclinómetros especiales para la medición de nivelación y posición crítica en diques secos, plataformas marinas, equipos marinos e investigación en el océano profundo. También útil en submarinos, posicionamiento de equipos y sistemas de guiado de equipos de construcción marina.
Con +3500 psi de presión nominal, carcasa resistente 316 SS (6AI-4V Ti disponible) y altamente resistente a la corrosión, es un producto excelente para aplicaciones marinas.
Rango de temperatura -4 a + 60 ° C
Dimensiones 149 x 91 x 82 mm
Deep Water (C802)
Rango ± 5 ° / ± 60 ° uniaxial o biaxial
Datasheet A802
Datasheet C802
Datasheet D802
El medidor de inclinación portátil modelo 800P es un económico instrumento para una amplia variedad de aplicaciones de monitorización y medición, así como precisión y repetibilidad Las aplicaciones incluyen la monitorización a largo plazo de las deformaciones de estructuras y cimientos, medición de la respuesta mecánica aplicada a cargas y topografía del nivel de superficie.
Rango ± 5 ° desde la posición nula
Repetibilidad ± 0.004 ° grado típico
Requisito de energía Batería de 9 voltios en el módulo de lectura
Dimensiones 143 x 102 x 127 mm (tiltmeter)
140 x 25 mm (placa inclinable)
Carcasa Marco de acero inoxidable, cubierta del sensor de PVC
Datasheet A800P-Portable
Serie 875 - Industria y Construcción (mini)
El inclinómetro Tilt modelo 875 Mini "Tuff Tilt" combina alta precisión y durabilidad en un paquete de instrumentos tamaño mini y económico. Utilizando la tecnología MEMS, el 875 ofrece una precisión de medición superior prácticamente sin deriva a largo plazo y una resolución de 0,05 °. Las opciones de salida incluyen 0.5-4.5Vdc, 4-20mA y RS485 digital.
Todas las unidades tienen clasificación IP67 a prueba de agua para una protección avanzada contra los elementos. Utilice el 875 Mini "Tuff Tilt" para monitorización estructural, medición y control de ángulos, nivelación de plataforma, pruebas e investigación, OEM y más.
Rango ± 5 ° / ± 15 ° / ± 30 ° uniaxial o biaxial
Resolución 0.05 °
Salida 0.5-4.5 VDC, 4-20mA o RS485
Dimensiones 64.2 x 58.2 x 35.4 mm
Sello IP67
Datasheet A875
Datasheet C875
Datasheet D875
Este medidor de inclinación MEMS geotécnico está disponible en configuraciones uniaxiales y biaxiales. Presenta un diseño robusto para uso geotécnico en exteriores, pero con el beneficio de tecnología MEMS de bajo costo y señales de salida +/- 5VDC, 0-5 VDC o 4-20 mA.
Es una solución eficaz en la detección de inclinación para nivelación / posicionamiento de plataforma, monitorización estructural y de construcción, posicionamiento de maquinaria industrial, medición y control de compuerta radial.
Rango ± 14.5 ° / ± 30 ° / ± 90 °
Resolución 0.002 ° / 0.004 °
Salida +/- 5VDC, 0-5 VDC o 4-20mA
Datasheet A850-S (0-5V)
Datasheet C850 (4-20mA)
Datasheet A850-D (+/-5V)
Serie 820 -Shallow Water
El modelo 820 Shallow Water es un tiltmeter sumergible de alta precisión para uso en aplicaciones de agua dulce y salada. Utilizando un sensor electrolítico con referencia absoluta de gravedad, el 820 ofrece una precisión de medición superior prácticamente sin derivación a largo plazo. Las unidades de alta gama son sensibles a <0.0017 mm. Las opciones de salida incluyen analógica (± 5 V CC, ± 10 V CC), corriente (4-20 mA) y digital (RS232 y RS422).
Todas las unidades tienen una resistencia al agua de 50 metros para una protección avanzada contra los elementos. Uselo en aguas poco profundas para monitorización estructural, medición y control de ángulos, nivelación de plataforma y más.
Salida ± 5 VDC, ± 10 VDC, 4-20mA, RS232 o RS422
Dimensiones 92.1 x 112.4 x 61 mm
Carcasa 316 SS
Datasheet A820-Shallow-Water
Datasheet C820-Shallow-Water
Datasheet D820-Shallow-Water
La serie 700 ofrece solución en las aplicaciones dirigadas a:
Radio-telescopio y antena de radar
Plataforma de nivelación y posicionamiento
Astronomía e investigación geofísica
Ingeniería geotécnica de alta precisión (deflexión del puente, sag y monitorización del muelle)
Aplicaciones de metrología y alineación de componentes de precisión
Cuenta con una alta precisión (<0.000005º o mejor), potentes cables de accionamiento de electrónica a 1000 m de longitud. Esta disponible en configuraciones de montaje en piso y pared y en versiones impermeables IP65.
Alta Rango:
Rango de ganancia baja: 0.46 °
Rango de alta ganancia: ± 0.046
Resolución 0.1 μradian
Requerimiento de energía ± 11 a ± 15 VDC @ 11 y 6mA
Rango de temperatura -8 a + 70 ° C
Dimensiones 150 x 150 x 100 mm
Rango de ganancia baja: ± 8 °
Rango de alta ganancia: ± 0.8 °
A701-2 (4x)
Rango ± 0.46 ° / ± 4 °
Resolución <1 μradian
Salida ± 8 VDC (single-ended), ± 16 VDC (diferencial)Requerimiento de energía ± 11 a ± 15 VDC @ 11 y 6mA
Dimensiones 152 x 152 x 102 mm
Carcasa Aluminio anodizado y pintado, NEMA 4X (IP65)
Rango ± 0.5 ° / ± 5 ° biaxial
Resolución 1 μradian / 10 μradians
Requisito de alimentación +7 a +28 VDC a 27 mA
711-2 Y 716-2
Ajuste de baja ganancia ± 0.46 °
Ajuste de ganancia alta ± 0.046 °
Ajuste de baja ganancia ± 8 °
Ajuste de ganancia alta ± 0.8 °
711-2 (4x)
Rango ± 0.46 ° / ± 4 ° / ± 70 °
Resolución <1 μradian (de alta y media amplitud) / 10 μradians (gran angular)
Rango ± 0.5 ° / ± 5 ° / ± 60 ° biaxial
Resolución 1 μradian (alta ganancia) / 10 μradian estática (gama media) / 4 segundos de arco (gran angular)
Datasheet A701-2
Datasheet A701-2(4X)
Datasheet A711-2 y A716-2
Datasheet A711-2(4X)
Datasheet D711
Seletor Guide Extreme-Precision-Geophysical-Tiltmeter

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución