Source: http://docplayer.fr/15497139-Avertissement-d-autre-part-toute-contrefacon-plagiat-reproduction-encourt-une-poursuite-penale.html
Timestamp: 2018-03-21 05:03:22+00:00

Document:
Frédéric Larivière
2 UNIVERSITÉ de LORRAINE FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY 2012 N THÈSE pour obtenir le grade de DOCTEUR EN MÉDECINE Présentée et soutenue publiquement dans le cadre du troisième cycle de médecine spécialisée par l Interne des Hôpitaux des Armées Ingrid MILLOT Élève de l Ecole du Val de Grâce - Paris Ancienne élève de l Ecole Santé Navale - Bordeaux le 12 novembre 2012 à Nancy PRODUCTION D OXYGENE EN SITUATION D EXCEPTION Vers une autonomie totale. Examinateurs de la thèse: Monsieur le Professeur Claude MEISTELMAN Président du jury Monsieur le Professeur Pierre BOLLAERT Monsieur le Professeur Gérard AUDIBERT Monsieur le Professeur Michel RUTTIMANN Juges Monsieur le Docteur Lionel NACE 1
3 UNIVERSITÉ DE LORRAINE FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY Président de l Université de Lorraine : Professeur Pierre MUTZENHARDT Doyen de la Faculté de Médecine : Professeur Henry COUDANE Vice Doyen «Pédagogie» : Professeur Karine ANGIOI Vice Doyen Mission «sillon lorrain» : Professeur Annick BARBAUD Vice Doyen Mission «Campus» : Professeur Marie-Christine BÉNÉ Vice Doyen Mission «Finances» : Professeur Marc BRAUN Vice Doyen Mission «Recherche» : Professeur Jean-Louis GUÉANT Assesseurs : - 1 er Cycle : Professeur Bruno CHENUEL - «Première année commune aux études de santé (PACES) et M. Christophe NÉMOS universitarisation études para-médicales» - 2 ème Cycle : Professeur Marc DEBOUVERIE - 3 ème Cycle : «DES Spécialités Médicales, Chirurgicales et Biologiques» «DES Spécialité Médecine Générale Professeur Jean-Pierre BRONOWICKI Professeur Paolo DI PATRIZIO - Filières professionnalisées : M. Walter BLONDEL - Formation Continue : Professeur Hervé VESPIGNANI - Commission de Prospective : Professeur Pierre-Edouard BOLLAERT - Recherche : Professeur Didier MAINARD - Développement Professionnel Continu : Professeur Jean-Dominique DE KORWIN Assesseurs Relations Internationales Professeur Jacques HUBERT DOYENS HONORAIRES Professeur Adrien DUPREZ Professeur Jean-Bernard DUREUX Professeur Jacques ROLAND Professeur Patrick NETTER ========== PROFESSEURS HONORAIRES Jean-Marie ANDRE - Daniel ANTHOINE - Alain AUBREGE - Gérard BARROCHE - Alain BERTRAND - Pierre BEY Patrick BOISSEL - Jacques BORRELLY - Michel BOULANGE - Jean-Claude BURDIN - Claude BURLET - Daniel BURNEL - Claude CHARDOT - François CHERRIER - Jean-Pierre CRANCE - Gérard DEBRY - Jean-Pierre DELAGOUTTE - Emile de LAVERGNE - Jean-Pierre DESCHAMPS - Jean DUHEILLE - Adrien DUPREZ - Jean-Bernard DUREUX - Gérard FIEVE - Jean FLOQUET - Robert 2
4 FRISCH - Alain GAUCHER - Pierre GAUCHER - Hubert GERARD - Jean-Marie GILGENKRANTZ - Simone GILGENKRANTZ - Oliéro GUERCI - Pierre HARTEMANN - Claude HURIET - Christian JANOT - Michèle KESSLER - Jacques LACOSTE - Henri LAMBERT - Pierre LANDES -Marie-Claire LAXENAIRE - Michel LAXENAIRE - Jacques LECLERE - Pierre LEDERLIN - Bernard LEGRAS Michel MANCIAUX - Jean-Pierre MALLIÉ Philippe MANGIN - Pierre MATHIEU - Michel MERLE - Denise MONERET-VAUTRIN - Pierre MONIN - Pierre NABET - Jean-Pierre NICOLAS - Pierre PAYSANT - Francis PENIN - Gilbert PERCEBOIS Claude PERRIN - Guy PETIET - Luc PICARD - Michel PIERSON - Jean-Marie POLU - Jacques POUREL - Jean PREVOT - Francis RAPHAEL - Antoine RASPILLER - Michel RENARD - Jacques ROLAND - René-Jean ROYER Daniel SCHMITT - Michel SCHMITT - Michel SCHWEITZER - Claude SIMON - Danièle SOMMELET - Jean-François STOLTZ - Michel STRICKER - Gilbert THIBAUT - Augusta TREHEUX - Hubert UFFHOLTZ - Gérard VAILLANT - Paul VERT - Colette VIDAILHET - Michel VIDAILHET - Michel WAYOFF - Michel WEBER ========== PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS PRATICIENS HOSPITALIERS (Disciplines du Conseil National des Universités) 42 ème Section : MORPHOLOGIE ET MORPHOGENÈSE 1ère sous-section : (Anatomie) Professeur Gilles GROSDIDIER Professeur Marc BRAUN 2 ème sous-section : (Cytologie et histologie) Professeur Bernard FOLIGUET 3 ème sous-section : (Anatomie et cytologie pathologiques) Professeur François PLENAT Professeur Jean-Michel VIGNAUD 43 ème Section : BIOPHYSIQUE ET IMAGERIE MÉDICALE 1 ère sous-section : (Biophysique et médecine nucléaire) Professeur Gilles KARCHER Professeur Pierre-Yves MARIE Professeur Pierre OLIVIER 2 ème sous-section : (Radiologie et imagerie médicale) Professeur Denis REGENT Professeur Michel CLAUDON Professeur Valérie CROISÉ-LAURENT Professeur Serge BRACARD Professeur Alain BLUM Professeur Jacques FELBLINGER Professeur René ANXIONNAT 44 ème Section : BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE, PHYSIOLOGIE ET NUTRITION 1 ère sous-section : (Biochimie et biologie moléculaire) Professeur Jean-Louis GUÉANT Professeur Jean-Luc OLIVIER Professeur Bernard NAMOUR 2 ème sous-section : (Physiologie) Professeur François MARCHAL Professeur Bruno CHENUEL Professeur Christian BEYAERT 3 ème sous-section : (Biologie Cellulaire) Professeur Ali DALLOUL 4 ème sous-section : (Nutrition) Professeur Olivier ZIEGLER Professeur Didier QUILLIOT - Professeur Rosa-Maria RODRIGUEZ- GUEANT 45 ème Section : MICROBIOLOGIE, MALADIES TRANSMISSIBLES ET HYGIÈNE 1 ère sous-section : (Bactériologie virologie ; hygiène hospitalière) Professeur Alain LE FAOU - Professeur Alain LOZNIEWSKI Professeur Evelyne SCHVOERER 3 ème sous-section : (Maladies infectieuses ; maladies tropicales) Professeur Thierry MAY Professeur Christian RABAUD 46 ème Section : SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 1 ère sous-section : (Épidémiologie, économie de la santé et prévention) Professeur Philippe HARTEMANN Professeur Serge BRIANÇON - Professeur Francis GUILLEMIN Professeur Denis ZMIROU-NAVIER Professeur François ALLA 2 ème sous-section : (Médecine et santé au travail) Professeur Christophe PARIS 3 ème sous-section : (Médecine légale et droit de la santé) 3
5 Professeur Henry COUDANE 4 ème sous-section : (Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication) Professeur François KOHLER Professeur Éliane ALBUISSON 47 ème Section : CANCÉROLOGIE, GÉNÉTIQUE, HÉMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE 1 ère sous-section : (Hématologie ; transfusion) Professeur Pierre BORDIGONI - Professeur Pierre FEUGIER 2 ème sous-section : (Cancérologie ; radiothérapie) Professeur François GUILLEMIN Professeur Thierry CONROY Professeur Didier PEIFFERT Professeur Frédéric MARCHAL 3 ème sous-section : (Immunologie) Professeur Gilbert FAURE Professeur Marie-Christine BENE 4 ème sous-section : (Génétique) Professeur Philippe JONVEAUX Professeur Bruno LEHEUP 48 ème Section : ANESTHÉSIOLOGIE, RÉANIMATION, MÉDECINE D URGENCE, PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE 1 ère sous-section : (Anesthésiologie - réanimation ; médecine d urgence) Professeur Claude MEISTELMAN Professeur Hervé BOUAZIZ Professeur Gérard AUDIBERT Professeur Thomas FUCHS-BUDER Professeur Marie-Reine LOSSER 2 ème sous-section : (Réanimation ; médecine d urgence) Professeur Alain GERARD - Professeur Pierre-Édouard BOLLAERT Professeur Bruno LÉVY Professeur Sébastien GIBOT 3 ème sous-section : (Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie) Professeur Patrick NETTER Professeur Pierre GILLET 4 ème sous-section : (Thérapeutique ; médecine d urgence ; addictologie) Professeur François PAILLE Professeur Faiez ZANNAD - Professeur Patrick ROSSIGNOL 49 ème Section : PATHOLOGIE NERVEUSE ET MUSCULAIRE, PATHOLOGIE MENTALE, HANDICAP ET RÉÉDUCATION 1 ère sous-section : (Neurologie) Professeur Hervé VESPIGNANI - Professeur Xavier DUCROCQ Professeur Marc DEBOUVERIE Professeur Luc TAILLANDIER Professeur Louis MAILLARD 2 ème sous-section : (Neurochirurgie) Professeur Jean-Claude MARCHAL Professeur Jean AUQUE Professeur Olivier KLEIN Professeur Thierry CIVIT Professeur Sophie COLNAT-COULBOIS 3 ème sous-section : (Psychiatrie d'adultes ; addictologie) Professeur Jean-Pierre KAHN Professeur Raymund SCHWAN 4 ème sous-section : (Pédopsychiatrie ; addictologie) Professeur Daniel SIBERTIN-BLANC Professeur Bernard KABUTH 5 ème sous-section : (Médecine physique et de réadaptation) Professeur Jean PAYSANT 50 ème Section : PATHOLOGIE OSTÉO-ARTICULAIRE, DERMATOLOGIE et CHIRURGIE PLASTIQUE 1 ère sous-section : (Rhumatologie) Professeur Isabelle CHARY-VALCKENAERE Professeur Damien LOEUILLE 2 ème sous-section : (Chirurgie orthopédique et traumatologique) Professeur Daniel MOLE - Professeur Didier MAINARD Professeur François SIRVEAUX Professeur Laurent GALOIS 3 ème sous-section : (Dermato-vénéréologie) Professeur Jean-Luc SCHMUTZ Professeur Annick BARBAUD 4 ème sous-section : (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie) Professeur François DAP Professeur Gilles DAUTEL 51 ème Section : PATHOLOGIE CARDIO-RESPIRATOIRE et VASCULAIRE 1 ère sous-section : (Pneumologie ; addictologie) Professeur Yves MARTINET Professeur Jean-François CHABOT Professeur Ari CHAOUAT 2 ème sous-section : (Cardiologie) Professeur Etienne ALIOT Professeur Yves JUILLIERE Professeur Nicolas SADOUL Professeur Christian de CHILLOU 4
6 3 ème sous-section : (Chirurgie thoracique et cardiovasculaire) Professeur Jean-Pierre VILLEMOT Professeur Thierry FOLLIGUET 4 ème sous-section : (Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire) Professeur Denis WAHL Professeur Sergueï MALIKOV 52 ème Section : MALADIES DES APPAREILS DIGESTIF et URINAIRE 1 ère sous-section : (Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie) Professeur Marc-André BIGARD - Professeur Jean-Pierre BRONOWICKI Professeur Laurent PEYRIN- BIROULET 3 ème sous-section : (Néphrologie) Professeur Dominique HESTIN Professeur Luc FRIMAT 4 ème sous-section : (Urologie) Professeur Jacques HUBERT Professeur Pascal ESCHWEGE 53 ème Section : MÉDECINE INTERNE, GÉRIATRIE et CHIRURGIE GÉNÉRALE 1 ère sous-section : (Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; médecine générale ; addictologie) Professeur Jean-Dominique DE KORWIN Professeur Pierre KAMINSKY Professeur Athanase BENETOS - Professeur Gisèle KANNY Professeur Christine PERRET-GUILLAUME 2 ème sous-section : (Chirurgie générale) Professeur Laurent BRESLER - Professeur Laurent BRUNAUD Professeur Ahmet AYAV 54 ème Section : DÉVELOPPEMENT ET PATHOLOGIE DE L'ENFANT, GYNÉCOLOGIE- OBSTÉTRIQUE, ENDOCRINOLOGIE ET REPRODUCTION 1 ère sous-section : (Pédiatrie) Professeur Jean-Michel HASCOET - Professeur Pascal CHASTAGNER Professeur François FEILLET - Professeur Cyril SCHWEITZER Professeur Emmanuel RAFFO 2 ème sous-section : (Chirurgie infantile) Professeur Pierre JOURNEAU Professeur Jean-Louis LEMELLE 3 ème sous-section : (Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale) Professeur Jean-Louis BOUTROY - Professeur Philippe JUDLIN 4 ème sous-section : (Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale) Professeur Georges WERYHA Professeur Marc KLEIN Professeur Bruno GUERCI 55 ème Section : PATHOLOGIE DE LA TÊTE ET DU COU 1 ère sous-section : (Oto-rhino-laryngologie) Professeur Roger JANKOWSKI Professeur Cécile PARIETTI-WINKLER 2 ème sous-section : (Ophtalmologie) Professeur Jean-Luc GEORGE Professeur Jean-Paul BERROD Professeur Karine ANGIOI 3 ème sous-section : (Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie) Professeur Jean-François CHASSAGNE Professeur Etienne SIMON Professeur Muriel BRIX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS 61 ème Section : GÉNIE INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DU SIGNAL Professeur Walter BLONDEL 64 ème Section : BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE Professeur Sandrine BOSCHI-MULLER PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE Professeur Jean-Marc BOIVIN ========== PROFESSEUR ASSOCIÉ Médecine Générale Professeur associé Paolo DI PATRIZIO ========== 5
7 MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS - PRATICIENS HOSPITALIERS 42 ème Section : MORPHOLOGIE ET MORPHOGENÈSE 1ère sous-section : (Anatomie) Docteur Bruno GRIGNON Docteur Thierry HAUMONT Docteur Manuela PEREZ 2 ème sous-section : (Cytologie et histologie) Docteur Edouard BARRAT - Docteur Françoise TOUATI Docteur Chantal KOHLER 3 ème sous-section : (Anatomie et cytologie pathologiques) Docteur Aude BRESSENOT 43 ème Section : BIOPHYSIQUE ET IMAGERIE MÉDICALE 1 ère sous-section : (Biophysique et médecine nucléaire) Docteur Jean-Claude MAYER - Docteur Jean-Marie ESCANYE 2 ème sous-section : (Radiologie et imagerie médicale) Docteur Damien MANDRY 44 ème Section : BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE, PHYSIOLOGIE ET NUTRITION 1 ère sous-section : (Biochimie et biologie moléculaire) Docteur Sophie FREMONT - Docteur Isabelle GASTIN Docteur Marc MERTEN Docteur Catherine MALAPLATE-ARMAND - Docteur Shyue-Fang BATTAGLIA 2 ème sous-section : (Physiologie) Docteur Mathias POUSSEL Docteur Silvia VARECHOVA 3 ème sous-section : (Biologie Cellulaire) Docteur Véronique DECOT-MAILLERET 45 ème Section : MICROBIOLOGIE, MALADIES TRANSMISSIBLES ET HYGIÈNE 1 ère sous-section : (Bactériologie Virologie ; hygiène hospitalière) Docteur Véronique VENARD Docteur Hélène JEULIN Docteur Corentine ALAUZET 2 ème sous-section : (Parasitologie et mycologie) Madame Marie MACHOUART 46 ème Section : SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 1 ère sous-section : (Epidémiologie, économie de la santé et prévention) Docteur Alexis HAUTEMANIÈRE Docteur Frédérique CLAUDOT Docteur Cédric BAUMANN 2 ème sous-section (Médecine et Santé au Travail) Docteur Isabelle THAON 3 ème sous-section (Médecine légale et droit de la santé) Docteur Laurent MARTRILLE 4 ère sous-section : (Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication Docteur Nicolas JAY 47 ème Section : CANCÉROLOGIE, GÉNÉTIQUE, HÉMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE 2 ème sous-section : (Cancérologie ; radiothérapie : cancérologie (type mixte : biologique) Docteur Lina BOLOTINE 3 ème sous-section : (Immunologie) Docteur Marcelo DE CARVALHO BITTENCOURT 4 ème sous-section : (Génétique) Docteur Christophe PHILIPPE Docteur Céline BONNET 48 ème Section : ANESTHÉSIOLOGIE, RÉANIMATION, MÉDECINE D URGENCE, PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE 3 ème sous-section : (Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique) Docteur Françoise LAPICQUE Docteur Marie-José ROYER-MORROT Docteur Nicolas GAMBIER Docteur Julien SCALA-BERTOLA 6
8 50 ème Section : PATHOLOGIE OSTÉO-ARTICULAIRE, DERMATOLOGIE et CHIRURGIE PLASTIQUE 1 ère sous-section : (Rhumatologie) Docteur Anne-Christine RAT 3 ème sous-section : (Dermato-vénéréologie) Docteur Anne-Claire BURSZTEJN 4 ème sous-section : (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie) Docteur Laetitia GOFFINET-PLEUTRET 51 ème Section : PATHOLOGIE CARDIO-RESPIRATOIRE ET VASCULAIRE 4 ème sous-section : (Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire) Docteur Stéphane ZUILY 53 ème Section : MÉDECINE INTERNE, GÉRIATRIE et CHIRURGIE GÉNÉRALE 1 ère sous-section : (Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; médecine générale ; addictologie) Docteur Laure JOLY 54 ème Section : DÉVELOPPEMENT ET PATHOLOGIE DE L ENFANT, GYNÉCOLOGIE- OBSTÉTRIQUE, ENDOCRINOLOGIE ET REPRODUCTION 3 ème sous-section : Docteur Olivier MOREL 5 ème sous-section : (Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale) Docteur Jean-Louis CORDONNIER ========== MAÎTRE DE CONFÉRENCE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE Docteur Elisabeth STEYER ========== MAÎTRES DE CONFÉRENCES 5 ème section : SCIENCE ÉCONOMIE GÉNÉRALE Monsieur Vincent LHUILLIER 19 ème section : SOCIOLOGIE, DÉMOGRAPHIE Madame Joëlle KIVITS 40 ème section : SCIENCES DU MÉDICAMENT Monsieur Jean-François COLLIN 60 ème section : MÉCANIQUE, GÉNIE MÉCANIQUE ET GÉNIE CIVILE Monsieur Alain DURAND 61 ème section : GÉNIE INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DU SIGNAL Monsieur Jean REBSTOCK 64 ème section : BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE Mademoiselle Marie-Claire LANHERS Monsieur Pascal REBOUL Mr Nick RAMALANJAONA 65 ème section : BIOLOGIE CELLULAIRE Mademoiselle Françoise DREYFUSS Monsieur Jean-Louis GELLY Madame Ketsia HESS Monsieur Hervé MEMBRE Monsieur Christophe NEMOS 7
9 Madame Natalia DE ISLA Madame Nathalie MERCIER Madame Céline HUSELSTEIN 66 ème section : PHYSIOLOGIE Monsieur Nguyen TRAN MAÎTRES DE CONFÉRENCES ASSOCIÉS Médecine Générale Docteur Sophie SIEGRIST Docteur Arnaud MASSON Docteur Pascal BOUCHE ======== PROFESSEURS ÉMÉRITES Professeur Jean-Marie ANDRÉ - Professeur Daniel ANTHOINE - Professeur Gérard BARROCHE Professeur Pierre BEY - Professeur Patrick BOISSEL - Professeur Michel BOULANGÉ Professeur Jean-Pierre CRANCE - Professeur Jean-Pierre DELAGOUTTE - Professeur Jean-Marie GILGENKRANTZ Professeur Simone GILGENKRANTZ - Professeur Michèle KESSLER - Professeur Henri LAMBERT Professeur Denise MONERET-VAUTRIN - Professeur Pierre MONIN - Professeur Jean-Pierre NICOLAS Professeur Luc PICARD - Professeur Michel PIERSON - Professeur Jacques POUREL Professeur Jean-François STOLTZ - Professeur Michel STRICKER - Professeur Gilbert THIBAUT Professeur Hubert UFFHOLTZ - Professeur Paul VERT Professeur Colette VIDAILHET - Professeur Michel VIDAILHET DOCTEURS HONORIS CAUSA Professeur Norman SHUMWAY (1972) Université de Stanford, Californie (U.S.A) Professeur Paul MICHIELSEN (1979) Université Catholique, Louvain (Belgique) Professeur Charles A. BERRY (1982) Centre de Médecine Préventive, Houston (U.S.A) Professeur Pierre-Marie GALETTI (1982) Brown University, Providence (U.S.A) Professeur Mamish Nisbet MUNRO (1982) Massachusetts Institute of Technology (U.S.A) Professeur Mildred T. STAHLMAN (1982) Vanderbilt University, Nashville (U.S.A) Harry J. BUNCKE (1989) Université de Californie, San Francisco (U.S.A) Professeur Daniel G. BICHET (2001) Université de Montréal (Canada) Professeur Brian BURCHELL (2007) Université de Dundee (Royaume Uni) Professeur Théodore H. SCHIEBLER (1989) Institut d'anatomie de Würtzburg (R.F.A) Professeur Maria DELIVORIA-PAPADOPOULOS (1996) Université de Pennsylvanie (U.S.A) Professeur Mashaki KASHIWARA (1996) Research Institute for Mathematical Sciences de Kyoto (JAPON) Professeur Ralph GRÄSBECK (1996) Université d'helsinki (FINLANDE) Professeur James STEICHEN (1997) Université d'indianapolis (U.S.A) Professeur Duong Quang TRUNG (1997) Centre Universitaire de Formation et de Perfectionnement des Professionnels de Santé d'hô Chi Minh-Ville (VIÊTNAM) Professeur Marc LEVENSTON (2005) Institute of Technology, Atlanta (USA) Professeur David ALPERS (2011) Université de Washington (USA) Professeur Yunfeng ZHOU (2009) Université de WUHAN (CHINE) 8
10 REMERCIEMENTS A NOTRE PRESIDENT DU JURY Monsieur le Professeur Claude MEISTELMAN Professeur d Anesthésiologie et de Réanimation Chirurgicale Vous nous avez fait l honneur d accepter de présider notre jury de thèse et nous vous en sommes très reconnaissante. Vous nous avez accueillie dans le cursus du DES d Anesthésie-Réanimation de Nancy et guidée dans l ensemble de notre parcours. Nous avons bénéficié de votre enseignement. Nous vous prions de croire en l expression de notre gratitude et de notre plus grande considération. 9
11 A NOS JUGES Monsieur le Professeur Pierre BOLLAERT Professeur de Réanimation Médicale et de Médecine d Urgence Sans nous connaître, vous nous faites l honneur d apporter vos connaissances à la critique de ce travail. Soyez assuré de notre profonde gratitude. Monsieur le Professeur Gérard AUDIBERT Professeur d Anesthésiologie et de Réanimation Chirurgicale Nous avons bénéficié votre enseignement lors du DES d Anesthésie-Réanimation. Nous vous sommes reconnaissante d avoir bien voulu porter de l intérêt à ce travail en acceptant de siéger dans notre jury. Monsieur le Docteur Lionel NACE Docteur en Médecine Nous vous remercions de votre présence en ayant accepté de siéger dans notre jury. 10
12 A NOTRE DIRECTEUR DE THESE Monsieur le Médecin Chef Michel RÜTTIMANN Directeur de l Ecole du Service de Santé des Armées de Libreville Professeur agrégé du Val de Grâce en Anesthésiologie et Réanimation Chirurgicale Chevallier de la Légion d Honneur Chevallier de l Ordre National du Mérite Chevallier de l Ordre National de Djibouti Médaille d Honneur du Service de Santé des Armées Récompenses pour travaux scientifiques techniques - échelon vermeil Vous êtes à l origine de ce travail et nous avez fait l insigne honneur de le diriger. Nous espérons en retour être digne de la confiance que vous nous avez accordée. Vous nous avez accueillie dans votre ancien service, accompagnée et guidée avec bienveillance dans les premières années de notre parcours professionnel. A vos côtés, nous avons appris notre métier, vous nous avez transmis votre savoir-faire si précieux. Débuter notre parcours d Anesthésie-Réanimation sous votre direction aura été un honneur. Pour votre confiance en nous, votre soutien et votre entière disponibilité malgré la distance, nous vous sommes très reconnaissante. 11
13 ECOLE DU VAL DE GRACE A Monsieur le Médecin Général Inspecteur Maurice VERGOS Directeur de l École du Val de Grâce Professeur Agrégé du Val de Grâce Officier de la Légion d Honneur Officier de l Ordre National du Mérite Récompenses pour travaux scientifiques et techniques échelon vermeil Médaille d honneur du Service de Santé des Armées A Monsieur le Médecin Général Jean-Didier CAVALLO Directeur adjoint de l École du Val de Grâce Professeur Agrégé du Val de Grâce Chevalier de la Légion d Honneur Officier de l Ordre National du Mérite Chevalier des Palmes Académiques Récompenses pour travaux scientifiques et techniques échelon argent Médaille d honneur du Service de Santé des Armées 12
14 HOPITAL D INSTRUCTION DES ARMEES LEGOUEST - METZ Monsieur le Médecin Général Patrick GERGOY Médecin Chef de l Hôpital d Instruction des Armées Legouest Chevalier de la Légion d Honneur Officier de l Ordre National du Mérite Médaille d Honneur du Service de Santé des Armées échelon bronze Vous nous avez permis de profiter de l enseignement du centre hospitalier de Nancy. Nous vous sommes reconnaissante de l implication que vous avez mise dans notre formation. Monsieur le Médecin en chef Jean-Pierre PEREZ Médecin Chef Adjoint de l Hôpital d Instruction des Armées Legouest Professeur agrégé du Val de Grâce Chevalier de la Légion d Honneur Chevalier de l Ordre National du Mérite Médaille d Honneur du Service de Santé des Armées Récompenses pour travaux scientifiques et techniques échelon bronze Vous nous avez soutenue dans notre parcours et permis de profiter des richesses scientifiques du CHU de Nancy et de l HIA Sainte Anne à Toulon. Pour l implication que vous avez mise dans notre formation, nous vous sommes reconnaissante. Monsieur le Médecin en chef Philippe REY Professeur agrégé du Val de Grâce Chevalier de la Légion d Honneur Chevalier des Palmes Académiques Référent pédagogique de l Hôpital d Instruction des Armées Legouest Vous avez suivi notre parcours universitaire. En nous soutenant dans nos choix de formation, vous nous avez permis de profiter de connaissances dans des domaines variés. Nous vous en remercions. 13
15 A la Fédération d Anesthésie-Réanimation de l HIA Legouest : Au Médecin Chef David PLANCADE, notre chef de Fédération, mon guide spirituel. Merci de m avoir formée (ou formatée!) depuis le début de cet internat, de m apprendre ce merveilleux métier. J espère rester à jamais digne de votre confiance Au Médecin Chef Jean-Christophe FAVIER, notre ancien chef. Merci de m avoir permis de découvrir les horizons toulonnais et de m avoir transmis vos recettes secrètes, les fameux «produits de la ferme» Au Médecin Chef Pascal BOULLAND, Au Médecin Chef Laurent RAYNAUD, mon «conseiller mode», A Jul et Landaille (MP Julien NADAUD et MP Christian LANDY), Vénérables Anciens, mes «grands frères» de la réa Aux MP Sophie COTTEZ et MA Ariane GENTILE. Merci pour votre précieuse présence féminine. A mes chers co-internes militaires: Nico, Elo, Hélène, Raph et Nouch. Merci pour cette bonne ambiance et cette cohésion. A toute l équipe de la réanimation et du bloc opératoire. Aux nos chères secrétaires Maryline, Nadège, Sophie, pour leur soutien technique et leur sourire. A Barbara ANDREANI, qui m a aidée lors de la préparation de cette thèse A l ECMSSA d Orléans : Au LCL Patrick LIAL. Merci de m avoir ouvert les portes de l ECMSSA. A Patrick EVRARD et Frédéric LECLERC. Merci pour tout le temps que vous m avez consacré et pour les précieuses informations que vous m avez transmises. Ainsi que : CNE Serge LOUIS, ADC Michel FAROUAULT, M. Fabrice SEVIN, M. Nicolas BECK, M. Christophe SALIOU, TSH Patrick PREAUCHAT, TSH Eric COMPERNOLLE, SGT ABDOUL, SGT MANCEL. 14
16 A ma Famille : A mes parents, qui m ont toujours soutenue dans mes choix les plus déterminants, qui m ont aimée et guidée pendant toutes ces années. A mon père, cet homme formidable qui est parti trop tôt A ma mère, que j aime fort. A mon grand frère Manu, le «batteur-pilote» dont je suis si fière. A mon Papi Coucou, Mamie Lily et Papi Jeannot, qui veillent sur nous d en haut. A mes cousines Lolo, Nathalie et Aurore, mes cousins Julien et Titou ; et à tous les autres membres de ma chère famille A mes amis : Merci pour tous ces instants de bonheur partagés et pour votre soutien dans les moments difficiles. A Nancy (Nan ), ma fidèle coturne. L Ecole nous a rapprochées à jamais, merci d être mon amie depuis toutes ces années A Géraldine (Dgé), mon ange gardien. Merci d avoir su m ouvrir les yeux A Zaïa, ma cocotte. Merci d être là A mes camarades de promo de toujours (et leur moitié): B et Jeannot (mes frères matri), Nath, Flo, Julie, Marc (mon parrain) et Fanny, Julien «le jungle belge», Micka, Yannick «le breton», Philou, Clovis, Anne-Cécile et Fabien, JB et Deb, JB et Amélie A Anne et Eric (et leurs «puces», Héléna et Eulalie), Chacha et Gaël (et leur charmante Héloïse), Julia et Hubert, Laly et Mathieu (qui m ont accueillie lors de mes premiers jours à Metz ), Laurène N, Céline, Caroline, Aline, Gaïttha, Marie R, Matthieu C et Patrice J (mes vieux co-externes) Aux Z anesth, mes co-internes de Nancy. A ma famille musicale : Pauline, Gaby et Aurélie. A Sylvette, mon professeur de violoncelle, qui m a appris à faire chanter ce si bel instrument Aux Dr Hervé Boccard, déclencheur de ma vocation médicale, Dr Jean-Rémi Resca (mon tonton Jean-Rémi) et Dr Anne Piquemal, Aux Dr Armand Dinh et Dr Alain Coiffic, qui m ont entraînée dans cette magnifique spécialité 15
17 SERMENT Au moment d'être admise à exercer la Médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l honneur et de la probité. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans discrimination. J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance. Je donnerai mes soins à l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au-dessus de mon travail. Admise dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement la vie ni ne provoquerai délibérément la mort. Je préserverai l'indépendance nécessaire et je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma mission. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couverte d'opprobre et méprisée si j'y manque. 16
18 Liste des abréviations C : degrés Celsius A : ampère ACA : Antenne Chirurgicale Aérotransportable ACP : Antenne Chirurgicale Parachutiste AFSSAPS: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé AG : Anesthésie Générale ALAT : Aviation Légère de l Armée de Terre ALR : Anesthésie LocoRégionale AMM : Autorisation de Mise sur le Marché API : Automate Programmable Industriel ATF : Advanced Technology Fractionator BPC : Bâtiments de Projection et de Commandement CDG : Charles de Gaulles cm : centimètre DAPSA : Direction des Approvisionnements en Produits de Santé des Armées dba : décibel (ajusté) DCSSA : Direction Centrale du Service de Santé des Armées ECMSSA : Etablissement Central des Matériels du Service de Santé des Armées ETM: Eléments Techniques Modulaires EVASAN : évacuation sanitaire fig.: figure FiO 2 : fraction inspirée en oxygène FSC : Formation Sanitaire de Campagne GMC: Groupement Médico-Chirurgical HIA : Hôpital d Instruction des Armées Hz : hertz 17
19 HMC : Hôpital Médico-Chirurgical hpa : hectopascal ISO : Organisation Internationale de normalisation kg : kilogramme kpa : kilopascal kva : kilovoltampère kw : kilowatt L : litre LPI : Lot de Projection Initiale m : mètres m² : mètre-carré m 3 : mètre-cube mbar : millibar min : minute ml : millilitre mmhg : millimètres de mercure MISINT : mission intérieure MPOGC : Module de Production d Oxygène Grande Capacité MCV : Module de Chirurgie Vitale O 2 : oxygène OMS : Organisation Mondiale de la Santé OPEX : opération extérieure PaO 2 : pression partielle artérielle en oxygène PB : pression barométrique PED : Pays En Développement PSM : Poste de Secours Médicalisé PSA : Pressure Swing Adsorption SaO 2 : saturation artérielle en oxygène SDRA : Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë 18
20 SEOS : Solid Electrolyte Oxygen Separation SNLE : Sous-marin Nucléaire Lanceur d Engins SNPE : Société Nationale des Poudres et Explosifs SSA : Service de Santé des Armées TCD : Transports de Chalands de Débarquement TOE : Territoire d Opération Extérieure V : volt VABSan : Véhicule de l Avant Blindé Sanitaire VE : volume-minute 19
21 TABLE DES MATIERES Liste des abréviations INTRODUCTION GENERALE I. LES DIFFERENTES SOURCES D OXYGENE Oxygène gazeux (bouteille) a) Principe b) Avantages c) Inconvénients Oxygène liquide a) Principe b) Avantages c) Inconvénients Oxygène chimique a) Principe b) Avantages c) Inconvénients Oxygène par électrolyse a) Principe b) Avantages c) Inconvénients Systèmes à membranes céramiques a) Principe b) Avantages c) Inconvénients Oxygène produit par tamis moléculaire : concentrateurs d oxygène a) Principe b) Avantages
22 d) Inconvénients e) Technologie PSA f) Technologie ATF g) Comparaison PSA/ATF Aspects réglementaires a) Pharmacopée Oxygène médicinal b) Pharmacopée Oxygène II. L HISTOIRE DE L OXYGENE DANS LE SSA L anesthésie en air ambiant L oxygène, allié indispensable du blessé de guerre L arrivée de l oxygène liquide et des bouteilles L ère du chimique Le développement des concentrateurs III. LES RECENTES ETUDES DE PERFORMANCE Les concentrateurs individuels utilisés en Antenne a) L Integra b) Le FS Les capacités du MPOGC Les capacités du Module de Suppléance IV. LA DOTATION EN OXYGENE DU SSA POUR LE SOUTIEN DES FORCES SUR LE TERRAIN Dans l Armée de Terre a) Le rôle 1 : la médecine de l avant b) Le rôle 2 : l Antenne Chirurgicale et le Module de Chirurgie Vitale (MCV) o L Antenne Chirurgicale o Le Module de Chirurgie Vitale c) Le rôle 3 : l Hôpital Médico-Chirurgical (HMC)
23 2. Dans la Marine a) Le rôle 1 : les Frégates et les SNLE b) Le rôle 2 : les TCD et le Porte-avions c) Le rôle 3 : les BPC Dans l Armée de l Air a) Le rôle 3 : les EVASAN tactiques b) Le rôle 4 : les EVASAN stratégiques V. DISCUSSION Adaptation des moyens aux besoins en oxygène et aux conditions d exercice a) Dans l Armée b) Dans le milieu civil Intérêt économique et enjeux industriels L avenir CONCLUSIONS ANNEXE 1 : Statut de l oxygène ANNEXE 2: Courbe de dissociation de l hémoglobine en oxygène ANNEXE 3: Comparatif des différentes sources d oxygène ANNEXE 4 : Pharmacopée européenne sur l oxygène 93% ANNEXE 5 : Caractéristiques de l Integra ANNEXE 6 : Performances de l Integra ANNEXE 7 : Implantation du MPOGC dans l HMC ANNEXE 8 : Caractéristiques du Module de Suppléance ANNEXE 9 : Mission de l HMC Bibliographie
24 INTRODUCTION GENERALE De nos jours, quoi de plus banal que l oxygène? L'anesthésiste-réanimateur moderne a perdu l'habitude de considérer cet élément comme un des biens les plus précieux pour la sécurité des patients et un des éléments principaux conditionnant les possibilités de la chirurgie et de la réanimation. La gestion de l oxygène est en revanche une des principales préoccupations de l anesthésiste-réanimateur militaire exerçant en situation d exception. Ce gaz est effectivement à l origine de notre vie, dont voici quelques éléments chronologiques. Il y a 4,5 milliards d années, la terre se forme, enveloppée d une atmosphère primitive issue du dégazage intensif de la planète. 3,5 milliards d années plus tard, des algues rudimentaires produisent de l oxygène par photosynthèse, en captant l énergie solaire. Ainsi, l oxydation apparaît à son tour et le gaz en excédent s accumule progressivement dans l atmosphère. Il permet l apparition d une vie aérobie. Il y a un milliard d années, avec une concentration atmosphérique en oxygène de 5%, la vie animale apparaît à son tour. Il y a 400 millions d années, la composition de l air atmosphérique est celle que nous connaissons aujourd hui, avec une concentration en oxygène de 21%. En , le gaz est découvert par le pharmacien suédois Carl Wilhelm Scheele (qui lui donna le nom de «air du feu») et le chimiste anglais Joseph Priestley en concentrant les rayons du soleil sur de l oxyde de mercure (1). Mais c est en 1777 que le chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier identifie l oxygène et décrit la photosynthèse avec Priestley. Il est alors admis que l on vit plus longtemps dans un environnement enrichi en oxygène qu en air ambiant. C est la première démonstration de l effet thérapeutique de l oxygène (2). En 1783, le médecin François Chaussier propose de «ranimer» les nouveau-nés en état de mort apparente avec cet «air vital» et il l administre également à un «phtysique» en fin de vie. C est le début de l oxygénothérapie, mais elle n est pas encore utilisée en routine. A l avènement de l anesthésie en 1847, plusieurs physiologistes et chimistes (Despretz, Lassaigne, Doyère, Jackson, Duroy) recommandent l oxygène pour rétablir sa proportion normale dans le mélange inhalé appauvri en oxygène par le volume d éther et aussi pour lutter contre les accidents asphyxiques. Ils ne sont malheureusement guère suivis par les chirurgiens qui craignaient un effet antagoniste de l oxygène sur l anesthésie et qui surtout trouvaient les ballons trop encombrants (1). En 1860, Hoppe-Seyler décrit le transport de l oxygène par l hémoglobine (2). En 1878, Paul Bert explique le rôle physiologique de l oxygène. Père de la médecine aéronautique et de la médecine sub-aquatique, il étudie les effets toxiques de la pression et de la concentration de l oxygène dans l air respiré. En 1889, J. Lorrain- Smith décrit les symptômes pulmonaires de la toxicité de l oxygène pur, déjà observés par Lavoisier (1). Ce n est vraiment qu à partir du début des années 1920 que l oxygène est couramment utilisé à l hôpital (2). 23
25 Il nous faut rappeler maintenant quelques caractéristiques physico-chimiques de l oxygène (annexe 1). Tout d abord, c est un gaz permanent puisque la température de son point critique au-dessus duquel l oxygène est à l état gazeux quelle que soit la pression (-118,6 C) est très inférieure à la température ambiante (3). Il peut être refroidi en dessous de sa température d ébullition (-183 C à 1013 hpa) et conservé à l état de liquide dans les récipients cryogéniques. Un litre de liquide libère 854 litres de gaz détendu à 15 C de température et à 1013 hpa d altitude (4). Sa masse volumique est de 1,4287 kg/m3. Il est plus lourd que l air avec une densité de 1,1. C est également un puissant oxydant capable de réagir avec la plupart des composés chimiques : oxydation des métaux et des corps gras, respiration cellulaire au sein de la chaîne respiratoire, combustion (3). A l échelle atomique, l élément oxygène agit comme un capteur d électron (comburant) au détriment d un donneur d électron (combustible). Cette réaction d oxydoréduction est exothermique dans la plupart des cas. A une concentration supérieure à 25%, l énergie d activation de la réaction diminue et favorise la combustion voir l autoinflammation des corps combustibles (3). L oxygène est un élément indispensable au maintien de la vie. Encore faut-il que soient respectées les conditions de concentration et de pression. C est la pression partielle en oxygène dans le sang qui rend compte de la bonne oxygénation des tissus. Si elle diminue (altitude, pathologie ), il se crée les conditions de l asphyxie. Si elle augmente (plongée ), c est la toxicité qui menace (5). C'est la production de radicaux libres en excès qui est le mécanisme principal de la toxicité de l'oxygène : ils induisent une lipopéroxydation provoquant des dégâts intracellulaires avec des troubles électrolytiques, une activation de système du complément et une libération d histamine responsables contribuant à une réaction inflammatoire locale. On peut alors craindre des lésions interstitielles pulmonaires pouvant aller jusqu à la fibrose (6). L oxygène reste le premier médicament de l urgence puisque toute agression pour le corps humain a pour conséquence d augmenter la consommation en oxygène (intoxication, état de choc, hyperthermie, coma) (7, 8, 9) ou de diminuer l apport de l oxygène (anémie, bas débit, syndrome d irritation aérienne, insuffisance respiratoire). Les valeurs normales de l oxygène chez l homme sont une Pa02 comprise entre 85 et 100 mmhg (11,3-13,3 kpa). La SaO 2, pour une PaO 2 de 100 mmhg, est de 97% ; pour une PaO 2 de 40 mmhg, la SaO 2 est de 75% (annexe 2). Rappelons qu'elle est indépendante de la quantité d'hémoglobine. Par définition, l'hypoxie traduit une insuffisance d'oxygène au niveau cellulaire, tandis que l'hypoxémie désigne une insuffisance au niveau du sang artériel (baisse de la PaO 2 ). L'hypoxie peut avoir plusieurs origines : hypoxémique (mauvaise ventilation ou un déficit des échanges gazeux), anémique (diminution de l'hémoglobine), circulatoire (chute du débit cardiaque), cytotoxique (intoxications par des substances bloquant la respiration cellulaire, comme l acide cyanhydrique). L apport d oxygène permet donc de lutter contre l'hypoxémie qui 24
26 est néfaste, parce qu'elle induit une souffrance tissulaire de tous les organes. Le retentissement tissulaire débute avec une PaO 2 inférieure à 55 mm Hg (7,3 kpa) (6). Les processus vitaux sont principalement constitués au niveau cellulaire par l oxydoréduction enzymatique, véritable réaction en chaîne à étage en aérobiose dans les mitochondries. En médecine, l utilisation thérapeutique de l oxygène repose sur plusieurs mécanismes : mécanique (gonflage alvéolaire, motricité ventilatoire), physicochimique (pression partielle, diffusion alvéolo-capillaire, équilibre forme fixée (hémoglobine) - forme libre), biochimique (réactions cellulaires aérobies) (3). L oxygène est l essence même de l oxygénothérapie hyperbare, thérapeutique de plus en plus utilisée dans plusieurs indications. L oxygène étant référencé comme un médicament, il est soumis à une réglementation pharmaceutique très stricte, imposant des normes de qualité pour la sécurité des patients (5). Loin de notre confort professionnel en métropole, l oxygène constitue un véritable défi de gestion pour l équipe d anesthésie dans la prise en charge des blessés de guerre. Sur un territoire en conflit armé, la production locale d oxygène liquide ou gazeux est très souvent mise à mal par la destruction des infrastructures et la fuite des personnels qualifiés. Le ravitaillement sanitaire militaire est aléatoire compte tenu des contraintes du transport aérien et des priorités logistiques du moment (9, 10). De plus, les conditions d exercice sont particulières. Le malade peut être un simple blessé, inconnu de l anesthésiste, avec lequel la communication n est pas toujours facile ; au pire, c est un polyblessé, polytraumatisé, choqué, qui souffre, saigne, s étouffe et a froid (9, 11, 12). L anesthésiste militaire doit assurer une anesthésie strictement limitée au temps opératoire et rapidement réversible, car il n a pas de salle de réveil et il est vite sollicité par d autres «activités» : déchoquage, triage, mise en condition d évacuation (11, 13). La tâche est rendue plus difficile par l afflux massif et irrégulier de blessés, dans une ambiance d insécurité, de pénurie de matériel et de personnel qualifié (11). Le climat a parfois un retentissement direct sur le matériel et sur les équipes médicales. Ainsi en milieu tropical, l humidité augmente l oxydation des matériels, et la chaleur est à l origine de nombreux coups de chaleur et de déshydratations aiguës (14). Le personnel est également exposé à des pathologies typiquement tropicales (gastro-entérites) qui n améliorent pas les conditions de travail. Nous étudierons tout d abord les différentes sources d oxygène envisageables, puis nous rappellerons l évolution de la production de l oxygène dans le Service de Santé des Armées (SSA). Ensuite, nous rapporterons les performances des extracteurs en cours d utilisation par le SSA sur le terrain, puis nous décrirons la dotation actuelle du SSA en oxygène. Enfin, nous discuterons de l adéquation des moyens disponibles aux besoins des forces, applicables à d autres situations d exception rencontrées dans le milieu civil, ainsi que de l impact économique que pourrait impliquer une autonomisation en matière de production d oxygène. 25
27 I. LES DIFFERENTES SOURCES D OXYGENE 1. Oxygène gazeux (bouteille) a) Principe L oxygène destiné au remplissage des bouteilles de gaz médicaux est issu des installations de séparation des gaz par distillation fractionnée de l air liquide. Les bouteilles contiennent en général une teneur en oxygène supérieure à 99,5% en volume. Les 0,5% restants sont constitués par un certain nombre d impuretés contenues dans l air. Le conditionnement de l oxygène médicinal est effectué suivant des procédures très précises garantissant la qualité du produit délivré. Chaque bouteille présentée au remplissage est vidée à l air libre. Un cycle automatique de traitement, limitant les risques d erreur humaine, préconditionne chaque bouteille par mise sous vide, rinçage sous pression et nouvelle mise sous vide avant remplissage à la pression de service. Toutes les opérations relatives aux bouteilles d oxygène médicinal, telles que la fabrication, la distribution en gros et la dispensation au détail doivent être effectuées dans des établissements pharmaceutiques, sous la responsabilité d un pharmacien (3). L approvisionnement en bouteilles d oxygène médicinal ne peut ainsi se faire qu auprès de pharmacies d officine, de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, voire de distributeurs en gros ou de fabricants, respectant le principe pharmaceutique. Les bouteilles sont, par convention en France, de couleur blanche (fig.1) (7), d un volume (capacité en eau) de 1 à 50L (fig.2), constituées de récipients métallique résistants à la pression du gaz (pression de service 200 bar en général) (3). Figure 1 : bouteille avec son robinet-détendeur intégré Figure 2 : bouteilles de 2, 5 et 15 litres 26
28 Figures 3 et 4 : robinets-détendeurs Dans le civil, la plupart des bouteilles sont en composite synthétique. On distingue deux parties dans celles-ci : - Une enveloppe mince (doublure liner) qui sert de limite au volume, de support au bobinage, de barrière étanche et d interface de compatibilité avec le contenu - Un enroulement à spires croisées sur la totalité du liner, par un fil tendu et adhérent en fibre composite (verre, aramide, Kevlar ou carbone) imprégné de résine époxyde. Les bouteilles «Composites Aquitaine» sont en fait l association d un liner mince en aluminium et d un frettage en carbone (3). Les bouteilles portables de 2 à 15L (fig.2) sont munies de robinets-détendeurs intégrés garantissant une meilleure sécurité (5). Le manodétendeur (fig.3, 4) permet de lire la pression qui règne à l intérieur de la bouteille et de réduire la pression de stockage à une pression constante d utilisation de 4 bar. Le débitmètre (fig.3, 4) permet de délivrer le volume d oxygène désiré par un robinet qui se règle de 0 à 15 L/min. Le SSA dispose de bouteilles de 3,5 à 50L. Pour faciliter la manutention, les bouteilles de 50L peuvent être associées dans des cadres de 6 à 28 bouteilles (7). Sur l ogive ou la partie arrière de la bouteille doivent figurer les inscriptions suivantes (7) : - N : numéro d identification de la bouteille - PV : poids vide de la bouteille - PE : pression d épreuve de la bouteille, qui doit être de 1,5 fois la PS (soit 300 bar) - Date : date de l essai à pression d épreuve qui a lieu tous les cinq ans - V : volume intérieur de la bouteille exprimé en litres d eau - PS : pression de service définie par le constructeur (200 bars le plus souvent) 27
29 La contenance d une bouteille d oxygène peut se calculer de cette façon : une bouteille d un volume de 3L remplie à 200 bar délivrera en fait 600L d oxygène. Le volume d oxygène disponible varie en fonction de la pression atmosphérique et de la température, c est pourquoi les données inscrites sur les bouteilles sont définies pour une température de 15 C à une pression de 1013 hpa, soit environ 1 bar (7). b) Avantages Les bouteilles restent jusqu à présent le seul moyen d amener l oxygène au plus près des blessés. L utilisation d une bouteille d oxygène est simple et silencieuse ; en outre, la pureté du gaz fourni est constante quel que soit le débit (5). c) Inconvénients L inconvénient principal des bouteilles est le risque d explosion lié à la réactivité comburante de l oxygène, capable d enflammer tous les matériaux, y compris le métal (7). La pression de l oxygène est de 200 bar dans la bouteille, et de 1 bar dans le détendeur (pression atmosphérique de référence). A l ouverture de la bouteille, le passage de 1 à 200 bar produit une température pouvant atteindre 600 C. Dans de telles conditions, un agent polluant tel qu une poussière, de la graisse (lubrification du filetage, transpiration, main grasse, ) ou un joint en caoutchouc (les joints recommandés sont en élastomère polyhalogéné), s enflamme spontanément en réalisant un «coup de feu». Il se produit alors un phénomène d oxycoupage où le métal brûle, fond et se coupe à l image d un chalumeau sans flamme apparente, puis c est l explosion avec projection de métal en fusion et de gaz à plus de 1000 C. C est pourquoi il est recommandé de ne pas manipuler le manodétendeur avec les mains grasses, ne mettre aucun corps gras (huile, pommade, graisse, ) en contact avec les bouteilles, ne pas placer une bouteille près d une flamme, ne pas exposer une bouteille à la chaleur excessive, et de ne pas utiliser un outil pour démonter un manodétendeur sur une bouteille devant le risque d étincelles (7). De plus, la manutention des bouteilles peut se révéler difficile sur le terrain, et fait appel à des techniciens habilités. Leur poids reste important malgré l amélioration et l allègement des matériaux utilisés pour leur fabrication. Leur volume pose également un problème de stockage, dont la sécurité dépend des contraintes logistiques et climatiques locales. Stocker des bouteilles d oxygène nécessite des zones spécialisées pour les bouteilles vides et pour les pleines, fraîches et aérées, éloignées de toute source de flamme (3, 5, 7). 28
30 L acheminement des bouteilles est aussi compliqué par le risque explosif, qui justifie une règlementation drastique pour le transport aérien, limitant habituellement la pression de remplissage à 120 bar, ce qui diminue nettement le volume de gaz disponible et augmente le coût global. Le transport par voie terrestre reste également soumis aux contraintes de la guerre (barrages, embargo, zones de conflits armés, ) (15). Enfin, la gestion du remplissage et de la réépreuve des bouteilles est contraignante (tous les 5 ans par un service agréé) (6), sachant qu une bouteille ne doit jamais être vidée complètement de son contenu, sous peine de devoir être subir un double tirage au vide avant tout nouveau remplissage, car l absence de gaz avec une pression nulle expose la bouteille à une contamination (5, 15). 2. Oxygène liquide a) Principe L oxygène liquide est produit en usine selon le procédé de Georges Claude et Karl Von Linde, par liquéfaction et distillation de l air atmosphérique épuré. L air sec est comprimé à 5 bar puis refroidi à travers un échangeur thermique par de l azote liquide (issu de la production). On obtient de l air liquide, mélange d oxygène et d azote en phase liquide. Les températures d ébullition de l oxygène (Te = -183 C) et de l azote (Te = -195 C) étant différentes, le mélange est séparé par vaporisation dans une colonne de distillation fractionnée à moyenne et basse pression (3) : l azote, le plus volatile, est récupéré à la partie supérieure des colonnes, et l oxygène est récupéré vers le milieu de la colonne (8). Fluide cryogénique, il est stocké dans des récipients spécialement prévus à cet effet : les réservoirs cryogéniques d une capacité variant de 1500 à litres, réservés aux établissements de santé, et les évaporateurs froids (fixes ou transportables) pour une utilisation à domicile (6). Les évaporateurs (fig.5) sont constitués par des récipients métalliques aux propriétés thermiques isolantes renforcées dans lesquels l oxygène est maintenu à l état liquide froid ( 183 C, 1013 hpa). Malgré l isolation renforcée (vide permanent entre parois), le transfert de chaleur atmosphérique au contenu entraîne la vaporisation du liquide. Cela implique en conséquence que l oxygène liquide doit toujours être utilisé à court terme (5, 15). 29
31 Figure 5 : schéma d une cuve d un évaporateur d oxygène liquide et son portable b) Avantages En termes de volume, 1 litre d oxygène liquide correspond à environ 850 litres d oxygène gazeux. Avec l oxygène liquide, il est donc possible de fournir pour un volume de stockage donné, un volume de gaz nettement supérieur (3, 5). De plus, la pureté de l oxygène est garantie, tout comme une utilisation silencieuse (5). c) Inconvénients Les risques de l oxygène liquide sont avant tout ceux propres à l oxygène. Les risques spécifiques sont ceux liés à l augmentation de pression dans les réservoirs cryogéniques, ainsi que ceux liés à la température très basse du liquide. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositifs de sécurité contre les surpressions, sur chaque partie de circuit où le liquide risque d être emprisonné, et dans le cas de manipulations avec de l oxygène liquide, de protéger l opérateur contre les projections éventuelles (5). Si les conditions de stockage sont aisément réalisées pour les hôpitaux d infrastructure, celles-ci sont difficiles, voire impossibles à appliquer en situation opérationnelle : - les risques de perforation des réservoirs cryogéniques par projectiles, d où incendies ou explosions ; 30
32 - la nécessité de leur installation sur une dalle bétonnée et non sur un sol goudronné ; - un taux de vaporisation non négligeable présentant un aspect rédhibitoire pour le stockage de réservoirs pleins dès le temps de paix ; - une quasi-interdiction de transport aérien des réservoirs cryogéniques au moins sur vols commerciaux (5). L utilisation de l oxygène liquide n est par conséquent pas adaptée à la constitution de réservoirs de secours destinés à être stockés pendant très longtemps. Son emploi en situation de déploiement sur un théâtre d opérations paraît difficilement envisageable (5). 3. Oxygène chimique a) Principe L oxygène chimique est produit par décomposition thermique autoentretenue d un composé riche en oxygène (chlorate de sodium, perchlorate de sodium, superoxyde de potassium ), comprimé à l état solide dans des chandelles métalliques introduites dans un générateur. Les chandelles utilisées pour la production d oxygène d usage médical sont constituées d un composé solide élaboré à partir de chlorate de sodium (5). Le chlorate est associé à de l eau pour former une pâte qui est coulée dans un moule, puis mis sous pression à 300 bar. Après évaporation, le mélange se solidifie. La décomposition thermochimique n est possible que si l on associe un combustible de type métallique. Ce combustible joue un rôle essentiel dans le système, son oxydation étant génératrice d énergie, chaleur indispensable à la décomposition du chlorate. L adjonction d un catalyseur comme le magnésium, dans des proportions définies, permet de diminuer la température de décomposition du chlorate qui est initialement de 248 C. D autres composés permettent de réguler la vitesse de la réaction. L induction de la réaction se fait par percussion mécanique (fig.6, 7) d une amorce pyrotechnique logée dans le chlorate (3, 15), permettant d obtenir une température de 300 C dans la chambre de réaction (fig.9) (8). La production d oxygène est immédiate: une lente réaction chimique libère l oxygène sous forme gazeuse (5). La chandelle Orphée sur le Soprano 3000 (SNPE ) (fig.8) permet d obtenir jusqu à 3000L d oxygène en 15 minutes. M + 1/2 O 2 MO + NaClO 3 + NaCl + 3/2 O 2 M = métal = énergie 31
33 Figure 6 : coupe d une chandelle chimique Orphée Figure 7 : Schéma de coupe d une chandelle chimique Figure 8 : cadre acier du Soprano 3000 Figure 9 : chambre de réaction 32
34 La pureté de l oxygène ainsi obtenue est habituellement supérieure à 99,5%, le reste étant principalement de la vapeur d eau, du monoxyde et dioxyde de carbone et des traces de chlore. Le gaz est épuré par un système de filtration : un lit de chaux sodée fixe le gaz carbonique ; un tamis moléculaire en zéolithes (silico-aluminates métalliques) absorbe toutes les molécules présentant un moment polaire : l eau, le monoxyde de carbone et le chlore (15). Le composé solide génère environ 700 fois son propre volume ; c est un peu moins que l oxygène liquide pour lequel le rapport est de 850. Munie de son système de filtration et de son enveloppe, la chandelle génère approximativement 350 fois son volume, soit encore deux fois plus qu une bouteille d oxygène remplie sous 200 bar (le rapport est d environ 150 pour une bouteille de 3L sous 200 bar) (5). Dans l aéronautique commerciale, ce sont des cartouches chimiques qui alimentent les masques oxygène passagers en cas de dépressurisation (3). b) Avantages Le système de production d oxygène par voie chimique présente un certain nombre d avantages, en particulier en situation opérationnelle : - totalement autonome, il ne requiert aucune source d énergie, excepté au moment de l amorçage de la chandelle, mais cette opération est généralement réalisée par percussion mécanique déclenchée manuellement, avec 100% de réussite sur le Soprano 3000 ; - l oxygène produit est de très bonne qualité, et son obtention rapide ; - les chandelles peuvent être conservées entre 20 et +50 C, sans conséquence lors de la production ; - les chandelles ne nécessitent aucune opération de maintenance ; déstockées dix ans plus tard, elles génèrent la même quantité d oxygène ; - les chandelles ne présentent pas les dangers des réservoirs d oxygène sous pression ; prises dans un incendie, elles génèrent leur oxygène, mais n explosent pas ; - sur le long terme, il ne peut y avoir fuite comme pour les bouteilles d oxygène ; les chandelles ne peuvent en aucun cas générer leur oxygène, tant que la réaction chimique n est pas volontairement provoquée ; - à volume d oxygène fourni identique, les chandelles chimiques sont de l ordre d une fois et demie plus légères que les bouteilles d oxygène ; - l emploi du matériel ne nécessite pas de personnel spécialisé ; - leur utilisation est silencieuse ; 33
35 - leur encombrement est minime : 1,15 x 0,9 x 0,65 m pour le générateur Soprano 3000 ; - en ce qui concerne le transport, le matériel n est pas sous pression ; il peut être transporté par voie routière ou aérienne sous réserve de respecter la réglementation pour les chandelles (5). c) Inconvénients Le poids des chandelles chimiques qui, bien qu inférieur à celui des bouteilles d oxygène, n en reste pas moins conséquent. La manutention des chandelles après réaction doit être extrêmement prudente, avec le port de gants, en raison de la chaleur dégagée (jusqu à 800 C) lors de la réaction. Le coût du mètre cube d oxygène produit est très élevé : une chandelle au chlorate de sodium de 3000L d oxygène coûte environ 1000 euros. Leur production est dépendante des entreprises pyrotechniques qui imposent leurs prix. Enfin, ce système reste tributaire d un moyen de transport pour l acheminement des chandelles sur le terrain (5). 4. Oxygène par électrolyse a) Principe La production d oxygène peut également être effectuée par électrolyse de l eau. Ce procédé est souvent utilisé dans les sous-marins depuis la première Guerre Mondiale. Un courant électrique (fig.10) dissocie la molécule d'eau (soit H 2 O) en ions hydroxyde (HO - ) et hydrogène (H + ): dans la cellule électrolytique, les ions hydrogène acceptent des électrons à la cathode dans une réaction d'oxydation en formant du dihydrogène gazeux (soit H 2 ), selon la réaction de réduction: 2H 2 O + 2e - H 2 + 2HO - alors qu'une oxydation des ions hydroxyde - qui perdent des électrons donc - se produit à l'anode afin de "fermer" le circuit électrique (équilibre de la réaction chimique en charge) : 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - 34
36 ce qui donne l'équation de décomposition par électrolyse suivante : 2H 2 O 2H 2 + O 2 Figure 10 : schéma de la réaction d électrolyse L'eau pure conduit peu l'électricité, ce qui conduit à l'emploi d'un additif hydrosoluble, un électrolyte, dans la cellule d'électrolyse pour «fermer» le circuit électrique, c'est-à-dire faire en sorte que les potentiels chimiques en jeu permettent la réaction chimique. L'électrolyte se dissout et se dissocie en cations et anions qui peuvent «porter» le courant (16). Le sel marin, soit du chlorure de sodium, joue naturellement ce rôle dans les électrolyseurs des sous-marins (fig.11) ; d autres électrolyseurs ont été créés pour l industrie (fig.12). Figure 11 : électrolyseur de sous-marin américain Figure 12 : électrolyseur PIEL (d origine italienne) Ainsi, 3,3L d eau produisent 2000L d oxygène entre 2 et 4 bar (3). Dans les sousmarins, l oxygène produit suffit juste à compenser la consommation en oxygène de 35
37 l équipage (environ 5% d oxygène sur les 21% présents dans l air ambiant). Le dioxyde de carbone libéré par les personnels est absorbé par des filtres de chaux sodée. L hydrogène produit par l électrolyse est stocké dans des cuves qui sont vidées lorsque le sous-marin se trouve en zone de sécurité. b) Avantages Ce procédé est simple de mise en œuvre, adapté aux espaces confinés. L oxygène produit est très pur. c) Inconvénients Ce système reste dépendant d une source d électricité et nécessite une association à un surpresseur d oxygène puissant afin d obtenir un débit d oxygène et une pression suffisants pour une utilisation médicale sur un théâtre opérationnel. L électrolyse est grande consommatrice d eau qui n est pas toujours présente en quantité suffisante sur le terrain. 5. Systèmes à membranes céramiques a) Principe Derniers-nés des récentes technologies issues des laboratoires américains, les systèmes à membranes céramiques (fig.13) permettent la production d oxygène. En fait, il s agit d une séparation sélective de l oxygène par électrodiffusion ou SEOS : Solid Electrolyte Oxygen Separation (5). 36
38 Figure 13 : système de membranes céramiques pour SEOS La membrane céramique utilisée comprenant trois parties est mise sous une différence de potentiel (fig.14) : - la cathode constituée par la couche interne ; - l anode constituée par la couche externe ; - l électrolyte composé de zircone stabilisée à l yttrium située entre la couche interne et la couche externe (17). Figure 14 : Schéma du SEOS (17) Pour une température de fonctionnement de 700 à 800 C, l oxygène de l air produit deux anions O 2 qui passent à travers l électrolyte grâce à un transport par lacune et arrivent au niveau de l anode où les quatre électrons sont libérés et la molécule d oxygène reconstituée (5). b) Avantages L intérêt de cette technique est la très grande pureté du gaz produit supérieure à 99,99%, ce qui la rend très intéressante pour l usage médical (5). 37
39 c) Inconvénients Des inconvénients importants sont à noter : la nécessité de chauffer la céramique à très haute température, d où une forte consommation en énergie électrique et des problèmes liés à la sécurité d emploi, un débit produit qui reste très faible au regard de la taille des membranes céramiques, une technologie issue de laboratoires qui demande à mûrir en termes de rentabilité industrielle et économique (5). 6. Oxygène produit par tamis moléculaire : concentrateurs d oxygène a) Principe Les concentrateurs d oxygène permettent la séparation des différents gaz constituant l air. Figure 15 : principaux gaz constituant l air ambiant Le principe utilisé est la séparation chromatographique des constituants de l air (fig.15): si une certaine quantité d air est introduite à l entrée d une colonne de chromatographie, les différents constituants apparaissent séquentiellement à la sortie de la colonne (fig.16, 17). 38
40 Figure 16 : Colonne de chromatographie Figure 17 : Stratification de l air dans le tamis Le produit actif utilisé pour les colonnes de séparation (fig.18) dans les concentrateurs est de la zéolite (ou zéolithe) (3, 5, 18), produit naturel que l on peut obtenir par synthèse et qui est un aluminosilicate métallique possédant une structure cristalline tridimensionnelle constituée par un assemblage de tétraèdres. Ces derniers sont formés de quatre atomes d oxygène qui occupent les sommets et qui entourent soit un atome de silicium, soit un atome d aluminium placé au centre. La zéolite se présente sous forme de petites billes macroporeuses (fig.19, 20) régulières à grand pouvoir d adsorption favorisant la diffusion rapide des molécules vers la surface active des billes, d où le terme employé de tamis moléculaire («molecular sieve» en anglais) : en fonction de la taille des cavités, les molécules peuvent être adsorbées immédiatement, lentement ou totalement exclues. Ces cristaux poreux sont capables de piéger sélectivement certaines molécules (5). La zéolithe 5A piège très bien l azote et laisse passer l oxygène (19). Figure 18 : billes de zéolithe dans la colonne 39
41 Figure 19 : billes de zéolithe libres Figure 20 : structure moléculaire de la zéolithe La technologie du tamis moléculaire permet de fournir un gaz appauvri en azote, donc enrichi en oxygène et argon, avec un ratio oxygène/argon identique à celui de l air ambiant. En conséquence, le concentrateur à tamis moléculaire ne permet pas de produire de l oxygène à teneur supérieure à 96% (5). b) Avantages L oxygène extractif est disponible à la demande, sans limitation de matière première (3). Le prix de revient du mètre cube d oxygène fourni est faible. L achat du concentrateur est rentabilisé par l utilisation de l air ambiant comme matière première. Le concentrateur réduit le risque d explosion puisque l oxygène n y est stocké qu en partie (réservoirs de secours), surtout produit et consommé à la demande. Enfin, il n y a pas de réglementation contraignante quant à l utilisation et au transport, notamment aérien (5). d) Inconvénients Le principal inconvénient est que l appareil nécessite une alimentation électrique pour fonctionner. Il faut également prévoir une maintenance régulière, en fonction des modèles. Une adaptation est nécessaire en fonction l environnement climatique (5). Le poids et le volume sont non négligeables, ainsi que le bruit et les vibrations engendrés. La concentration en oxygène est garantie jusqu à un certain débit maximal au-delà duquel celle-ci chute rapidement en fonction du débit demandé (3). 40
42 e) Technologie PSA Ce type de séparation par adsorption lié à une variation de pression est communément appelé PSA («Pressure Swing Adsorption» : adsorption par cyclage de pression). Le fonctionnement des concentrateurs d oxygène est basé sur les phénomènes d adsorption et désorption du tamis moléculaire en fonction du cycle de pression : - à pression élevée, l azote de l air est piégé par le tamis moléculaire (adsorption) ; - à pression faible, cet azote est relâché (désorption). La désorption est favorisée par l envoi d un gaz appauvri en azote à contre-courant (élution) (5). Un compresseur aspire l air ambiant à travers un ensemble de filtres. L air traverse d abord un filtre à grosses particules, puis un préfiltre, et enfin un filtre bactérien. Un silencieux est placé à l entrée du compresseur afin de diminuer le bruit d aspiration. Un échangeur thermique placé à l entrée du compresseur diminue la température de l air compressé, afin d augmenter la densité de ce dernier, et d obtenir ainsi un meilleur rendement (20). Le compresseur augmente la pression atmosphérique entre 2 à 3 bar. L'air comprimé est alors dirigé vers le lit de l'un des deux tamis moléculaires par un système de vanne (fig.21, 22). Ici, l'azote de l'air est absorbé. Les flux d'air sont dirigés par une valve de solénoïde à quatre voies commandée par un circuit électronique ou par des paires de pneumovannes actionnées par une électrovanne pilote (19). Figure 21 : schéma d un système PSA Figure 22 : lits de tamis moléculaires 41
43 L'oxygène concentré sort du tamis moléculaire. Cet écoulement de l'oxygène est coupé en deux flux. Le flux le plus petit est conduit dans le réservoir d'oxygène. Le plus important flux d'oxygène concentré est redirigé vers un autre orifice réduisant la pression puis traverse le lit du second tamis moléculaire pour le purger. Le mélange gazeux (air reconstitué) est alors évacué à l'extérieur (20). Le cycle décrit ci-dessus se reproduit toutes les cinq à vingt secondes, ainsi chaque lit de tamis moléculaire est alternativement adsorbant puis purgé (fig.22). Quand les cycles sont renversés, l'électrovanne d'équilibrage est momentanément ouverte pour égaliser les pressions entre les deux tamis. Un réservoir en aval des tamis stocke l air enrichi. Cet air, régulé en pression, traverse un débitmètre et un filtre bactérien avant d être distribué au malade (20). f) Technologie ATF La conception de l'atf («Advanced Technology Fractionator» ou fractionnement de technologie avancée) (fig.23, 24) est composée d un barillet de 3 groupes de 4 petites colonnes de zéolithe, d un réservoir tampon, d une valve solénoïde à quatre voies (ou paire de pneumovannes), d'une électrovanne d'équilibrage, du circuit de commande électronique et d un détendeur. Figures 23 et 24 : module ATF 42
44 Figure 25 : Décomposition du barillet du module ATF La valve rotatoire de distribution présente dans l'atf (fig.25) dirige l'écoulement d'air comprimé vers un groupe de quatre lits de tamis moléculaire à n'importe quel moment. Simultanément, cette même valve rotatoire permet à quatre autres lits de purger leur air à l'atmosphère. Les quatre lits restants sont reliés ensemble par la valve pour égaliser la pression pour la transition entre l'adsorption et la désorption (fig.26). Les douze lits combinés de tamis moléculaire du dispositif d'atf contiennent une quantité de zéolithe semblable à celle des concentrateurs conventionnels d'oxygène à deux-lits (PSA) (19). Le tout est auto-régulé en fonction de la pression dans le réservoir d'oxygène. Figure 26 : cycle permanent simultané des 3 groupes de 4 colonnes dans un concentrateur ATF 43
45 g) Comparaison PSA/ATF Le point commun à ces deux techniques est la concentration de l oxygène par la zéolithe. Le barillet d'un concentrateur de technologie ATF assure la même fonction de tamis moléculaire que les colonnes d'un concentrateur de technologie PSA. L'ATF est simple, compact et élimine énormément de raccordements pneumatiques et électriques trouvés dans les concentrateurs d'oxygène PSA. La conception légère de l'atf permet la réduction de taille et de masse du concentrateur complet. La signature acoustique de l'atf diffère profondément de celle des concentrateurs conventionnels. L'ATF casse le bruit impulsif relativement important au moment de la purge des concentrateurs PSA en multiples impulsions de plus petite amplitude, plus faciles à amortir. Ainsi, le bruit produit par l'air pour l'approvisionnement du compresseur de l'atf est moins audible en raison de la petite variation de pression du compresseur. Les caractéristiques de la pression de l'atf réduisent l'usure des composants du compresseur. Dans les concentrateurs PSA, le compresseur est souvent l'élément enclin à l'usure et à la fatigue mécanique du système. L'imposition de grands changements de pression continuels et répétés rendent les charges vibratoires plus contraignantes sur la segmentation d'entrée et d'échappement dans le compresseur, causant la fatigue du métal et une durée de fonctionnement réduite. Ces mêmes fluctuations de pression entraînent également la variation cyclique de la vitesse de compresseur, et mènent à une plus grande usure, à une durée de vie réduite des pistons et des roulements à billes soutenant l'axe moteur (19). Un des grands atouts des concentrateurs d oxygène de technologie ATF est la très faible variation des niveaux de pression à l intérieur et en sortie du concentrateur (première raison du choix de l ATF pour le SSA). Cet atout permet une plus grande stabilité de la distribution d oxygène (fig.27). Figure 27 : Comparaison des pressions de fonctionnement des deux technologies 44
46 De plus, grâce à sa concentration qui reste stable dans le temps, les concentrateurs d oxygène ATF permettent une continuité d emploi bien supérieure à celle des concentrateurs PSA dont la concentration, qui décroît avec le temps (fig.28), nécessite des pauses régulières (19). Figure 28 : Comparaison des concentrations en fonction du débit Un tableau comparatif des avantages et inconvénients des différentes sources d oxygène est disponible en annexe Aspects réglementaires a) Pharmacopée Oxygène médicinal En décembre 1992, le Ministère de la Santé a demandé aux fabricants de gaz médicaux de prendre le statut d établissement pharmaceutique et de déposer des demandes d autorisation de mise sur le marché (AMM) pour des gaz commercialisés à usage thérapeutique. Devenus spécialités pharmaceutiques, les gaz seront produits et distribués par réseau pharmaceutique, sous la responsabilité du pharmacien industriel. Celui-ci devra garantir la conformité du gaz à la Pharmacopée et le respect des «bonnes pratiques de fabrication» (7). L industriel pharmaceutique est lui propriétaire (3) et responsable du récipient qu il contrôle (7). L oxygène est devenu un «médicament» en juin 1997 (6). La définition de la Pharmacopée européenne précise que pour être conforme l oxygène doit contenir au moins 99,5 % de molécules d oxygène (5). 45

References: ATF 
 ATF 
 ATF 
 ATF 
 ATF 
 ATF 
 ATF 
 ATF 
 ATF 
 ATF