Source: https://sertecesinc.com/es/thermoprobe-sp/
Timestamp: 2020-05-28 06:36:22+00:00

Document:
ThermoProbe termómetros industriales - Serteces Inc.
Termómetros digitales intrínsecamente seguros para lugares peligrosos desde 1983.
El TP7-C es un termómetro de medición digital de seguridad intrínseca diseñado para su uso en lugares peligrosos. Con más de 30 años de experiencia en la fabricación de termómetros digitales, ThermoProbe ha diseñado el TP7-C con sensores de RTD fiables basados ​​en nuestros termómetros industriales previos como el TP7 y el TP8.
Basados ​​en nuestra tecnología de termómetros de laboratorio, los últimos aparatos electrónicos TP7-C son más precisos que los modelos anteriores. La cómoda interfaz de usuario proporciona una gran pantalla de caracteres de 1/2 “y botones que se pueden usar fácilmente con guantes.
Se incluye una función de retroiluminación automática para ayudar a leer la pantalla en condiciones de poca luz. Las versátiles funciones de software permiten una fácil selección de unidades Celsius o Fahrenheit y resolución de pantalla. Los indicadores de flecha en la pantalla permiten al usuario establecer fácilmente lecturas estables y tendencias de temperatura.
Las lecturas de temperatura estabilizada se pueden guardar convenientemente para más tarde. El TP7-C viene equipado con pilas AA fácilmente reemplazables, proporcionando hasta 200 horas de funcionamiento.
Dimensiones máximas: 13,5 x 7,25 x 4,5 pulgadas, 34,3 x 18,4 x 11,4 cm
Peso: 3 libras 12.6oz. (1718 gramos) – con un conjunto de sonda de peso estándar de 75 ‘
Sonda: 304 Acero Inoxidable, Sellador, Fibra de Aramida Reforzada, FEP o PFA – Chaqueta de Cable, Construcción Coaxial
Material: Mezcla de polipropileno, acero inoxidable y aluminio.
Baterías: 2 Alcalinas AA; Duración de la batería de aproximadamente – 200 horas
Temperatura de funcionamiento de la batería del fabricante de la batería: -4 a 130 ° F, -20 a 54 ° C
Nota: Es posible que la batería no proporcione alimentación adecuada si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta.
Temperatura: Resolución 0.01
Rango: -40 a + 400 ° F //-40 a + 204 ° C
0,2 ± ° F de 32 a 200 ° F
0,5 ± ° F de 200 a 400 ° F
0,1 ± ° C de 0 a 100 ° C
0,3 ± ° C de 100 a 200 ° C
Informe de prueba de 4 puntos del NIST Traceable
Desviación a largo plazo no superior al 0,05% / año
Cumple con los requisitos de la API
Certificación: ATEX & IECEx (Ex ib [ia] IIB T4)
El TP9 es un termómetro de medición digital de seguridad intrínseca diseñado para su uso en lugares peligrosos. Con más de 30 años de experiencia en la fabricación de termómetros digitales, ThermoProbe ha diseñado el TP9 con sensores de RTD fiables basados ​​en nuestros termómetros previos estándar de la industria, como el TP7 y el TP8.
Los últimos aparatos electrónicos TP9 son más precisos que los modelos anteriores basados ​​en nuestra tecnología de termómetros de laboratorio. La cómoda interfaz de usuario proporciona una gran pantalla de caracteres de 1/2 “y botones que se pueden usar fácilmente con guantes. Se incluye una función de retroiluminación automática para ayudar a leer la pantalla en condiciones de poca luz. Las versátiles funciones de software permiten una fácil selección de unidades Celsius o Fahrenheit y resolución de pantalla.
Los indicadores de flecha en la pantalla permiten al usuario establecer fácilmente lecturas estables y tendencias de temperatura. Las lecturas de temperatura estabilizada se pueden guardar convenientemente para más tarde. El TP9 viene equipado con pilas AA fácilmente reemplazables, proporcionando hasta 200 horas de funcionamiento.
El cuerpo resistente del instrumento TP9 se construye de los componentes del acero inoxidable y del acetal. El almacenamiento ergonómico de la sonda TP9 y la construcción inoxidable son muy adecuados para calibrar productos pesados ​​que son difíciles de limpiar, como el asfalto.
Con múltiples configuraciones de sonda y longitudes permitidas de hasta 50 metros (165 pies), el TP9 es muy adecuado para muchas aplicaciones de calibrado de tanques. El conjunto de la sonda está construido de materiales fáciles de limpiar tales como cable antiadherente y acero inoxidable.
Dimensiones máximas: 10 “L x 4,25” H x 6,4 “W
Peso:3 libras 2.4oz. (1429 gramos) – con un conjunto de sonda de peso estándar de 75 ‘
304 Acero Inoxidable, Sellador, Fibra de Aramida Reforzada, FEP o PFA
Chaqueta de Cable, Construcción Coaxial
del recintoaterial:
Acetal (Delrin) Soporte de sonda
Placa frontal de cloruro de polivinilo
2 Alcalinas AA; Duración de la batería de aproximadamente 200 horas
Temperatura de funcionamiento de la batería del fabricante de la batería: -4 a 130 ° F, -20 a 54 °
-40 a + 400 ° F
-40 a + 204 ° C
0,2± ° F de 32 a 200 ° F
0,5± ° F de 200 a 400 ° F
0,1± ° C de 0 a 100 ° C
0,3± ° C de 100 a 200 ° C
Certificación ATEX & IECEx (Ex ib [ia] IIB T4)
El TL1-A es un termómetro de laboratorio digital intrínsecamente seguro diseñado para su uso en lugares peligrosos. El TL1-A es una versión mejorada del modelo original ThermoProbe TL1. El TL1-A está destinado a ser utilizado en cualquier lugar que se utilice un termómetro de vástago de vidrio de precisión u otro tipo de termómetro. El TL1-A incorpora la simplicidad y la confiabilidad del termómetro de vidrio con la comodidad de una pantalla digital.
Al igual que los termómetros de mercurio de precisión, el TL1-A tiene precisión, repetibilidad y estabilidad a largo plazo. Pero a diferencia de los termómetros nunca habrá problemas con la separación de mercurio o limpieza de materiales peligrosos. El TL1-A se utiliza comúnmente como una referencia de calibración para instrumentos de temperatura de campo tales como termómetros de medida y medidores de flujo.
Las versátiles funciones de software permiten una fácil selección de unidades Celsius o Fahrenheit y resolución de pantalla. La calibración codificada no se ve afectada por la temperatura, la vibración o la eliminación de la batería. La indicación de batería baja y las indicaciones de modo de fallo protegen al usuario de datos falsos. Los indicadores intuitivos de la exhibición permiten que el usuario establezca lecturas exactas de la temperatura. Las temperaturas mínima, máxima y media se almacenan automáticamente en la memoria para referencia posterior.
El TL1-A está construido con una robusta caja de aluminio y una sonda de temperatura de acero inoxidable. Diferente de la mayoría de los termómetros electrónicos, el “Cordless” TL1-A no tiene cables para entrar en el camino o romper. La interfaz de interruptor de superposición sellada facilita el funcionamiento intuitivo.
El TL1-A viene equipado con una batería de célula de moneda fácilmente reemplazable, proporcionando hasta 100 horas de funcionamiento.
LCD con caracteres de 0,25 pulgadas
Tendencia que indica las flechas
Indicación de batería baja y falla
Resolución 0,1 ó 0,01
Apagado automático después de 20 minutos o funcionamiento continuo
Lectura más baja, lectura más alta, lectura promedio
Conmutables en unidades de ° F o ° C
Resolución de décimas o centésimas de exposición
Certificación: ATEX & IECEx (Ex ib IIC T4)
Soporte de sensor acetil plástico
Electrónica y pantalla en anclaje de aluminio de 3,5 “x 1,2” anodizado
Sello de silicona moldeado.
Ventana de exhibición altamente durable, gráficos y interruptores de membrana.
Peso: 3,35 oz (95 gramos) – con sensor de 8 ”
Temperatura: Resolución 0,01 grados
± 0,1 ° F de 14 a 320 ° F
± 0,06 ° C de -10 a 160 ° C
Rango: -40 ° F a 400 ° F (-40 ° C a 204 ° C)
Informe rastreable de prueba del NIST
Tiempo constante de temperatura: 6,5 segundos en baño de agua circulada // (63,2% de respuesta al cambio de temperatura)
Microcontrolador y precisión de 20 bits A / D Converter
Rango de temperatura recomendado Para obtener la mejor exactitud de 32 a 112 ° F, de 0 a 44 ° C
Sensor de temperatura RTD de acero inoxidable
– 100Ω Resistente a los golpes Thin Film RTD
– Longitudes estándar de 8 “(20cm) o 12” (30cm)
– Diámetro estándar de 0.25 “(6.35mm) con punta reducida de 0.188” (4.76mm)
– Profundidad de inmersión de 4 “(11cm) recomendada
20mm Tamaño de la moneda 3V de litio, Duracell DL2032 (IEC CR2032)
Más de 100 horas Vida útil a 70 ° F, 21 ° C
Rango de funcionamiento de la batería -4 a 130 ° F, -20 a 54 ° C
Nota: Es posible que la batería no proporcione alimentación adecuada si la temperatura ambiente es inferior a -4 ° F, -20 ° C o superior a 130 ° F, 54 ° C
El termómetro TL3 es una versión ergonómicamente avanzada de TL1-A de confianza de ThermoProbe. El TL3 incorpora una pantalla más grande y una forma más fácil de sostener con las mismas especificaciones para la alta precisión y la estabilidad a largo plazo establecidas por el TL1-A.
El TL3 está diseñado para usarse en cualquier lugar donde se use un termómetro de vástago de vidrio de precisión u otro tipo de termómetro. El TL3 es muy adecuado como referencia de calibración en el laboratorio o en el campo.
El TL3 está construido con una caja de nylon moldeada de vidrio y una sonda de temperatura de acero inoxidable. A diferencia de muchos termómetros electrónicos, el TL3 “Inalámbrico” no tiene cables para interponerse o romperse. La interfaz de botón de silicona hace para el funcionamiento intuitivo.
Las longitudes estándar de la sonda son de 8 y 12 pulgadas con longitudes adicionales disponibles bajo pedido. El TL3 viene equipado con una batería de pila de monedas fácilmente reemplazable, que proporciona hasta 100 horas de funcionamiento.
LCD con caracteres de 0,5 pulgadas
Carcasa de nylon con relleno de vidrio con botones de silicona y una ventana gráfica de poliéster duradero.
Dimensiones nominales del cuerpo: 5,0 x 1,7 x 0,85 “(3 x 4,3 x 2,2 cm)
5.3 oz (150 gramos)
– con sensor de 8 “
Resolución 0,01 grados
6,5 segundos en baño de agua circulada
(63,2% de respuesta al cambio de temperatura)
El TL2-A es un versátil termómetro de 2 canales de precisión que ofrece una interfaz USB para el registro de datos y la configuración del sensor. El TL2-A es dos termómetros en un solo instrumento, con dos canales que permiten la medición simultánea de la temperatura en diferentes lugares. El TL2-A es adecuado para establecer la rastreabilidad de temperatura en equipos que requieren alta precisión. El TL2-A también es perfecto para aplicaciones de metrología y como termómetro de referencia de calibración.
El TL2-A se puede pedir con sensores incluidos o el usuario puede proporcionar sus propios sensores. Los coeficientes del sensor pueden ingresarse desde una PC, lo que facilita el cambio de un RTD de uso diario a un SPRT que incluye la elección seleccionable por el usuario de las ecuaciones ITS-90 o Callandar-Van Dusen. Las unidades vienen con calibración de resistencia de 5 puntos de 20 a 425 ohmios.
Con PRT (s) disponibles, ThermoProbe puede proporcionar un sistema de referencia de temperatura. Los sensores estándar son resistencias de platino enrolladas con alambre de 100Ω en una funda de acero inoxidable de ¼ “de 13” de largo. Los sensores están provistos de un cable estándar de 5 pies y un conector DIN. Las configuraciones personalizadas y los rangos de temperatura están disponibles bajo pedido.
La interfaz de usuario intuitiva permite una fácil configuración de unidades de temperatura, resolución de pantalla y salida de relé. Las temperaturas mínima, máxima y media se almacenan automáticamente en la memoria para referencia posterior. La interfaz permite ver lecturas más altas, más bajas y medias, ajuste de compensación cero para la deriva del sensor y lecturas en C, F, K y Ohm. La versátil función de registro de datos se puede usar para enviar datos a una PC o almacenarlos en una unidad flash USB.
El TL2-A está fabricado con acero y aluminio con revestimiento de polvo resistente. La gran pantalla retroiluminada es fácil de leer desde la distancia. Con la fuente de alimentación de CA provista, el TL2-A es ideal para aplicaciones de banco o de laboratorio. Se incluye una garantía de un año, informe de calibración, cable USB, unidad flash, software de interfaz y adaptador de corriente específico del país.
LCD grande de 0.5 “(1.3cm) con retroiluminación
Unidades conmutables ° C, ° F, ° K o Ω
Resolución 0.01, 0.001 o 0.0001 para Ohms
Ajuste de compensación cero
Salida de relé SPDT activada por temperatura (Canal 1)
Almacena y muestra las lecturas promedio, más baja y más alta.
Flechas que indican aumento / disminución de la temperatura.
Características de registro de PC y datos
Captura de datos a una unidad flash USB guardada en formato CSV (delimitado por comas)
Captura de datos a PC a través de HyperTerminal
Intervalos de registro seleccionables y modo de sondeo
Entrada del coeficiente del sensor de 2 canales
Cubierta de acero con recubrimiento de polvo resistente con botones de silicona y una ventana gráfica de poliéster duradero.
Dimensiones nominales del cuerpo: 7.25 x 5.25 x 2.25 “(18.4 x 13.3 x 5.7cm)
Peso Nominal: 1 lb. 10oz (0.74kg)
Calibración estándar de 5 puntos:
20Ω +/- 0.002 ° C
100Ω +/- 0.007 ° C
190Ω +/- 0.015 ° C
265Ω +/- 0.021 ° C
425Ω +/- 0.032 ° C
Resolución: 0.001 grados
Rango: -328 ° F a 1764 ° F (-200 ° C a 962 ° C)
-dependiendo de la selección del sensor
ITS-90 o Callandar-Van Dusen Ecuaciones de linealización
Calibración de fábrica del sistema TL2-A y PRT disponible para
-4 ° F a 572 ° F (-20 ° C a 300 ° C) rango
Precisión calibrada estándar:
0.06± ° F de -30 a 320 ° F
0.03± ° C de -36 a 160 ° C
Puntos de calibración personalizados y rangos disponibles
Acepta 100Ω y 200Ω RTD, PRT o SPRT
4 hilos con pantalla, conector DIN macho de 5 pines
Sensores estándar:
– RTD de platino enrollado de alambre de 100Ω
– Acero inoxidable ¼ “funda 13” de largo.
– Suministrado con un cable estándar de 5 pies y un conector DIN.
– Configuraciones personalizadas disponibles bajo pedido.
90 ~ 264 VAC Adaptador de corriente externo
– Adaptadores específicos del país disponibles bajo pedido.
Resistencia y temperatura rastreable NIST
El TL1-W es un termómetro de laboratorio digital intrínsecamente seguro diseñado para su uso en ubicaciones peligrosas. La TL1-W es una versión mejorada del modelo original ThermoProbe TL1. El TL1-W está diseñado para usarse en cualquier lugar donde se use un termómetro de vástago de vidrio de precisión u otro tipo de termómetro. El TL1-W incorpora simplicidad y confiabilidad del termómetro de vidrio con la comodidad de una pantalla digital. Al igual que los termómetros de mercurio de precisión, el TL1-W tiene precisión, capacidad de repetición y estabilidad a largo plazo.
Pero a diferencia de los termómetros nunca habrá problemas con la separación de mercurio o limpieza de materiales peligrosos. El TL1-W se utiliza comúnmente como una referencia de calibración para instrumentos de temperatura de campo, como la medición de termómetros y caudalímetros. Con un historial de precisión comprobada, The TL1-W se ha convertido en un estándar para la temperatura en múltiples industrias.
Las versátiles funciones de software permiten una fácil selección de unidades Celsius o Fahrenheit y resolución de pantalla. La calibración codificada no se ve afectada por la temperatura, la vibración o la eliminación de la batería. La indicación de batería baja y las indicaciones de modo de fallo protegen al usuario de datos falsos.
Los indicadores intuitivos de la exhibición permiten que el usuario establezca lecturas exactas de la temperatura. Las temperaturas mínima, máxima y media se almacenan automáticamente en la memoria para referencia posterior.
El TL1-W está construido con una carcasa de aluminio resistente y una sonda de temperatura de acero inoxidable. El TL1-W es muy adecuado para la aplicación de pozos térmicos debido a una pantalla horizontal y un accesorio versátil de gran volumen. A diferencia de muchos termómetros electrónicos, el “inalámbrico” TL1-W no tiene cables para interponerse o romperse. La interfaz de interruptor de superposición sellada facilita el funcionamiento intuitivo. El TL1-W viene equipado con baterías AAA fácilmente reemplazables, que brindan hasta 200 horas de funcionamiento.
Marco y carcasa de aluminio anodizado resistente con sello de silicona y una ventana gráfica de poliéster.
Dimensiones nominales del cuerpo: 3.9 x 1.6 x 1.8 “(10 x 4.1 x 4.6cm)
6.35oz (180 gramos)
– con sensor de 8 ”
0,1± ° F de 14 a 320 ° F
0,06± ° C de -10 a 160 ° C
Tiempo contante de temperatura
Hasta 350 horas de vida útil a 70 ° F (21 ° C)
– Depende del uso de la luz de fondo.
Rango de temperatura de funcionamiento -4 ° F a 130 ° F (-20 ° C a 54 ° C)
Nota: la batería puede no proporcionar la potencia adecuada si se usa fuera del rango de operación.
El TL1-R es un termómetro de precisión intrínsecamente seguro diseñado para su uso en ubicaciones peligrosas. El TL1-R es una referencia compacta con una precisión comparable a la de los instrumentos que cuestan el doble. El TL1-R es adecuado para establecer la rastreabilidad de la temperatura en equipos que requieren una gran precisión.
El TL1-R también es perfecto para aplicaciones de metrología y como termómetro de referencia de calibración. Es un instrumento portátil extremadamente preciso que se adapta perfectamente para aplicaciones de campo y usos de laboratorio en interiores. No hay otro termómetro digital con esta precisión en un paquete tan pequeño.
El TL1-R está construido con una caja de aluminio robusta y una sonda de temperatura de acero inoxidable. A diferencia de la mayoría de los termómetros electrónicos, el “Inalámbrico” TL1-R no tiene cables para interponerse o romperse. La interfaz de interruptor de superposición sellada facilita el funcionamiento intuitivo.
Las longitudes estándar de la sonda son de 8 y 12 pulgadas con longitudes adicionales disponibles bajo pedido. El TL1-R viene equipado con pilas AAA fácilmente reemplazables, que brindan hasta 200 horas de funcionamiento.
Resolución 0.01 o 0.001
Mostrar resolución de centésimas o milésimas
Resolución 0.001 grados
0.06 ± ° F de -30 a 320 ° F
0.03 ± ° C de -36 a 160 ° C
Tiempo constante de temperatura
19 segundos en baño de agua circulado
– Cable de precisión de 230Ω de alambre enrollado de precisión
– Diámetro estándar de 0.25 “(6.35 mm)
Más de 200 horas de vida útil a 70 ° F, 21 ° C

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución