Source: http://docplayer.es/790261-Openlab-chromatography-data-system-cds-de-agilent.html
Timestamp: 2017-08-20 13:45:53+00:00

Document:
OpenLAB Chromatography Data System (CDS) de Agilent - PDF
Download "OpenLAB Chromatography Data System (CDS) de Agilent"
Felisa Álvarez Moya
1 OpenLAB Chromatography Data System (CDS) de Agilent Requisitos de hardware y software Agilent Technologies
2 Avisos Agilent Technologies, Inc No se permite la reproducción de parte alguna de este manual bajo cualquier forma ni por cualquier medio (incluyendo su almacenamiento y recuperación electrónicos y la traducción a idiomas extranjeros) sin el consentimiento previo por escrito de Agilent Technologies, Inc. según lo estipulado por las leyes de derechos de autor estadounidenses e internacionales. Número de referencia del manual: M Edición 01/2014 Impreso en Alemania Agilent Technologies Hewlett-Packard-Strasse Waldbronn Este producto puede usarse como componente de un sistema de diagnóstico in vitro si dicho sistema está registrado ante las autoridades competentes y cumple la normativa aplicable. De lo contrario, únicamente está previsto para un uso general de laboratorio. Versión de software Esta guía se aplica a la versión A de Agilent OpenLAB CDS. Microsoft, Windows Server y SQL Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. Este producto puede usarse como componente de un sistema de diagnóstico in vitro si el sistema está registrado ante las autoridades competentes y cumple las normas pertinentes. De lo contrario, únicamente será válido para su uso general en laboratorio. Garantía El material contenido en este documento se proporciona "tal como es" y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso, en ediciones futuras. Además, hasta el máximo permitido por la ley aplicable, Agilent rechaza cualquier garantía, expresa o implícita, en relación con este manual y con cualquier información contenida en el mismo, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas de comercialización y adecuación a un fin determinado. En ningún caso Agilent será responsable de los errores o de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el suministro, utilización o uso de este documento o de cualquier información contenida en el mismo. En el caso que Agilent y el usuario tengan un acuerdo escrito separado con condiciones de garantía que cubran el material de este documento y que estén en conflicto con estas condiciones, prevalecerán las condiciones de garantía del acuerdo separado. Licencias sobre la tecnología El hardware y/o software descritos en este documento se suministran bajo una licencia y pueden utilizarse o copiarse únicamente de acuerdo con las condiciones de tal licencia. Avisos de seguridad PRECAUCIÓN Un aviso de PRECAUCIÓN indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento de operación, una práctica o similar que, si no se realizan correctamente o no se ponen en práctica, pueden provocar daños en el producto o pérdida de datos importantes. No avance más allá de un aviso de PRECAUCIÓN hasta que se entiendan y se cumplan completamente las condiciones indicadas. ADVERTENCIA Un aviso de ADVERTENCIA indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento de operación, una práctica o similar que, si no se realizan correctamente o no se ponen en práctica, pueden provocar daños personales o la muerte. No avance más allá de un aviso de ADVERTENCIA hasta que se entiendan y se cumplan completamente las condiciones indicadas. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
3 En esta guía... En esta guía... Este documento detalla los requisitos mínimos de hardware y software para garantizar la compatibilidad con la familia de productos Agilent OpenLAB Chromatography Data System (CDS). Este documento es válido para: OpenLAB CDS Shared Services (versión A.02.01) OpenLAB CDS ChemStation Edition (versión C.01.06) OpenLAB CDS EZChrom Edition (versión A.04.06) OpenLAB Data Analysis (versión A.01.02) Estos requisitos se aplican a ediciones completas, VL y compactas de OpenLAB CDS, a menos que se establezca lo contrario. Tabla 1 Término Términos y abreviaturas utilizados en este documento Descripción ChemStation Secure Workstation EZChrom ECM Data Store AIC OpenLAB CDS ChemStation Edition Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition OpenLAB CDS EZChrom Edition OpenLAB Enterprise Content Manager OpenLAB Data Store Controlador de instrumentos de Agilent 1 Introducción Este capítulo contiene un resumen de los distintos tipos de instalación y los requisitos generales de software. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 3
4 En esta guía... 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS ChemStation Edition. 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS EZChrom Edition. 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition En este capítulo se describen los requisitos asociados a la Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis En este capítulo se describen los requisitos para instalar OpenLAB Data Analysis de forma independiente. 6 Servidor OpenLAB Shared Services En este capítulo se describen los requisitos asociados al servidor Open- LAB Shared Services. 7 Licencias Este capítulo contiene información sobre el software utilizado para temas relativos a las licencias. 4 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
5 Contenido Contenido 1 Introducción 7 Agilent OpenLAB CDS 8 Requisitos generales de software 11 Compatibilidad de idiomas 13 Notas importantes 15 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition 17 ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente 18 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition 20 Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido 22 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition 25 Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition 26 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition 28 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition 33 Hardware 34 Número de instrumentos 34 Software 35 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis 37 Hardware 38 Software 38 6 Servidor OpenLAB Shared Services 39 Hardware 40 Software 40 Bases de datos 41 7 Licencias 43 Software compatible 44 Licencias de Windows Server Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 5
7 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 1 Introducción Agilent OpenLAB CDS 8 Requisitos generales de software 11 Compatibilidad con otros paquetes de software de Agilent 12 Compatibilidad de idiomas 13 EZChrom Edition 13 ChemStation Edition 13 Data Analysis 14 Notas importantes 15 Instrumentos 15 Espacio en disco 15 Servidores exclusivos 15 Este capítulo contiene un resumen de los distintos tipos de instalación y los requisitos generales de software. Agilent Technologies 7
9 Introducción 1 Agilent OpenLAB CDS Figura 2 Configuración de estaciones de trabajo en red Cuando se instale OpenLAB Data Store en lugar de OpenLAB ECM, dicho software se instalará en el servidor OpenLAB Shared Services. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 9
10 1 Introducción Agilent OpenLAB CDS Figura 3 Configuración de un sistema distribuido Cuando se instale OpenLAB Data Store en lugar de OpenLAB ECM, dicho software se instalará en el servidor OpenLAB Shared Services. 10 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
11 Introducción 1 Requisitos generales de software Requisitos generales de software El siguiente software debe instalarse en todos aquellos sistemas operativos compatibles antes de proceder a instalar los componentes de OpenLAB CDS: Adobe Flash: debe estar instalado para poder ver todas las características gráficas de la interfaz de usuario de Data Store. Adobe Reader (XI): debe estar instalado para poder consultar los informes de preparación o administración de la ubicación y para utilizar la función Visor de informes. Debe instalarse el complemento de Adobe Reader (cualquier versión) para poder visualizar la documentación (Start > All programs > Agilent Technologies > OpenLAB CDS Documentation). NOTA Si no hay ningún lector de PDF instalado en el sistema, puede instalar Adobe Reader desde los DVD de instalación de OpenLAB CDS. Se encuentra disponible en la ruta Disk1\Tools\ Adobe Reader en cuatro idiomas diferentes (inglés, japonés, chino y portugués). Navegador: debe haber un navegador instalado (p. ej., IE 9 o 10) para poder abrir la página OpenLAB CDS Documentation. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 11
12 1 Introducción Requisitos generales de software Compatibilidad con otros paquetes de software de Agilent Versiones de ECM Para que OpenLAB CDS pueda utilizar ECM como ubicación de almacenamiento de archivos, deberá disponer de alguna de las siguientes versiones de ECM: OpenLAB ECM Server SP1 (revisión 03). Internet Explorer 8 (32 bits) para el cliente web. OpenLAB ECM Server SP1 con la última revisión. Internet Explorer 8, 9 o 10 (32 bits) para el cliente web. Versiones de Data Store Para que OpenLAB CDS pueda utilizar Data Store como ubicación de almacenamiento de archivos, deberá disponer de la versión A de OpenLAB Data Store. Asimismo, antes de instalar los componentes de OpenLAB Data Store deberá instalar Internet Explorer 9, 10 u 11 en el sistema operativo compatible correspondiente. La función Active scripting debe estar activada para poder acceder al sitio web de Data Store. 12 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
13 Introducción 1 Compatibilidad de idiomas Compatibilidad de idiomas EZChrom Edition La versión en inglés de OpenLAB CDS EZChrom Edition está validada en los sistemas operativos de Windows en inglés y en idiomas de Europa Occidental. Las versiones traducidas de OpenLAB CDS son compatibles con las versiones traducidas de Windows y utilizan la fuente predeterminada del sistema: Chino: SimSun Japonés: MS UI Gothic Portugués (Brasil): MS Sans Serif (solo en estaciones de trabajo) Los controladores de instrumentos no traducidos son compatibles y aparecerán en inglés aunque se ejecuten versiones traducidas de OpenLAB CDS. ChemStation Edition Las versiones traducidas de las estaciones de trabajo OpenLAB CDS ChemStation Edition son compatibles con las versiones traducidas de Windows y utilizan la fuente predeterminada del sistema: Chino: SimSun Japonés: MS UI Gothic La versión en inglés de ChemStation Edition también es compatible con las versiones en ruso de Windows (Windows 7, 64 bits). Los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) de ChemStation Edition y sus clientes son compatibles solamente con los sistemas operativos en inglés. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 13
14 1 Introducción Compatibilidad de idiomas Data Analysis Las versiones traducidas de OpenLAB CDS Data Analysis son compatibles con las versiones traducidas de Windows y utilizan la fuente predeterminada del sistema: Chino: Microsoft YaHei Japonés: Arial 14 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
15 Introducción 1 Notas importantes Notas importantes Instrumentos A menos que se indique lo contrario, las estaciones de trabajo, los clientes y los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) mencionados anteriormente se han verificado y son compatibles con cualquier combinación de cuatro instrumentos (los sistemas LC que contengan PDA/DAD cuentan como 2 instrumentos), con un máximo de un inyector de espacio de cabeza o PAL funcionando simultáneamente. Espacio en disco Los requisitos de espacio en disco deben ajustarse según el número y tipo de instrumentos y la periodicidad de almacenamiento. Agilent recomienda un periodo de uso estimado de disco un año superior a la recomendación para el sistema operativo en cuestión. Tamaños típicos de archivo de referencia: Datos 2D: 60 min, 10 Hz y 2 canales de datos (aprox. 600 kb) Datos 3D: 60 min, 10 Hz, 5 canales y espectros con una resolución de 1 nm entre 200 y 400 nm (aprox. 300 MB) Datos LC/MS: 60 min y modo de barrido (aprox. 30 MB) Servidores exclusivos Para los productos basados en servidores (controladores AIC con servidor de OpenLAB Shared Services u OpenLAB CDS ChemStation Edition), Agilent recomienda utilizar servidores exclusivos para evitar conflictos con otras aplicaciones y optimizar el rendimiento. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 15
16 1 Introducción Notas importantes 16 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
17 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente 18 Hardware 18 Número de instrumentos 18 Software 19 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition 20 Hardware 20 AIC agrupados 20 Número de instrumentos compatibles 21 Software 21 Virtualización 21 Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido 22 Hardware 22 Software 23 En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS ChemStation Edition. Agilent Technologies 17
18 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente Hardware Tabla 2 Elemento Requisitos mínimos de hardware (estaciones de trabajo ChemStation) Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB 160 GB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/1000 Número de instrumentos Existe un límite respecto al número de instrumentos (por ejemplo, GC, LC o CE) que pueden configurarse en una estación de trabajo OpenLAB CDS ChemStation Edition: GC y LC (2D): cuatro instrumentos LC (3D): dos instrumentos CE: dos instrumentos LC/MS y CE/MS: un instrumento Cada instrumento puede constar de varios módulos, como en el caso de los sistemas LC modulares de Agilent. Aunque el número máximo teórico de módulos es 31, se recomienda utilizar 14 módulos como máximo. 18 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
19 OpenLAB CDS ChemStation Edition 2 ChemStation Edition: estación de trabajo en red o independiente Software Tabla 3 Software para las estaciones de trabajo OpenLAB CDS ChemStation Edition Componente Detalles Sistemas operativos Windows 7 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Microsoft Report Viewer Redistributable Para la función de presentación inteligente de ChemStation: Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 19
20 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition Hardware Tabla 4 Elemento Requisitos mínimos de hardware del controlador AIC para ChemStation Edition Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Doble cuádruple núcleo a 2 GHz 12 GB 2 x 250 GB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA), como mínimo 19 '': 1440 x Ratón Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows 1 Soporte extraíble Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/ Solo para la instalación y la administración. 2 Se recomienda utilizar una segunda interfaz LAN para aislar el tráfico de datos del instrumento. AIC agrupados El siguiente controlador de instrumentos de Agilent (AIC) es compatible con la instalación de OpenLAB CDS ChemStation Edition y se incluye como un sistema agrupado. Tabla 5 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) compatible con la instalación de OpenLAB CDS ChemStation Edition Modelo de AIC CPU RAM Disco duro ML350e (ref. M8304AA) 2,2 GHz, doble cuádruple núcleo 16 GB 2 x 500 GB 20 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
21 OpenLAB CDS ChemStation Edition 2 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para ChemStation Edition Número de instrumentos compatibles NOTA Existe un límite respecto al número de instrumentos (por ejemplo, GC, LC o CE) que pueden configurarse para un controlador AIC con OpenLAB CDS ChemStation Edition: GC y LC (2D): diez instrumentos LC (3D) y CE: cinco instrumentos LC/MS y CE/MS: dos instrumentos Un instrumento LC/MS de cuadrupolo simple equivale a cuatro instrumentos LC 2D. Un único AIC permite gestionar dos instrumentos LC/MS de cuadrupolo simple y dos instrumentos LC 2D, o bien dos instrumentos LC/MS de cuadrupolo simple y un instrumento LC 3D. En los controladores de instrumentos de Agilent (AIC), OpenLAB ChemStation Edition es compatible con aquellos instrumentos y módulos conectados exclusivamente a través de una red LAN (los dispositivos GPIB, RS-232 y USB, así como cualquier tipo de convertidor, no son compatibles con los AIC). No hay límite en relación con el número de AIC en un sistema distribuido. Software Tabla 6 Software compatible con AIC con OpenLAB CDS ChemStation Edition Componente Sistema operativo Microsoft Report Viewer Redistributable Detalles Windows Server 2008 (64 bits) R2 SP1 Para la función de presentación inteligente de ChemStation: Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Virtualización Los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) compatibles con ChemStation Edition pueden virtualizarse con VMware VSphere 4.x o VSphere 5.x. Para obtener más información, consulte la nota técnica Virtualización de Agilent OpenLAB CDS ChemStation Edition con VMware. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 21
22 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido NOTA De cara a la resolución de problemas, se recomienda decididamente disponer de al menos un PC agrupado con Agilent ChemStation funcionando como cliente de OpenLAB CDS ChemStation. Dicho PC debe mantenerse como referencia para identificar problemas de visualización y rendimiento asociados al hardware del PC cliente. Hardware Tabla 7 Elemento Requisitos mínimos de hardware para clientes ChemStation en un sistema distribuido Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble 3 GHz, doble núcleo 4 GB 160 GB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows DVD ROM (12x) Red Adaptador LAN 100/ Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
23 OpenLAB CDS ChemStation Edition 2 Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido Software Tabla 8 Sistemas operativos compatibles con los clientes de OpenLAB CDS ChemStation Edition Sistema operativo Detalles Windows 7 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 23
24 2 OpenLAB CDS ChemStation Edition Cliente para ChemStation Edition en un sistema distribuido 24 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
25 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition 26 Hardware 26 Número de instrumentos 26 Software 27 Virtualización 27 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition 28 Hardware 28 Controladores de instrumentos 29 Número de instrumentos compatibles 30 Software 31 Virtualización 31 En este capítulo se describen los requisitos para las estaciones de trabajo, los controladores de instrumentos y los clientes en los que se ejecute OpenLAB CDS EZChrom Edition. Agilent Technologies 25
26 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition Hardware Tabla 9 Elemento Requisitos mínimos de hardware (estaciones de trabajo y clientes de EZChrom) Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB 160 GB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/1000 Número de instrumentos Existe un límite respecto al número de instrumentos que pueden configurarse en una estación de trabajo de OpenLAB CDS EZChrom Edition: GC y LC (2D): cuatro instrumentos LC (3D): dos instrumentos 26 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
27 OpenLAB CDS EZChrom Edition 3 Estaciones de trabajo o clientes de EZChrom Edition Software Tabla 10 Sistemas operativos compatibles con las estaciones de trabajo y los clientes de OpenLAB CDS EZChrom Edition Sistema operativo Detalles Windows 7 SP1 Enterprise 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Solo para clientes: Windows Server 2008 R2 SP1 Virtualización Las estaciones de trabajo EZChrom pueden virtualizarse con VMware VSphere 4.x o VSphere 5.x. Para obtener más información, consulte la nota técnica Virtualización de Agilent OpenLAB CDS EZChrom Edition con VMware. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 27
28 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Hardware Tabla 11 Elemento Requisitos mínimos de hardware de un controlador AIC para EZChrom Edition Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble 3 GHz, doble núcleo 4 GB 160 GB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red 2 tarjetas LAN (LAN 100/1000) 28 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
29 OpenLAB CDS EZChrom Edition 3 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Controladores de instrumentos Sistema operativo Windows 7 En la siguiente tabla se indican los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) con sistema operativo Windows 7 (32 bits) compatibles con la instalación de OpenLAB CDS EZChrom Edition y que se incluyen como sistemas agrupados. Tabla 12 Controladores de instrumentos de Agilent (AIC) con sistema operativo Windows 7 (32 bits) Modelo de AIC CPU RAM Espacio en disco Z210 Cuádruple núcleo a 3,10 GHz 4 GB 250 GB Z220 Cuádruple núcleo a 3,20 GHz 4 GB 250 GB Z230 Cuádruple núcleo a 3,20 GHz 4 GB 500 GB Los controladores AIC se deben actualizar para cumplir los requisitos mínimos de memoria según corresponda. Sistema operativo Windows XP Tabla 13 Controladores de instrumentos de Agilent (AIC) con sistema operativo Windows XP Modelo de AIC CPU RAM Espacio en disco 7800 Doble núcleo a 2,3 GHz 2 GB 135 GB 7900 Doble núcleo a 3,0 GHz 2 GB 232 GB (2 x 116) 8000 Doble núcleo a 3,16 GHz 4 GB 250 GB Los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) de las versiones A y B y el controlador AIC 5000 no son compatibles con el software Agilent OpenLAB CDS. Dado que Windows XP no es compatible con la versión A de Open- LAB CDS, deberá usar una de las dos siguientes opciones para poder utilizar un modelo de AIC que funcione con Windows XP con la versión Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 29
30 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition A de OpenLAB CDS: Actualizar el sistema operativo a Windows 7 (32 bits). Continuar utilizando el controlador AIC 7800, 7900 u 8000 con Windows XP y la versión A de OpenLAB CDS EZChrom Edition, conectando el controlador AIC a un servidor Shared Services de la versión A de OpenLAB CDS (parte de la versión A de Open- LAB CDS). Esta opción permite utilizar clientes con la versión A de OpenLAB CDS EZChrom Edition con un controlador AIC con la versión A de OpenLAB CDS EZChrom Edition. Además, permite utilizar en paralelo controladores AIC con la versión A de OpenLAB CDS EZChrom Edition y la versión A de OpenLAB CDS EZChrom Edition. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del departamento de soporte de Agilent. Número de instrumentos compatibles Existe un límite respecto al número de instrumentos que pueden configurarse en un controlador de instrumentos de Agilent (AIC) con EZChrom Edition: GC y LC (2D): cuatro instrumentos LC (3D): dos instrumentos NOTA Solo se debería utilizar un instrumento por AIC para las conexiones GPIB. NOTA En los controladores de instrumentos de Agilent (AIC), cuando OpenLAB EZChrom Edition se ejecute en Microsoft Windows 2008 R2 no será compatible con aquellos instrumentos y módulos conectados mediante GPIB y SCSI. No hay límite en relación con el número de AIC en un sistema distribuido. 30 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
31 OpenLAB CDS EZChrom Edition 3 Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition Software Tabla 14 Sistemas operativos compatibles con controladores AIC con OpenLAB CDS EZChrom Edition Sistema operativo Detalles Windows 7 SP1 Enterprise 32 o 64 bits Windows 8.1 Enterprise o Professional 32 o 64 bits Windows Server 2008 R2 SP1 Virtualización Los controladores de instrumentos de Agilent (AIC) compatibles con EZChrom Edition pueden virtualizarse con VMware VSphere 4.x o VSphere 5.x. Para obtener más información, consulte la nota técnica Virtualización de Agilent OpenLAB CDS EZChrom Edition con VMware. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 31
32 3 OpenLAB CDS EZChrom Edition Controlador de instrumentos de Agilent (AIC) para EZChrom Edition 32 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
33 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Hardware 34 Número de instrumentos 34 Software 35 En este capítulo se describen los requisitos asociados a la Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition. Agilent Technologies 33
34 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Hardware Hardware Tabla 15 Elemento Requisitos mínimos de hardware para la Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Cuádruple núcleo a 3 GHz 16 GB 4 x 500 GB o 2 x 1 TB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/1000 Número de instrumentos Existe un límite respecto al número de instrumentos que pueden configurarse en una Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition: LC, GC, CE, A/D y SFC: dos instrumentos LC/MS y CE/MS: un instrumento 34 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
35 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition 4 Software Software Tabla 16 Software para la Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Componente Versión Sistema operativo Windows 7 Enterprise o Professional 64 bits Inglés (EE.UU.), japonés o chino Internet Explorer 9.0 (32 bits) O bien: 10.0 (32 bits) Data Store A PostgreSQL Microsoft Report Viewer Redistributable Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 35
36 4 Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition Software 36 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
37 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis Hardware 38 Software 38 En este capítulo se describen los requisitos para instalar OpenLAB Data Analysis de forma independiente. Agilent Technologies 37
38 5 Estación de trabajo independiente con OpenLAB Data Analysis Hardware Hardware Tabla 17 Elemento Requisitos mínimos de hardware (estaciones de trabajo ChemStation) Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble Doble núcleo a 3 GHz 4 GB 160 GB 17 '': 1280 x 1024 (SXGA) 19 '': 1440 x 900 (recomendada) Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/1000 Software Tabla 18 Sistemas operativos compatibles para estaciones de trabajo independientes con OpenLAB Data Analysis Sistema operativo Detalles Windows 7 SP1 32 o 64 bits Windows o 64 bits 38 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
39 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 6 Servidor OpenLAB Shared Services Hardware 40 Software 40 Bases de datos 41 En este capítulo se describen los requisitos asociados al servidor OpenLAB Shared Services. Agilent Technologies 39
40 6 Servidor OpenLAB Shared Services Hardware Hardware Tabla 19 Elemento Requisitos mínimos de hardware para el servidor Shared Services Requisitos de hardware Velocidad del procesador (CPU) Memoria física (RAM) Disco duro Resolución de pantalla Ratón Soporte extraíble 3 GHz, doble núcleo 4 GB (32 bits) 6 GB (64 bits) 160 GB 17": 1024 x 768 (SXGA) 19": 1440 x Dispositivo señalador compatible con Microsoft Windows 1 Unidad de DVD Red Adaptador LAN 100/ Solo para la instalación, la administración y el modo de conmutación por error. Software Tabla 20 Software para el servidor OpenLAB Shared Services Componente Sistemas operativos Detalles Windows Server 2008 R2 SP1 40 Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS
41 Servidor OpenLAB Shared Services 6 Bases de datos Bases de datos Agilent OpenLAB Shared Services gestiona la información mediante una base de datos. La base de datos se instala y configura automáticamente durante la instalación de la estación de trabajo OpenLAB CDS. Cuando se implementen configuraciones de sistema de red, la base de datos exigirá una instalación adicional para garantizar un rendimiento aceptable del sistema. Tabla 21 Software compatible para el alojamiento de la base de datos de Shared Services Tipo de base de datos Detalles PostgreSQL SQL Server Oracle 2008 R2 SP1 y SP2 (64 bits) Standard o Enterprise 11g Standard o Enterprise NOTA Se recomienda decididamente almacenar los ficheros de bases de datos y los registros de transacciones (cuando corresponda) en discos duros físicamente independientes. Requisitos de hardware y software de OpenLAB CDS 41
Sistema de datos de cromatografía (CDS) OpenLAB de Agilent Guía de instalación de la estación de trabajo Agilent Technologies Avisos Agilent Technologies, Inc. 2010-2012, 2013 No se permite la reproducción

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución