Source: http://docplayer.es/8078322-Osciloscopios-de-almacenamiento-digital-folleto-tecnico-serie-tbs1000b-edu.html
Timestamp: 2018-04-23 02:32:34+00:00

Document:
Osciloscopios de Almacenamiento Digital Folleto Técnico Serie TBS1000B-EDU - PDF
Download "Osciloscopios de Almacenamiento Digital Folleto Técnico Serie TBS1000B-EDU"
Cristián Villalobos Fuentes
1 Osciloscopios de Almacenamiento Digital Folleto Técnico Serie TBS1000B-EDU Los Osciloscopios de Almacenamiento Digital de la Serie TBS1000B-EDU están diseñados para cumplir específicamente con las necesidades actuales de Escuelas y Universidades. Es el primer osciloscopio en utilizar un innovador nuevo sistema de desarrollo de cursos (Courseware) que permite a los profesores integrar sin problemas materiales de apoyo educativo o prácticas de laboratorio en los osciloscopios de la serie TBS1000-EDU. La información del Courseware se presenta directamente en la pantalla del osciloscopio y se puede utilizar para ofrecer instrucciones paso a paso, brindar antecedentes teóricos, sugerencias y consejos de una forma eficiente la cual permite que los alumnos puedan documentar fácilmente su trabajo de laboratorio. El equipo cuenta con una pantalla a color de 7 pulgadas WVGA TFT, una velocidad de muestreo de hasta 2 GS/s, con anchos de banda de 50 MHz a 200 MHz, un contador de frecuencia en cada uno de los dos canales analógicos y una garantía estándar de hasta 5 años,éstas son solo unas cuantas características que hacen del TBS1000B-EDU el mejor osciloscopio a nivel básico en el mercado para actividades educativas. Principales Características Pantalla activa a color de 7 pulgadas WVGA (800X480) TFT 34 mediciones automáticas Ventana doble de FFT, le permite monitorerar simultáneamente el dominio del tiempo y de la frecuencia Función integrada de Courseware Contador de frecuencia de dos canales Función de Ampliación (Zoom) Autoajuste y autorango de la señal Nuevas puntas pasivas económicas de 50 MHz TPP0051 Interfaz de usuario en múltiples idiomas De tamaño pequeño y peso ligero - De sólo 4.9 pulgadas (124 mm) de profundidad y 4.4 libras (2 kg) de peso Conectividad Puerto host USB 2.0 en el panel frontal para un rápido y fácil almacenamiento de los datos Puerto dispositivo USB 2.0 en el panel trasero para una rápida y facil conexión a una PC Principales Especificaciones Modelos con anchos de banda de 200MHz, 150 MHz, 100 MHz, 70 MHz y 50 MHz Modelos de 2 canales Velocidad de muestreo de hasta 2 GS/s en todos los canales Longitud de registro de 2.5k en todos los canales Disparos avanzados incluyendo pulso y por selección de línea de video 1
2 Folleto Técnico Viendo detalles de la señal Para analizar adecuadamente las señales, usted necesita asegurarse que puede visualizarlas con el suficiente detalle. El TBS1000B-EDU viene de forma estándar con una pantalla TFT de 7 pulgadas de alta resolución para una vista clara de todas sus señales y de información crítica en la pantalla. El equipo se ve reforzado con una interfaz de usuario inspirada por la premiada serie de Tektronix MSO/DPO. La interfaz es fácil de usar y le ofrece un acceso rápido a todas las funciones del osciloscopio incluyendo una característica de alta resolución de "Ampliación y Desplazamiento" la cual le permite ver aún más detalles de la señal con una resolución hasta 10 veces más de la normal. Herramientas críticas para la solución de problemas de su dispositivo Los osciloscopios TBS1000B-EDU le permiten a los estudiantes aprender sobre disparos avanzados los cuales se utilizan para la depuración de los complejos circuitos actuales. Los disparos estándar de bordes de subida o bajada, de ancho de pulso y de señales de video, le permitirá a los estudiantes aislar rápidamente su señales de interés e investigar sobre opciones de disparos alternativos utilizando los menús flexibles de configuración de disparo. La función de ampliación (zoom) le muestra detalles de un evento con una vista hasta 10X de la normal. Precisión Digital para mediciones exactas Con un ancho de banda de hasta 200 MHz, una máxima velocidad de muestreo de 2 GS/s y una exactitud de medición vertical del 3% el osciloscopio le permite ver todos los detalles de su señal. Con la tecnología de muestreo propietaria de Tektronix, sin comprometer el rendimiento, usted obtendrá la velocidad de muestro en tiempo real señalada en todos los canales, todo el tiempo con un sobremuestreo de al menos 10X. El rendimiento de muestreo no se reduce aún cuando se cambie la configuración horizontal o cuando se estén utilizando múltiples canales, permitiéndole ver las características verdaderas de sus señales. La función de disparos de pulsos pueden capturar fácilmente eventos críticos. Una vez que se capturan las señales, los TBS1000B-EDU le ofrecen capacidades de matemáticas y de medición avanzadas haciendo fácil la evaluación de la calidad de la señal. Los usuarios pueden llevar a cabo fácilmente sumas, restas y multiplicación de formas de onda o utilizar cualquiera de las 34 mediciones automáticas para calcular rápida y confiablemente características importantes de la señal tales como, frecuencia, tiempo de subida o sobre disparo. Analice señales rápidamente con las 34 mediciones automáticas que vienen de forma estándar. Vea todos los detalles que otros osciloscopios se pueden perder, esto gracias al muestreo digital en tiempo real propietario de Tektronix. 2
3 Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie TBS1000B-EDU Para análisis avanzado de frecuencia, un botón exclusivo en el panel frontal le brinda un rápido acceso a la función de FTT la cual le puede mostrar ambos dominios de frecuencia y tiempo de la forma de onda simúltaneamente, ofreciéndole al estudiante una forma conveniente de entender la relación entre sus señales y los resultados de FFT. Un contador de frecuencia de dos canales de 6 dígitos, viene de forma estándar en todos los modelos TBS1000B-EDU. Realice rápidamente una FFT con un botón dedicado en el panel frontal. Para mejorar aún más el proceso de enseñanza la función de "Autoajuste (Autoset)" se puede deshabilitar. Para aquellos laboratorios iniciales donde es importante para los estudiantes aprender la operación básica del osciloscopio, el deshabilitar el Autoajuste les ayudará a aplicar su conocimiento sobre la operación de un osciloscopio en lugar de tomar atajos con el botón de autoajuste. Esta característica es controlada por medio de password, así que el Autoajuste puede ser deshabilitado o habilitado accesando la pantalla de Autoajuste en el menú de Utilidades. La función de "Autoajuste" se puede activar o desactivar al introducir un password en el menú de Utilidades. El TBS1000B-EDU también viene con un contador de frecuencias integrado de dos canales. El control independiente de nivel de disparo de cada contador le brinda una forma fácil de monitorear dos frecuencias de señales diferentes, simúltaneamente. 3
4 Folleto Técnico Función de Courseware La característica innovadora Courseware crea un ecosistema educativo al combinar el poderoso software Editor PC Course con los equipos TBS1000B-EDU y una página web dedicada para Courseware. Esta nueva característica le brinda a los profesores la capacidad de crear descripciones e instrucciones de laboratorio y luego cargar el material directamente en los osciloscopio TBS1000-EDU. Los laboratorios existentes se pueden modificar con contenido que soporte directamente lecturas recientes o explorar nuevas ideas descubiertas en los debates en clase. Los estudiantes pueden realizar su trabajo de laboratorio directamente en el osciloscopio y grabar su progreso en un archivo con un reporte consistente de capturas de pantallas del osciloscopio. Los materiales de los cursos (Courseware) se pueden compartir fácilmente entre diferentes laboratorios, entre los profesores de la misma institución o inclusive, entre profesores de todo el mundo. La página web de Courseware de Tektronix está diseñada para hacer más fácil a los profesores el compartir sus propios materiales de cursos o inspirarse revisando nuevas e interesantes ideas de sus compañeros. Software para PC para Edición de Cursos Todo comienza con la herramienta de edición de Courseware. Esta aplicación para ambiente Windows proporciona el marco en el cual se desarrolla el curso (courseware). Con sencillas herramientas de Windows, los instructores pueden crear nuevos laboratorios o editar los laboratorios existentes, utilizando textos, imágenes, fórmulas o tablas. También se puede crear un perfil con firma el cual identifica al profesor, a la clase o la escuela. Los componentes básicos del contenido del curso (Courseware) se encuentran en la sección de Laboratorio. Una visión general de la configuración de los equipos, información teórica e instrucciones paso a paso, se pueden incluir en esta sección. Cuando los laboratorios están completos, se puede crear un curso. En general, un curso está hecho de varios laboratorios con temas relacionados, por ejemplo, un curso básico digital, puede consistir de temas que incluyan: "Lógica Básica Booleana", "Compuertas simples AND y OR", "Relojes", "Dispositivos Metaestables", "Dispositivos de Memoria", etc. Los laboratorios individuales se pueden compartir a través de múltiples cursos permitiéndole a los profesores compartir el material del curso a una audiencia en específico. Una vez que todos los cursos se han definido se crea un archivo de paquete/espacio de trabajo el cual contienen todos los cursos con sus respectivos laboratorios y permiteque el contenido se cargue en un oscilocopio de la serie TBS1000B-EDU. La interfaz del software Courseware PC utiliza Laboratorios para generar cursos. Los cursos después se utilizan para generar paquetes los cuales pueden ser cargados al osciloscopio. Para adaptarse a las diferencias regionales, el software de PC para Edición de Cursos (Courseware) y para la ayuda del asistente, el software está disponible en 11 diferentes idiomas. Las características de los cursos (courseware) Cuando el archivo de espacio de trabajo se carga en el equipo, los estudiantes pueden accesar fácilmente el contenido utilizando el botón dedicado de "Curso" en el panel frontal. Utilizando los botones suaves en el osciloscopio y la perilla multi propósito, los estudiantes pueden accesar hasta 8 cursos los cuales pueden tener hasta 30 laboratorios cada uno. Para adaptarse a situaciones en donde el equipo se va a utilizar en diferentes clases, se pueden almacenar hasta 100 MB de material de cursos en el osciloscopio. Una vez que se elije el laboratorio, el estudiante puede revisar la sección de información general, llevar a cabo el laboratorio utilizando el procedimiento de paso a paso, recoger datos, comprobar y salvar los datos de los resultados y generar reportes que muestren las formas de onda que se hayan creado para cada paso en el procedimiento. Todo este trabajo se puede hacer directamente en el osciloscopio. 4
5 Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie TBS1000B-EDU Los menús de los cursos (Courseware) los cuales se pueden accesar con las teclas suaves del osciloscopio le ofrecen un acceso fácil a todas las características de los cursos. Diseñado para hacerle fácil su trabajo Los Osciloscopios de la Serie TBS1000B-EDU están diseñados con la facilidad de uso y operación familiar que usted conoce de Tektronix. Operación Intuitiva La interfaz de usuario intuitiva con controles verticales dedicados por canal, botón de acercamiento/lupa y un acceso conveniente a funciones utilizando las teclas suaves del osciloscopio y la perilla multi propósito, hacen este instrumento fácil de usar, reduciendo el tiempo de aprendizaje e incrementando su eficiencia. La ayuda cuando usted la necesite, donde la necesite Página Web de Courseware de Tektronix Para ayudar a los profesores a encontrar nuevas e interesantes ideas para la creación de contenido de sus laboratorios, Tektronix creó la página Web Courseware. En este sitio, podrán descargar y personalizar material de cursos relevantes o subir material para compartir sus propios materiales con diferentes colegas de la misma o de otras instituciones. Este sitio también contiene un motor completo de búsqueda que permite a los visitantes buscar laboratorios por una palabra clave, autor, categoría, tema y/o idioma. Aunque se requiere registrarse para ingresar al sitio, una vez registrados, los usuarios pueden descargar o subir material y también podrán hacer comentarios sobre el material que hayan utilizado. El sistema de Ayuda Contextual Sensitivo provee información importante específica sobre la tarea en la que está trabajando. El menú de ayuda integrado proporciona información importante sobre las características y funciones de su osciloscopio. La ayuda se ofrece en el mismo idioma de la interfaz de usuario. El rendimiento con el que usted puede contar Además del servicio y soporte lider en la industria, cada osciloscopio de la serie TBS1000B-EDU viene respaldado con una garantía estándar de 5 años. Un poderoso motor de búsqueda hace que sea fácil de encontrar el material de interés. 5
6 Folleto Técnico Especificaciones Todas las especificaciones aplican a todos los modelos a menos de que se especifique lo contrario. Resumen general de los modelos TBS1052B-EDU TBS1072B-EDU TBS1102B-EDU TBS1152B-EDU TBS1202B-EDU Ancho de banda 50 MHz 70 MHz 100 MHz 150 MHz 200 MHz Canales Velocidad de muestreo en cada canal 1.0 GS/s 1.0 GS/s 2.0 GS/s 2.0 GS/s 2.0 GS/s Longitud de registro 2.5k puntos en todas las bases de tiempo Sistema Vertical canales analógicos Resolución vertical Rango de sensibilidad de entrada Exactitud de ganacia de DC 8 bits 2 mv a 5 V/div en todos los modelos con el ajuste fino calibrado ±3%, de 10 mv/div a 5 V/div Voltaje máximo de entrada 300 V CAT II; decayendo en 20 db/década por arriba de 100 khz a 13 V AC para 3 MHz y superior RMS p-p Rango de Compensación (Offset) Límite de Ancho de Banda Acomplamiento de entrada Impedancia de entrada Ampliación Vertical 2 mv a 200 mv/div: ±1.8 V >200 mv a 5 V/div: ±45 V 20 MHz AC, DC, GND 1 MΩ en paralelo con 20 pf Expande o comprime verticalmente una señal en vivo o detenida Sistema Horizontal de los canales analógicos Rango de base de tiempo Exactitud de base de tiempo Ampliación Horizontal 2.5 ns a 50 s/div 50 ppm Expande o comprime horizontalmente una señal en vivo o detenida 6
7 Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie TBS1000B-EDU Puertos de Entrada/Salida Interfaz USB Interfaz GPIB Puerto USB host en el panel frontal admite dispositivos de memoria USB Puerto USB dispositivo en la parte trasera del instrumento, admite conexión a una PC Opcional Almacenamiento de los datos Almacenamiento no volátil Despliegue de la forma de onda de Referencia Almacenamiento de señales sin dispositivo de memoria USB Tamaño máximo del dispositivo de memoria USB 2.5K puntos de la forma de onda de referencia 2.5K puntos 64 GB Almacenamiento de señales con 96 o más formas de onda de referencia por cada 8 MB dispositivo de memoria USB Configuraciones sin dispositivo 10 configuraciones desde el panel frontal de memoria USB Configuraciones con dispositivo 4000 o más configuraciones del panel frontal por cada 8 MB de memoria USB Imágenes de pantalla con dispositivo de memoria USB 128 o más imágenes de pantalla por cada 8 MB (el número de imágenes depende del formato de archivo seleccionado) Salvar todo con dispositivo de 12 o más operaciones de salvar todo por cada 8 MB memoria USB Una sóla operación de salvar todo crea de 3 a 9 archivos (configuración, imagen más un archivo por cada señal deplegada) Contenido del Curso 100 MB Sistema de Adquisición Modos de Adquisición Detección de Pico Muestra Captura de anomalías de alta frecuencia y aleatorias. Captura anomalías tan angostas como de 12 ns (típico) para todas las configuraciones de base de tiempo desde 5 μs/div a 50 s/div Únicamente muestra de datos Promedio Promedio de señales, seleccionable: 4, 16, 64, 128 Secuencia única Roll Sistema de disparo Utilice el botón de secuencia única para capturar una sóla secuencia de adquisición por cada disparo Para adquisición con configuración de base de tiempo >100 ms/div Entrada de disparo externa Modos de disparo Tipos de disparo Borde (Subida/Caída) Video Ancho de Pulso (o Glitch) Fuente de disparo Vista del disparo Lectura de frecuencia de la señal de disparo Incluida en todos los modelos Auto, Normal, Secuencia única Niveles convencionales de disparo. Flanco positivo o negativo en cualquier canal. Seleciones de acoplamiento: AC, DC, Rechazo de ruido, rechazo de alta frecuencia, rechazo de baja frecuencia Disparo en todas las líneas o en líneas individuales, campos pares/impares o en todos los campos de video compuesto o por estándares de transmisión (NTSC, PAL, SECAM) Disparo por un ancho de pulso menor que, mayor que, igual a o diferente a, o por rango de límite de tiempo seleccionable de 33 ns a 10 s CH1, CH2, Ext, Ext/5, Línea de AC Despliega la señal de disparo mientras que el botón de Vista de Disparo esté presionado. Proporciona una lectura de frecuencia de la fuente de disparo. 7
8 Folleto Técnico Mediciones de la forma de onda Cursores Tipos Mediciones Mediciones Automáticas Amplitud, Tiempo ΔT, 1/ΔT, ΔV Periodo, Frecuencia, Ancho +, Ancho -, Tiempo de subida, Tiempo de caída, Máximo, Mínimo, Pico-Pico, Promedio, RMS, Ciclo RMS, Cursor RMS, Fase, Conteo Pulso +, Conteo Pulso -, Conteo borde subida, Conteo borde de caída, Ciclo +, Ciclo -, Amplitud, Ciclo Promedio, Promedio por Cursor, Ancho de Ráfaga, Sobre disparo +, Sobre disparo -, Área del ciclo, Alto, Bajo, Retardo RR, Retardo RF, Retardo FR, Retardo FF Matemática de la forma de onda Aritmética Funciones Matemáticas FFT Fuentes Suma, Resta, Multiplicación FFT Ventanas: Hanning, Flat Top, Rectangular 2048 puntos de muestra CH1 - CH2, CH2 - CH1, CH1 + CH2, CH1 CH2 Menu de Autoajuste Un sólo botón, ajuste automático de todos los canales para los sistemas vertical, horizontal y disparo, con opción de deshacer el autoajuste. Onda Cuadrada Onda Senoidal Video (NTSC, PAL, SECAM) Un sólo ciclo, multiciclo, borde de subida y de caída Un sólo ciclo, multiciclo, espectro de FFT Campo: Todos, Línea Par o Impar: Todas o por número seleccionable de línea Auto rango Ajusta automáticamente la configuración horizontal y/o vertical del osciloscopio cuando se mueve la punta de un punto a otro punto o cuando la señal muestra largos cambios. Contador de Frecuencia Resolución Exactitud (tipica) Rango de frecuencia Fuente de la señal del contador de frecuencia Canales 6 dígitos + 51 partes por millón incluyendo todos los errores de frecuencia de referencia por millón y +1 errores de conteo AC acoplado, mínimo 10 Hz al ancho de banda mínimo considerado Fuente de disparo por ancho de pulso o por borde seleccionado El contador de frecuencias mide fuentes de disparo seleccionadas en todo momento en anchos de pulso y modo de borde, incluyendo cuando la adquisición de osciloscopio se detiene debido a cambios en el estatus de ejecución o la adquisición de un sólo evento que se haya completado. El contador de frecuencia no mide pulsos que no califiquen como eventos de disparo legítimos. Modo de ancho de pulso: Cuenta pulsos de suficiente magnitud dentro de la ventana de medición de los 250 ms los cuales califican como eventos de disparo (por ejemplo, todos los pulsos angostos en un tren de pulsos PWM si se ajustó al modo "<" y el límite se ajusta a un número relativamente pequeño). Modo de disparo por borde: Cuenta todos los pulsos de magnitud suficiente. 2 canales 8
9 Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie TBS1000B-EDU Despliegue en Pantalla Interpolación Estilos de Formas de onda Persistencia Formato Sen (x)/x Puntos, vectores Apagado, 1 s, 2 s, 5 s, infinito YT y XY Software Courseware Requerimien tos del Sistema La siguiente configuración de PC representa los requerimientos mínimos necesarios para instalar el software Courseware. Sistema Operativo Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux (ubuntu 12.04, 12.10, o fedora 18,19) 512 Megabytes (MB) en RAM Espacio en Disco 1 Gigabyte de espacio disponible en disco duro Pantalla XVGA con tamaño de font recomendado de 120 dpi Medios Removibles Unidad de CD-ROM o de DVD Periféricos Teclado y ratón Microsoft u otro dispositivo apuntador compatible Características Físicas Dimensiones mm in. Alto Ancho Profundidad Dimensiones de Envío mm in. Alto Ancho Profundidad Peso kg lb. Sólo el equipo con accesorios Kit para montaje en rack RM2000B mm in Ancho Alto Profundidad
10 Folleto Técnico Ambiental Temperatura En operación 0 a +50 ºC Apagado 40 a +71 ºC Humedad En operación y apagado Hasta el 85% de humedad relativa para o por abajo de +40 ºC Hasta el 45% de humedad relativa hasta +50 ºC Altitud En operación y apagado Hasta 3,000 m (9,843 ft.) Norna Regulatoria Compatibilidad Electromagnética Cumple con la Directiva 2004/108/EC, EN Clase A; Marco EMC de Australia Seguridad UL :2004, CSA22.2 No :2004, EN :2001, IEC :
11 Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie TBS1000B-EDU Información para Pedidos Modelos TBS1052B-EDU TBS1072B-EDU TBS1102B-EDU TBS1152B-EDU TBS1202B-EDU Osciloscopio de almacenamiento digital (DSO) con pantalla TFT, 50 MHz, 2 Canales, 1 GS/s Osciloscopio de almacenamiento digital (DSO) con pantalla TFT, 70 MHz, 2 Canales, 1 GS/s Osciloscopio de almacenamiento digital (DSO) con pantalla TFT, 100 MHz, 2 Canales, 2 GS/s Osciloscopio de almacenamiento digital (DSO) con pantalla TFT, 150 MHz, 2 Canales, 2 GS/s Osciloscopio de almacenamiento digital (DSO) con pantalla TFT, 200 MHz, 2 Canales, 2 GS/s Opciones del Equipo Opciones de Idioma Opc. L1 Opc. L2 Opc. L3 Opc. L4 Opc. L5 Opc. L6 Opc. L7 Opc. L8 Opc. L9 Opc. L10 Panel frontal superpuesto en Francés Panel frontal superpuesto en Italiano Panel frontal superpuesto en Alemán Panel frontal superpuesto en Español Panel frontal superpuesto en Japonés Panel frontal superpuesto en Portugués Panel frontal superpuesto en Chino Simplificado Panel frontal superpuesto en Chino Tradicional Panel frontal superpuesto en Coreano Panel frontal superpuesto en Ruso Opciones de la Clavija de Alimentación Opc. A0 Opc. A1 Opc. A2 Opc. A3 Opc. A4 Opc. A5 Opc. A6 Opc. A10 Opc. A11 Opt. A12 Opt. A99 Clavija de alimentación para Norte América (115 V, 60 Hz) Clavija de alimentación Universal para Europa (220 V, 50 Hz) Clavija de alimentación para Reino Unido (240 V, 50 Hz) Clavija de alimentación para Australia (240 V, 50 Hz) Clavija de alimentación para Norte América (240 V, 50 Hz) Clavija de alimentación para Suiza (220 V, 50 Hz) Clavija de alimentación para Japón (100 V, 110/120 V, 60 Hz) Clavija de alimentación para China (50 Hz) Clavija de alimentación para India (50 Hz) Clavija de alimentación para Brasil (60 Hz) Sin cable de alimentación Opciones de Servicio Opc. D1 Reporte de Datos de Calibración 11
12 Folleto Técnico Las puntas de prueba y los accesorios no están cubiertos por la garantía del osciloscopio y los servicios ofrecidos. Refiérase al folleto técnico de cada punta y accesorio para verificar su tiempo de garantía y términos de calibración.. Opción de Punta de Prueba TBS1XX2B-EDU P2220 Reemplaza la punta estándar con puntas P2220 (Puntas pasivas de voltaje de 200 MHz con atenuación de 1x/ 10x) Accesorios Accesorios Estándar Accesorio Puntas Pasivas de Voltaje, una por cada canal Cable de Alimentación NIM/NIST Documentación Impresa CD con documentación para el cliente CD Educativo Descripcióntion TPP0051: Punta pasiva de 50MHz para el: TBS1052B-EDU TPP0101: Punta pasiva de 100 MHz para el: TBS1072B-EDU, TBS1102B-EDU TPP0201: Punta pasiva de 200 MHz para el: TBS1152B-EDU, TBS1202B-EDU (Por favor especifique la opción de la clavija) Certificado de calibración trazable Manual de Instalación y de seguridad (En Inglés, Japonés y Chino Simplificado) Documentación para el cliente incluyendo manual de usuario detallado (Ingles, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Chino Simplificado, Español, Chino Tradicional) Software Courseware PC, ejemplo de laboratorios de Courseware, Nota de Aplicación ABC de Puntas de Prueba y XYZ de los Osciloscopios, liga para descargar el Software Courseware PC, página web de Tektronix para el sector Educativo 5 años de garantía Cubre mano de obra y partes por defectos en materiales y de fabricación por 5 años, no incluye puntas y accesorios (las puntas y accesorios no están cubiertas por la garantía del osciloscopio o las opciones ofrecidas de servicios. Refiérase al folleto técnico de cada modelo de punta y accesorio para revisar sus términos únicos de garantía y calibración) Accesorios Recomendados Accesorio TEK-USB-488 AC2100 HCTEK4321 RM2000B xx xx xx Descripción Convertidor GPIB a USB Maleta suave de transporte Maleta dura de transporte (requiere AC2100) Kit para montaje en rack o gabinete Manual de programación - sólo en inglés Manual de servicio - sólo en inglés Cables USB host a dispositivo, 3 pies de largo Puntas Recomendadas Punta TPP0051 TPP0101 TPP0201 P2220 P6101B P6015A P5100A P5200A Descripción Punta pasiva 10X, ancho de banda de 50 MHz Punta pasiva 10X, ancho de banda de 100 MHz Punta pasiva 10X, ancho de banda de 200 MHz Punta pasiva 1X/10X, ancho de banda de 200 MHz Punta pasiva 1X (15 MHz, 300 V RMS CAT II) Punta pasiva de alto voltaje 1000X (75 MHz) Punta pasiva de alto voltaje 100X (500 MHz) Punta diferencial de alto voltaje 50 MHz, 50X/500X 12
13 Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie TBS1000B-EDU Punta P6021A P6022 A621 A622 TCP303/TCPA300 TCP305A/TCPA300 TCP312A/TCPA300 TCP404XL/TCPA400 Descripción Punta de corriente de AC 15 A, 60 MHz Punta de corriente de AC 6 A, 120 MHz Punta de corriente de AC 2000 A, 5 a 50 khz Punta de corriente de AC/DC con BNC 100 A, 100 khz Punta de corriente/amplificador de AC/DC 150 A, 15 MHz Punta de corriente/amplificador de AC/DC 50 A, 50 MHz Punta de corriente/amplificador de AC/DC 30 A, 100 MHz Punta de corriente/amplificador de AC/DC 500 A, 2 MHz Tektronix está registrado a ISO 9001 e ISO por el Registro de Sistemas de Calidad SRI Estos productos cumplen con los Estándares IEEE , RS-232-C y con los códigos y los formatos estándar de Tektronix. 13
14 Folleto Técnico ASIA / Australasia (65) Austria * Bélgica * Brasil +55(11) Europa del Este Central y los Bálticos Europa Central y Grecia Finlandia Francia * Hong Kong India Japón 81 (3) Luxemburgo Oriente Medio, Asia y Africa del Norte Países Bajos * República Popular de China Polonia República de Corea Rusia +7 (495) España * Suecia * Taiwán 886 (2) Inglaterra e Irlanda * Balcanes, Israel, Africa del Sur y otros Países ISE Canada Dinamarca Alemania * Italia * México, Centro/América del Sur y el Caribe 52 (55) Noruega Portugal Africa del Sur Suiza * USA *Número gratuito para Europa. Si no está accesible, llame al: Actualizado 10 Septiembre 2013 Para mayor información. Tektronix mantiene una colección de notas de aplicación en constante expansión, resúmenes técnicos y otros recursos para ayudar a los ingenieros a trabajar en la era de la tecnología. Por favor visite Copyright Tektronix, Inc. Todos los derechos reservados. Los productos Tektronix están protegidos por las patentes en U.S., publicadas y pendientes. La información en esta publicación sustituye la información en todos los materiales publicados previamente. Cambios en Precios y Especificaciones están reservados. TEKTRONIX y TEK son marcas registradas de Tektronix, Inc. Todas las demás marcas referenciadas, así como las marcas de servicio, marcas comerciales, o marcas comerciales registradas, son propiedad de sus respectivas compañías. 18 Feb GW
Los Osciloscopios de Tercera Generación de Fósforo Digital Permiten una Visualización de Formas de Onda sin Precedentes
Nota Técnica Los Osciloscopios de Tercera Generación de Fósforo Digital Permiten una Visualización de Formas de Onda sin Precedentes Un Nuevo Nivel de Fiabilidad El DPO es un osciloscopio digital que proporciona
Osciloscopios de Dominio Mixto Serie MDO3000 Folleto Técnico
Osciloscopios de Dominio Mixto Serie MDO3000 Folleto Técnico Analizador Lógico (Opcional) 16 canales digitales Longitud de registro de 10 M en todos los canales Resolución de tiempo de 121.2 ps Analizador

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución