Source: https://www.scribd.com/document/345683371/testo-350-2985-7024-Industrial-2016
Timestamp: 2019-10-21 04:45:22+00:00

Document:
testo-350-2985-7024 Industrial 2016 | Termopar | Tableta
datos analizador de gases para uso industrial testo 350 de uso normativo
saveSave testo-350-2985-7024 Industrial 2016 For Later
Manual USBAxes
Articulo Tablets
IDENTIFICACIÓN Y MODELAMIENTO DEL BANCO DE PRUEBAS PARA UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN
Diapositivas deiNSTRUMENTACION
Tema 7 Medidores Temperatura Presion Control Grado 2014 2015
Rally Microsoft Para Docent Es
Practica de Instrumentacion y Control 3 y 4
Tacometros y sensores.docx
Análisis de emisiones industriales para las más altas exigencias.
Sistema de medición testo 350: 6 sensores de gas, unidad de mando extraíble –ideal para tareas de medición complejas y transferencia de datos a larga distancia.
Sistema de sensores preciso y manejo intuitivo – con empaquetado robusto.
Se trate de análisis de gas profesional o medición de emisiones industriales: El analizador de gases de combustión testo 350 cumple con las más variadas tareas de medición y análisis, convence por su diseño industrial en el uso a largo plazo en ambientes hostiles, y también es adecuado para un exigente registro de datos. El testo 350 se compone de una unidad de control y una caja analizadora. La unidad de control extraíble con pantalla gráfica a color es la unidad de mando y visualización del testo 350. En la robusta caja analizadora se encuentran los sensores de gas, las bombas de gases de medición y de enjuague, la preparación de gas Peltier (opcional), líneas de gas, filtros, sistema electrónico de evaluación y almacenamiento, así como fuente de alimentación y batería de iones de litio.
con guía de menú especí -
fica para cada aplicación
I Pantalla gráfica a color
guía a lo largo de la medición e informa sobre el estado del instrumento. Las indicaciones se emiten en texto legible y el estado actual del analizador de gases de combustión es siempre visible.
I Trampa de condensa -
dos supervisada automá -
ticamente avisa cuando hay que vaciar el recipiente de condensados y para automá - ticamente la bomba de gas de medición para proteger los sensores del condensado.
I Carcasa con protección
de bordes de goma
integrada protege el sistema de sensores, las bombas y el sistema electrónico de evaluación y almacenamiento.
I Indicación de estado
indica el estado actual de
funcionamiento, perceptible a distancia.
I Filtros de partículas
son fácilmente accesibles y pueden cambiarse sin necesidad de herramientas.
I I Conexiones para uso
industrial consistentes en
robustos enchufes.
A I Unidad de control controla
la caja analizadora, guía al usuario
de forma segura a lo largo de la
medición y muestra las lecturas.
B I Caja analizadora con sistema de sensores a prueba de golpes, bombas, sistema electrónico de evaluación y almacenamiento
12 I Bomba de aire
fresco y de dilución
13 I Bomba de
14 I Bomba de
7 I Cámara de sensores
desacoplada térmicamente
evita derivaciones de los sensores debido a influencias térmicas, aumenta la fiabilidad del medidor y de los resultados de la medición.
8 I Fácil cambio de los
sensores de gas realizable
directamente in situ, sin ajuste con gas patrón.
9 I Batería de iones de litio
para suministro de corriente independiente de la red durante varias horas.
10 I Circuito de refrigera -
ción externo aísla el sistema electrónico y sensor del aparato del aire circundante. El interior del aparato es refrigerado por un intercam - biador de calor y no entra en contacto con aire circundante sucio.
11 I Aberturas de
mantenimiento de fácil
acceso posibilita un acceso rápido a todas las piezas sometidas a desgaste y susceptibles de mantenimiento, como bombas y filtros, etc., que de ese modo pueden ser limpiadas o reemplazadas in situ.
del sensor de presión posibilita mediciones de volumen y caudal másico durante largos períodos de tiempo, paralelamente a la medición de emisiones.
Cómoda gestión de datos de medición.
Software testo easyEmission: Leer, procesar, almacenar y gestionar datos. Con el software testo easyEmission se puede leer los datos de medición del testo 350, procesarlos, guardarlos y gestionarlos. Además, en conexión directa con testo easyEmission vía Bluetooth ® o interfaz USB, se puede llevar a cabo una medición en línea. Con una medición en línea, usted tiene la posibilidad de visualizar en la pantalla valores en tiempo real ya durante la medición. La representación de las lecturas se efectúa optativamente como gráfico o como tabla. Una vez finalizada la medición, las lecturas pueden transferirse cómodamente al formato Excel. Por otra parte, existe la posibilidad de guardar el protocolo de medición en formato PDF. El software brinda además la posibilidad de generar protocolos de medición específicos para cada aplicación, según los requerimientos.
Otras ventajas de testo easyEmission:
· Intervalos de medición definidos por el usuario · Realizar configuraciones del aparato · Implementación sencilla de fórmulas individuales para cálculos propios · Cálculo de factores de combustión cuando se utilizan combustibles específicos del cliente · Realización de ajustes de sensibilidad cruzados individuales de los sensores de gas
Descargar gratuita -
mente la versión de prueba por 30 días
y probarla de
App: Mando a distancia mediante teléfono inteligente/tableta.
La aplicación gratuita convierte a su teléfono o tableta Android en una unidad de visualización para el testo 350. El control de la medición puede realizarse independientemente del lugar de medición, por ejemplo si hay que colocar el medidor en un lugar de difícil acceso. Mediante la aplicación de visualización, los valores medidos pueden leerse directamente allí, sin requerir tiempo adicional.
· Inicio/parada de mediciones actuales · Envío de protocolos de medición por correo electrónico · Almacenamiento de protocolos de medición en la tarjeta de memoria del teléfono inteligente/de la tableta · Representación de valores registrados como tabla o gráfico · Impresión de lecturas actuales en la impresora Bluetooth ® · Lectura de los valores medidos desde otra aplicación Android o HTML, conforme a la especificación ZIV
Infrarrojos, USB o Bluetooth ® : Las interfaces de datos del testo 350 resumidas. Así de fácil se pueden controlar mediciones, leer los datos, transmitirlos e imprimirlos. Puede optarse entre las siguientes interfaces de datos para una comunicación simple y una transmisión de datos:
para comunicación con
impresoras Testo
Bluetooth ® 2.0 hasta
100 m de campo libre
Cable de conexión para bus de
Controlador de bus de datos Testo
Bus de datos Testo hasta 800 m de longitud de cable, para la operación simultánea de hasta 16 cajas analizadoras. Control opcional mediante PC, controlador de bus de datos Testo o unidad de control.
Medición de emisiones en 5 pasos.
El testo 350 le guía de forma fácilmente comprensible a través de todo el proceso de medición. La pantalla gráfica a colores proporciona indicaciones en la pantalla y guía al usuario a través de la medición. Es por ello que no se requieren conocimientos previos específicos sobre el aparato, aún para mediciones complejas. Tanto los combustibles específicos como los parámetros de gases de combustión para diferentes aplicaciones está preconfigurados.
Las configuraciones del equipo, tales como la función de la dilución de los sensores de gas, se activan dependiendo de la aplicación. El testo 350 comprueba automáticamente si los sensores de gas pertinentes se encuentran en los zócalos de dilución previstos. Para la comprobación de catalizadores con dos analizadores de gases de combustión, el testo 350 tiene un modo de medición especial.
Testo AG/motor de gas
Motor λ > 1
Motor λ ≤ 1
1. Selección de aplicación
Gas natural H
Modif. lista
2. Selección de combustible
Medición tiro
3. Selección del tipo de medición
4. Iniciar medición
Vídeo sobre la realización de una medición en www.testo.com/ ...
testo 350 informa mediante el
diagnóstico del instrumento.
El testo 350 cuenta con numerosas funciones de diagnóstico del instrumento, con indicaciones en texto legible. El estado actual del analizador de gases de combustión se visualiza en todo momento. Ello garantiza:
· Reducidos tiempos de inactividad gracias a mensajes de advertencia anticipados, por ejemplo cuando los sensores de gas están gastados · No hay falsas mediciones debido a piezas del aparato defectuosas · Mejor planificación de los trabajos de medición · Información precisa en todo momento sobre el estado actual del testo 350
Diagnóstico sensor
Comprobación en marcha ...
El concepto de sondas Testo.
Las sondas para el testo 350 han sido especialmente desarrolladas por nuestros ingenieros para medir de forma fiable y precisa, incluso con temperaturas muy altas, condensado agresivo, altas concentraciones de polvo o esfuerzo mecánico -de profesionales para profesionales.
Sondas de muestreo de gases estándares modulares
Las sondas de muestreo de gases estándares están disponibles para diferentes rangos de temperatura (500 °C/1.000 °C), en varias longitudes (335 mm/700 mm) y también para gas de combustión polvoriento (con prefiltro).
Sondas de muestreo de gases para medición en motores industriales
Las sondas de muestreo de gases para
motores industriales son ideales para la medición en motores industriales fijos (p. ej. motores de gas/motores diésel).
Sondas de muestreo de gases industriales
La sonda de muestreo de gases industriales calentable y no calentable se utiliza para mediciones con altas temperaturas, cargas de polvo elevadas o en gas de combustión húmedo. Mediante accesorios, la sonda de muestreo de gases industriales puede adaptarse individualmente a la respectiva tarea de medición.
Medición de mantenimiento en
Con el testo 350 puede ajustar de manera óptima motores de gas o diésel, por ejemplo durante la puesta en servicio, durante los intervalos periódicos de mantenimiento o durante la localización de fallos en procesos inestable. El motor se ajusta a los parámetros óptimos de funcionamiento, para cumplir con los reglamentos vigentes sobre calores límites - a menudo con mediciones que duran varias horas. Especialmente las elevadas y fluctuantes proporciones de NO 2 en el gas de combustión del motor requieren la medición separada de NO y NO 2 para mostrar el valor real de NO X del motor con máxima precisión. La preparación de gas integrada y la sonda de gases de combustión especial para motores industriales, con manguera especial, brindan protección contra absorción de NO 2 y SO 2 y permiten hacer comparaciones entre lecturas, independientemente de las condiciones ambientales.
Ampliación automática del rango de medición en caso de una concentración de CO inesperadamente elevada
Cuando se mide en sistemas que no resultan familiares o
bajo condiciones de funcionamiento no ideales del motor, pueden producirse valores de emisión inesperadamente elevados (por ejemplo, concentraciones de CO de hasta 50.000 ppm). En tales casos, la ampliación del rango de medición se activa automáticamente. Ello significa una máxima duración de la vida útil del sensor.
Menú especial del aparato para la comprobación de sistemas de tratamiento ulterior de gases de combustión
Este menú de gases de combustión posibilita la medición simultánea de las concentraciones de gases antes y después del catalizador. Para ello se conectan entre sí dos cajas analizadoras por cable de bus de datos Testo. Los valores medidos por ambas cajas analizadoras se muestran al mismo tiempo en la pantalla de la unidad de control, proporcionando una información rápida sobre el estado del catalizador.
Distancias físicas En el caso de grandes distancias entre el punto de toma de gas y el lugar de ajuste, la unidad de control puede conectarse con la caja analizadora mediante el cable de bus de datos Testo o por Bluetooth ® .
Independientemente del fin para el que se utilicen las instalaciones de combustión -ya sea para calefacción, para generación de energía eléctrica, vapor o agua caliente, para producción o tratamiento de la superficie de ciertos materiales, o para incineración de residuos y materiales desechados- en cualquier caso, el conocimiento de la composición del combustible y del aire de combustión, así como su proporción mutua, es necesario para una mejor manera de orientar la combustión. Con el testo 350 se pueden analizar todos los gases relevantes y ajustar de manera óptima el proceso de combustión. Así, usted puede ajustar su sistema de combustión para la zona de trabajo óptima, cumpliendo con los límites de emisión especificados o situándose por debajo de ellos, y logrando al mismo tiempo la máxima eficiencia de combustión. El analizador de gases de combustión testo 350, de gran precisión y apto para entornos rudos, encuentra aplicación no sólo en las puestas en marcha iniciales, sino también en los análisis de gases recurrentes durante el funcionamiento.
Elevada disponibilidad aún en condiciones difíciles
el diagnóstico del instrumento informa sobre el estado actual del analizador de gases de combustión. La gran abertura de mantenimiento del testo 350 brinda un acceso fácil a todas las piezas relevantes sometidas a desgaste, como por ejemplo sistema sensor, filtros y bombas. De ese modo, se pueden limpiar o reemplazar in situ de forma rápida y sencilla. Los sensores de gas precalibrados posibilitan el cambio de sensores sin ajuste con gas patrón.
Alta precisión de medición incluso en mediciones de largo aliento sin supervisión La preparación de gas integrada impide que los condensados lleguen al aparato y lo dañen. Los condensados producidos son vaciados automáticamente por una bomba peristáltica. Adicionalmente, la preparación de gas y la tubería de PTFE en las sondas de muestreo de gases impiden absorciones de NO 2 - y SO 2 .
Medir concentraciones elevadas sin restricciones
Cuando se realiza la puesta en marcha de quemadores o cuando se mide en sistemas que no resultan familiares, se pueden encontrar inesperadamente concentraciones muy elevadas. En tales casos, la ampliación del rango de medición se activa automáticamente.
Los límites de emisión para las turbinas de gas se deben observar durante el funcionamiento y, dependiendo del tamaño de la planta, deben ser también controlados regularmente. Los valores de emisión de la planta se comprueban entonces con respecto al cumplimiento de los valores límites y también de las especificaciones del fabricante. En una turbina óptimamente configurada, los valores de CO y NO x pueden ser muy bajos. A fin de mantener constante la precisión de medición, hay que impedir una distorsión de las lecturas y las absorciones de NO 2 por la humedad en el gas de combustión. La medición de gases de combustión en una turbina se efectúa con diferentes niveles de carga, regulados por el técnico de mantenimiento. Por medio del contenido de O 2 en el gas de combustión se puede analizar, por ejemplo, la mezcla de combustible y aire. Los valores de CO y NO x proporcionan información sobre el estado actual de la planta.
Medición de NO X de alta precisión en bajas concentraciones La medición de emisiones en turbinas de gas de bajo NO x requiere una precisión extremadamente elevada debido a las bajas concentraciones de NO. Gracias a la combinación del sensor de NO 2 y el sensor especial de NO bajo con una resolución de 0.1 ppm, con el testo 350 se cumplen exactamente estas exigencias. Además, la preparación de gas integrado y la sonda especial de gases de combustión brindan protección frente a las absorciones de NO 2 y permiten comparar lecturas entre sí -independientemente de la fecha y las condiciones ambientales.
Ajuste con gas patrón sencillo y preciso
A fin de cumplir con las más altas exigencias de precisión y comparabilidad, el testo 350 se puede ajustar in situ con gas patrón, en caso necesario.
Uso también en condiciones de entorno “duras”
Cámaras especiales y circuitos de refrigeración cerrados en sí mismos protegen a los componentes electrónicos del dispositivo y al sistema sensor del aire ambiente. De ese modo, la cámara de sensores está desacoplada térmicamente de otros componentes, mientras que se reducen las posibles derivaciones de los sensores debido a influencias térmicas.
Combinación de ampliación del rango de medición y
sensor de CO bajo Merced a los niveles de dilución de libre elección de la ampliación del rango de medición, con el sensor de CO bajo (rango de medición de 500 ppm) también se pueden medir fácilmente concentraciones de hasta 20.000 ppm, por ejemplo, cuando se pone en marcha la turbina o durante la comprobación de los diferentes niveles de carga.
En las combustiones de proceso en hornos de paso continuo de la industria del vidrio, de la cerámica y del cemento, o en hornos de fundición de acero, hornos de endurecimiento, etc., sustancias provenientes del material de proceso pueden llegar a mezclarse con los gases de combustión, aumentando las emisiones propias del proceso de combustión. A la inversa, existe la posibilidad de que las sustancias contaminantes provenientes del gas sean incorporadas al material de proceso. Con el testo 350 se pueden evitar tales peligros. La supervisión de la atmósfera de gases propia del proceso asegura una óptima calidad de los materiales procesados. El análisis de los gases proporciona la información para las medidas técnicas inherentes al proceso, como diseño del interior del horno, conducción de las llamas, temperatura del combustible y del horno o alimentación de aire de combustión. Simultáneamente, el análisis de gases sirve para el funcionamiento óptimo de la planta con relación a los costes de operación y a la seguridad.
Ideal para monitorizaciones de largo aliento
Controlados por procedimientos de medición definidos, los procesos y ciclos de horno pueden monitorizarse y analizarse durante varios días. El testo 350 realiza mediciones de forma independiente y asegura los datos en una memoria interna. El control puede realizarse también directamente por medio de un ordenador y el software easyEmission.
Análisis de gases de combustión simultáneos de varios puntos de medición
Para crear un perfil simultáneo de la atmósfera del horno o de las zonas de combustión en grandes instalaciones, pueden conectarse entre sí hasta un máx. de 16 cajas analizadoras a través del bus de datos Testo, conformando un sistema de medición.
Ideal para mediciones en caso de altas concentraciones
Justamente al registrar concentraciones extremas hasta en el rango de %, la ampliación del rango de medición se activa automáticamente. Ello posibilita la continuación de la medición. El sensor no sufre una exigencia mayor que en el caso de bajas concentraciones de gas; se logra una máxima duración de los sensores -sin costes adicionales debido a sensores de gas de alta gama.
Funciones del instrumento compatibles a nivel industrial para mayor seguridad
Circuitos de refrigeración cerrados en sí mismos aíslan al sistema electrónico y al sistema sensor del dispositivo del aire ambiente. Por tal motivo, el testo 350 puede utilizarse sin reservas también en entornos sucios y polvorientos. La protección contra golpes integrada en la carcasa protege al testo 350 contra golpes e impactos en el trayecto hacia el punto de medición.
Medición oficial de emisiones:
Prueba de conformidad.
La operación de las plantas industriales de todo tipo está sujeta a regulaciones estrictas en la mayoría de los países, en cuanto a emisiones a la atmósfera de gases de combustión. A través de medidas apropiadas debe garantizarse y demostrarse periódicamente que los componentes de los gases de combustión definidos como contaminantes no superen determinados valores límites. Con el analizador de gases de combustión testo 350 puede realizarse una medición preparatoria antes de una medición oficial de las emisiones, o, en función del país y la respectiva normativa, una medición oficial de emisiones.
Medición de mantenimiento en sistemas de tratamiento posterior de gases de combustión.
Límites restrictivos hacen que sea necesario determinar de forma fiable los parámetros del gas de combustión antes y después de su tratamiento posterior con una analizador de gases de combustión portátil. Además de los exámenes regulares para detectar daños mecánicos o contaminación, la medición de gases de combustión proporciona información sobre la eficiencia y la funcionalidad de una planta. La funcionalidad del bus del analizador de gases de combustión testo 350 permite, por ejemplo, la medición simultánea de los gases de combustión antes y después de un sistema de tratamiento de dichos gases -eso posibilita una evaluación rápida y fácil de la planta y la comprensión de cambios en la planta merced al protocolo de medición.
El testo 350 es portátil y cuenta con una carcasa cerrada con protección contra golpes incorporada –ideal para el uso en entornos rudos.
Unidad de control testo 350
Unidad de control testo 350, para visualizar las me - diciones y controlar la caja analizadora, incl. batería, memoria para datos de medición, interfaz USB y conector para bus de datos Testo
Caja analizadora testo 350
Caja analizadora testo 350, dotada de O 2 , incl. sensor de temperatura diferencial, entrada para sonda de temperatura, tipo K NiCr-Ni y tipo S Pt10Rh-Pt, conexión para bus de datos Testo, batería, sonda de aire de combustión integrada (NTC), entrada para disparador, memoria de datos de medición, interfaz USB, ampliable a un
máx. de 6 sensores de gas a escoger entre CO,
, NO 2 , SO 2 , CO 2 NDIR, C X H Y ,
H 2 S, incl. set de correas para colgar para la caja
analizadora y la Unidad de Control Modelo 0632 3510
Accesorios para unidad de control testo 350
Opción de transmisión inalámbrica por Bluetooth ®
Fuente de alimentación internacional 100-240 V CA/6.3 V CC; para funcionamiento conectado a la red o recarga de la batería en el instrumento
El testo 350 se debe equipar como mínimo con un 2º sensor de gas, de lo contrario el instrumento no funcionará. El analizador se puede equipar con un máximo de 5 sensores adicionales.
Opción sensor de CO (con compensación de H 2 ), 0 … 10.000 ppm, resolución 1 ppm
Opción sensor de CO bajo (con compensación de H 2 ), 0 … 500 ppm, resolución 0.1 ppm
Opción sensor de NO, 0
4.000 ppm, resolución 1 ppm
Opción sensor de NO bajo , 0
300 ppm, resolución 0.1 ppm
Opción sensor de NO 2 , 0
500 ppm, resolución 0.1 ppm
Opción sensor de SO 2 , 0
5.000 ppm, resolución 1 ppm
Opción sensor de CO 2 (NDIR), 0 … 50 vol. %, resolución 0.01 vol. %, principio de medición por IR, incl. medición de presión absoluta y filtro de absorción de CO 2 con paquete de recarga. En mediciones continuas > 15 minutos de tiempo de medición se recomienda adicionalmente la opción preparación de gas Peltier.
Opción sensor de C x H
, metano 100 … 40.000 ppm, propano 100 … 21.000 ppm, butano 100 … 18.000 ppm,
resolución 10 ppm. El pelistor viene ajustado de fábrica para metano.
Opción sensor de H 2 S, 0
Opción preparación de gas Peltier, incluida bomba peristáltica para vaciado automático de condensados
Opción válvula de aire fresco para medición continua, incluida ampliación del rango de medición con factor de dilución 5 para todos los sensores. En mediciones continuas > 2 horas de tiempo de medición se recomienda adicionalmente la opción preparación de gas Peltier.
Opción ampliación de rango de medición para contacto único con los siguientes factores de dilución a escoger: 0, 2, 5, 10, 20, 40
Opción entrada de tensión CC 11 V
Opción bomba de gas especial para mediciones de largo aliento, con extensión de garantía. En mediciones continuas > 2 horas de tiempo de medición se recomienda adicionalmente la opción preparación de gas Peltier.
Opción puesta a cero automática del sensor de presión para medición continua de flujo/presión diferencial
Accesorios para testo 350 caja analizadora
Filtro de recambio sensor de NO (1 unid.), bloquea gas de interferencia SO 2
Maletín para guardar de forma ordenada y clara el analizador de PdC testo 350, la sonda de muestreo y los accesorios; medidas 570 x 470 x 210 mm (LxAnxAl)
Filtro de partículas de repuesto para caja analizadora, paquete de 20 unidades
Cable con bornes de batería y adaptador para la conexión a la entrada de tensión CC de la caja analizadora testo 350
0554 1337
Software para ordenador y bus de datos Testo
Software “testo easyEmission”, inclusive cable USB para conectar el analizador al PC Funciones: intervalos de medición definibles por el usuario, transmisión de los valores de medición a Microsoft EXCEL en cuestión de segundos, combustibles definibles por el usuario, visualización de los valores de medición como tabla o gráfico, ajuste sencillo de protocolos de medición específicos para el cliente, etc.
Software “testo easyEmission” para testo 350, incl. controlador para bus de datos Testo con conexión USB del analiza - dor al PC, cable para bus de datos Testo y terminador. Si varios analizadores de gases de combustión testo 350 están conectados, por ejemplo, al bus de datos testo, los mismos pueden controlarse y leerse a través del PC (posibilidad de intervalo de medición en el bus de datos de 1 medición por segundo)
Software “easyEmission” con licencia múltiple
Cable de conexión para bus de datos Testo entre unidad de control y caja analizadora, o entre varias cajas analizado - ras, con cierre de bayoneta, longitud 2 m
Cable de conexión para bus de datos Testo entre unidad de control y caja analizadora, o entre varias cajas analizado - ras, con cierre de bayoneta, longitud 5 m
Otras longitudes de cable hasta 800 m
Set de caja de salida analógica, 6 canales, 4 a 20 mA, para salida de valores de medición, por ejemplo, a un registrador analógico; set compuesto de caja analizadora, cable de conexión para bus de datos Testo, longitud 2 m, conexión para bus de datos Testo.
Impresora rápida IRDA testo con interfaz inalámbrica por infrarrojos, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA
Impresora testo BLUETOOTH ® /IRDA incluido 1 rollo de papel térmico; batería y fuente de alimentación
Repuesto de papel térmico para impresora, calidad de archivo
Certificado de calibración ISO de gas de combustión
Certificado de calibración ISO de caudal; anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; puntos de calibración 5; 10; 15; 20 m/s
Sondas estándar para muestreo de gas: sondas de humo modulares, disponibles en 2 longitudes, incl. cono para sujeción, termopar NiCr-Ni, manguera de 2,2 m y filtro de suciedad
Sonda de humo modular, profundidad de inmersión 335 mm, inclusive cono, termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx
500 °C y manguera especial para NO 2 /SO 2 de 2.2 m
Sonda de humo modular, profundidad de inmersión 700 mm, inclusive cono, termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx
1.000 °C y manguera especial para NO 2 /SO 2 de 2.2 m
Sonda de humo modular, profundidad de inmersión 700 mm, inclusive cono, termopar NiCr-Ni Tmáx
Sonda de humo modular con pre-filtro Ø 14 mm, profundidad de inmersión 335 mm, inclusive cono, termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx 1.000 °C y manguera especial para NO 2 /SO 2 de 2.2 m
Sonda de humo modular con pre-filtro Ø 14 mm, profundidad de inmersión 700 mm, inclusive cono, termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx 1.000 °C y manguera especial para NO 2 /SO 2 de 2.2 m
Accesorios especiales para sondas estándar de muestreo de gases
Prolongación de tubo flexible; 2.8 m; cable de extensión sonda - instrumento
Tubo de sonda con pre-filtro de Ø 14 mm, longitud seleccionable de hasta 2500 mm, incl. cono, Ø Tubo de sonda de 8 mm, termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx. 500 °C
Tubo de sonda con pre-filtro de Ø 14 mm, longitud seleccionable de hasta 2500 mm, incl. cono, Ø Tubo de sonda de 8 mm, termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx. 1000 °C
Pre-filtro de sonda de repuesto (filtro sinterizado), 2 unidades
Filtro de partículas de repuesto para mango de sonda, sonda modular;10 unidades
Tubo de sonda longitud 700 mm, incl. cono, Ø 8 mm, Tmáx 500 °C
Tubo de sonda longitud 335 mm, incl. cono, Ø 8 mm, Tmáx 1.000 °C
Tubo de sonda longitud 700 mm, incl. cono, Ø 8 mm, Tmáx. 1.000 °C
Sonda de gases de combustión para motores industriales, profundidad de inmersión 335 mm, incl. cono y protección térmica; Tmáx. +1.000 °C, manguera especial para medir NO 2 -/SO 2 , longitud 4 m
Sonda de gases de combustión para motores industriales con filtro preliminar, profundidad de inmersión 335 mm, incl. cono y protección térmica, Tmáx. +1.000 °C, manguera especial para medir NO 2 /SO 2 , longitud 4 m
Termopar para medición de temperatura de gases de combustión (NiCr-Ni, longitud 400 mm, Tmáx. +1000 °C) con cable de conexión de 4 m y protección térmica adicional
Sensor de SO 2 bajo para mediciones según los sistemas de tratamiento posterior de gases de combustión (p. ej. lavador)
Set de SO 2 bajo sin calefacción compuesto por: un sensor SO 2 bajo, rango de medición 0 … 200 ppm, resolución 0,1 ppm, una sonda especial de muestreo de gases SO 2 baja, longitud del tubo de la sonda 735 mm, Tmáx. del tubo de la sonda 220 °C, longitud de la manguera 2,35 m, Ø del tubo de la sonda 8 mm, incl. cono, termopar NiCr-Ni (TI)
Termopar de repuesto
Sensor de repuesto de SO 2 bajo
Set de SO 2 bajo con calefacción compuesto por: un sensor SO 2 bajo, rango de medición 0 … 200 ppm, resolución 0,1 ppm, set de sondas industriales calentables 0600 7630, tubo de la sonda calentable, manguera calentable de muestreo de gases, termopar NiCr-Ni (TI)
Sonda de temperatura del aire de combustión
Sonda de temperatura del aire de combustión, profundidad de inmersión 60 mm
Tubos de Pitot para medición de la velocidad de flujo
Tubo de Pitot, longitud 350 mm, acero inoxidable, para la medición de la velocidad de flujo
Tubo de Pitot, longitud 1.000 mm, acero inoxidable, para la medición de la velocidad de flujo
Manguito de conexión, de silicona, 5 m de longitud, carga máxima 700 hPa (mbar)
Tubo de Pitot, longitud 750 mm, para medición de la velocidad de flujo incl. medición de temperatura,
manguera triple (longitud 5 m) y blindaje térmico
Set de sondas industriales 1.200 °C
Tubo de la sonda: T máx +1.200 °C
longitud 1.0 m, Ø 12 mm
- mango no calentable
Material 2.4856 Alloy 625
- tubo de la sonda no calentable, hasta 1.200 °C de tem -
Mango: T máx +600 °C
Material: acero inoxidable 1.4404
peratura del gas de combustión
Manguera de muestreo de gases: Manguera de 2
cámaras, incl. cara interior de teflón; longitud 4.0 m
El set puede equiparse opcionalmente con un tubo de extensión y un prefiltro de sonda.
TP: Tipo K, longitud 1.2 m, Ø 2 mm T máx +1.200 °C
Set de sondas industriales 1.800 °C compuesto de:
Tubo de la sonda: T máx +1.800 °C Material Al2O3 > 99.7 %
- tubo de la sonda no calentable, hasta 1.800 °C de tem -
- manguera de muestreo no calentable, incl. filtro en
línea, longitud 4 m
Mango: Tmáx. +600 °C Material: acero inoxidable 1.4404
Para mediciones de temperatura > +1.370 °C recomenda- mos un termopar tipo S.
Tubo de la sonda: Resistente a la temperatura
hasta +600 °C
- tubo de la sonda calentable, hasta 600 °C de tempera -
Alimentación de corriente 230 V / 50 Hz
tura del gas de combustión
longitud 1.0 m, Ø 25 mm
- manguera de muestreo calentable, incl. filtro en línea,
Rango de temperatura de calefacción +200 °C
Material acero inox. 1.4571
Manguera de muestreo de gases: Manguera
corrugada incl. cara interior de PTFE longitud 4.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm Rango de temperatura de calefacción >+120 °C
TP: Tipo K longitud 1.2 m, Ø 2 mm T máx +1.200 °C
Tubo de extensión 1.200 °C para extensión de los sets de sondas industriales de 1.200 °C (0600 7610) y sets de sondas industriales calentables (0600 7630)
Tubo de la sonda: Tmáx. +1.200 °C longitud 1.0 m, Ø 12 mm Material 2.4856 Alloy 625
El tubo de extensión puede enroscarse directamente al tubo de sonda no calentable hasta +1.200 °C y al tubo de sonda calentable hasta +600 °C.*
Termopar tipo K, longitud 2.2 m
Tipo K longitud 2.2 m, Ø 2 mm T máx +1.200 °C
Prefiltro para sondas industriales para gases de combustión polvorientos.
Material carburo de silicio poroso T máx +1.000 °C,
El prefiltro para sonda puede enroscarse directamente al tubo de sonda no calentable hasta +1.200 °C y al tubo de sonda calentable hasta +600 °C.*
longitud 110 mm, Ø 30 mm Finura de filtro 10 μm
adecuado para todas las sondas no calentables con una longitud total > 335 mm
Cable de extensión para sonda de temperatura, longitud 5 m, entre cable de conexión e instrumento
Brida de montaje con dispositivo de sujeción rápida regulable para todos los tubos de muestreo
Manguera de muestreo de gases calentable
Manguera corrugada incl. cara interior de PTFE longitud 4.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm Rango de temperatura de calefacción >+120 °C
Filtros de repuesto (10 unidades)
* Para un atornillado más fácil y para volverlo a soltar, recomendamos aplicar una pasta de cerámica sobre la rosca. Disponible en los comercios especializados.
Caja de salida analógica (salida en mA)
Países con permiso para la transmisión por Bluetooth ® para testo 350
El uso del módulo para transmisión por Bluetooth ® utilizado por Testo está permitido exclusivamente en los países que se indican a continuación; ¡Es decir, la transmisión por Bluetooth ® no está permitida en ningún otro país! Europa incluyendo todos los países miembro de la Unión Europea
Temperatura de alma - cenamiento
Bélgica, Bulgaria, Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia,
h (sin conexión de radio)
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Letonia,
MB (250.000 lecturas)
Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, España, República Checa, Turquía, Hungría, Chipre
Países europeos (EFTA)
x 89 x 37 mm
Canadá, EE.UU., Japón, Ucrania, Australia, Colombia, El
Salvador, México, Venezuela, Ecuador, Nueva Zelanda, Bolivia, República Dominicana, Perú, Chile, Cuba, Costa
Rica, Nicaragua, Corea, Bielorrusia.
Datos técnicos caja analizadora testo 350
Exactitud ±1 dígito
Tiempo de reacción t 90
±0.8 % del f.e.
20 seg (t 95 )
Medición de CO (con
±5 % del v.m. (200
2.000 ppm)
compensación de H 2 )*
±10 % del v.m. (2.001
10.000 ppm)
±10 ppm (0
199 ppm)
±5 % del v.m. (40
500 ppm)
(con compensación de H 2 )
±2 ppm (0
39.9 ppm)
±5 % del v.m. (100
1.999 ppm)
±1 ppm NO
±10 % del v.m. (2.000
4.000 ppm)
±5 ppm (0
99 ppm)
±0.1 ppm NO
Medición de NO 2
99.9 ppm)
Medición de SO 2
5.000 ppm)
vol. % (0
25 vol. %)
+1 % del v.m. (0
+1.5 % del v.m. (>25
50 vol. %)
vol. % (>25 vol. %)
Medición de H 2 S
* visualización de H 2 solo como indicador
Dilución individual con factor de dilución seleccionable
Dilución de todos los sensores (factor 5)
(x2, x5, x10, x20, x40)
Al activarse la dilución de todos los sensores, los valores de medición de O 2 , CO 2 (IR) y C X H Y no se visualizan en pantalla.
Medición de CO (con compensación de H 2 )
según el factor se - leccionado
50.000 ppm
±2 % del v.m.
±5 % del v.m.
según el factor de diluc. seleccionado
(error adicional)
300 1.500 ppm
(error adicional) rango de pres.
500 25.000 ppm
Medición de C X H Y
Metano: 100
500 2.500 ppm
200 1.500 ppm
reacción t 90
+120 %)
+99.9 % qA
% qA (-20
+99.9 % qA)
CO 2 máx vol. %
calculado a partir de O 2 ±0.2 vol. %
vol. % CO 2
Presión diferen -
+40 hPa
-3 hPa)
hPa (-40
+40 hPa)
±1.5 % del v.m. (-40 ±1.5 % del v.m. (+3
±0.03 hPa (-2.99
... +40 hPa) +2.99 hPa)
+200 hPa
±1.5 % del v.m. (-200
-50 hPa)
hPa (-200
+200 hPa)
cial 2
±1.5 % del v.m. (+50
±0.5 hPa (-49.9
+49.9 hPa)
m/s (0
+40 m/s)
+1.150 hPa
(opc. cuando está equi-
pado con sensor IR)
Cálculo del punto de rocío de los gases de combustión
99.9 °Ctd
°Ctd (0
99.9 °Ctd)
+1.370 °C
°C (-200
+1.370 °C)
±0.4 °C (-100 ±1 °C (-200
-100.1 °C)
+1370 °C)
Sonda de temperatura ambiente (NTC)
±0.2 °C (-10
+50 °C)
°C (-20
Datos técnicos sensor CxHy
Demanda mín. de O 2 en
el gas de combustión
< 400 ppm (100
(2 x v.m. metano)
21.000 ppm
(5 x v.m. propano)
‹40 seg
(> 4.000 ppm)
(6.5 x v.m. butano)
1 Debe observarse el límite inferior de explosividad (LEL). 2 El sensor de HC viene ajustado de fábrica para metano. Puede ser ajustado para otro gas (propano o butano) por el usuario.
x 128 x 438 mm
+70 °C Temperatura del punto de rocío en la
entrada de medición de la caja analizadora
medidor 2 años (excepto las piezas de
250.000 lecturas
desgaste, p.ej. sensores de gas, etc.)
fuente de alimentación CA 100 V
Sensores de gas de
CO/NO/NO 2 /SO 2 /H2 2 /C X H Y : 1 año
Entrada de tensión CC
Sensor de O 2 : 1 1/2 años
g/m³ polvo en el gas de combustión
sensor IR de CO 2 : 2 años La garantía vale para una carga promedio
a 99 °Ctd
del sensor. Batería: 1 año
Sobrepresión máx.
máx. +50 mbar
mín. -300 mbar
carga máxima aprox. 2.5 h
l/min. con monitorización de flujo
2985 7024/dk/I/07.2016
Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de carácter técnico.
Sugerencias de pedido
Medición de emisiones en
Opción módulo de transmisión BLUETOOTH ® inalámbrico
Opción sensor de CO (con compensación de H 2 ),
… 10.000 ppm
Opción sensor de NO, 0 … 4.000 ppm
Opción sensor de NO 2 , 0 … 500 ppm
Opción preparación de gas Peltier, incl bomba de
Opción sensor de SO 2 , 0 … 5.000 ppm
Opción módulo de transmisión BLUETOOTH ®
Opción válvula de aire fresco para medición continua
Opción ampliación del rango de medición
Sonda de gases de combustión para motores
Sonda de muestreo de gases, modular
Impresora testo BLUETOOTH ® /IRDA
0554 Software easyEmission
Fuente de alimentación internacional para unidad de
0554 control
0632 Unidad de control testo 350
0632 Caja analizadora testo 350
Opción sensor de CO bajo (con compensación de H 2 ),
Opción sensor de CO 2 (NDIR), 0
Fuente de alimentación internacional para unidad de control
Documents Similar To testo-350-2985-7024 Industrial 2016
Efraín Espinal Carrión
determinedvolit92
lore_mgjazz1130
Armando Fritura
s71500 Ai 4xu i Rtd Tc Aq 2xu i St Manual Es-ES Es-ES
Sensores de Caldera e Instalaciones de Gases
More From Juan Francisco Saenz Tellez
Manual Admon Manejo Almacen

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución