Source: https://www.fluke.com/es-es/producto/infraestructura-del-edificio/comprobacion-de-la-calidad-del-aire-en-interiores/fluke-975v
Timestamp: 2019-01-18 01:23:59+00:00

Document:
AirMeter™ Fluke 975V Con Sonda Para Detección De Velocidad | Fluke
El Fluke 975 ofrece a los técnicos de instalaciones y sistemas de climatización una funcionalidad incomparable que les ayudará a trabajar de forma más rápida y precisa, además de la facilidad de uso y durabilidad que el usuario espera de un medidor Fluke.
Simultáneamente mide, registra y muestra en pantalla la temperatura, la humedad, el CO2 y el CO en una pantalla LCD brillante retroiluminada.
Con un solo toque de la sonda disponible, determina el flujo del aire y la velocidad*.
Temperatura de bombilla húmeda y de punto de condensación.
Cálculo del % de aire exterior.
Característica de calibración en terreno de CO2 y CO.
Función de prueba automática en el momento del encendido.
Compensa automáticamente los cambios en la presión barométrica.
Mín/Máx/Promedio en todas las lecturas medidas y calculadas.
Unidades métricas o inglesas.
Alarmas de umbral audibles y visuales.
Amplia capacidad de registro de datos (de forma continua o puntual) que se pueden descargar a un PC por medio de la interfaz USB.
Incluye el programa FlukeView Forms®.
*Se incluye con el Fluke 975V, opcional con el Fluke 975.
Descripción general del producto: AirMeter™ Fluke 975V con sonda para detección de velocidad
Un instrumento. Mayor productividad.
El instrumento de medida Fluke 975 AirMeter eleva el control de la calidad del aire en interiores a otra dimensión al combinar cinco poderosos instrumentos en un único dispositivo portátil, robusto y fácil de usar. Utilice el Fluke 975 para optimizar los sistemas de climatización según las recomendaciones ASHRAE 62, supervisando de forma proactiva las condiciones que facilitan un entorno productivo, atendiendo de forma rápida, precisa y a la primera las quejas de los usuarios. El Fluke 975 es capaz de medir:
Utilice el instrumento de medida Fluke 975 AirMeter para:
Responder a llamadas de residentes preocupados por su comodidad.
Verificar el funcionamiento de los sistemas de control de climatización del edificio.
Supervisar el flujo y la velocidad del aire.
Comprobar la existencia de peligrosas fugas de monóxido de carbono.
Realizar medidas transversales en conductos.
Optimizar los sistemas de climatización para reducir los costes de consumo de energía.
Especificaciones: AirMeter™ Fluke 975V con sonda para detección de velocidad
Temperatura Rango De -20 °C a 50 °C (de -5 °F a 122 °F)
Precisión ±0,9 °C / ±1,62 °F de 40 °C a 60 °C
±0,5 °C / ±1,00 °F de 5 °C a 40 °C
±1,1 °C / ±1,98 °F de -20 °C a 5 °C
Humedad relativa Rango De 10 % a 90 % HR, sin condensación
Resolución de la pantalla 1 %
Precisión ±2 % HR (de 10 % HR a 90 % HR)
Velocidad del aire Rango De 50,0 p/min a 3.000 p/min
De 0,25 m/s a 15 m/s
Resolución de la pantalla 1 p/min (0,005 m/s)
Precisión ±4 % o 4 p/min¹
±4 % o 0,02 m/s¹, el valor que sea mayor
1. La especificación de la precisión solo es válida para lecturas de velocidad superiores a 50 p/min.
C0 Rango De 0 a 500 ppm
Resolución de la pantalla 1 ppm
Precisión ±5 % o ±3 ppm, lo que sea mayor, a 20 °C y 50 % HR
C02 Rango De 0 a 5000 ppm
Precisión Tiempo de calentamiento 1 min (5 minutos para la especificación completa) 2,75 % + 75 ppm
Temperatura del punto de condensación Rango De -44 °C a 50 °C (de -47 °F a 122 °F)
Precisión ±1 °C si temp.: de -20 °C a 50 °C; HR: de 40 % a 90 %
±2 °C si temp.: de -20 °C a 50 °C; HR: de 20 % a 40 %
±4 °C si HR: de 10 % a 20 %
Temperatura de bombilla húmeda Rango De -16 °C a 50 °C (de 3 °F a 122 °F)
Resolución de la pantalla 0,1 °C; (0,1 °F)
Precisión ±1,2 °C si HR: de 20 % a 90 %; temp: de -20 °C a 60 °C
±2,1 °C si HR: de 10 % a 20 %
Flujo volumétrico (en un conducto) Rango De 0 a 3.965 m3/m, (de 0 a 140.000 cfm)
Resolución de la pantalla 0,001 m3/min. (1 cfm)
Precisión N/A: El cálculo del flujo se realizará multiplicando el valor promedio de los datos registrados en el conducto por las dimensiones del área del conducto que se esté midiendo.
% de aire exterior (en función de la temperatura) Rango De 0 a 100 %
Resolución de la pantalla 0,1
% de aire exterior (en función del nivel de CO2) Rango De 0 a 100 %
Resolución de la pantalla 0,1 % N/A
Temperatura de funcionamiento y de almacenamiento De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
Altitud Hasta 2.000 m (6.562 pies)
Resistencia a impactos y vibración MIL-PRF-28800F: Clase 2
Interfaz de usuario en varios idiomas Inglés, francés, español, portugués y alemán
Batería Recargable de ion de litio (primaria), tres AA (reserva)
Registro de datos 25.000 registros (registro continuo), 99 registros (registro puntual)
Modelos: AirMeter™ Fluke 975V con sonda para detección de velocidad
AirMeter™ con función de medida de velocidad
Recursos: AirMeter™ Fluke 975V con sonda para detección de velocidad
975 | Manual del usuario
975 | Declaración de volatilidad de la memoria

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución