Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-05-octubre-2001-ministerio-de-economia-45175
Timestamp: 2016-12-06 20:39:53+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 5 de octubre 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la modificación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca EG&G Astrophysics, modelos 'Linescan' 10 A, 110 A y 215, que pasan a denominarse con la marca PerkinElmer Instruments
RESOLUCIÓN de 5 de octubre 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la modificación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca EG&G Astrophysics, modelos "Linescan" 10 A, 110 A y 215, que pasan a denominarse con la marca PerkinElmer Instruments Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 5 de octubre 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la modificación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca EG&G Astrophysics, modelos "Linescan" 10 A, 110 A y 215, que pasan a denominarse con la marca PerkinElmer Instruments Estado	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA	RESOLUCIÓN de 5 de octubre 2001, de la Dirección, General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la modificación, de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca EG&G Astrophysics, modelos "Linescan" 10 A, 110 A y 215, que pasan a denominarse con la marca Perkin Ebmer Instruments.
Recibida en este Ministerio, con fecha de 14 de junio de 2001, la documentación presentada por ""Target Tecnología, Sociedad Anónima", con domicilio social en calle Juan Montalvo, número 9, Madrid, por la que solicita la modificación de tipo de aparato radiactivo de referencia.
Visto el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (""Boletín Oficial del Estado" del 31); el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes ("Boletín Oficial del Estado" del 26) y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,
Aprobar la modificación de tipo de aparato radiactivo de referencia, siempre y cuando quede sometida a los límites y condiciones de las especificaciones que siguen, que dejan sin efecto y sustituyen a las de la Resolución de la Dirección General de la Energía de fecha 4 de junio de 1997:
1. Los equipos radiactivos cuya modificación de tipo se aprueba son de la marca PerkinElmer Instruments (anteriormente EG&G Astrophysics), modelos "Linescan" 10 A, "Linescan" 110 A y "Linescan" 215, de 160 kV y 0,5 mA de tensión e intensidad de corriente máximas, respectivamente.
c) Declaración de que el equipo corresponde exactamente con el prototipo aprobado y que la intensidad de dosis en todo punto exterior a 0,1 m de la superficie del equipo suministrado no sobrepasa 1 (Sv/h.
iii) Se llevará a cabo la asistencia técnica y verificaciones periódicas sobre los parámetros y sistemas relacionados con la seguridad radiológica del equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondrá de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obtenidos.
III) Programa de mantenimiento en español que recoja la asistencia técnica y las verificaciones periódicas que el fabricante recomiende llevar a cabo sobre los parámetros o sistemas relacionados con la seguridad radiológica del equipo, incluyendo, al menos una revisión semestral y una previa a la puesta en marcha del equipo tras su instalación, tras un cambio de ubicación o tras una avería o incidente que pudiera afectar a su seguridad y que comprenda:
5. El aparato radiactivo queda sometido al régimen de comprobaciones que establece el punto 11 del anexo B del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
6. Las siglas y número que corresponden a la presente aprobación de tipo son NHMX090

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución