Source: http://pcquimica.com/productos-analizadores-espuma.html
Timestamp: 2017-08-19 15:05:47+00:00

Document:
Inicio | Analizadores Espuma
Analizador de Espuma DFA100
El Analizador dinámico de Espuma DFA100 mide la espumabilidad de líquidos, la estabilidad de espumas, su estructura en términos del tamaño y distribución de las burbujas; basándose en la medición precisa de la altura de la espuma. EL DFA100 es ideal para la optimización de procesos de fabricación de productos que generan espuma e igualmente, para aquellos en los que se desee evitar la formación de espuma.
Medición de espumabilidad en líquidos y decadencia de espuma en detergentes, extintores, productos para el cuidado corporal
Estudios de agentes inhibidores y reductores de espuma (Antiespumantes)
Prevención de espumas para pinturas y barnices, lubricantes y aguas residuales
Desarrollo de surfactantes.
Estudios de flotación como método de separación de sólidos.
VENTAJAS del DFA100:
Medición de espumabilidad de líquidos y decadencia de espumas.
Determinación de la altura total, altura de la espuma y altura del líquido.
Generación de espuma por medio de generación de burbujas o agitación.
Obtención de parámetros de espumabilidad (altura máxima, capacidad de espumabilidad y densidad de la espuma)
Mediciones con control de temperatura, hasta 90°C.
Formación de espuma a través de gases conectados externamente.
DFA100 DFA100 FSM DFA100 LCM
MEDICIONES Espumabilidad/Estabilidad Estructura: Homogeneidad/ Estabilidad/Envejecimiento Contenido de líquido y drenaje
Característica de la Espuma
Resultados Altura de la Espuma Área Promedio de las Burbujas Contenido de líquido en las 7 posiciones del sensor
Altura del Liquido Conteo de Burbujas por mm2 Resistencia en las 7 posiciones del sensor
Altura Total Desviación Estándar del Área Promedio de las Burbujas Tiempo en contenido de líquido de 25%, 50% y 75%
Capacidad de Espumabilidad Distribución de tamaño de las Burbujas
Densidad de la Espuma Conteo de Burbujas en Vida Media
Tasa de Expansión Promedio de Radio Sauter
Tiempo de Vida Media de la Espuma Estructura inicial y final de la espuma
Tiempo de Vida Media de Drenaje
Resolución del Sensor 1728 x 1px - -
Resolución Espacial 200 dpi | 0.125 mm - -
Resolución Temporal 20 fps - -
Longitud de Exploración 216 mm - -
Caudal de Gas (Interno) 0.2 a 1.0 L/min - -
Caudal de Gas (Externo) 0.05 a 1.0 L/min - -
Gases Permitidos Aire, N2, CO2 - -
Presión Permitida 5 ± 0.5 bar - -
Velocidad de Agitación Hasta 8000 rpm - -
Temperatura Permitida 4 a 90°C - -
Tipo LED LED -
Longitud de Onda, predominante 469 nm (IR: 850 nm) 633 nm -
Desempeño 2 fps a 1280 x 1240 px
Diámetro Min. Detectable de Burbuja 50 µm
Campo Visual Posición 1: 285 mm2
Posición 2: 140 mm2
Posición 3: 85 mm2
Material 35 µm cobre, acabado en oro químico
Posición más alta del Sensor 185 mm
Variable Medica Resistencia eléctrica (Ω)
Rango de Medición Teórico 10 Ω a 2 MΩ
Volumen de Muestra Min. Requerido 50 ml con Columna de 40 mm de diámetro
20 ml con Columna de 20 mm de diámetro
Tipo Columna de vidrio de doble pared
Rango de Temperatura 4 a 90°C
Exactitud 1/3 DIN B (±0.1°C a 0°C hasta ±0.8°C a 400°C)
Ubicación Dentro del líquido de muestra
Dimensiones 245 mm x 275 mm x 460 mm
Analizador de Espuma Ross Miles RMFA
El Analizador de Espuma Ross Miles RMFA es el primer instrumento en el mundo que permite llevar a cabo mediciones automáticas de espumabilidad y estabilidad de espumas de acuerdo a la norma ASTM D 1173.
El RMFA utiliza recipientes estandarizados en un conjunto recientemente desarrollado para detección electrónica y óptica de la altura de la espuma. Gracias a los tiempos de medición observados de Ross Miles de 1, 3 y 5 minutos y una resolución de altura de 0.4 mm, el análisis como se estipula en la norma ASTM D 1173 alcanza una alta precisión que antes no era posible.
Con el RMFA, no solo se registran los puntos de medición de acuerdo al estándar, sino que también se obtienen datos adicionales para la curva de decaimiento con una alta densidad cronológica así, se puede caracterizar la estabilidad de la espuma en gran detalle. Además, el instrumento también registra la altura del líquido y brinda información acerca del drenaje lo cual es bastante útil en aplicaciones de espuma en las que el contenido de líquido juega un papel importante como en el caso de espumas para lavado y limpieza.
Medición automática de la altura de la espuma de acuerdo a la norma ASTM D 1173 con una resolución de 0.4 mm.
Registro de la curva de altura completa.
Registro del nivel de líquido para medición del drenaje.
Rápida compilación de mediciones múltiples en tablas y diagramas de comparación.
Espumas utilizadas en productos para el cuidado corporal.
Flotación como método de separación de sólidos.
Agentes inhibidores y reductores de espuma (antiespumantes)
Prevención de espuma en pinturas y barnices, aguas de proceso y residuales así como lubricantes de refrigeración.
Tipo de Medición Detección electrónica de la altura de la espuma
Generación de Espuma De acuerdo a la versión de Ross Miles en la norma ASTM D 1173
Resultado Altura de la espuma de acuerdo a la norma ASTM D 1173
Resolución 0.4 mm
Altura Máx. Medible 600 mm
Resolución del Sensor de Línea 1728 x 1 px
Resolución de Altura del Sensor 67 dpi | 0.375 mm
Resolución Temporal del Sensor 20 fps
Longitud de Exploración del Sensor 600 mm
- Longitud de Onda, predominante 469 nm
Volumen de Muestra Min. Requerido 250 ml
- Tipo Columna de vidrio de doble pared
- Rango 4 a 90°C
Dimensiones 245 mm x 275 mm x 1360 mm

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución