Source: http://www.gisiberica.com/PHMETROS/MX98569.htm
Timestamp: 2019-09-21 00:58:38+00:00

Document:
Equipo multiparamétrico portátil para análisis de tratamientos de aguas con pantalla de gran formato 56x38mm.
Mide pH, pH/ISE, mV o ORP, conductividad, resistividad de los líquidos, sólidos totales disueltos (TDS) o salinidad y temperatura con sondas combinadas de conductividad y temperatura de 2 o 4 anillos. Dispone de 1 entrada para electrodos combinados pH/mV/temperatura con módulo Sicram o sondas Pt100 solo de temperatura.
1 entrada para sonda combinada de conductividad/temperatura de 2/4 anillos con módulo Sicram, 1 entrada oxígeno disuelto, 1 salida RS-232 y USB1.1- 2.0 para volcar datos a PC o impresora. Opcionalmente se le puede integrar un módulo Bluetooth para volcado de datos a PC o a impresora sin cable, para ello deben disponer del convertidor USB/Bluetooth para PC mod. DHDUSBKL1.
Rango / Resolución:
pH: -9,000+19,999pH / 0,01 o 0,001pH mV.: -1999,9+1999,9mV / 0,1mV.
Conductividad Resistividad
Resolución con Kcell=0,01 0,000-1,999µS/ 0,001µS/cm Resolución con Kcell=0,01 hasta 1GΩ
Resolución con Kcell=0,1 0,00-19,99µS/ 0,01µS Resolución con Kcell=0,1 hasta 100MΩ
Resolución con Kcell=1 0,0-199,9µS / 0,1µS/cm Resolución con Kcell=1 5,0-199,9Ω/ 0,1Ω
200-1999µS / 1µS/cm, 200-999Ω / 1Ω
2,00-19,99mS / 0,01mS/cm, 1,00k-19,99kΩ / 0,01kΩ
20,0-199,9mS / 0,1mS/cm, 20,0k-99,9kΩ / 0,1kΩ
Resolución con Kcell=10 200-1999mS/cm / 1mS/cm 100k-999kΩ / 1kΩ
1-10MΩ / 1MΩ
Resolución con Kcell=10 5,0-5,0Ωcm /0,1Ωcm
Sólidos totales disueltos (con coeficiente X/TDS=0.5) Medida de la salinidad
Rango medida Kcell=0,01 0,00-1,999mg/l / 0,005mg/l 0-000-1,999g/l / 1mg/l
Rango medida Kcell=0,1 0,0-19,99mg/l / 005mg/l 2,00-19,99g/l / 10mg/l
Rango medida Kcell=1 0,0-199,9mg/l / 05mg/l 20,00-199,99g/l / 0,1mg/l
200-1999mg/l 1mg/l Temperatura
2,00-19,99g/l / 0,01g/l Pt100 -50+150°C / 0,1°C
20,0-99,9g/l / 0,1g/l
Rango medida Kcell=10 100-999g/l / 1g/l
Oxígeno Disuelto Índice de Saturación Presión Atmosférica
0,00-90,00mg/l / 0,01mg/l. 0,0-600,0% / 0,1% 0,0-1100,0mbar / 0,1mbar.
Precisión: pH ±0,001pH ±1 dígito, mV. ±0,1mV.±1 dígito, conductividad ±5% ±1 dígito, oxígeno disuelto ±0,03mg/l
±1 dígito, índice saturación oxígeno ±0,3% ±1 dígito de 0,0-199,9% (±1% ±1 dígito de 200-600%).
Memoria: 9.000 lecturas
Comunicación: PC por puerto serie RS232C y USB1.1- 2.0 (opcional módulo
bluetooth para volcado de datos a PC sin cable)
Funciones: Máximo, mínimo, promedio, auto-hold y apagado automático.
Compensación de la temperatura automática y manual.
Calibración automática pH entre 1 y 5 puntos de 8 soluciones
tampón, además de la calibración manual.
Calibración automática con reconocimiento de las soluciones
con valores estándar de 147µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm,
111800µS/cm, la calibración rápida de la sonda de oxígeno
disuelto garantiza una alta precisión.
Materiales: ABS, goma. Protección IP66
Alimentación: 4 Baterías tipo AA o Adaptador a red 100-240Vca
Salida 12Vcc/1A
Tamaño: 250x100x50 mm. Peso: 640gr.
Incluye: Modulo DpH471, cable 1m. programa DeltaLog 11 y maleta.
No incluye: Electrodos, sondas pH, conductividad y oxígeno disuelto , sondas temperatura , soluciones de calibración, módulo Bluetooth, cable impresora térmica, alimentador a red y cables comunicación a PC.

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución