Source: https://pi-services.net/PowerQualityAnalyzer/elspec/g4500-3-phase-portable-class-a-power-quality-analyser/
Timestamp: 2019-03-20 00:42:09+00:00

Document:
ELSPEC G4500 3 Phase Portable Class A Power Quality Analyser • P&I Services
Inicio / ELSPEC / ELSPEC G4500 3 Phase Portable Class A Power Quality Analyser
Gama Elige una opciónG3500G4500
Con computador Elige una opciónSINO Limpiar
SKU: N/D Categoría: ELSPEC
3-Phase Portable Class A Power Quality Analyzer
Analizador Portátil de Calidad de Energía Trifásico Clase A
El diseño innovador de la serie de analizadores BLACKBOX es un avance tecnológico que proporciona la perfecta solución de análisis de calidad de energía.
Sus capacidades mejoradas son únicas y adaptables para satisfacer las necesidades y requisitos individuales de cualquier empresa y / o aplicación.
Grabación continua de forma de onda
Armónicos hasta el 511º armónico, impar / par
Dips Swell
Registrador de transitorios (> 20 μs)
RMS 1/2 Ciclo de grabación
Grabación de onda continua PQZIP
Ancho de banda de armónicos de hasta 25kHz
Configuración sin disparador
5.000 parámetros de potencia @ 1/2 ciclo de resolución
NTP (sincronización de tiempo)
SMTP (función de correo electrónico)
Cumplimiento de calidad de energía
3 puertos X Ethernet
Entrada / salida de PoE
GPS 10μs
IRIG B 10μs
SNTP 100μs
Optimiza la configuración del equipo de protección y las soluciones de automatización de las subestaciones
Asegura un suministro confiable y consistente de energía
Evalúa el rendimiento de los interruptores y relés
Identifica y gestiona la demanda máxima
Supervisa la calidad de la energía en tiempo real para satisfacer cualquier estándar internacional
Produce registros estadísticos detallados y completos
Consumidor de energía (potencia crítica, industrial, comercial, gubernamental, etc.)
Mide y analiza la eficiencia del sistema, proporciona soluciones y aumenta los beneficios
Detecta inconsistencias de factura eléctrica
Permite monitoreo y análisis de calidad de energía en tiempo real
¡Exclusivamente en la serie BLACKBOX!
El analizador de calidad de energía fija G4K es capaz de grabar y almacenar todas las formas de onda eléctricas continuamente durante más de un año, sin interrupciones en los datos. Calcula RMS, armónicos o cualquier otro valor de la forma de onda en post-procesamiento incluyendo el cálculo de más de 10.000 parámetros. El analizador de calidad de energía fija G4K ofrece una imagen clara y completa de las condiciones antes, durante y después de un evento.
Resolución Suprema de Tendencias
El analizador de calidad de potencia G4500 mide y registra 5.000 parámetros de potencia continuamente con una resolución de ½ ciclos, 10/12 ciclos, 150/180 ciclos, 10 min y 2 horas, de los cuales, cualquier resolución dada se calcula para la visualización y los informes. Por lo tanto, no hay necesidad de seleccionar qué parámetros registrar y, lo que es más importante, qué parámetros ignorar.
Análisis de armónicos y inter-armónicos
El analizador de calidad de energía G4500 tiene dos motores FFT para el análisis de armónicos: Ciclo por ciclo: realiza FFT a 1 ciclo de resolución para ancho de banda extendido. Este motor proporciona un orden de 512 armónicos a una resolución de 50 Hz. Ciclos 10/12: realiza la resolución de ciclos FFT 10/12 para resolución extendida y cálculo de subgrupos. Este motor proporciona la magnitud y el ángulo de 512 componentes del espectro a una resolución de 5Hz.
Estas capacidades hacen que el analizador de calidad de energía G4500 sea una herramienta indispensable para la solución de calidad de energía.
Mecanismo Completo de Eventos
La serie de analizadores de calidad de energía G4500 está diseñada para detectar cualquier evento que ocurra en su sistema. El mecanismo de eventos le permite configurar eventos en cualquier parámetro medido (más de 1.000) y / o puertos de E / S. El mecanismo de eventos soporta eventos fuera de límite, así como la tasa de límites modificados. Como el analizador de calidad de energía G4500 registra continuamente las señales de forma de onda. La configuración de eventos no activa la grabación, sino que almacena registros de resumen, incluyendo el tiempo de inicio y fin, duración, gravedad y magnitud del evento. Todos los eventos se muestran en tablas o diagramas de dispersión como CBEME / ITIC.
La medición pionera del método Elspec utiliza una ganancia de doble alcance de 2 x 16 bits y una precisión superior que sobrepasa IEC
61000-4-30 Requisitos de Clase A.
Por lo tanto, es capaz de capturar los mejores detalles
y las desviaciones en los parámetros de calidad de potencia.
Monitoreo sincronizado
Una sincronización de tiempo única
Algoritmo asegura que los datos registrados
De varias unidades está sincronizado y
Visualizado en la misma escala de tiempo,
Con una resolución típica de 0,1 ms. Cada
Evento en una cuadrícula es
Se analizó la causa raíz precisa
Propagación del comportamiento. En adición,
Se puede remontar a su fuente.
Cumplir con IEC 61000-4-30 Clase A
Lejos de superar las más altas
Estándares establecidos por los analizadores de calidad de energía,
La serie G4K Blackbox cumple con las normas
Para las agregaciones, la incertidumbre del reloj de tiempo, marcando
Y las cantidades de influencia transitoria.
G3500, G4500
Power Quality Analyzer: G4500 Brochure (English)
Power Quality Analyzer: G4500 User Guide (English)
61000-4-30 Class A
G4400 & G4500 Power Quality Analyzer Firmware 4.10.23
Voltage Sampling Rate, Maximum Samples/Cycle 1024
Current Sampling Rate, Maximum Samples/Cycle 256
Voltage Harmonics (Individual, Even, Odd, Total) Up to – 511TH
Current Harmonics (Individual, Even, Odd, Total) Up to – 127TH
Type of Analog to Digital Converter 16/201 bit
Transient Detection, Microseconds (50Hz/60Hz) 19.5/16.3μs
Wi-Fi Communication (802.11g) 1
Power Over Ethernet (PoE- Out) 1
Voltage Ride Through on Power Loss (up to) 25 sec.
Control Comprehensive web server for local and remote real-time monitoring and control
Applicable Measurement Standards EN50160, IEEE1159, IEEE519, IEC61000-4-15, IEC61000-4-7, IEC61000-4-30 Class A
Applicable EMC Standards EN61326, CFR47FCC, CISPR11 Group 1, FCC PART 15 Subpart B,
Applicable Environmental Standards IEC60068-2-1, 2, 6, 27, 30, 75
Safety Standards EN61010-1:2001 2nd Edition
Channels 3 Phase + Neutral + 1 DC
Nominal Full Scale 1000V
Maximum Peak Measurement 8kV
Input Impedance 3M
Uncertainty 0.1% of Nominal
Channels 3 Phase + Neutral + 1Grn/DC
Current Channels Receive From Clamp I1-I4: 0-10 VPk I5: 0-3 VPk
Uncertainty 0.1% ±0.1mV
Fundamental Frequency 42.5 Hz to 69 Hz
Frequency Resolution 10 mHz
Frequency Accuracy ±10 mHz
Dimensions 314mm X 84mm X 271mm
Operating Range 100-260 VAC: 50/60 Hz 100-300
Auxiliary DC Supply 48 Vdc
Auxiliary Supply PoE In According to 802.3af
Real Time Clock ±1 Second per 24 Hours
GPS 100-200μs
IRIG B 100-200μs
SNTP Server 50-100μs
DCF-77 ±15ms
Storage Temperature -20°C to 60°C(-40°F to 140°F)
Sé el primero en valorar “ELSPEC G4500 3 Phase Portable Class A Power Quality Analyser” Cancelar respuesta

References: resolución

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución