Source: http://docplayer.es/1364949-Multimetros-digitales-fluke-soluciones-para-cada-medida.html
Timestamp: 2017-12-16 17:00:21+00:00

Document:
Multímetros digitales Fluke Soluciones para cada medida - PDF
Download "Multímetros digitales Fluke Soluciones para cada medida"
Aarón Carrizo Martín
1 Multímetros digitales Fluke Soluciones para cada medida
2 Cómo elegir el mejor multímetro digital para su trabajo Para elegir el multímetro digital (DMM) adecuado, hay que pensar para qué se va a utilizar. Evalúe sus necesidades de medición básicas y los requisitos de su trabajo y tenga en cuenta las características y funciones especiales que incorporan muchos multímetros. Piense si solo necesita realizar mediciones básicas, o si necesita las opciones más avanzadas de resolución de problemas que ofrecen las características especiales. CAT I CAT II CAT III CAT IV Acometida de servicio Acometida de servicio Medidor Medidor Edificio anexo Aspectos que se deben tener en cuenta: Su entorno de trabajo (nivel de tensión, tipo de equipos, tipo de medidas, aplicaciones) Funciones y características especiales (capacidad, frecuencia, temperatura, tensión sin contacto, modo de baja impedancia, registros de máximos y mínimos, registro de datos, análisis de tendencias) Resolución y precisión (resolución de 6.000, ó cuentas) Seguridad Las crecientes incidencias y niveles de sobretensiones transitorias en los sistemas eléctricos actuales han dado lugar a normas de seguridad más estrictas en relación a los equipos que realizan medidas en circuitos eléctricos. Los transitorios que se transmiten a lo largo de los sistemas de ditribución eléctrica (red eléctrica principal o secundaria, o bien circuitos derivados) son capaces de dar lugar a una serie de incidencias que pueden provocar serias lesiones. Por consiguiente, los equipos de comprobación deben estar diseñados para proteger al personal que trabaja en estos entornos de altas tensiones y corrientes. Categoría de sobretensión En resumen Ejemplos CAT I Electrónica Equipo electrónico protegido Equipo conectado a circuitos (de fuente) en los que se han tomado medidas para reducir las sobretensiones de los transitorios a un nivel bajo apropiado Cualquier fuente de alta tensión y baja potencia derivada de un transformador de alta resistencia de devanado, como la sección de alta tensión de una fotocopiadora CAT II CAT III CAT IV Dispositivos eléctricos, PC y televisores Distrubución trifásica incluida la iluminación comercial monofásica, etc. Zona de acometida trifásica, cualquier conductor exterior Acometida de servicio Servicio subterráneo Transformador Edificio anexo Medidor Servicio subterráneo Dispositivos eléctricos, instrumentos portátiles y otras cargas domésticas similares Tomas de corriente y ramales largos Tomas de corriente a más de 10 metros de una fuente CAT III Tomas de corriente a más de 20 metros de una fuente CAT IV Equipo en instalaciones fijas, como conmutadores de alta tensión y motores polifásicos Alimentadores y colectores de plantas industriales Alimentadores y ramales cortos, dispositivos de cuadros de distribución Sistemas de iluminación en grandes edificios Tomas de corriente de dispositivos eléctricos con conexiones cortas a acometidas de servicio Indica el origen de la instalación, es decir, donde se realiza la conexión de baja tensión (acometida) a la alimentación de alta tensión Contadores de electricidad y equipos de protección principales contra sobrecorrientes Acometida exterior y de servicio, cable de acometida desde el origen de alta tensión al edificio, tramo entre el contador y el cuadro Línea aérea hasta edificios no adosados, línea subterránea a la bomba del pozo
3 Cuadro de selección de multímetros digitale Funciones del trabajo Técnico de mantenimiento industrial Especialistas en variadores de velocidad y motores Ingenieros de planta Técnicos e ingenieros electrónicos Ingeniero de I+D Técnicos electricistas y de mantenimiento Técnico de mantenimiento Responsable eléctrico Técnico/instalador de variadores Electricista de mantenimiento industrial Aplicaciones Registro: Realizar el seguimiento de señales durante un periodo de tiempo, sin estar presente, para caracterizar el funcionamiento del dispositivo. Trabajo en variadores de velocidad: Realice de forma precisa la medida de la tensión, corriente y frecuencia de salida del variador tanto en los terminales del variador como del motor. Comprobación de los bobinados del motor o de la resistencia de contacto: Permite comprobar resistencias de hasta 50 ohmios con una resolución de 1 miliohmio (0,001 ohm). Registro: Realizar el seguimiento de señales durante un periodo de tiempo, sin estar presente, para calificar el rendimiento del dispositivo. Valores mínimos, máximos y promedio Función para la monitorización de señales. Resulta útil para suavizar o filtrar señales con ruido, estimar el porcentaje de tiempo que un circuito se encuentra activo y determinar el nivel general de inestabilidad de la señal monitorizada. Trabajo en variadores de velocidad: Realizar de forma precisa la medida de tensión, corriente y frecuencia de salida del variador, tanto en los terminales del variador como del motor. Localización de averías en entornos industriales: La resolución y precisión necesarias para resolver la mayoría de averías en motores y sus variadores de velocidad, en sistemas automatizados y en sistemas de distribución eléctrica, así como en equipamiento y maquinaria industrial. Electricista comercial Mantenimiento industrial de sistemas de iluminación Mantenimiento eléctrico, resolución de problemas: Diferentes de aplicaciones, tanto comerciales como industriales, de resolución de problemas, instalación y mantenimiento eléctricos. Instalador electricista Electricistas de entornos domésticos Mantenimiento eléctrico, resolución de problemas: Cuando necesite cazar tensiones fantasmas, detectar tensión en los circuitos antes de realizar una medición y mientras realiza verificaciones de continuidad, conexiones o del cableado básico. Ingeniero de mantenimiento de edificios Técnico/instalador de sistemas de climatización Mantenimiento de sistemas de climatización en entornos domésticos: Mantenimiento, instalación y resolución de averías en sistemas de climatización de baja tensión en entornos domésticos. Instalaciones eléctricas fijas Servicios de campo de compañías eléctricas Grupos de mantenimiento de mediciones Comprobación interna de contadores de electricidad: Implica realizar ajustes del medidor básico y conectar de nuevo el equipo, realizar comprobaciones de condensadores, detectar la ausencia o presencia de tensión y comprobar la continuidad, conexiones o cableado básico.
4 s Características Función de registro con TrendCapture Filtro paso bajo para realizar mediciones en variadores de velocidad Rango de 50 ohmios de dos terminales con una resolución de 1 miliohmio Multímetro digital recomendado Fluke 289 Kit combinado Fluke 289 FlukeView Forms Función de registro con TrendCapture Precisión de CC del 0,025 % para funcionalidades de multímetro de banco Gran pantalla de matriz de puntos de fácil lectura Registro avanzado de máximos y mínimos Fluke 287 Lecturas de verdadero valor eficaz Rango de medida de V CA Seguridad eléctrica Todas las entradas están protegidas de acuerdo a CAT III, V y CAT IV 600 V Las entradas puden soportar impulsos superiores a los V y reducen los riesgos por sobretensiones y picos Fluke 87V Kit combinado para técnicos electricistas industriales Fluke 87 V/E2 Multímetro versátil que combina precisión, seguridad y fiabilidad Permite realizar más comprobaciones con rangos de medidas amplios Tensión, intensidad, resistencia, temperatura, frecuencia, continuidad, capacidad y registro de mínimos y máximos De fácil manejo y con mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke con mayor número de funciones de medida y una pantalla mucho más grande Fluke 179 Kit combinado Fluke 179/1AC-II Multímetro de impedancia dual para solucionar averías en circuitos críticos electrónicos o de control, así como en circuitos que pueden tener tensiones fantasmas VoltAlert: detector de tensión sin contacto Fluke 117 Kit combinado Fluke 117/322 CAT III 600 V Se incluye una función de microamperios para mediciones en sensores de llama hasta 0,1 microamperios Fluke 116 CAT III 600 V Función de medida de baja impedancia VCHEK LoZ Medición simultánea de tensión y continuidad audible Amplio rango de medición automática de 600 V CA o CC Fluke 113 CAT IV 300 V, CAT III 600 V
5 Multímetros diseñados para ajustarse a su forma d Máxima precisión Mutímetros industriales Seguridad intrínseca Asistencia técnica Mantenimiento eléctrico Características básicas V 87V EX Cuentas Categoría de seguridad ATEX II 2G EEx ia IICT4 para su uso en zona 1 y zona 2 Lecturas de verdadero valor eficaz ac+dc ac+dc ac ac ac ac Precisión básica en tensión CC 0,025 % 0,025 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 0,5 % Amplio ancho de banda 100 khz 100 khz 20 khz 20 khz Selección de rangos automática/manual / / / / / / Medidas Tensión CA/CC V V V V V 600 V Corriente CA/CC 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A Resistencia 500 MΩ 500 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ Frecuencia 1 MHz 1 MHz 200 khz 200 khz 100 khz 50 khz Capacidad 100 mf 100 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf Temperatura C C C C +400 C db 60 db 60 db Conductancia 50 ns 50 ns 60 ns 60 ns Ciclo de trabajo/ancho de pulso / / / / Prueba de continuidad/diodos Medidas en variadores de velocidad VoltAlert, detección de la tensión sin contacto VCHEK LoZ: baja impedancia de entrada Lo Ohms Microamperios Pantalla Pantalla de matriz de puntos Pantalla con doble modo de visualización Barra gráfica analógica Retroiluminación Pantalla gráfica de tendencias Almacenamiento e intercambio de datos con el PC Registro de mínimos y máximos con indicación de tiempo Registro de mínimo-máximo rápido 250 μs 250 μs 250 μs 250 μs Retención de valores en pantalla/retención automática / / / / / / / / / / / / Relativo Registro autónomo Memorias de lecturas Interfaz compatible con USB Otras características Selección automática, voltios CA/CC Reloj en tiempo real Funda integrada Funda extraíble Acceso a baterías/fusibles independiente / / / / / / Fuente de alimentación Batería Batería Batería Batería Batería Batería Garantía y seguridad Garantía (años) Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida 3 Alarma de entrada Indicación de tensiones peligrosas EN CAT III V V V V V 600 V EN CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V
6 e trabajar. Sistemas de climatización Asistencia técnica Especificaciones eléctricas Electricista propósito general Propósito básico Propósito general Trabajos pesados IV ac ac ac ac 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2 % 0,3 % 0,1 % 30 khz / / / / / / 600 V 600 V 600 V 600V V V 200 μa 10 A 10 A 10 A 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 60 kω 50 MΩ 32 MΩ 50 khz 50 khz 100 khz 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf +400 C 32 ns / / / / / / / / / / / / / / / / / Batería Batería Batería Batería Batería Batería Para toda la vida Para toda la vida 600 V 600 V 600 V 600 V V V 300 V 600 V Mejore las capacidades de su multímetro digital con los accesorios de Fluke. Visite la página para obtener más información. Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. Fluke Ibérica, SL. Pol. Valportillo C/Valgrande, 8, nave B1A Alcobendas Madrid Tel.: Fax: Copyright 2008 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Información sujeta a modificación sin previo aviso spa Rev. 01
Multímetros digitales de Fluke Soluciones para cada necesidad
Multímetros digitales de Fluke Soluciones para cada necesidad Cómo elegir el mejor multímetro digital para su trabajo Para elegir el multímetro digital (DMM) adecuado, hay que pensar para qué se va a utilizar.
Filtro RC. Nota de aplicación
Medidas en el inversor Nota de aplicación Los problemas ocasionados por el ruido inducido en el circuito de control y en los de excitación de los inversores; ó los derivados de los armónicos, así como

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución