Source: https://www.stefanelli.eng.br/es/micrometro-centesimas-milimetro-uso/
Timestamp: 2019-04-21 20:13:48+00:00

Document:
Micrómetro en centésimas de milímetro - uso, lectura e interpretación | Prof. Eduardo J. Stefanelli
Uso del instrumento de medición ‘micrómetro’ en el sistema métrico y resolución centesimal: lectura e interpretación
El micrómetro es un instrumento de medición portátil no es muy versátil, pero es de buena precisión cuando se utiliza correctamente.
Este instrumento no es muy versátil, debido a que su rango de medición se limit a una pulgada, adicionalmente, hay una pérdida de tiempo relativamente grande en las tareas de configuración y de aproximación de la medida a ser tomada.
Antes del uso: ajustar el micrómetro
Estoy tratando de “poner en cero el micrómetro’ la operación para ajustar el instrumento que es testarlo con una medida conocida, por ejemplo: el cero u otra medida, con la ayuda de un patrón, y ayudado por una llave adecuada, para alinear la’ línea de referencia del cilindro’ con la marca cero (0) del tambor. Por supuesto, hay que hacer uso del “trinquete” para cerrar. Además el mismo número de revoluciones del trinquete debe ser repetido en cada medición. Vea el proceso de tomar una medida en la página: uso del micrómetro.
El funcionamiento del micrómetro
Figura 1 – Tambor en sección parcial para mostrar las divisiones de milímetro y medio milímetro
Un par de rosca macho / hembra tiene el paso y los ajustes calibrados. Solidario al husillo se encuentra el tambor y su circunferencia está marcado por líneas equidistantes. Una vuelta completa del tambor (y el husillo) produce un avance igual al paso de rosca. Este husillo, habitualmente tiene una longitud de rosca útil ligeramente mayor que 25 milímetros.
En el cilindro, hay una graduación que controla el avance del tambor/husillo (figura 1). Por lo general, estas marcas están a 1 milímetro de las vecinas. Hay también marcas para controlar el avance de medio milímetro (0,5 mm – en este ejemplo, por debajo de la línea de referencia), ya que, como hemos visto, una vuelta completa del tambor produce el avance de 0,5 mm.
La resolución de micrómetro
Por definición: la “resolución” es la “diferencia más pequeña entre las indicaciones de un dispositivo de visualización que puede ser percibido de manera significativa”, es la menor medida que puede ser referenciada por un instrumento de medición, por ejemplo.
En el micrómetro centesimal, la resolución se obtiene dividiendo el paso de rosca del husillo micrométrico por el número de divisiones del tambor (Resolución = paso de rosca del husillo micrométrico / número de divisiones del tambor) o Resolución = 0,5 mm / 50 = 0,01 mm.
La resolución centesimal
Figura 2 – Imagen de la graduación del tambor rectificada para mostrar las 50 marcas / divisiones
La configuración comunmente mas encontrada en los talleres de metalmecánica es el husillo micrométrico con paso de 0,5 mm y el tambor de 50 divisiones (figura 2). De este modo, mediante la rotación del husillo micrométrico cada marca del tambor pasa a través de la “línea de referencia” indicará que las puntas de medición se alejan (o aproximan) 0,01 mm (una centésima de milímetro).
Ejemplos y comentarios de lectura e interpretación de micrómetro en milímetro con resolución centesimal
Micrómetro virtual en centésimas de milímetro – simulador del uso, lectura e interpretación
micrómetromilímetro

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución