Source: http://docplayer.es/2033923-Musica-para-el-telescopio-solar-europeo-el-primer-image-slicer-aplicado-a-fisica-solar-ariadna-calcines-roberto-l-lopez-manuel-collados.html
Timestamp: 2017-01-23 09:11:02+00:00

Document:
⭐MuSICa para el Telescopio Solar Europeo: el primer image slicer aplicado a Física Solar. Ariadna Calcines, Roberto L. López, Manuel Collados.
Download "MuSICa para el Telescopio Solar Europeo: el primer image slicer aplicado a Física Solar. Ariadna Calcines, Roberto L. López, Manuel Collados."
Josefa Saavedra Fuentes
1 MuSICa para el Telescopio Solar Europeo: el primer image slicer aplicado a Física Solar Ariadna Calcines, Roberto L. López, Manuel Collados.2 ÍNDICE 1. Espectroscopía de Campo Integral para Física Solar 2. Introducción al concepto de image slicer 3. MuSICa para el Telescopio Solar Europeo 4. Aplicación a otros instrumentos y telescopios 5. Conclusiones y próximos objetivos3 1. Espectroscopía de campo integral Para obtener el espectro de un campo de visión 2-D utilizando un espectrógrafo de rendija larga hay que desplazar la imagen perpendicular a la rendija. Cada parte del campo 2-D se mide bajo condiciones atmosféricas diferentes. Aplicando espectroscopía de campo integral se obtiene el espectro de todos los puntos del campo 2-D simultáneamente. Los fenómenos en el Sol son dinámicos. La posición relativa de las estructuras cambian pudiendo salir fuera del campo de la rendija estrecha (t~5 seg en fotosfera y t<1 seg en cromosfera).4 1. Espectroscopía de campo integral Tipos de unidad de campo integral (IFU):5 2. Concepto de image slicer slicer mirror array generated output slit6 2. Concepto de image slicer MuSICa (Multi-Slit Image slicer based on collimator-camera)7 3. MuSICa para EST MuSICa se ha diseñado para el espectrógrafo de campo integral del Telescopio Solar Europeo (4 metros). I.P.: Dr. Manuel Collados VIS-I IR-II IR-I VIS-II Espectrógrafos8 3. MuSICa para EST 4 espectrógrafos 1:1 F/40 conceptualmente idénticos que operan simultáneamente para cubrir un rango espectral comprendido entre Å con alta eficiencia: VIS-I ( Å), VIS-II ( Å), IR-I ( Å), IR-II ( Å). 8 rendijas de entrada de 0.05 x 200 segundos de arco cuadrados (FoV 2-D = 80 segundos de arco cuadrados). Alta resolución espectral (R~ ) y espacial (0.1 segundos de arco en 2 píxeles). Observación simultánea de 8 λ s (5 de visible y 3 de NIR). Un detector 4k x 4k por λ. 8 rendijas de entrada Predispersor Espectrógrafo Detector Sistema de reimaginación9 3. MuSICa para EST Reorganiza un campo 2-D de 80 segundos de arco cuadrados en 8 rendijas de 0.05 segundos de arco de ancho por 200 segundos de arco de largo. F/50 de entrada, F/40 de salida. Divide la imagen en plano focal del telescopio en rebanadas de 0.05 segundos de arco utilizando espejos de 50 μm. Sistema telecéntrico. Cada array tiene 16 espejos: Slicer mirrors: planos Colimadores: esféricos, focal = 220 mm Cámaras: esféricos, focal = 176 mm, aumento: Γ = 0.8. Rendija de salida: 0.04 mm de ancho x 160 mm de alto en F/40.10 3. MuSICa para EST Materiales: - sustrato de zerodur (coeficiente de expansión térmica ~ cero) - recubrimiento de Plata Protegida (alta reflectividad en el rango espectral considerado).11 3. MuSICa para EST Calidad óptica limitada por difracción.12 3. MuSICa para EST MuSICa es compatible con los 2 modos de observación del espectrógrafo: - Modo espectroscópico: FoV= 80 segundos de arco cuadrados 8 rendijas de 0.05 x 200 segundos de arco cuadrados. - Modo espectro-polarimétrico: FoV= 40 segundos de arco cuadrados 8 rendijas de 0.05 x 100 segundos de arco cuadrados.13 3. MuSICa para EST Multi-rendija: Macro-slicer + 8 image slicers. El macro-slicer divide el campo en 8 y cada image slicer genera una rendija. Macro-slicer: - Un array formado por 8 espejos planos con diferentes orientaciones. - FoV = 6.32 x segundos de arco cuadrados (6.128 mm x mm). Combinación macro-slicer y slicer mirrors minimiza el número de superficies para satisfacer la capacidad multi-rendija (3).14 4. Aplicación a otros instrumentos Ventajas de un sistema como MuSICa: - Minimiza el número de superficies para multi-rendija. - Su simetría facilita el alineado del sistema, su fabricación y reduce los costes. Aplicación a otros instrumentos: - MuSICa puede adaptarse a otros instrumentos solares o nocturnos. - Prototipo para GRIS, el espectrógrafo del telescopio solar GREGOR. - Diseño preliminar para el espectropolarímetro de SUVIT, para la misión Solar-C. GREGOR SUVIT15 5. Conclusiones y próximos objetivos CONCLUSIONES MuSICa es el primer image slicer aplicado a Física Solar. Puede ser aplicado a otros instrumentos solares y nocturnos. Es un sistema telecéntrico con calidad óptica al límite de difracción. Minimiza el número de superficies para reorganizar un campo 2-D en 8 rendijas. Es compatible con dos modos de observación. Facilita el alineado, fabricación y reduce los costes. PRÓXIMOS OBJETIVOS Optimizar el diseño del prototipo. Estudio de tolerancias y luz difusa. Fabricación del prototipo (Winlight Optics).16 MUCHAS GRACIAS Ariadna Calcines Rosario Documentos relacionados
INSTRUMENTACIÓN N ASTRONÓMICA Máster Astrofísica sica ESPECTRÓMETROS 1 ESPECTRÓMETROS Espectroscopía. Resolución espectral. Espectrógrafos de prismas Espectrógrafos sin rendija. Prisma objetivo. Componentes Más detalles El telescopio solar GREGOR en el escenario de la investigacio n internacional
El telescopio solar GREGOR en el escenario de la investigacio n internacional GREGOR es un telescopio alemán actualmente instalado en el Observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias Más detalles Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro
Puesta a punto del espectrómetro 1 Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro I) INTRODUCCIÓN II) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO III) ENFOQUE IV) MEDIDA DE ÁNGULOS DE DIFRACCIÓN V) USO DE LA REJILLA DE Más detalles PROGRAMA DE ASIGNATURA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ASIGNATURA: Elementos de espectroscopía astronómica con red de difracción AÑO: 2014 CARÁCTER: Especialidad CARRERA: Lic. en Astronomía RÉGIMEN: cuatrimestral CARGA HORARIA: 48 UBICACIÓN Más detalles Preparado específicamente por personal de GMV para la competición Fecha: 22-04-2009 COMPETICION BEST-GMV CASO TECNICO-FINAL (UVA)
Preparado específicamente por personal de GMV para la competición Fecha: 22-04-2009 COMPETICION BEST-GMV CASO TECNICO-FINAL (UVA) ON TA ASI SPUES P E RA ESTSTRA R U O, N, NUE ible T E pos R R m i A L E Más detalles SAFEYE XENON 700. Detección de hidrocarburos y etileno. Ópticas térmicas. Garantía de 10 años para la lámpara destellante de xenón
SAFEYE XENON 700 Detección de hidrocarburos y etileno Ópticas térmicas Garantía de 10 años para la lámpara destellante de xenón SIL 2 conforme a IEC 61508 SISTEMA DE DETECCIÓN DE GAS DE CAMINO ABIERTO Más detalles LIRIS. Espectrografía infrarroja
LIRIS IRIS: Espectrografía infrarroja Un equipo interdisciplinar formado por investigadores, ingenieros y técnicos del IAC realizó con éxito, en febrero de 2003, las primeras pruebas del espectrógrafo Más detalles Espectroscopía Solar. Héctor Cánovas Cabrera Tobías Felipe García Aitor Marzo Rosa Teresa Montserrat Fuertes
Espectroscopía Solar Héctor Cánovas Cabrera Tobías Felipe García Aitor Marzo Rosa Teresa Montserrat Fuertes ESPECTROSCOPÍA SOLAR 1.1 Qué es un espectrógrafo? Es un dispositivo capaz de descomponer la luz Más detalles Preguntas y Respuestas
SISTEMA DE VISIÓN Preguntas y Respuestas VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 20 PREGUNTAS PREGUNTAS P01. P02. P03. P04. P05. P06. P07. P08. P09. P10. Cuál es la forma correcta para obtener la máxima profundidad Más detalles Técnicas de alta resolución y óptica adaptativa
Capítulo 3 Técnicas de alta resolución y óptica adaptativa 3.1 Introducción Bajo el nombre de técnicas de alta resolución se suele denominar el conjunto de estrategias que permite superar el límite de Más detalles Conexiones por infrarrojos. Drygalski, el rey Darío y el albedo
Conexiones por infrarrojos Drygalski, el rey Darío y el albedo Attilio Bruno Veratti - Termógrafo Nivel III y ABENDE ITC Traducción al español, Rafael Royo, Termógrafo Nivel III En febrero de 1902, el Más detalles Tema 8. Sensores. Teledetección 2º Curso de IT en Topografía EPS Jaén
Teledetección 2º Curso de IT en Topografía EPS Jaén 1. Clasificación de los sensores 2. Sensores pasivos fotográficos 3. Sensores pasivos óptico-electrónicos 4. Sensores pasivos de antena 5. Sensores activos Más detalles Tema 2.2 Observación, instrumentos y sensores. 1. 2.2.1. Observación astronómica.
Tema 2.2 Observación, instrumentos y sensores. 1 2.2.1. Observación astronómica. La observación de los objetos celestes puede realizarse mediante cualquier tipo de radiación que emitan ellos mismos u otros Más detalles MATERIAL 08 TEMA: COMPONENTES DE LOS INSTRUMENTOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ÓPTICOS
MATERIAL 08 TEMA: COMPONENTES DE LOS INSTRUMENTOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ÓPTICOS La espectroscopia puede ser de emisión, absorción, fluorescencia, o dispersión; según se emita, absorba, fluoresca, Más detalles POLARIMETRÍA. La polarización Parámetros de Stokes Polarímetro El efecto Zeeman El efecto Hanle Polarímetros solares: TIP, ASP, ZIMPOL POLARIZACIÓN
POLARIMETRÍA La polarización Parámetros de Stokes Polarímetro El efecto Zeeman El efecto Hanle Polarímetros solares: TIP, ASP, ZIMPOL POLARIZACIÓN El fenómeno de polarización de la luz era conocido desde Más detalles PHI: Polarimetric and Helioseismic Imager
Jornada de revisión de Cosmic Vision Madrid, 15 Diciembre de 2009 PHI: Polarimetric and Helioseismic Imager Dr. Alberto Alvarez-Herrero Laboratorio de Instrumentación n Espacial, LINES Aeroespacial Indice Más detalles Práctica 4. Interferencias por división de amplitud
Interferencias por división de amplitud 1 Práctica 4. Interferencias por división de amplitud 1.- OBJETIVOS - Estudiar una de las propiedades ondulatorias de la luz, la interferencia. - Aplicar los conocimientos Más detalles Instrumentos disponibles en el mercado. Análisis comparativo
Instrumentos disponibles en el mercado. Análisis comparativo Dra. Angela De Santis Jefe de Proyecto Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA) Departamento de Sistemas y Observación de la Tierra angela.de.santis@insa.org Más detalles N Las diferentes ondas procedentes de dichas fuentes se pueden escribir como N/2 N/2
ifracción 1.- Introducción Todo el mundo esta familiarizado con la idea de que podemos oír al otro lado de una esquina pero quizás es más difícil de entender que la luz también puede doblar las esquinas Más detalles Óptica. Medición de las líneas espectrales de gases nobles y vapores metálicos con un espectrómetro de red de difracción. LD Hojas de Física P5.7.2.
Óptica Espectrometría Espectrómetro de rejilla LD Hojas de Física Medición de las líneas espectrales de gases nobles y vapores metálicos con un espectrómetro de red de difracción Objetivos del experimento Más detalles LOTE 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS EXPEDIENTE FEDER JA 12/10 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DEL CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA DIVIDIDO EN LOS Más detalles Soluciones Integrales en Geomática Ingeniería Geoespacial
Soluciones Integrales en Geomática Ingeniería Geoespacial KOMPSAT 3 IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN 2014 1 TABLA DE CONTENIDOS QuickBird. 3 WorldView-1.... 4 WorldView-2......5 GeoEye-1.. 6 Ikonos........7 Más detalles ÓPTICA ADAPTATIVA (OP-002)
Resumen del curso: En este curso se estudian los sistemas de Óptica Adaptativa, OA, desde los conceptos básicos, hasta las ideas actuales para el desarrollo de los sistemas futuros. Resumen del contenido Más detalles Este trabajo esta dividido en tres partes:
ASTROPALMA OBSERVATORIO DE TACANDE, LA PALMA Joan Genebriera CONTROL ÓPTICO DE UN OBJETIVO REFRACTOR DE 20 cm Objetivo 20 cm. f/15 Este trabajo esta dividido en tres partes: - Examen del Objetivo - Métodos Más detalles Tema 3. Sensores Remotos.
Tema 3. Sensores Remotos. Percepción Remota. Se define a la Percepción Remota como la detección, recolección, reconocimiento y evaluación de objetos, áreas o fenómenos a través de datos colectados por Más detalles Temario. Colectores térmicos. 1. El colector de placa plana. 2. Pérdidas térmicas. 3. Superficies selectivas. 4. Pérdidas ópticas
Temario Colectores térmicos 1. El colector de placa plana 2. Pérdidas térmicas 3. Superficies selectivas 4. Pérdidas ópticas 1. El Colector de placa plana Curiosidad: La potencia solar incidente en un Más detalles Breve reseña sobre la evolución de los sensores remotos
ANEXO A: Breve reseña sobre la evolución de los sensores remotos La cámara fotográfica sirvió como idea primitiva de sensado remoto por más de 150 años. La idea de fotografiar la superficie terrestre, Más detalles ABSORCIÓN DE RADIACIÓN QUÍMICA ANALÍTICA III
ABSORCIÓN DE RADIACIÓN QUÍMICA ANALÍTICA III Tipos Colorímetro Fotómetro Espectrofotómetro Componentes Fuentes de radiación Selectores de longitud de onda Recipientes para muestras Detectores de radiación Más detalles Modificación del Telescopio de 35 cm del OALM
Modificación del Telescopio de 35 cm del OALM Santiago Roland Alberto Ceretta Observatorio Astronomico Los Molinos Encuentro Anual de Astronomia 2008 Todo depende del cristal con el que se mire Introducción Más detalles DESARROLLO DE UN ESPECTRÓMETRO DE DIFRACCIÓN PARA APLICACIONES LIBS DEVELOPMENT OF A DIFFRACTION SPECTROMETER FOR LIBS APPLICATIONS
DEVELOPMENT OF A DIFFRACTION SPECTROMETER FOR LIBS APPLICATIONS RESUMEN Oscar Urquidi y Omar Ormachea Centro de Investigaciones Ópticas - CIO Universidad Privada Boliviana oormachea@upb.edu (Recibido el Más detalles Principios básicos de Absorciometría
Principios básicos de Absorciometría Prof. Dr. Luis Salazar Depto. de Ciencias Básicas UFRO 2004 NATURALEZA DE LA LUZ MECÁNICA CUÁNTICA Isaac Newton (1643-1727) Niels Bohr (1885-1962) Validación del modelo Más detalles UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS
UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS Diana Reina, Frank Mendoza, Nelson Forero 1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas RESUMEN Se ha diseñado y Más detalles DESARROLLO DE UN ESPECTRÓMETRO DE DIFRACCIÓN Y SU PROGRAMA DE CONTROL UTILIZANDO ELEMENTOS COMERCIALES DE BAJO COSTO*
Rev. Cub. Fis. 30, 93 (2013) DESARROLLO DE UN ESPECTRÓMETRO DE DIFRACCIÓN Y SU PROGRAMA DE CONTROL UTILIZANDO ELEMENTOS COMERCIALES DE BAJO COSTO* ARTÍCULO ORIGINAL DEVELOPMENT OF A DIFFRACTION SPECTROMETER Más detalles 5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON
5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON 5.1.1 OBJETIVOS: Comprender los aspectos fundamentales de un interferómetro de Michelson. Más detalles Cuando el Sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza. Séneca. Espacio 0.42
Cuando el Sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza. Séneca EL SOL PLANETARIO - OBSERVATORIO - SIMULADOR - TALLERES - CURSOS - Y MUCHO MÁS EL SOL El Sol, nuestra estrella más cercana, es Más detalles Capítulo 5.- Instrumentos para la medida práctica del color. sin usar el ojo humano, con las medidas tomadas por el instrumento. Existen tres tipos de
Instrumentos para la medida práctica del color- 1 - Capítulo 5.- Instrumentos para la medida práctica del color 5.1.-INTRODUCCIÓN Los modernos instrumentos colorimétricos están diseñados para proporcionar Más detalles LISTADO DE PROYECTOS DEL CAMPUS PRAKTIUM UPV-FUNCAE 2012. ETS de Ingeniería del Diseño Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
17 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Construye un mini robot Un robot es un sistema capaz de reralizar tareas de manera automática y generálmente capaz de desplazarse. Se propone Más detalles CORTESIA DE : Electromédica Peruana S. A. División Analítica Dpto. Espectroscopia
CORTESIA DE : Electromédica Peruana S. A. División Analítica Dpto. Espectroscopia Conceptos Básicos.- Espectroscopia.- Medición e interpretación de fenómenos de absorción, dispersión o emisión de radiación Más detalles Metros y centímetros. Vamos a medir cosas!
Metros y centímetros Vamos a medir cosas! Objetos y cosas que sirven para medir: Autor: Eduard CONNOLLY http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 2 Fíjate en estos dos objetos: Los dos sirven para medir Autor: Más detalles Introducción. Color. Pinturas metálicas. de efecto. Apariencia Color Metalizado Color Aparatos de ensayos físicos Servicio técnico Índice
Introducción Pinturas metálicas Hoy en día los acabados con efectos juegan un papel dominante en muchas aplicaciones, ya que hacen que un objeto tenga una apariencia atractiva. En contraste con los colores Más detalles Cámara Termográfica FlukeTi30
Solución completa de termografía A un precio sensacional Diseñado para mantenimiento predictivo Cámara Termográfica FlukeTi30 Todo lo necesario para la termografía diaria Cámara Termográfica Fluke Ti30 Más detalles Av. Albarellos 2662 1º piso CABA - Argentina (C1419FSQ)
ELECTROACUSTICA Electroacústica básica y refuerzo sonoro. Qué es el sonido? El sonido es una variación de la presión de aire con el tiempo, que se propaga en un medio elástico como el aire. Comparado a Más detalles RESUMEN DE PROPIEDADES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS
RESUMEN DE PROPIEDADES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS 1. Pueden ser generadas por la aceleración de cargas eléctricas oscilantes con alta frecuencia. 2. Las ondas se desplazan a través del vacio con: B Más detalles A 7000km de distancia del territorio nacional, los científicos mexicanos contamos con un
El otro gran Itziar Aretxaga, INAOE A 7000km de distancia del territorio nacional, los científicos mexicanos contamos con un telescopio profesional de tecnología de punta, algo desconocido para la población Más detalles MEDIDOR DE PARTÍCULAS DE POLVO. Modelo MICRO DUST PRO
MEDIDOR DE PARTÍCULAS DE POLVO. Modelo MICRO DUST PRO Medidor para la medición de la concentración de partículas y aerosoles. Modelo MICRODUST PRO. El Microdust pro de Casella Cel es el único monitor portátil Más detalles Sensores Opto electrónicos
Sensores Opto electrónicos Consiste de una fuente de luz (LED) y un detector de luz (fototransistor) Modulación de señal para minimizar condiciones de iluminación ambiental Varios modelos: 12-30V DC, 24-240V Más detalles Gemini: un observatorio real y su base de datos
Gemini: un observatorio real y su base de datos Oficina Gemini Argentina SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Más detalles PERCEPCIÓN N REMOTA APLICADA A ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS
PERCEPCIÓN N REMOTA APLICADA A ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS GICOS INTRODUCCIÓN N A LA PERCEPCIÓN N REMOTA 7 DE JULIO DE 2008 Ing. Edgar Peñaherrera Hidalgo edgar.penaherrera@clirsen.com TELEDETECCION Es la Más detalles Wise Up Kids! Equipo de laboratorio - Elementos de medición. Calorímetros comúnmente usados
Equipo de laboratorio - Elementos de medición Balanza de precisión: Se utiliza para la medición de masas de sustancias sólidas y determinación de la densidad de líquidos y sustancias sólidas. Bureta: Las Más detalles DX-D 100 CON DETECTOR INALÁMBRICO
SOLUCIÓN DR MÓVIL DX-D 100 CON DETECTOR INALÁMBRICO DE FÁCIL MANEJO Y CALIDAD DE IMAGEN EXCELENTE, EL DX-D 100 MÓVIL CON DETECTOR INALÁMBRICO OFRECE IMÁGENES RÁPIDAS Y DE GRAN CALIDAD VALIDABLES INMEDIATAMENTE. Más detalles PRACTICO 7: FOTO AÉREA FOTOLECTURA FOTOINTERPRETACIÓN
PRACTICO 7: FOTO AÉREA FOTOLECTURA FOTOINTERPRETACIÓN Docente: Alicia Crosara crosara@fcien.edu.uy La fotografía aérea es un caso particular de la teledetección, en la que se utilizan aviones en lugar Más detalles INTERFERENCIA DE ONDAS DE LUZ
INTERFERENCIA DE ONDAS DE LUZ Objetivo: Material: Deducir la naturaleza de las ondas de luz analizando patrones de interferencia. 1. Interferómetro de precisión. 2. Láser diodo. 3. Plataforma mecánica Más detalles Interferómetro de Michelson
Interferómetro de Michelson Objetivo Medir la longitud de onda de la luz emitida por un laser, determinar la variación del índice de refracción del aire con la presión y evaluar el índice de refracción Más detalles Ficha técnica TERRA AQUA
Ficha técnica TERRA AQUA SATÉLITE El satélite TERRA (EOS AM-1) forma parte de una misión que incluye a los Estados Unidos, Canadá y Japón. Es concebido como un 'buque insignia' con capacidad para registrar Más detalles Cámaras térmicas. Detecte los puntos calientes antes de que le causen problemas
Cámaras térmicas Detecte los puntos calientes antes de que le causen problemas Imagen térmica Detecte los puntos calientes antes de que le causen problemas Si utiliza una cámara térmica de SKF podrá detectar Más detalles OPHIR OPTRONICS LTD. El Láser, conceptos básicos.
El Láser, conceptos básicos. Acerca de Ophir La empresa desarrolla, fabrica y vende productos que se usan en los sistemas electroópticos en el mercado. Fundada en 1976, la empresa cotiza en la Bolsa de Más detalles PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN Marcos Reyes García-Talavera
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN Marcos Reyes García-Talavera 26 de septiembre 2013 Encuentro RIA-AstroMadrid Desarrollo de instrumentación astronómica en España Instituto Más detalles TEMA 9. Equipos de metrología dimensional: Máquinas medidoras por coordenadas.
INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA Curso Académico 2011-12 12 Rafael Muñoz Bueno Laboratorio de Metrología y Metrotecnia LMM-ETSII-UPM TEMA 9. Equipos de metrología dimensional: Máquinas medidoras por coordenadas. Más detalles Diseño y construcción de un espectrofotómetro de absorción para uso didáctico
Diseño y construcción de un espectrofotómetro de absorción para uso didáctico RESUMEN R. Damián, M. Bañuelos, J. Castillo, G. Calva, S. Quintana, Centro de Instrumentos UNAM. Circuito exterior UNAM En Más detalles Proyecto # 4 Difracción de Aperturas Circulares
Proyecto # 4 Difracción de Aperturas Circulares La mayor parte de los sistemas con los que Usted va a trabajar están hechos de componentes cuyas aperturas son circulares. Estos pueden ser espejos, lentes Más detalles La nueva norma en pruebas de solidez a la luz. Cámara de prueba de solidez a la luz con luz de arco de xenón B02 de Q-Sun
La nueva norma en pruebas de solidez a la luz Cámara de prueba de solidez a la luz con luz de arco de xenón B02 de Q-Sun Los especialistas en solidez a la luz La nueva norma en pruebas de solidez a la Más detalles FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 1. Propiedades de la radiación electromagnética
Página principal El proyecto y sus objetivos Cómo participar Cursos de radioastronomía Material Novedades FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Más detalles Guía de selección de cámaras. Factores que se deben tener en consideración al seleccionar las cámaras de videovigilancia
Guía de selección de cámaras Factores que se deben tener en consideración al seleccionar las cámaras de videovigilancia Introducción Invertir en un sistema de videovigilancia de calidad es una buena decisión. Más detalles MONITOR ESPECTRAL DE MÁQUINAS
MONITOR ESPECTRAL DE MÁQUINAS VibraSPEC es un poderoso monitor de máquinas que las protege contra todo tipo de fallas mecánicas, controlando que las vibraciones, temperaturas, presiones, y otras variables Más detalles 4. EL OTDR y LA FIBRA ÓPTICA. La demanda de fibra óptica en el mundo esta creciendo considerablemente, las redes
4. EL OTDR y LA FIBRA ÓPTICA La demanda de fibra óptica en el mundo esta creciendo considerablemente, las redes cada vez son mayores, más confiables y más potentes, lo que aumenta el número de operadores, Más detalles FLIR Systems. Cámaras Térmicas de Seguridad. El siguiente nivel de seguridad.
FLIR Systems Cámaras Térmicas de Seguridad El siguiente nivel de seguridad. El Poder de Cámaras Térmicas de FLIR La imagen térmica complementa y completa su red de cámaras de vigilancia, dándole visión Más detalles Instrumentos de medida usados en instalaciones solares fotovoltaicas.
Unidad II Instrumentos de medida usados en instalaciones solares fotovoltaicas. 2.1-Instrumentos de medición de radiación solar. 2.2-Medición de la duración del brillo solar. 2.3-Ubicación y exposición Más detalles ABERRACIONES. Seminario de Ingeniería óptica. Óptica geométrica
ABERRACIONES Seminario de Ingeniería óptica Óptica geométrica Aberraciones La aproximación paraxial es válida sólo para ángulos pequeños. Cuando los sistemas ópticos trabajan con aberturas grandes se rompe Más detalles (ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS) PROF. MARLENE MORA 2013
(ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS) PROF. MARLENE MORA 2013 MM 2013 LONGITUD DE ONDA La distancia entre dos picos (o dos valles) de una onda se llama longitud de onda (λ = lambda). λ MM 2013 Las longitudes de Más detalles Problemas. La interferencia constructiva se dará cuando se cumpla la ecuación
Problemas 1. Dos rendijas estrechas distantes entre si 1,5 mm se iluminan con la luz amarilla de una lámpara de sodio de 589 nm de longitud de onda. Las franjas de interferencia se observan sobre una pantalla Más detalles ACTIVIDAD. LA CÁMARA OSCURA: Medición indirecta de los diámetros del Sol y de la Luna
ACTIVIDAD LA CÁMARA OSCURA: Medición indirecta de los diámetros del Sol y de la Luna OBJETIVOS Familiarizarse con una de las construcciones tecnológicas más sencillas y antiguas, basada en la propagación Más detalles Física solar y del sistema solar
Física solar y del sistema solar Informe sobre las infraestructuras utilizadas, necesarias y futuras de la comunidad científica española en 2013 Luis R. Bellot Rubio (IAA-CSIC), Manuel Collados (IAC), Más detalles CARMENES. El cazador de exoplanetas de Calar Alto
CARMENES El cazador de exoplanetas de Calar Alto CARMENES. Qué?: un nuevo espectrógrafo ópticoinfrarrojo. Dónde?: en Calar Alto, Almería. Cuándo?: su primera luz en 2015. Cómo?: con el método de velocidad Más detalles GNR. Analytical Instruments Group. Worldwide solution for analysis
GNR Analytical Instruments Group Worldwide solution for analysis Philosofia GNR se estableció a principios de los 80s y en la décadas siguientes se convirtió en uno de los principales fabricantes de Espectrómetros Más detalles CAPÍTULO 3. no puede analizar las distintas radiaciones o longitudes de onda. Lo que habitualmente denominamos luz es radiación electro_
CAPÍTULO 3 3.1.- COLORIMETRÍA TEXTIL GENERALIDADES En Física, cuando se emplea la palabra color, se hace únicamente de forma vaga o somera, pues físicamente lo que distingue una sensación de color de otra Más detalles Veraview IC5 HD Alta definición, excelencia en imágenes digitales
Veraview IC5 HD Alta definición, excelencia en imágenes digitales Thinking ahead. Focused on life. 2 Thinking ahead. Focused on life. 3 4 IC5 HD Super Highspeed con High Definition Clarity La claridad Más detalles Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias Básicas Universidad de Pamplona revistabistua@unipamplona.edu.co ISSN (Versión impresa): 0120-4211 COLOMBIA
Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias Básicas Universidad de Pamplona revistabistua@unipamplona.edu.co ISSN (Versión impresa): 0120-4211 COLOMBIA 2004 Jorge E. Rueda / Angel R. Salazar / Jaime Meneses Más detalles ATACAMA LARGE MILLIMETER / SUBMILLIMETER ARRAY
ATACAMA LARGE MILLIMETER / SUBMILLIMETER ARRAY ATACAMA LARGE MILLIMETER/SUBMILLIMETER ARRAY (GRAN CONJUNTO DE RADIOTELESCOPIOS DE ATACAMA) ALMA es la sigla en inglés para el Gran Conjunto de Radiotelescopios Más detalles Todos los conceptos de Calidad de un detector, se cuantifican en parámetros que todos los fabricantes miden según estrictas normas.
Detectores Digitales de Rx Tener buenos detectores es un tema fundamental para todos los sistemas que necesitan formar imágenes, pero en el caso de los Rayos X su importancia se acrecienta, ya que tener Más detalles 6. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA
6. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA 6.1. OBJETIVOS Medir la longitud de onda de las líneas espectrales emitidas en la región visible por varios gases altamente diluidos. Medir la constante de Rydberg a partir Más detalles Quick Vision ELF SERIE 363 Sistema CNC de Medición por Visión. Nuevo ESPECIFICACIONES
Quick Vision ELF SERIE 363 Sistema CNC de Medición por Visión CARACTERÍSTICAS Diseño de controlador integrado de tamaño compacto. Esta serie es apropiada para instalación en un sitio pequeño de la oficina Más detalles TELESCOPIOS (1/2) Instrumentación Astronómica - Jaime Zamorano & Jesús Gallego - Físicas UCM - Telescopios ópticos
INSTRUMENTACIÓN N ASTRONÓMICA Máster Astrofísica sica TELESCOPIOS (1/2) 1 TELESCOPIOS ÓPTICOS Primera parte Descripción esquemática de un telescopio. Escala de placa. Relación focal. Resolución. Aberraciones. Más detalles TEM TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY
TEM TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) se ha convertido en un pilar fundamental en el repertorio de técnicas de caracterización de materiales nanoestructurados. Más detalles INSTRUMENTACIÓN PARA ESPECTROSCOPIA
INSTRUMENTACIÓN PARA ESPECTROSCOPIA Los instrumentos utilizados para el estudio de la absorción o emisión de la radiación electromagnética como función de la longitud de onda, son llamados Espectrómetros Más detalles A.1. Demostrar las leyes de reflexión y refracción a partir del Teorema de Fermat.
Problemas de Ingeniería Óptica OPTICA GEOMETRICA A) Leyes fundamentales A.1. Demostrar las leyes de reflexión y refracción a partir del Teorema de Fermat. A.2. Considere el siguiente esquema de guía óptica, Más detalles LA PARABOLA. R(-a, y) P (x, y) con el origen del sistema de coordenadas cartesianas y el eje de la parábola con el
LA PARABOLA Señor... cuando nos equivoquemos, concédenos la voluntad de rectificar; y cuando tengamos razón... no permitas que nos hagamos insufribles para el prójimo. Marshall En la presente entrega, Más detalles Equipo térmico de alta calidad para exteriores, capaz de soportar condiciones meteorológicas adversas.
Equipo térmico de alta calidad para exteriores, capaz de soportar condiciones meteorológicas adversas. Descripción Caracterísitcas Técnicas Las cámaras de red térmica crean imágenes a partir del calor Más detalles MEMORIA PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE VIGILANCIA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE SORIA
SISTEMA DE VIGILANCIA DE INCENDIOS Página 1 TABLA DE CONTENIDO 1.- OBJETO DEL CONTRATO. 3 2.- RED DE VIGILANCIA FORESTAL DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. 3 3.- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS COMUNICACIONES Más detalles OBSERVATORIO DE TACANDE, LA PALMA UN EXAMEN CRÍTICO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TELESCOPIOS
ASTROPALMA OBSERVATORIO DE TACANDE, LA PALMA Joan Genebriera UN EXAMEN CRÍTICO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TELESCOPIOS Qué calidad óptica tiene mi telescopio? Cómo puedo compararlo con otros telescopios? Más detalles INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU Dirección de Asuntos Académicos COMPENDIO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS POR ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO 2006
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU Dirección de Asuntos Académicos COMPENDIO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS POR ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO 2006 Volumen 8 Editor Hernando Tavera Lima - Perú Enero 2007 Más detalles From Eye to Insight USO DE SISTEMAS ÓPTICOS TELECÉNTRICOS PARA OPTIMIZAR LA PRECISIÓN Y REPRODUCIBILIDAD DE IMÁGENES INDUSTRIALES
From Eye to Insight USO DE SISTEMAS ÓPTICOS TELECÉNTRICOS PARA OPTIMIZAR LA PRECISIÓN Y REPRODUCIBILIDAD DE IMÁGENES INDUSTRIALES Cómo eliminar los errores ocultos en fabricación Introducción Tras la invención Más detalles LAS GALAXIAS MÁS CERCANAS Y SUS MOVIMIENTOS
LAS GALAXIAS MÁS CERCANAS Y SUS MOVIMIENTOS Mario Pedreros Avendaño Departamento de Física - Facultad de Ciencias Universidad de Tarapacá, Casilla 7-D, Arica e-mail: mpedrero@uta.cl Resumen Las galaxias Más detalles Telefónica Empresas. Telepresencia Ilusión o realidad? www.telefonica.com. Telefónica Empresas integra los servicios de Movistar
Telefónica Empresas Telefónica Empresas integra los servicios de Movistar Telepresencia Ilusión o realidad? www.telefonica.com Para los que creen en la magia de los negocios En un entorno empresarial en Más detalles Componentes de una cámara
Curso CCTV Componentes de una cámara El sensor de imagen(ccd) convierte la imagen en señales electrónicas. Está compuesto por aprox 300.000 elementos sensibles denominados comúnmente como pixeles. Circuito Más detalles LIDAX Ingeniería de Instrumentación Astronómica y Espacial.
Space Science ADVANCED MECHANICAL SYSTEMS LIDAX Ingeniería de Instrumentación Astronómica y Espacial. LA EMPRESA La empresa LIDAX fue fundada a principios del año 2000, a través de la iniciativa y dedicación Más detalles Cámaras termográficas
Cámaras termográficas Detectan puntos calientes antes de que causen problemas Imágenes termográficas Detecte puntos calientes antes de que le causen problemas Usar una cámara termográfica SKF es una forma Más detalles Documento informativo Sistema de imágenes de plano extendido con combinación automática y manual DR DirectView de CARESTREAM
Procesamiento avanzado de imágenes con capacidades de combinación automática y ajuste manual que producen una imagen de plano extendido compuesta sin línea de unión visible Revisión de la geometría de Más detalles LABORATORIO 5 Departamento de Física - UBA Láser de Nd:YAG. Cavidades de oscilación- Modos transversales
LABORATORIO 5 Departamento de Física - UBA Láser de Nd:YAG. Cavidades de oscilación- Modos transversales Introducción En esta práctica se estudiarán las condiciones de estabilidad en cavidades resonantes Más detalles Mejora de los Sistemas de Cartografía del Territorio Colombiano
Mejora de los Sistemas de Cartografía del Territorio Colombiano 1 Teledetección 2 Introducción LaTeledetección percepción remota permite un analisis integral de la superficie terrestre. Es necesario poseer Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN