Source: http://docplayer.es/1979334-Configuracion-del-sistema-de-adquisicion-de-datos-mediante-pc.html
Timestamp: 2017-04-30 21:25:47+00:00

Document:
Configuración del sistema de adquisición de datos mediante PC - PDF
Download "Configuración del sistema de adquisición de datos mediante PC"
María Cristina Quiroga Medina
1 Configuración del sistema de adquisición de datos mediante PC 1.1. Introducción. Se entiende por Adquisición de datos a la acción de medir variables, convertirlas a formato digital, almacenarlas en un computador y procesarlas en cualquier sentido. Este proceso necesita de una interfaz entre el mundo físico y el computador que se suele denominar como tarjeta de adquisición de datos. El proceso de adquisición de datos del mundo físico conlleva los siguientes pasos fundamentales: 1. Utilización de un sensor/transductor adecuado para la variable que se desea medir, el cual permite detectar y convertir la variable física en una señal analógica de voltaje o corriente eléctrica. 2. Acondicionamiento de la señal eléctrica: En esta etapa se resuelven problemas relacionados con la señal obtenida, como son el ruido, la amplitud y/ó potencia de la señal, la no linealidad de la misma, entre otras. 3. Traducción de la señal eléctrica al lenguaje binario, propio del computador: Este proceso se conoce técnicamente como conversión Analógica/Digital (A/D). 4. Almacenamiento de los datos que, en forma digital, podrán ser almacenados en la memoria del computador y desplegados luego en la pantalla o en otro periférico del mismo La tarjeta de adquisición de datos PCI-6025E La tarjeta de adquisición 6025E tiene una resolución de 12 bits y una velocidad máxima de muestreo de 200 khz para cada canal. El rango máximo de entrada está entre +10V y -10V y el mínimo entre +50mV y -50mV, dispone de 16 canales analógicos de entrada (8 en modo diferencial) y de dos canales de salida analógicos, así como de 8 canales de entrada/salida digitales y 32 líneas digitales de I/O. Todas están disponibles en un conector de 100 pines. La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de la tarjeta PCI- 6025E. Esta tarjeta utiliza en sistema de control temporizado DAQ-STC propio de National Semiconductor adecuado para las señales relacionadas con el tiempo. Consiste en tres grupos de temporización que controlan las entradas analógicas, las salidas digitales y las funciones del contador/temporizador de propósito general. Estos grupos incluyen un total de siete contadores de 24 bits y tres de 16 bits con un máximo de resolución de 50 ns. Con el sistema DAQ-STC se hace posible la realización de aplicaciones como la generación de pulsos, el muestreo en tiempo equivalente y el cambio de la tasa de muestreo. Cuando se trabaja con varios dispositivos DAQ, es difícil la sincronización con un único trigger. Esta tarjeta dispone del bus denominado Real-Time System Integration (RTSI) para resolver este problema. En un sistema PCI, el bus RTSI consiste en el interfaz de bus de National Instruments RTSI y un cable plano para conectas las señales de disparo y temporizado hasta cinco tarjetas PCI en un solo ordenador. P-1B.12 Estos dispositivos pueden conectarse con un sistema SCXI (the instrumentation front end for plug-in DAQ devices) de manera que se pueden adquirir señales de termopares, RTDs, galgas, fuentes de voltaje y corriente. También se pueden generar o adquirir señales digitales para comunicaciones y control Requisitos Figura 1. Diagrama de bloques de la tarjeta PCI-6025E. Para la instalación y utilización de la tarjeta PCI-6025E es necesario: Manual de usuario Uno de los paquetes software siguientes y su documentación: LabVIEW for Windows Measurement Studio VirtualBench Matlab NI-DAQ for PC Compatibles Un ordenador equipado con bus PCI Es preciso realizar primero la instalación del software (LabView y NI-DAQ) antes de la conexión de la tarjeta de adquisición de datos. P-1B.23 Bloque de conexiones y cable. Podemos apreciar que la tarjeta tiene dos conectores, uno del tipo PCI que se introduce en el PC y otro I/O (Input/Output) con el que se comunica con el exterior a través de un cable plano de 100 hilos. En la figura 2 se muestra la asignación de pines del conector I/O. El cual utilizaremos para conectar las fuentes de señal, el osciloscopio, los sensores, etc. Como de las 100 señales solamente utilizamos 50 para las prácticas, el cable plano etiquetado 1-50 se ensambla al bloque de conexiones representado en la figura 2. En el caso de querer utilizar todas las capacidades de la tarjeta necesitaríamos otro bloque de conexiones ensamblado al cable plano etiquetado Figura 2. Tarjeta PCI-6025E, bloque de conexiones y cable (2 m) Resumen de especificaciones. General Formato Físico PCI Sistema Operativo / Objetivo Windows, Real-Time, Linux, Mac OS Familia de Productos DAQ Serie E Soporte para LabVIEW RT Sí Compatibilidad con RoHS No Entrada Analógica Número de Canales 16 Single Ended/8 Differential Velocidad de Muestreo 200 ks/s Resolución 12 bits Muestreo Simultáneo No Rango de Voltaje Máximo V Precisión del Rango mv Rango de Voltaje Mínimo mv Precisión del Rango mv Número de Rangos 4 Memoria Interna 512 muestras Salida Analógica Número de Canales 2 Razón de Actualización 10 ks/s Resolución 12 bits Rango de Voltaje Máximo V P-1B.34 Precisión del Rango mv Rango de Voltaje Mínimo V Precisión del Rango mv Capacidad de Corriente (Canal/Total) 5 ma E/S Digital Número de Canales 8 DIO/3 Ports (8 bits) Temporización Software Niveles Lógicos TTL Máximo Rango de Entrada 0..5 V Máximo Rango de Salida 0..5 V Entrada de Flujo de Corriente Sinking, Sourcing* Filtros de Entrada Programables No Salida de Flujo de Corriente Sinking, Sourcing* Capacidad de Corriente (Canal/Total) 24 ma/252 ma Temporizador Watchdog No Soporta Estados de Encendido Programables? No Soporta Protocolo de Sincronización para E/S? No Soporta E/S de Patrones? No Contadores/Temporizadores Número de Contadores/Temporizadores 2 Resolución 24 bits Frecuencia Máxima de la Fuente 20 MHz Entrada Mínima de Ancho de Pulso 10 ns Niveles Lógicos TTL Rango Máximo 0..5 V Estabilidad de Tiempo 100 ppm Sincronización GPS No Generación de Pulso Sí Operaciones a Búfer Sí Eliminación de Rebotes No Número de Canales DMA 1 Temporización/Disparo/Sincronización Bus de Sincronización (RTSI) Sí Disparo Digital * Una entrada o salida digital de tipo "sourcing" genera el voltaje necesario para el circuito. Una entrada o salida digital de tipo "sinking" crea la referencia (tierra) necesaria para el circuito. P-1B.45 Figura 3. Conector de 100 pines de la tarjeta de adquisición de datos NI6025E. P-1B.56 Entradas analógicas Los modos de conexión de las entradas analógicas son configurables mediante programación. Pero antes de realizar la configuración de los canales de entrada y hacer las conexiones entre la tarjeta y la fuente de señal, primero deberemos determinar si las fuentes de señal son flotantes o referenciadas a tierra. Fuente de Señal flotante (Floating Signal) Una señal es flotante cuando en su origen no está conectada a tierra, es decir, la señal es generada o captada, mediante un par de conductores de los cuales uno sirve como conductor que transporta la señal y el otro sirve como conductor de retorno. Ninguno de los conductores están conectados a tierra, así las variaciones de la señal parecen flotar de un conductor con respecto al otro conductor. Como ejemplos de señales flotantes se tienen las señales aisladas generadas por los termopares, las pilas o baterías, las señales fisiológicas, las generadas por fuentes de señal aisladas no conectadas a la red, como el caso de los instrumentos portátiles y aquellas que se utilizan para acondicionamiento de señal, dispositivos como transformadores de aislamiento, aisladores ópticos y amplificadores de aislamiento. Fuente de Señal referenciada a tierra (Grounded Signal) Una señal es referenciada a tierra, cuando de alguna forma aquélla se conecta a un sistema de puesta a tierra. Las señales referenciadas tienen un solo hilo conductor y tiene como REFERENCIA el conductor a tierra del sistema que genera la señal. Ejemplos de señales referenciadas se tienen las señales no aisladas generadas por transductores y sensores, las generadas por fuentes de señal conectadas a la red eléctrica de alimentación, etc. A continuación se describe con detalle las propiedades de las entradas analógicas de la tarjeta de adquisición de datos. Input Mode La tarjeta tiene tres diferentes modos para configurar, por programación, las entradas analógicas: Differential (DIFF): Modo Diferencial. Referenced Single-Ended (RSE): Modo Referenciado con conexión simple. Non Referenced Single-Ended (NRSE): Modo No Referenciado con conexión simple. Cada uno de los modos configura de manera diferente el conexionado entre las entradas analógicas y el PGIA (Amplificador de Instrumentación de Ganancia Programable). En P-1B.67 modo DIFF, las señales conectadas en los canales ACH0..ACH7 se multiplexan hacia la entrada + del PGIA y las señales conectadas en los canales ACH8..ACH15 se multiplexan hacia la entrada - del PGIA. En el modo RSE las señales conectadas en los canales ACH0..ACH15 se multiplexan hacia la entrada + del PGIA y la entrada - del PGIA se conecta internamente a AIGND. En el modo NRSE las señales conectadas en los canales ACH0..ACH15 se multiplexan hacia la entrada + del PGIA y la entrada - del PGIA se conecta internamente a AISENSE. Obviamente podemos utilizar uno cualquiera de los tres modos y conectar la fuente de señal a la entrada que corresponda de la tarjeta, pero debemos tener presente que es preciso seleccionar el modo de configuración más adecuado al tipo de fuente de señal. La configuración por defecto es la diferencial que proporciona 8 DIFF canales, y tanto la RSE como la NRSE proporcionan 16 canales. El dispositivo se puede programar de tal modo que se obtengan 12 canales: por ejemplo, 4 canales en modo DIFF y 8 canales en modo RSE. La tabla 1 resume estas tres configuraciones. Tabla 1. Tipos de configuración de las entradas analógicas. Configuración DIFF RSE NRSE Descripción Se utilizan dos líneas de entradas analógicas. Una de ellas se conecta a la entrada positiva del amplificador PGIA y la otra a la negativa del PGIA. Una línea se conecta a la entrada positiva del amplificador PGIA. La entrada negativa del amplificador se conecta internamente a tierra de las entradas analógicas (AIGND). Una línea se conecta a la entrada positiva del amplificador PGIA. La entrada negativa del amplificador se conecta internamente a un punto de conexión aislado (AISENSE). Modo DIFF El modo de conexión diferencial es aquel en el cual cada señal analógica de entrada tiene su propia señal de referencia o conductor de regreso. La señal de entrada se conecta a la entrada positiva del amplificador de instrumentación y la señal de referencia o retorno se conecta a la entrada negativa del amplificador de instrumentación. Al configurar la interfaz de adquisición para el modo diferencial se requieren dos canales de entrada con sus respectivos multiplexores, uno para la señal de entrada y otro para la señal de referencia respectiva. Por lo tanto hasta ocho canales de entrada analógica están disponibles con una configuración DIFF. El modo de conexión diferencial se debe utilizar cuando el sistema de adquisición de datos DAQ posee una de las siguientes características: Las señales de entrada son de muy bajo nivel (menores a 1V). Los conductores de conexión de la señal miden más de 3 metros. Los conductores de conexión de la señal se encuentran instalados en ambientes ruidosos. Cualquiera de las señales de entrada requiere una señal de referencia o retorno separada. P-1B.78 El modo diferencial reduce el ruido captado e incrementa la relación de rechazo en modo común. Cada señal de entrada puede flotar dentro de los límites de modo común del amplificador PGIA. A continuación se describen las características de las posibles conexiones entre la fuente de señal y los diferentes modos. Modo diferencial con fuente de señal flotante. La figura 4 muestra como se debe conectar una fuente de señal flotante a un canal de entrada configurado en modo DIFF. Puesto que ambas entradas del PGIA requieren un camino hacia masa (AIGND) para el retorno de las corrientes de alimentación DC, se deben conectar dos resistencias a los cables de la fuente de señal flotante. Si no se utilizan estas resistencias y la fuente es realmente flotante probablemente no quede dentro del rango del modo común del PGIA pudiendo llegar a saturarlo. Figura 4. Conexionado de una fuente de señal flotante en el modo DIFF Modo diferencial con fuente de señal referenciada a tierra. La figura 5 muestra como se debe conectar una fuente de señal referenciada a tierra a un canal de entrada configurado en modo DIFF. Figura 5. Modo diferencial para señales referenciadas a tierra. P-1B.89 Con este tipo de conexión, el PGIA rechaza tanto el ruido en modo común en la señal como la diferencia de potencial entre la fuente de señal y la masa del dispositivo, V cm. Modos RSE y NRSE Los modos con conexión simple se deben utilizar cuando la señal de entrada reúne las siguientes características: Su nivel es alto, mayores a 1V. Los cables que se utilizan para conectar la señal analógica miden menos de 3 metros. Todas las señales analógicas comparten una misma señal de referencia. El modo RSE se debe emplear para la conexión de fuentes de señales flotantes, en cuyo caso las interfaces proveen el punto de tierra común para las señales externas. Figura. Modo RSE para señales flotantes o no referenciadas. El modo RSE no se recomienda para medir señales referenciadas a tierra puesto que se produce un bucle de corriente entre la tierra de la señal y la masa de la tarjeta debido a la diferencia de potencial entre ambas. Por este motivo el modo NRSE se debe emplear para señales referenciadas a tierra, en cuyo caso la señal externa suministra su propio punto de referencia a tierra y la tarjeta provee un punto de conexión aislado (AISENSE), Figura 6. La diferencia de potencial entre la tierra de la tarjeta y la tierra de la señal aparece como señal de modo común en ambas entradas, -positiva y negativa- del amplificador de instrumentación y es, por lo tanto, rechazada por el amplificador. Figura 6. Modo NRSE para señales referenciadas a tierra. P-1B.910 Input Range El rango de las entradas de la tarjeta es bipolar el cual se puede cambiar mediante programación entre los valores de 0.5, 1.0, 10.0 ó de manera que se maximice la resolución del convertidor A/D de 12 bits. En la Tabla 2 se muestran el rango de entrada y la precisión en función de la ganancia seleccionada. Tabla 2. Precisión en la medida Ganancia Rango de entrada Precisión V a +10 V 4.88 mv 1.0-5V a +5V 2.44 mv mv a +500mV µv mV a +50 mv µv 1 El valor del LSB en un ADC de 12 bits. Dithering Dithering es una función de hardware. Básicamente sirve para reducir el ruido haciendo un promedio de las señales. El dithering se habilita y deshabilita completamente por software (aunque no se puede decidir cómo se va a realizar el promedio). Cuando la tensión RMS del ruido es un tercio del intervalo de cuantificación, el error de cuantificación se hace tan aleatorio como el ruido, y el proceso de cuantificación resulta lineal. Cuando se activa la opción dithering, se añade ruido blanco Gaussiano de aproximadamente 0.5 LSBrms a la señal que se va a convertir por el ADC (ver la Figura 1). Esta opción es de utilidad en aquellas aplicaciones en las que se desea aumentar la resolución del dispositivo, como en la calibración o en el análisis espectral. En estas aplicaciones se reduce el efecto de la modulación del ruido y la linealidad diferencial se aumenta mediante la adicción del dithering. Cuando se realicen medidas en contínua (DC), al calibrar un dispositivo, se habilita dithering y el promediado en 1000 puntos para tomar una sola lectura. Este proceso elimina los efectos de la cuantización y reduce el ruido medido, resultando una mejor resolución. En las aplicaciones de alta velocidad que no realicen análisis espectral se puede seleccionar la deshabilitación del dithering. En la Figura 7 se muestra el efecto de dithering en la adquisición de señal. La Figura 7a muestra una señal senoidad de pequeña amplitud (±4 LSB) y sin dithering. El efecto de cuantización del circuito ADC es visible. La Figura 7b muestra lo que sucede cuando se promedian 50 de dichas adquisiciones; la cuantización todavía es visible. En la Figura 7c, la señal senoidal se adquiere con el dithering activado. Se aprecia una considerable cantidad de ruido, pero al promediar con el valor de 50, como se muestra en la Figura 7d, se eliminan tanto el ruido añadido como el efecto de la cuantización. El Dithering ha tenido el efecto de forzar al ruido de cuantización para que se convierta en una variable aleatoria de valor medio cero mas que una función determinista de la señal de entrada. P-1B.1011 Figura 7. Dithering Salidas analógicas Las salidas analógicas se denominan DAC0OUT (canal 0) y DAC1OUT (canal 1), ambas referenciadas a la línea común AOGND. El rango bipolar se fija a ±10 V, los datos binarios de entrada a los DAC se codifican en complemento a 2. Entradas y salidas digitales Figura 8. Conexiones analógicas de salida. La tarjeta de adquisición de datos tiene ocho líneas de I/O digital (DIO<0..7>) para su utilización de propósito-general. DGND es la línea de referencia a tierra. Se puede configurar por programación cada una de las líneas como entrada o como salida. Al iniciar el sistema, los puertos digitales están en alta impedancia. En la figura 9 se aprecia un ejemplo de utilización. P-1B.1112 Figura 9. Ejemplo de conexionado de las entradas/salidas digitales. Dos contadores de propósito general integrados en la tarjeta están conectados a DIO6 y a DIO7. Por lo que ambas conexiones se pueden utilizar para controlar a dichos contadores. Además la tarjeta viene con el circuito integrado 82C55A, una interfaz programable de periféricos que proporciona 24 líneas I/O adicionales: los tres puertos de 8 bits PA, PB y PC. Se puede programar cada puerto como entrada o como salida. Este circuito tiene tres modos propios de operación que le confiere gran versatilidad. Recordar que estas señales están disponibles en el cable plano etiquetado y que no se utilizan en estas prácticas. Es necesario no exceder el nivel de tensión de + 5V en las entradas digitales pues se corre el riesgo de dañar tanto a la tarjeta como al PC El programa Meaurement & Automation Explorer Al ejecutar este programa se abre el explorador MAX, que según la versión puede tener un aspecto parecido al que se indica en la figura 10. Con este programa se va a realizar la primera práctica consistente en programar la tarjeta para que adquiera señales tanto analógicas como digitales y también para generar señales analógicas y digitales. P-1B.1213 Figura 10. Ventana del MAX (Meaurement & Automation explorer). En primer lugar compruebe que en la ventana de Configuración aparece la tarjeta PCI- 6025E (Device 1) como dispositivo e interfaz. Esto significa que el sistema está configurado adecuadamente. En caso contrario proceda de la siguiente manera: En el menú Herramientas (Tools) seleccione NI-DAQ Configuration y luego Save Configuration As... elija un nombre de archivo y una carpeta para guardarlo. Ver la figura 11. Figura 11. Configurar y guardar el archivo de la tarjeta NI-DAQ. P-1B.1314 1.4. Procedimiento de la práctica de adquisición de señal analógica. El objetivo será adquirir una señal analógica desde el generador de señales del laboratorio, el cual actuará como fuente de señal. 1º Averigüe el tipo de señal que vamos a medir. La configuración de las entradas dependerá fundamentalmente del tipo de señal que conectemos, en concreto de si la señal es flotante o está referida a la misma masa del sistema de medida (Tarjeta). Hay que tener en cuenta que la masa de la tarjeta está conectada a la masa del PC, que a su vez conecta con la tierra de la instalación del laboratorio. Rellene tabla P1.1: Tabla P1.1 Fuente de señal Tipo Nivel de la señal Longitud de la conexión Fuentes de ruido? En la casilla Tipo ponga R o F según sea Referenciado a Tierra o Flotante. En Longitud de la conexión indique si es mayor o menor de 3. 2º Elija la configuración de entrada según el tipo de señal Podemos configurar las entradas del PGIA de 3 modos: DIFF, RSE y NRSE. Leer a la documentación y: Seleccionar la configuración de entrada más adecuada a la señal. Buscar el número de contacto del bloque conector según el canal donde deseemos conectar la señal. Termine rellenando la tabla P1.2. Tabla P1.2 Modo de la tarjeta Denominación de las entradas Número en el bloque conector Cable 1 Cable 2 En el modo de la tarjeta indique: DIFF, RSE o NRSE. Para la denominación de las entradas y su número en el bloque conector utilice la figura 3. 3º Configure la tarjeta para una entrada analógica. Se realiza seleccionado con el botón derecho Data Neighborhood y pinchar en Create New Después seleccionar Virtual Channel y botón Finish. P-1B.14 15 Seleccionamos Analog Input y ahora pasamos a definir los parámetros del canal (para pasar a la siguiente ventana pulse en el botón Siguiente > ): Nombre del canal: Tipo de medida a realizar: Definir la unidad y rango de las medidas Definimos si queremos escalar o no las medidas: Elija la entrada a usar y el modo según lo indicado en la tabla P1.2 Una vez terminada esta configuración podrá comprobar que aparece en la ventana de Configuration si se despliega Data Neighborhood. 4º. Adquisición de la señal analógica. Ahora realice el test del canal virtual. Conecte la fuente de señal al bloque de conexión. Conecte también el canal 1 del osciloscopio para comprobar los valores de amplitud y frecuencia de la señal generada. Elija la frecuencia de muestreo para que sea unas 2 veces la frecuencia de la señal a adquirir (definida por el profesor en frecuencia, amplitud, tipo y offset). Aumente la frecuencia de muestreo para que sea unas 5 veces la frecuencia de la señal a adquirir. Modifique la frecuencia de muestreo para que se pueda medir el número de ciclos de la señal (que ésta tenga el aspecto de una onda senoidal). Observe la señal en la ventana del Virtual Channel Test Panel (T. P.) y compruebe que efectivamente tiene la frecuencia y la amplitud de la fuente de señal. Justifique el procedimiento seguido para obtener dichos valores y rellene la tabla P1.3. Procedimiento: P-1B.1516 Tabla P1.3. Freq. Osciloscopio Freq. muestreo Núm. ciclos en T. P. Freq. T. P. Amplitud T. P. En Freq. Osciloscopio indique la medida de la frecuencia realizada por el osciloscopio. En Freq. muestreo indique el valor del campo Sample Rate. T.P. significa el Test Panel que se visualiza en la ventana del test. El valor Freq. T.P. debe deducirlo de los dos valores anteriores, utilizando el procedimiento explicado anteriormente. Puede haber diferencia de valor con el valor medido por el osciloscopio. 5º. Adquisición de la señal analógica con submuestreo. Elija una frecuencia de muestreo que sea igual a la frecuencia de fuente de la señal. Espere a que el profesor modifique la frecuencia de la fuente de señal y mida otra vez la frecuencia de la señal que se visualiza en el Test Panel. Justifique el valor de dicha frecuencia. Rellene la tabla P1.4 Tabla P1.4. Freq. Osciloscopio Núm. ciclos en T. P. Freq. T. P. Frecuencia de muestreo 1.5. Procedimiento de la práctica de generación de señal analógica. El objetivo es la configuración y utilización de la tarjeta como fuente de señales analógicas. 6º Configure un canal virtual de salida analógica. El procedimiento es muy parecido al seguido en el punto 3º. Acudir a la documentación y buscar el número de contacto del bloque conector según el canal donde deseemos obtener la señal. Termine rellenando la tabla P1.5. Cable 1 (Señal) Cable 2 (Referencia) Tabla P1.5 Denominación de las salidas Número en el bloque conector Conecte el canal 2 del osciloscopio al bloque de conexión, tenga cuidado en conectar las referencias de la salida analógica con el cable de referencia del osciloscopio. En caso contrario estará haciendo un cortocircuito. 7º. Generación de señales analógicas. Genere varias señales analógicas con la ayuda de la opción Test Panel del dispositivo PCI 6025E y compruebe su visualización en el osciloscopio utilizando su canal 2. P-1B.16 17 Modifique el valor de Update rate y obtenga su valor máximo. Justifique este valor. Valor máximo: 1.6. Procedimiento de la práctica de adquisición/generación de señal digital. El objetivo es la configuración de la tarjeta para utilizar sus líneas de entradas/salidas digitales. 8º Configure un canal virtual digital. Para la creación de canales digitales, el procedimiento es muy parecido al seguido en el punto 3º. Leer la documentación y buscar el número de contacto del bloque conector según la línea digital elegida para la práctica. Termine rellenando la tabla P1.6 para un canal virtual de entrada y la P1.7 para un canal virtual de salida. El nombre del canal virtual es elegido por el alumno. El nombre y el número de los pines a utilizar se obtienen de la figura 3. Tabla P1.6 Nombre del canal virtual digital de entrada Definición como entrada Nombre del pin a utilizar Número de pin del bloque conector Nombre del pin de referencia Número de pin de referencia del bloque conector Invertir la señal Tabla P1.7 Nombre del canal virtual digital de salida Definición como salida Nombre del pin a utilizar Número de pin del bloque conector Nombre del pin de referencia Número de pin de referencia del bloque conector Invertir la señal Read from line No Write to line No P-1B.17 18 9º Test de los canales virtuales digitales. Configure el generador de señales obtener una señal digital de 1 Hz de frecuencia. Utilice la salida TTL del generador de señal!. Puede utilizar el Test de cada línea digital o bien utilizar el Test Panel, en este caso en Line Direction Selection se usa para configurar el canal correspondiente como entrada o como salida. Si la línea digital está configurada como entrada, y hemos conectado el generador de señal tal como se ha indicado anteriormente, se encenderá y apagará a razón de 1 ciclo por segundo el piloto indicador de Line State. Para hacer el Test de un canal digital configurado como salida se conecta el canal 2 del osciloscopio a la línea que se ha configurado como salida, actuando manualmente en Logic Level se cambia el nivel lógico de esa línea digital. Realice un resumen de los procedimientos y de los resultados obtenidos. Documentación adicional: 1. Data_Acquisition_quickref.pdf 2. PCI-6025E_Start.pdf 3. PCI_6025E_User_Manual.pdf 4. Matlab Toolbox Data Adquisition 5. roduct=da P-1B.18 Documentos relacionados
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA. Manual del Usuario
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Manual del Usuario Sistema de Captura de Datos SCD Julio, 2004 Daniel Víquez L. 2 Índice 1.0 Más detalles DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA Laboratorio de Automatización Industrial Mecánica. TEMA: Adquisición de datos
TEMA: Adquisición de datos Ejercicio: Controlando un proceso con instrumentación analógica y digital mediante el modulo NI USB 6009 Objetivo: Mediante modulo NI USB 6009, controlamos un proceso instrumentado Más detalles HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS
HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS Esta lección describe el hardware y el software de la adquisición de datos. Tenemos los siguientes apartados: A. Descripción del hardware DAQ B. Componentes Más detalles La tarjeta de adquisición de datos DAQ-6024E de National Instruments. Joan Font Rosselló Versión 1.1
La tarjeta de adquisición de datos DAQ-6024E de National Instruments Joan Font Rosselló Versión 1.1 Indice 1. Diagrama de bloques la tarjeta DAQ 6024E 3 2. Pin-out de la tarjeta DAQ 6024E 4 3. Analog Input Más detalles Descripción de las tarjetas de captura de datos
Anexo 5.1 Descripción de las tarjetas de captura de datos A5.1.1 Tarjeta PCI-1200. El modelo PCI-1200 forma parte de la familia 1200. Su diagrama de bloques es: Figura A5.1.1 Diagrama de bloques de la Más detalles Tema: Introducción a USB6009 con LabVIEW
Interfaces y Periféricos, Guía 6 Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Interfaces y Periféricos Tema: Introducción a USB6009 con LabVIEW Objetivos Específicos. Realizar la configuración Más detalles Adquisición de señales analógicas y tratamiento de la información
Adquisición de señales analógicas y tratamiento de la información 3.1. Introducción. El objetivo de esta práctica es el de capturar, mediante la Data Acquisition Toolbox de Matlab, diferentes tipos de Más detalles Guía de Productos. Para Instrumentación Virtual. ni.com/bajocosto/mx. Bajo costo Variedad de señales Resultados rápidos
Guía de Productos Para Instrumentación Virtual Bajo costo Variedad de señales Resultados rápidos ni.com/bajocosto/mx 3384 Mex Prod Flyer.indd 3 3/22/11 6:38:08 PM Dispositivos de Adquisición de Datos para Más detalles DESCRIPCIÓN DEL SISTEM A.
CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEM A. 2.1 Diagrama a Bloques. La siguiente figura muestra el diagrama a bloques que representa el funcionamiento del sistema; el sistema está conformado por circuitos, Más detalles PRÁCTICA II: ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL LABORATORIO SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL PRÁCTICA II: ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW Curso 05/06 - 2 - PRÁCTICA II ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW II.1. INTRODUCCIÓN Más detalles Tema: Instrumentación Virtual II
1 Tema: Instrumentación Virtual II Objetivo General Utilizar la tarjeta adquisidora de datos NI USB 6008/6009 para obtener y generar señales analógicas. Objetivos Específicos Generar una señal análogica Más detalles Instrumentación biomédica Prácticas de laboratorio
Instrumentación biomédica Prácticas de laboratorio Práctica 0. Primera parte: Introducción al laboratorio Semana BB Mireya Fernandez Chimeno Miguel Ángel García González UPC-Departament d Enginyeria Electrònica Más detalles IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y MONITORIZACIÓN, MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL, PARA LA MEDIDA DE DISTANCIA BASADO EN EL LVDT
TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y MONITORIZACIÓN, MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL, PARA LA MEDIDA DE DISTANCIA BASADO EN EL LVDT Más detalles Objetivo. Desarrollo. Práctica 6 Multiplexado. Sección 1 Estudio del comportamiento de un circuito sample and hold
Autor: Pedro I. López Contacto: dreilopz@gmail.com www.dreilopz.me Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) Fecha: Febrero 2012. En ninguna Más detalles EDAS/VIS. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos/ Sistema de Instrumentación Virtual. Caja-Interface de Adquisición de Datos
Equipamiento Didáctico Técnico Sistema EDIBON de Adquisición de Datos/ Sistema de Instrumentación Virtual EDAS/VIS EDAS/VIS. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos/ Sistema de Instrumentación Virtual Ejemplo Más detalles CAPÍTULO 3 Programación en LabVIEW
CAPÍTULO 3 Programación en LabVIEW 3.1 Conexión física de los elementos Para capturar todas las señales provenientes de los sensores se utilizó una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, Más detalles 11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN
11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN En primera aproximación, podemos dividir las tarjetas de adquisición de datos genéricas en los bloques básicos de la figura superior: Entradas Más detalles ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles 3. ACONDICIONAMIENTO
3. ACONDICIONAMIENTO - Funciones generales. - Arquitectura básica del sistema de adquisición. -Circuitos integrados de acondicionamiento: amplificadores, filtros, muestreo y retención, multiplexores, conversores Más detalles Automatización de Adquisición de Datos
Automatización de Adquisición de Datos Marisol Menéndez Ingeniera de Campo Agenda Introducción a los sistemas de adquisición de datos (DAQ) Introducción a la plataforma NI CompactRIO Adquisición de datos Más detalles HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS
Adquisición de datos y acondicinamiento de la señal Tema 1 HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS Esta lección describe el hardware y el software de la adquisición de datos. Tenemos los siguientes Más detalles SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS Y SUPERVISION EQUIPOS (NI): PLANTA CONTROL DE NIVEL
SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS Y SUPERVISION EQUIPOS (NI): PLANTA CONTROL DE NIVEL Ana Albán De la Torre¹, Giosmara Cañarte Abad², Gonzalo Espinoza Vargas³, Raphael Alarcón Cottallat 4 ¹Ingeniera Eléctrica Más detalles CAPITULO 3. SENSOR DE TEMPERATURA
CAPITULO 3. SENSOR DE TEMPERATURA Este sensor deberá detectar los cambios de temperatura como función de la altitud, y fricción con el aire. Al igual que en los acelerómetros, poco se dispone de datos Más detalles DESCRIPCION DEL SITEMA MASTER.
DESCRIPCION DEL SITEMA MASTER. ESTRUCTURA. El sistema MASTER (Sistema Modular para Control Adaptativo en Tiempo Real) se ha implementado en base a un computador compatible PC-AT, dotado de una tarjeta Más detalles Placa de control MCC03
Placa de control MCC03 Placa de control MCC03 La placa de control basada en el micro controlador PIC 16F874A de Microchip, es la encargada del procesar los datos que se introducen en el sistema y actuar Más detalles Tema 11: Instrumentación virtual
Tema 11: Instrumentación virtual Solicitado: Tarea 09: Mapa conceptual: Instrumentación Virtual M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com edfrancom@ipn.mx @edfrancom edgardoadrianfrancom Más detalles Práctica #11. Adquisición y análisis de datos en LabVIEW
Práctica #11 Adquisición y análisis de datos en LabVIEW Objetivo de la práctica Al terminar esta práctica, el discente será capaz de: generar una señal analógica mediante un dispositivo de adquisición Más detalles Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013
Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013 Por favor revise esta guía para operar correctamente su osciloscopio Nota: Las instrucciones y procedimientos presentados se enfocan Más detalles Edilberto Sánchez González. edi.sanchez@ciemat.es Laboratorio Nacional de Fusión Septiembre de 2002. Página 1 de 17
Edilberto Sánchez González edi.sanchez@ciemat.es Laboratorio Nacional de Fusión Septiembre de 2002 Página 1 de 17 Tabla de contenidos 1. Características de las tarjetas de adquisición PCI DAS4020/12...3 Más detalles Conversor Analógico Digital (CAD)
Conversor Analógico Digital (CAD) La salida de los sensores, que permiten al equipo electrónico interaccionar con el entorno, es normalmente una señal analógica, continua en el tiempo. En consecuencia, Más detalles 1.3 WWW.TRANSLIFT.COM.VE
Osciloscopio USB 40MS/s Manual del usuario 1.3 Especificaciones Osciloscopio Digital USB para PC 40MS/s Conexión USB ópticamente aislada. Analizador Lógico de 8 bits (No simultaneo con la función osciloscopio) Más detalles Estación de Alarma de Robo LIELBA - AD1A
Estación de Alarma de Robo LIELBA - AD1A Equipamiento Didáctico Técnico Productos Gama de productos Equipos 4.-Electricidad DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS Panel Frontal Panel Trasero ALI02 VAR07 ALI03 DET27 Más detalles Cómo Elegir su Digitalizador o Dispositivo de Adquisición de Datos Correcto
Cómo Elegir su Digitalizador o Dispositivo de Adquisición de Datos Correcto 5 Aspectos Principales a Considerar Arquirectura del Digitalizador/DAQ Ancho de Banda y Razón de Muestreo Resolución y Rango Más detalles OSCILOSCOPIO VIRTUAL IMPLEMENTADO EN PC CON CONEXIÓN USB. Doffo Augusto Santiago, Giraudo Lucas Matias Tutor: Rabinovich, Salomón
OSCILOSCOPIO VIRTUAL IMPLEMENTADO EN PC CON CONEXIÓN USB Doffo Augusto Santiago, Giraudo Lucas Matias Tutor: Rabinovich, Salomón Carrera: Ingeniería Electrónica. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Más detalles Diseño y construcción de una tarjeta convertidora de 8 canales A/D y 4 canales D/A
Diseño y construcción de una tarjeta convertidora de 8 canales A/D y 4 canales D/A M. en C. Romeo Urbieta Parrazales Profesor e Investigador del CINTEC- IPN Ing. Ignacio Minjares Tarazena Profesor e Investigador Más detalles AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL SERVOMOTOR DE PRÁCTICAS
3º INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD MECÁNICA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL PRÁCTICA 5 DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL SERVOMOTOR DE PRÁCTICAS OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA Identificar sobre un montaje real Más detalles SOMI XVIII Congreso de Instrumentación Ingeniería Biomédica EHM1899
ELECTROCARDIOGRAFO PARA PRUEBAS EN ESFUERZO BASADO EN INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL (EPESIV) A. Hernández Méndez, J.A. Moreno Espinosa Instituto de Electrónica y Computación, UTM, Carretera a Acatlima km 2.5, Más detalles Adquisición de Datos usando Matlab
21 Adquisición de Datos usando Matlab Bruno Vargas Tamani Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú RESUMEN: La interconexión a nivel de computadoras Más detalles CAPÍTULO 2 Y EQUIPOS. Una parte muy importante para el desarrollo de este trabajo de tesis es el software con el
CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE VEE Y EQUIPOS 2.1 Agilent VEE Pro 7.0. Una parte muy importante para el desarrollo de este trabajo de tesis es el software con el cual se desarrollarán Más detalles ni.com Fundamentos y tecnología de la adquisición de datos
Fundamentos y tecnología de la adquisición de datos Introducción a la Adquisición de Datos Juan Manuel Rivas Technical Sales Engineer National Instruments Qué es un Dispositivo de Adquisición de Datos Más detalles SALIDAS ANALÓGICAS. Adquisición de datos y acondicionamiento de la señal Tema 6
SALIDAS ANALÓGICAS A. Arquitectura de la salida analógica B. Uso del DAQmx Write VI C. VI, AO Multipuntos (Buffered) D. Generación del Buffer Finito E. Generación del Buffer Continuo Página 1 de 8 A. ARQUITECTURA Más detalles Objetivo. Desarrollo. Entradas analógicas del sistema DAQ. Sección 1 Adquisición de datos por medio de la DAQ del NI ELVIS
Autor: Pedro I. López Contacto: dreilopz@gmail.com www.dreilopz.me Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) Fecha: Febrero 2012. En ninguna Más detalles Nociones básicas sobre adquisición de señales
Electrónica ENTREGA 1 Nociones básicas sobre adquisición de señales Elaborado por Juan Antonio Rubia Mena Introducción Con este documento pretendemos dar unas nociones básicas sobre las técnicas de medida Más detalles Guía. 2. Descripción de los sistemas de adquisición de datos en el Laboratorio de Automática
Elaborado por: 1 de 12 Revisado por: Aprobado por: Grupo de apoyo técnico en calidad (periodo ago-abr 2013-2014) 1. OBJETIVOS Jefe del laboratorio y Coordinador del área de automática Director escuela Más detalles TARJETA CONVERSORA ANALOGA/DIGITAL (A/D)
TARJETA CONVERSORA ANALOGA/DIGITAL (A/D) 1. INTRODUCCIÓN. Un conversor A/D es un dispositivo que mapea una tensión análoga en un código o palabra digital de n bits. Para esto toma muestras de la señal Más detalles Introducción a LabVIEW FPGA y CompactRIO
Introducción a LabVIEW FPGA y CompactRIO Familia de Productos Embebidos de LabVIEW Tecnología FPGA Interconexiones Programables Bloques Lógicos Bloques de E/S Importancia de FPGA en Sistemas Alta Confiabilidad Más detalles CONTINUO GUIA RÁPIDA PARA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO
MONITOREO CONTINUO GUIA RÁPIDA PARA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO Revisión 1.0 10/6/2013 MONITTOREEO CONTTI INUO... 1 GUIA RÁPIDA PARA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO,... Más detalles Laboratorio de Electrónica Industrial
Laboratorio de Electrónica Industrial Ing. Joel Figueroa DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TABLETA DE CONEXIONES Tableta blanca y de forma rectangular, figura 1.1, en la figura se observa cómo están dispuestas las Más detalles Seleccione el Sistema Adecuado para su Aplicación de Mediciones
Seleccione el Sistema Adecuado para su Aplicación de Mediciones Ing. Gustavo Valdés Marketing Manager Latin America National Instruments Si se Puede Medir el Problema, se Puede Entender y por lo Tanto Más detalles Instrumentación con Microcontroladores. Ing. Rodrigo Alejandro Gutiérrez Arenas 22/03/12 al 29/03/12
Instrumentación con Microcontroladores Ing. Rodrigo Alejandro Gutiérrez Arenas 22/03/12 al 29/03/12 Contenido Problemas relativos a los proyectos Introducción y motivación para utilizar a Arduino Entrada Más detalles Especificaciones técnicas de los prototipos:
Especificaciones técnicas de los prototipos: Sensor de Temperatura y Humedad Relativa Sensor de Humedad de la Hoja CARACTERÍSTICAS SENSOR HUMEDAD DE LA HOJA El Sensor de Humedad de la hoja está diseñado Más detalles Compensación de Energía Reactiva (Corrección del factor de potencia) LIELBA - AI8
Equipamiento Didáctico Técnico Compensación de Energía Reactiva (Corrección del factor de potencia) LIELBA - AI8 Panel Frontal DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS Productos Gama de Productos Equipos 4.-Electricidad Más detalles MULTIMETRO DIGITAL (MARCA FLUKE. MODELO 87) INTRODUCCIÓN
MULTIMETRO DIGITAL (MARCA FLUKE. MODELO 87) INTRODUCCIÓN Este es un compacto y preciso multímetro digital de 4 ½ dígitos, opera con batería y sirve para realizar mediciones de voltaje y corriente de C.A. Más detalles Capítulo 3. dependen de él son, por ejemplo, la voz, una onda de radio, un electrocardiograma, etc. El
Capítulo 3 Procesamiento digital de señales mioeléctricas Las señales se representan matemáticamente como funciones de una o más variables independientes. La variable independiente más común es el tiempo, Más detalles INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO
INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA Esta documentación tiene como objetivo facilitar el primer contacto del alumno con la instrumentación básica de un. Como material de apoyo para el manejo de la Más detalles 3. Dibuje los circuitos que usaría para medir con el osciloscopio los siguientes casos e incluya la posición de los controles
PRÁCTICA No.1 Semana: 12/10/2015 16/10/2015 Tema: Familiarización con el equipo de laboratorio. Objetivo: Desarrollar en el estudiante suficiente habilidad para que utilice adecuadamente los equipos del Más detalles GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS
GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS DG3000 DG2000/DG1000 Tecnología DDS y 14 bits. Frecuencia hasta 120 MHz. Hasta 300 MS y 1 M de memoria. Generador de pulsos y PWM. Modulación AM, FM, FSK y PM Más detalles SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES (LVSIM -DCOM), MODELO 9481
AB Telecomunicaciones SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES (LVSIM -DCOM), MODELO 9481 DESCRIPCIÓN GENERAL LVSIM -DCOM es un software de simulación basado en Windows que cubre el mismo Más detalles Manual de Prácticas Automatización y Control
Manual de Prácticas Automatización y Control UABC - Ensenada Mayo - 2013 gortiz@uabc.edu..mx 1 Resumen ejecutivo 2 Contenido Resumen... 1 Practica 1: Caracterizacion de temperatura - LM35... 3 Practica Más detalles Universidad de Guadalajara Tópicos Selectos.
Práctica 2.-La plataforma NI ELVIS II y LabVIEW Integrantes del equipo (Máximo 2): 1.- Código: 2.- Código: Fecha límite de entrega: Fecha real de entrega: No. de Estación de Trabajo: Resumen de la práctica: Más detalles ÍNDICE MEMÓRIA Capítulo 1: Introducción... 3 Capítulo 2: el osciloscopio... 5 Capítulo 3: el front-end analógico... 10
ÍNDICE MEMÓRIA Índice memória... 1 Capítulo 1: Introducción... 3 Capítulo 2: el osciloscopio... 5 2.1. Qué es un osciloscopio?... 5 2.2. Tipos de osciloscopios... 5 2.2.1. Osciloscopio analógico... 5 2.2.2. Más detalles CONVERTIDORES DIGITAL ANALÓGICO Y ANALÓGICO - DIGITAL
CONVERTIDORES DIGITAL ANALÓGICO Y ANALÓGICO - DIGITAL CONVERTIDORES DIGITAL ANALÓGICO Las dos operaciones E/S relativas al proceso de mayor importancia son la conversión de digital a analógico D/A y la Más detalles DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC.
TESIS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC. DIRECTOR DE TESIS.- Ing. Francisco Novillo AUTOR Walter Mestanza Vera. Egresado Más detalles Int. Cl. 5 : A61B 5/04
k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 k N. de publicación: ES 2 077 527 21 k Número de solicitud: 9302531 51 k Int. Cl. 5 : A61B 5/04 k 12 SOLICITUD DE PATENTE A2 k 22 Fecha de presentación: Más detalles http://grupoorion.unex.es
Laboratorio Virtual de Placas Solares Fotovoltaicas Práctica 3. Estudio del máximo rendimiento de los paneles solares. Práctica 3. Estudio del máximo rendimiento de los paneles solares. 1.1.1. Objetivo. Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN
CADUSB y Programas de Microsoft Excel para lectores de presiómetro ELx MANUAL DE INSTALACIÓN Versión 1.0 - Rev 1 Fecha de Revisión: Abril 2011 Versión 1.0 Rev 1 - Abril 2011 TABLA DE CONTENIDOS INFORMACIÓN Más detalles CAPÍTULO 2. La Instrumentación
CAPÍTULO 2 La Instrumentación La implementación en el laboratorio del sistema péndulo-carro que describimos en el capítulo anterior presenta algunos retos de instrumentación cuya solución no es sencilla. Más detalles Mejora de Laboratorios Tradicionales mediante el uso de Instrumentación Virtual
Mejora de Laboratorios Tradicionales mediante el uso de Instrumentación Virtual Abstract: La instrumentación tiene que ver con el conjunto de equipos y dispositivos mediante los cuales se puede supervisar Más detalles SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A & D -- Práctica de laboratorio FRECUENCIA MODULADA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y FRECUENCIA
1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A & D -- Práctica de laboratorio FRECUENCIA MODULADA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y FRECUENCIA I. OBJETIVOS 1. Implementar un modulador de frecuencia utilizando el XR-2206. 2. Complementar Más detalles Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU MPI-D, MPI-DN
TI-P333-92 MIU Issue 1 Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU MPI-D, MPI-DN DESCRIPCIÓN Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU 18 canales Más detalles Que es Mentor Create?
Mentor Create Que es Mentor Create? Es el software diseñado para crear archivos de configuración ( llamados flujos de trabajo, Workflow), los cuales deben ser cargados en el equipo MENTOR EM y este a su Más detalles 4. MONTAJE EXPERIMENTAL
4. MONTAJE EXPERIMENTAL Para validar las ideas propuestas en el capítulo 3, es necesario realizar pruebas experimentales sobre cilindros oleohidráulicos. En este capítulo se describe el banco de ensayos Más detalles INSTITUTO DE FÍSICA FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE FÍSICA FACULTAD DE INGENIERÍA LABORATORIO 1-006 PRACTICA 3: OSCILACIONES AMORTIGUADAS 1. OBJETIVO Estudio de un sistema masa-resorte con viscoso. a) Resolución de la ecuación diferencial del Más detalles Interfaces de entrada y salida
Interfaces de entrada y salida Las interfaces establecen la comunicación entre la unidad central y el proceso, filtrando, adaptando y codificando de forma comprensible para dicha unidad las señales procedentes Más detalles MONITOREO DE VARIABLES CLIMATOLOGICAS USANDO LabVIEW
MONITOREO DE VARIABLES CLIMATOLOGICAS USANDO LabVIEW Lázaro Castilo Isidro Ignacio, Anzurez M arin Juan, Gaspar Vale Ciro Jesús Universidad M ichoacana de San Nicolás de Hidalgo Facultad de Ingeniería Más detalles Sistema de Adquisición de Datos INGKA-SAD. Guía de Uso
Sistema de Adquisición de Datos INGKA-SAD Guía de Uso Introducción I NTRODUCCIÓN El sistema de adquisición de datos I NGKA -S AD es una interfaz entre el ambiente y el mundo digital, sirviendo como herramienta Más detalles Proyecto final "Sistema de instrumentación virtual"
"Sistema de instrumentación virtual" M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com @efranco_escom edfrancom@ipn.mx 1 Contenido Introducción Objetivos Actividades Observaciones Reporte Más detalles INSTRUMENTACIÓN PARA CRIOSTATO DE LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS. Pliego de Prescripciones Técnicas
INSTRUMENTACIÓN PARA CRIOSTATO DE LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Pliego de Prescripciones Técnicas DESCRIPCIÓN 0. Introducción Este pliego de se especifica la instrumentación adicional Más detalles Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke
Aplicación Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke Por Viditec La utilización de variadores de velocidad o "inversores de frecuencia" Más detalles Multímetro 34405A de Agilent
Multímetro 34405A de Agilent Multímetro digital para bancos de trabajo con pantalla doble de 5,5 dígitos Un mayor número de funciones a un precio razonable Hoja de datos Características Resolución de 120.000 Más detalles MANUAL DE USUARIO NODO DEVICENET UNICAUCA
INTRODUCCIÓN El nodo DeviceNet diseñado e implementado en la universidad del cauca, es un dispositivo funcional con características similares a las de un dispositivo industrial, permite conectar sensores Más detalles Trabajo 3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN SERIAL INDUSTRIALES Edwin Gilberto Carreño Lozano, Código: 2090454.
Trabajo 3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN SERIAL INDUSTRIALES Edwin Gilberto Carreño Lozano, Código: 2090454. I. OBJETIVO Hacer un resumen acerca de los protocolos RS232, RS485, RS422 y HART; protocolos de Más detalles Sistema Electrónico de Adquisición y Entrega de Datos para Laboratorios de Enseñanza que puedan incorporarse a Entornos Virtuales de Aprendizaje
Sistema Electrónico de Adquisición y Entrega de Datos para Laboratorios de Enseñanza que puedan incorporarse a Entornos Virtuales de Aprendizaje CUSTODIO, A; URDANETA, E; BARRETO, A; OVIEDO, A 1 Sistema Más detalles MEDICIONES EN AC CON EL OSCILOSCOPIO EL OSCILOSCOPIO DIGITAL
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS EC 1281 PRACTICA Nº 8 MEDICIONES EN AC CON EL OSCILOSCOPIO EL OSCILOSCOPIO DIGITAL Familiarizarse Más detalles Capítulo 5 Programación del algoritmo en LabVIEW
Programación del algoritmo en LabVIEW En este capítulo se describen las funciones que se emplearon para implementar el control PID wavenet en LabVIEW. El algoritmo wavenet fue implementado en LabVIEW para Más detalles El osciloscopio digital
El osciloscopio digital Laboratorio de Circuitos y Sistemas Dinámicos Depto. Electrotecnia y Sistemas 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS... 3 2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 2.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO... Más detalles La presente tesis pretende que los estudiantes observen la teoría de las acciones de control
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES. La presente tesis pretende que los estudiantes observen la teoría de las acciones de control de forma virtual al mismo tiempo analicen físicamente los sistemas electrónicos cuando Más detalles MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico)
MANUAL DE AYUDA SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) Fecha última revisión: Abril 2015 INDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCION SAT Móvil... 3 CONFIGURACIONES PREVIAS EN GOTELGEST.NET... 4 1. INSTALACIÓN Más detalles DISEÑO DE UN INSTRUMENTO VIRTUAL PARA LA MEDICIÓN DE ENERGÍA USANDO LABVIEW
DISEÑO DE UN INSTRUMENTO VIRTUAL PARA LA MEDICIÓN DE ENERGÍA USANDO LABVIEW Anzurez Marin Juan, González Ruiz Victor Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Facultad de Ingeniería Eléctrica, División Más detalles SEMINARIO PRÁCTICO ADQUISICION DE UNA SEÑAL DE TEMPERATURA Y TRABAJO EN BASES DE DATOS. www.ni.com www.esi.com.co
SEMINARIO PRÁCTICO ADQUISICION DE UNA SEÑAL DE TEMPERATURA Y TRABAJO EN BASES DE DATOS www.ni.com www.esi.com.co ADQUISICION DE UNA SEÑAL DE TEMPERATURA Y TRABAJO EN BASES DE DATOS OBJETIVOS PRINCIPALES Más detalles Práctica nº 1. Analizador Lógico y Generador de Patrones. 1.2. Verificación del funcionamiento del circuito sumador 4008B.
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación. Electrónica Digital I. Práctica nº 1. Analizador Lógico y Generador de Patrones. Más detalles Equipo de Balanceo de Masas Reciprocantes Controlado desde Computador (PC), con SCADA MBMRC
Equipamiento Didáctico Técnico Equipo de Balanceo de Masas Reciprocantes Controlado desde Computador (PC), con SCADA MBMRC Sistema SCADA de EDIBON Técnica de Enseñanza usada 5 6 2 Caja -Interface de Control Más detalles Comunicación OPC para Monitoreo de Datos Analógicos en Tiempo Real (PLC300-KepserverEx-LabView)
Comunicación OPC para Monitoreo de Datos Analógicos en Tiempo Real (PLC300-KepserverEx-LabView) Juárez Ramiro Luis, Álvarez Trejo Alvino, Edgar Hernández García y Ángel Vergara Betancourt. Instituto Tecnológico Más detalles CAPÍTULO 2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
CAPÍTULO 2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 2.1 Introducción En la siguiente sección se tratará todo lo relacionado con el sistema de adquisición de datos realizado en la tesis, así como los conceptos Más detalles AMI C7. Manual de Usuario. Rev 2
AMI C7 Manual de Usuario Rev 2 1 Especificaciones... 3 1.1 Características Técnicas... 3 1.2 Conexiones... 3 1.3 Requisitos Mínimos... 3 1.4 Electrodos compatibles... 3 2 Instalación del programa... 4 Más detalles Acondicionamiento de Señal. Unidad 3
Acondicionamiento de Señal Unidad 3 Contenido Puentes de resistencias e impedancias Amplificadores Circuitos de salida Muestreadores Retentores Multiplexores Convertidores digital analógico Convertidores Más detalles 5. Despliegue en la PC
5 DESPLIEGUE EN LA PC 62 5.1 Conexión a la PC por medio de la tarjeta de audio La adquisición de señales analógicas es un trabajo que cada vez se hace más necesario en todos los campos relacionados con Más detalles PIC MICRO ESTUDIO Timer Monoestable/Biestable ajustable hasta 99H 59M 59S Timer 2T Clave: 722-1 www.electronicaestudio.com
PIC MICRO ESTUDIO Timer Monoestable/Biestable ajustable hasta 99H 59M 59S Timer 2T Clave: 722-1 www.electronicaestudio.com Guía de Operación P I C M I C R O E S T D U D I O Timer Monoestable/Biestable Más detalles MANUAL DEL USUARIO UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA. Escuela de ingeniería y ciencias Departamento de ingeniería Civil y Ambiental PLANO INCLINADO
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA Escuela de ingeniería y ciencias Departamento de ingeniería Civil y Ambiental MANUAL DEL USUARIO PLANO INCLINADO PRIMAVERA 2008 i MANUAL DEL USUARIO El presente manual Más detalles SISTEMAS DE CONTROL PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE CONTROL IDENTIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA
SISTEMAS DE CONTROL PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE CONTROL IDENTIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 1. SISTEMA A IDENTIFICAR El sistema a identificar es el conjunto motor eléctrico-freno conocido de otras Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución