Source: https://www.assing.it/es/instrumentacion-cientifica/microscopios-electronicos/
Timestamp: 2019-09-22 03:32:58+00:00

Document:
Microscopios Electrònicos - Assing S.p.A. - Partner della Ricerca
Microscopios Electrònicos de Alto y Bajo Vacìo
Microscopios SEM Termoiónicos (W, LaB6).
Amplia gama de microscopios electrónicos de barrido termoiónicos (W y LaB6) que pueden operar en condición de alto y bajo vacío.
La gama VEGA3 está disponible con 4 cámeras de tamaños y movimientos de la mesa diferentes:
SB, LM, XM, GM.
Todas las cámeras disponen de muchas puertas para técnicas auxiliares y tienen una geometría optimizada por EDX, WDX y EBSD.
Los microscopios están dotados de un sofisticado control de electróptica que permite de visualizar la muestra en 5 modalidades diferentes por ejemplo las imágenes stereoscópicas 3D de tipo «live».
Cañon electrónico: Tungsteno o LaB6
Resolución HV:
Tungsteno -3nm @ 30kV, 8nm @ 3kV
Resolución LV:
Vacío en la Cámera: HV < 9X 10-3 Pa, LV hasta 3 - 2000 Pa Ampliación hasta 1.000.000x Corriente de haz: de 1Pa a 2microA [/av_toggle] [av_toggle title='Solicitar Información' tags='' av_uid='av-vp3xmd'][/av_toggle] [/av_toggle_container] [/av_three_fifth] [/av_section] [av_section min_height='' min_height_px='500px' padding='default' shadow='no-shadow' bottom_border='no-border-styling' bottom_border_diagonal_color='#333333' bottom_border_diagonal_direction='' bottom_border_style='' id='' color='main_color' custom_bg='#f6f6f6' src='' attachment='' attachment_size='' attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video='' video_ratio='16:9' overlay_opacity='0.5' overlay_color='' overlay_pattern='' overlay_custom_pattern='' av_element_hidden_in_editor='0' av_uid='av-iir8bhy'] [av_three_fifth first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='' av_uid='av-i24p91y'] [/av_three_fifth][av_two_fifth min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='' av_uid='av-hwbltee'] [av_heading heading='MIRA3' tag='h3' link_apply='' link='manually,http://' link_target='' style='blockquote modern-quote modern-centered' size='25' subheading_active='' subheading_size='15' margin='' margin_sync='true' padding='10' color='custom-color-heading' custom_font='#007db3' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' av_uid='av-jpvahpah' admin_preview_bg=''] Microscopi FE-SEM [/av_heading] [/av_two_fifth][av_three_fifth first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='' av_uid='av-gxzsd12'] [av_textblock size='15' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' av_uid='av-g840zau' admin_preview_bg=''] Microscopios FE-SEM. Micreoscopios SEM de emisión de campo para aplicaciones del Imaging de alta resolución y alta versatilidad. [/av_textblock] [av_toggle_container initial='0' mode='accordion' sort='' styling='av-elegant-toggle' colors='' font_color='' background_color='' border_color='' hover_colors='' hover_background_color='' hover_font_color='' colors_current='' font_color_current='' background_current='' background_color_current='' background_gradient_current_color1='' background_gradient_current_color2='' background_gradient_current_direction='vertical' av_uid='av-jpvahbwi'] [av_toggle title='Específicas Técnicas' tags='' av_uid='av-3weuzud'] Microscopio electrónico de barrido con fuente de emisión de campo FE-SEM, diseñado para obtener alta resolución de haz y imágenes caracterizadas por una excelente relación señal/ruido. Particular característica del sistema es la posibilidad de alcanzar altas resoluciones también con grandes corrientes de haz, convertiendose en uno instrumento indispensable para aquello que están interesados al análisis de la composición (EDX,WDX,EBSD). Además, la tecnología BDT (Beam Deceleration Technology) garantiza la obtención de altísimas resoluciones también con bajo voltaje de aceleración. Características principales:
Cañon electrónico : Schottky FEG
Resolución HV: 1nm @ 30kV, 1,5nm @ 3kV (BDM)
Resolución LV: 1,5nm @ 30kV (LVSTD)
Vacío en cámera: HV < 9 x 10-3 Pa, LV de 7 a 500 Pa
Ampliación : hasta 1.000.000x
Corriente de haz: de 1P a 200nA
Microscopios FE-SEM categoría UHR.
Microscopios SEM de emisión de campo de categoría UHR con características de Imaging y analíticas a tope de gama.
Microscopio electrónico de barrido de ultra-alta resolución, con fuente de emisión de campo.
MAIA3 garantiza una resolución de 1nm a 1kV y de 0.7nm a 15kV.
Se caracteriza por un nuevo y exclusivo sistema de revelación compuesto por 3 detectors de electrónes secundarios (In-Beams SE, BDT, SE, In-Chamber SE) y por 3 detectors para los electrónes retrodispersados (Mid-Angle BSE, In-Beam LE-BSE, In-Chamber BSE).
Cañon electrónico: Schottky FEG
Resolución HV: 0,7nm @ 15kV, 1,0nm @ 1kV (BDM)
Resolución LV: 2nm @ 30kV (BSE)
Vacío en Cámera: HV <9 x 10-3 Pa, LV de 7 a 500 Pa
Corriente de haz: de 2Pa a 400nA
Sistemas FIB-SEM con columna de iones de Galio y electrónica FE-SEM.
Sistema de doble haz FIB-SEM para aplicaciones de nanotecnología y nanofabricación.
Sistema de doble haz componido por una columna FE-SEM de alta resolución junta a una columna FIB, versatíl y a otras prestaciones, dotada de una fuente de iones de Galio.
LYRA3 es un sistema diseñado para la preparación de cross-sections, laminillas TEM y para la tomografía en alta resolución para la siguiente reconstrucción 3D.
En LYRA3 están incluidos dispositivos para la litografía iónica y electrónica y para la microscopía correlativa.
Resolución HV: 1,0nm @ 30kV, 1,8nm @ 3kV (BDM)
Ampliación: hasta 1.000.000x
Corriente de haz: de 1 pA a 200 nA
Cañon iónico LMIG: fuente de iones de galio
Voltaje de aceleración : 0,5V hasta 30 kV
Corriente de haz iónico: 1pA hasta 50nA
Resolución : < 2.5nm @ 30kV al punto de coincidencia FIB-SEM
Sistemas FIB-SEM con columna iónica de Galio y electrónica UHR.
Sistema de doble haz FIB-SEM para aplicaciones de nanotecnologías y nanofabricaciones con altísimas prestaciones de Imaging.
Sistema de doble haz compuesto por una columna FE-SEM con tecnología Triglav (TM) de categoría UHR combinada con una columna FIB, versatíl y de altas prestaciones, dotada de una fuente de iones de Galio.
GAIA3 es un sistema diseñado para la preparación de cross-sections, laminillas TEM y para la tomografía en alta resolución para la siguiente reconstrucción 3D.
En GAIA3 están incluidos dispositivos y software para la litografía iónica y electrónica y para la microscopía correlativa.
Resolución LV: 2,0nm @ 30kV (BSE)
Corriente de haz: de 2 pA a 400 nA
Voltaje de aceleración : 0,5kV hasta 30 kV

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución