Source: http://docplayer.es/30162618-Banco-de-mesa-ps15-16-17.html
Timestamp: 2018-06-20 23:20:53+00:00

Document:
BANCO DE MESA PS15/16/17 - PDF
Download "BANCO DE MESA PS15/16/17"
José Manuel Aranda Jiménez
1 BANCO DE MESA PS15/16/17. Bienvenidos a nuestro pequeño mundo. La miniaturización en la fabricación de piezas genera desafíos para el control de componentes más y más pequeños con mayores requerimientos de precisión. Los instrumentos de medición convencionales e incluso los más nuevos equipos ópticos y sin contacto a menudo no permiten llegar a los resultados esperados. Sylvac posee una vasta experiencia en todas éstas aplicaciones, adquirida en contacto con nuestros muy demandantes clientes fabricantes de relojes. Nuestros bancos de mesa serie PS fueron diseñados para llenar altas expectativas y para ofrecer soluciones, incluso cuando parece ser imposible! Ya sean mediciones interiores o exteriores de pequeñas dimensiones, Sylvac está preparado para el desafío: si nuestra amplia selección de instrumentos, mesas, topes y accesorios no fuera suficiente, Display digital integrado ó valores mostrados en un display externo. Gran selección de contactos, mesas y accesorios disponibles Presión de medición ajustable diseñaremos y fabricarermos la solución de acuerdo a sus necesidades. Cientos de usuarios alrededor del mundo no pueden trabajar sin nuestros bancos de medición de mesa PS. Permitanos ser su socio para la medición de componentes pequeños. Display digital integrado ó valores mostrados en un display externo. Gran selección de contactos, mesas y accesorios disponibles Presión de medición ajustable
2 PS15 DESCRIPCIÓN Pequeño banco horizontal de mesa diseñado para verificar fácil y rápidamente pequeñas piezas de hasta 10 Husillo de medición guiado por rodamientos de punta lineales Los valores medidos se muestran en un comparador digital Sylvac de rango 12,5, con resolución hasta 0.1 µm ó con palpador de medición Sylvac P10 (P10L) unida a un display digital. Utilizando un conjunto display / pa pador de medición se puede alcanzar una precisión total de 0.6 µm y una repetibilidad de 0.2 µm. Este banco de mesa se puede equipar con diferentes tipos de mesas así como también con diferentes tipos de contactos de cualquier forma. Husillo standard de Ø1.5 ( ) Compatible con Sylvac dia. 1.5 y husillo tipo Cary ijación para palpador o comparador Contactos Standard Mesa de fijación Equipado con palancas de accionamiento: derecha e izquierda 190
3 PS15 DIMENSIONES ESCALA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo Max. Capacidad C Rango de medición Presion de medición ajustable Max. error µm Peso kg Sentido de medición Tope de fijación Compatibles con husillo tipo Cary PS15BH Palpador P10 : 0.6µm / Comparador S_Dial : 1.6-3µm 1.8 Horizontal Ø 1.5 INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Contactos de medición Ø 1.5 ( ) Llaves Allen 2 y 2.5 unda antipolvo 191
4 PS15 DESCRIPCIÓN Pequeño banco horizontal de mesa diseñado para verificar fácil y rápidamente pequeñas piezas de hasta 20 Husillo de medición guiado por rodamientos de bolas lineales Los valores medidos se muestran en un comparador digital Sylvac de rango 12.5, con resolución hasta 0.1 µm ó con palpador de medición Sylvac P10 (P10L) unida a un display digital. Utilizando un conjunto display / palpador de medición se puede alcanzar una precisión total de 0.6 µm y una repetibilidad de 0.2 µm. Este banco de mesa se puede equipar con diferentes tipos de mesas así como también con diferentes tipos de contactos de cualquier forma. Contactos standard Palancas de retracción Mesa (opción) 192
5 PS15 DIMENSIONES ESCALA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo Max. Capacidad C Rango de medición Presion de medición ajustable Peso Sentido de medición Tope de fijación Compatibles con husillo tipo Cary kg PS15BV PS15BV Palpador P10 : 0.6µm / Comparador S_Dial : 1.6-3µm Vertical Vertical M2.5 Ø 1.5 INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Contactos de medición Ø 1.5 ( ) ó 0.5 Llaves Allen keys 2 y 2.5 unda antipolvo 193
6 MESAS PLACAS Y LAPIDADO PS15 N Descripción PS15BH PS15BV / BV Mesa de apoyo ajustable en XYZ Mesa de apoyo con ajuste fino en XYZ Mesa de apoyo con ajuste fino en Z Mesa flotante Mesa giratoria con 25 agujeros Mesa plana sola Mesa cilíndrica con 25 agujeros de 0.2 a 5 ACCESORIOS N Descripción PS15BH PS15BV / BV Piedra de lapidado de repuesto para Dispositivo de lapidado (Incluye 3 piedras y líquido de lapidado) TOPES Lista de topes compatibles al final del capítulo. 194
7 APLICACIONES PS15 Mesa XYZ con placa con ajuste fino. Medición de pequeñas piezas con PS15V y mesa giratoria con 25 agujeros Topes especiales Mesa con placa Ø 3 y ajuste fino Indicación de altura integrada Estación de medición multifuncional Topes para medición de engranajes a pedido 195
8 PS16 V2 DESCRIPCIÓN Transmision Bluetooth Smart integrada Nuevo diseño con display integrado resolución 0.1 µm Los bancos de mesa PS16V2 son concebidos para verificar dimensiones hasta 50 Estos bancos de mesa pueden ser equipados con diferentes tipos de mesas que llenen sus necesidades asi como con varios tipos de puntas de cualquier forma Los rodamientos de bolas así como otros accesorios y características hacen de esta mesa lo más practico para su taller o su sala de inspección. Presión de medición ajustable Tolerancias indicadas por LEDs Salida de datos USB ó Bluetooth Puntas de medición standard de 1.5 Display integrado Puntas standard Palancas de retracción Mesa de fijación 196
9 PS16 V2 DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Medición externa e interna Max. Capacidad C Max. Error µm Repetibilidad µm Resolución µm Presión de medición (Ajustable) N Peso kg Dimensión de topes de fijación Compatibles con husillo tipo Cary A B 1) ± 20% ) Ø INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Batería de litio CR2477 incluída Adaptador para bateria de litio CR2032 Certificado de calibración Mesa no incluída Contactos Ø 1.5 ( ) unda antipolvo 197
10 DESCRIPCIÓN PS16 V2 LV La versión LV está diseñada para verificar dimensiones internas hasta 70 (dependiendo del modelo) Transmision Bluetooth Smart integrada Nuevo diseño con display integrado resolución 0.1µm 2 puntos de medición con pernos de centrado Mesa de altura ajustable hasta 20 Presión de medición ajustable LEDs para tolerancias Salida de datos USB o Bluetooth Topes de medición standard de 0.4 Display integrado Pernos de centrado Presión de medición ajustable Palanca de retracción Centrado rápido de la mesa Pernos autocentrantes 198
11 DIMENSIONES PS16 V2 LV CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Medición interna Max. Capacidad C Max. Error µm Repetibilidad µm Resolución µm Presión de medición (Ajustable) N Peso kg Dimensión de topes de fijación 1) ± 20% Ø Ø ) Ø 1.5 INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Batería de litio CR2477 incluída Adaptador para Batería de litio CR2032 Certificado de calibración Contactos Ø 1.5 ( ) unda antipolvo 199
12 DESCRIPCIÓN PS16 V2 3-Puntos La versión de 3 puntos está diseñada para verificar dimensiones interiores desde 0.8 hasta 12.5 Transmision Bluetooth Smart integrada Versión adaptada basada en las piezas a ser medidas; disponible sobre pedido (sobre plano suministrado) Medición de 3 puntos con cálculo exacto del diámetro mediante función eléctrica Calibración con 2 anillos que corresponden a los diámetros MIN y MAX del rango de medición Mesa con ajuste fino en eje Z (altura), posición ajustable en 0-3 con comparador. Presión de medición ajustable. Indicador de estado de tolerancia por LEDs Salida de datos USB ó Bluetooth Juego que incluye: mesa VP25 con palpador integrado, mesa, contactos y 2 anillos de puesta a punto Display integrado 3 puntos de medición Indicador que muestra la posición de la mesa Presión de medición ajustable Palanca de retracción Mesa de 3 puntos 200
13 DIMENSIONES PS16 V2 3-Puntos CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Medición externa e interna Max. Capacidad C Max. Error µm Repetibilidad µm Resolución µm Presión de Medición (Ajustable) N Peso kg Dimensión del tope A B 1) ± 20% Ø Ø Ø Ø Ø ) 4.1 Ø INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Batería de litio CR2477 incluída Adaptador para Batería de litio CR2032 Certificado de calibración Mesa y topes de acuerdo a especificaciones técnicas Mini comparador y 2 anillos de puesta a punto incluídos unda antipolvo 201
14 DESCRIPCIÓN PS16 V2 Goutte Versión Goutte diseñada para medir pequeños pivotes en placas de relojes (goutthes) ó en piezas que requieren un espacio importante para cargar los componentes sobre la mesa. Transmision Bluetooth Smart integrada Mesa ajustable y retraíble, con una palanca que permita ubicar y traer la pieza a la posición de medición Rápido y sencillo ajuste de la mesa y el retiro de la llave. Puntas adaptadas y fabricadas basadas en los componentes a medir disponibles a pedido (proveer planos) Presión de medición ajustable Estado de tolerancias por LEDs Salida de datos USB ó Bluetooth Juego incluyendo banco, mesa, mesa especial y contactos Display integrado Ajuste del retiro de la llave Rápido y sencillo ajuste de la mesa Palanca de retracción Palanca de retracción 202
15 DIMENSIONES PS16 V2 Goutte E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Medición externa Max. Capacidad C Rápido despeje Rango de medición E Resolución µm Max.Error µm Repetibilidad µm Dimensiones de la mesa (lxl) Presión de medición (Ajustable) N Peso kg A B 1) ± 20% x70 92x ) INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Batería de litio CR2477 incluída Adaptador para Batería de litio CR2032 Certificado de calibración Mesa y puntas según especificación unda antipolvo 203
16 MESAS PLACAS Y LAPIDADO PS16 V2 N Descripción PS16 V2 25 PS16 V2 50 PS16 V2 LV 3 points Goutte Mesa de apoyo XYZ Mesa de apoyo ajustable XZ ACCESORIOS N Descripción PS16 V2 25 PS16 V2 50 PS16 V2 LV 3 points Goutte Soporte de comparador (indica altura y profundidad) Reemplazo de piedra de lapidado Dispositivo de lapidado (3 piedras y liquido de lapidado incluido) TOPES Lista de topes compatibles al final del capítulo. 204
17 APLICACIONES PS16 V2 Medición de interiores 2 puntos con autocentrado de la pieza en LVS 50 Medición externa con Ø 6.5 y mesa XYZ Mesa y contactos para medición exterior en 3 - puntos Mesa con placa ajustable (altura). Diferentes Ø de placas disponibles Medición interna con 3-puntos Mesa y contactos para medición interna con 3 - puntos
18 DESCRIPCIÓN PS17 VS/VP Banco de medición con gran flexibilidad para mediciones exteriores Contrapunta ajustable en eje X y en Z, (dependiendo del modelo) Preciso tornillo micrométrico para preposicionamiento Compatibilidad con contactos Sylvac (Ø1.5 ) y husillo tipo Cary Diversos accesorios disponibles 2 modelos : con palpador capacitivo integrado (VP) o libre uso con comparador (VS) ijación para palpador ó comparador Contacto standard Contrapunta ajustable dependiendo del modelo Tornillo micrométrico para pre-posicionamiento Palanca de retracción Mesa de montaje Seteo X 206
19 PS17 VS/VP DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo VS 1) VP 1) VS 1) VP 1) Sistema de Medición Contrapunta ajustable en Z Comparador 2) Palpador 10 Comparador 2) Palpador 10 Capacidad de Medición C 37 Regla de medición 10 Presión de medición ajustable N Peso kg Topes de fijación Ø 1.5 Compatibles con husillo tipo Cary Tornillo micrométrico INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Contactos de medición Ø 1.5 ( ) Certificado de calibración para VP unda antipolvo 207
20 DESCRIPCIÓN PS17 Entre-portée Banco de medición de gran flexibilidad para mediciones externas Contrapunta ajustable en eje X y Z Mini comparador para mostrar la posición del eje Z (altura) de la contrapunta Entregado con puntas de CT 0.7 con V de 90º para la medición de ancho Tornillo micrométrico de precisión para pre posicionado Compatibilidad con contactos Sylvac (Ø1.5 ) y husilloo tipo Cary Varios accesorios disponibles 2 modelos : Palpador capacitivo inegrado P (VP) o agujero de Ø 8 para ubicar cualquier otro dispositivo VS ijación para el palpador ó el comparador Contactos standard ijación del comparador Tornillo micrométrico para preposicionado Palanca de retracción Mesa de montaje Seteo X 208
21 PS17 Entre-portée DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo Sistema de medición Contrapunta ajustable en Z Capacidad de Medición C Regla de medición Presión de medición N Temperatura de trabajo (almacenaje) C Peso kg Compatibles con husillo tipo Cary Tornillo micrometrico 1) No incluido en la entrega VP Palpador 10 Comparador 1) (-10-60) 1.4 VS INSTRUMENTO BASICO Instrumento según especificaciones técnicas Manual de instrucciones Husillos de medición Cary 0.7 con Ve ( ) Certificado de calibración para VP Mini compardor digital unda antipolvo 209
22 MESAS PLACAS Y LAPIDADO PS17 N Descripción Mesa de apoyo ajustable XYZ PS17 VS / VP Mesa de apoyo ajustable XZ Mesa flotante ACCESORIOS N Descripción Kit para presión de medición alta y baja PS17 VS / VP Reemplazo de piedra de lapidado Dispositivo de lapidado (Incluye 3 piedras y líquido de lapidado) TOPES Lista de topes compatibles al final del capítulo. 210
23 APLICACIONES PS17 Medición de una pieza pequeña en mesa flotante Estacion de control multifuncional Medición de espesor con el eje Z con Contrapunta ajustable del eje Z 211
24 PS15/PS16/PS17 CONTACTOS Contactos Ø1.5 N Descripción B C PS15 BH PS15 BV PS15 BV+ PS16 V2 PS Contactos cilíndricos TC Ø Ø Contactos cilíndricos TC Ø 2-8 Ø Contactos cilíndricos TC Ø Ø Tipo cuchillas TC Tipo cuchillas TC Tipo cuchillas TC Tipo cuchillas standard TC Tipo cuchillas standard TC Tipo cuchillas standard TC Tipo cuchillas TC Tipo cuchillas standard TC Contactos LV N Descripción E B (Ø int) PS15 BH PS15 BV PS15 BV+ PS16 V2 PS16 V2 LV Tipo cuchilla de acero PS Tipo cuchilla de acero Tipo cuchilla de acero Tipo cuchilla de acero
25 PS15/PS16/PS17 CONTACTOS Contactos Cary N Descripción B C PS15 BH PS15 BV PS15 BV+ PS16 V2 PS Tipo cuchilla TC Tipo cuchilla TC Tipo cuchilla TC Tipo cuchilla TC Tipo cuchilla TC Tipo cuchilla TC Tipo cuchilla TC Tipo cuchilla TC Tipo cuchillas TC Topes cilíndricos TC Ø Ø Topes cilíndricos TC Ø Ø Topes cilíndricos TC Ø Ø Tipo cuchilla TC 0.70 /vé
Gama de productos Dino-Lite para: especialistas en diamantes, gemólogos, relojeros y joyeros.
Gama de productos Dino-Lite para: especialistas en diamantes, gemólogos, relojeros y joyeros. Aplicaciones Los microscopios digitales Dino-Lite están pensados para una amplia variedad de grupos de usuarios.
TESA MICRO-HITE 3D : LA PUERTA DE ACCESO A LA MEDICIÓN TRIDIMENSIONAL
TESA MICRO-HITE 3D : LA PUERTA DE ACCESO A LA MEDICIÓN TRIDIMENSIONAL Debido a su facilidad de manejo incomparable, la TESA MICRO-HITE 3D es el eslabón que une la medida clásica con instrumentos al mundo
Actuadores de giro. Actuadores de giro. Actuadores de giro
157 Mini actuador de giro Serie CRJ Tamaño giro ( ) CRJB * ** CRJU * ** 05,1 05,1 90,0,10,190 90, 10 * Tamaño ** giro Par admisible 05: 0,042 1: 0,095 admisible (mj) 05: 0.25; 1:0.40 05:1.0; 1:2.0 Ajuste

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución