Source: http://www.visioneng.com/es/productos/medicion-sin-contacto/microscopio-de-medicion-en-video-y-optica-hawk-duo
Timestamp: 2017-04-29 01:45:33+00:00

Document:
Microscopio doble de medición óptica y en vídeo - Hawk Duo
Productos>Medicion sin Contacto>Hawk Duo
Microscopio doble de medición óptica y en vídeo Hawk Duo Cuando es necesaria la mejor calidad y flexibilidad. Hawk Duo combina las tecnologías de medición óptica y en vídeo en un único sistema, por lo que independientemente del componente que esté midiendo, tiene las mejores herramientas a mano para el trabajo.
Al integrar un microscopio de medición ergonómico con un sistema de medición en vídeo, Vision Engineering ha creado Hawk Duo.Hawk Duo posee la potencia y la flexibilidad para medir coomponentes de rutina y de difícil visualización, por lo que independientemente del componente que esté midiendo, tiene las mejores herramientas a mano para el trabajo.Hawk Duo ofrece una medición de repetición de alta precisión de componentes complejos de todos los materiales y se supera en la medición de rutina y de componentes de difícil visualización, como plásticos negros o transparentes – ¡todo en un sistema!Destaques Mediciones ópticas y en vídeo en 3 ejes. La cabeza de visualización con resolución microscópica patentada define con claridad las bordas, hasta en muestras de difícil visualización Sistema de medición en vídeo de alta resolución integrado, ideal para mediciones de rutina Opciones de platina de medición de alta precisión Software basado en PC poderoso e intuitivo Amplio conjunto de configuraciones y opciones del sistema, incluyendo control CNC totalmente automatizado enlaceDos sistemas de medición en uno - aumente su versatilidad¿Por qué medición óptica y en vídeo? Las tecnologías ‘Duo’ óptica y de vídeo ofrecen lo mejor de ambos mundos, por lo que independientemente del componente que esté midiendo, puede tener la seguridad de tener las mejores herramientas para el trabajo - en un único sistema.Hawk Duo ofrece una solución poderosa y flexible para dar respuesta a los requisitos de medición más exigentes - Los usuarios hasta tienen la capacidad de alternar entre la medición óptica y en vídeo dentro de la misma rutina de medición.
Familia Hawk de Vision EngineeringLa familia Hawk de sistemas de medición sin contacto es constituida por un amplio conjunto de sistemas de visualización, individualmente adecuados a aplicaciones de medición específicas.Todos los sistemas Hawk incluyen la cabeza de visualización patentada de Vision Engineering Dynascope™, ofreciendo una claridad de imagen sin rival, facilitando las mediciones precisas.¿Tiene una duda sobre su aplicación?Las aplicaciones de medición son muy variables. Al escoger un sistema de medición, es esencial considerar los beneficios de las diferentes tecnologías de medición.¿Por qué no entrar en contacto con nosotros y discutir su aplicación con nuestros especialistas en metrología?Pida que devolvamos la llamada
Hawk Duo incorpora una cámara de vídeo de alta resolución, ideal para muchas mediciones de componentes de rutina utilizando un conjunto de herramientas de detección de bordas en vídeo, así como un microscopio de medición óptica ergonómico, para una precisión y repetitividad crítica sin paralelo.Los clientes escogen Hawk Duo porque, claro está, pueden medir todos sus componentes de rutina, pero tienen la confianza de que Hawk Duo también puede medir características de difícil visualización o componentes críticos en los cuales es necesaria una confianza al 100% o cuando una inspección visual en simultáneo sea una ventaja.La diferencia HawkVision Engineering detiene patentes mundiales para un conjunto de tecnologías que optimizan el desempeño óptico y ergonómico.La tecnología Dynascope™ patentada de Hawk le permite visualizar objetos intrincados y de bajo contraste con confianza, aumentando la precisión de medición y la productividad mientras reduce los costes.¿Negro sobre negro? ¿Blanco sobre blanco? ¿Objetos transparentes? Todas las características de difícil visualización pueden ser visualizadas en detalles intrincados, facilitando la realización de mediciones precisas.Las tecnologías de medición doble óptica y en vídeo hacen con que Hawk Duo sea ideal para… Medición de componentes en los cuales las bordas de las características pueden ser fácilmente identificadas, pero existen ocasionalmente características de difícil visualización, como los plásticos de colores. Cuando existe una mezcla de mediciones de rutina y dimensionado crítico, por ejemplo, dispositivos médicos. Para una mezcla de componentes por lotes y piezas únicas.La tecnología Dynascope™ explicadaLa tecnología Dynascope™ elimina la necesidad de oculares de microscopios convencionales, ofreciendo al usuario una imagen superior del objeto. Hawk Duo es un verdadero microscopio óptico. Imágenes ópticas con colores reales, de alta resolución, no procesadas, son visualizadas a través de la cabeza de visualización sin oculares ergonómica.La luz pasa a través de la óptica patentada Dynascope™, saliendo de la lente de visualización única como dos caminos de luz (mono) iguales. El largo diámetro de estos dos rayos de luz significa que los usuarios no necesitan de alinear con precisión sus ojos para conseguir ver el objeto.Más...Software de medición multitáctil de "próxima generación"Hawk incluye el software de medición multitáctil de "próxima generación", con la tecnología 'touch-to-measure', que hace de Hawk Duo excepcionalmente intuitivo, fácil de operar y fácil de aprender.'Touch-to-measure' significa que además del control convencional del ratón, puede 'reducir' para zoom, 'deslizar' para desplazamiento a lo largo de una imagen y 'tocar' para efectuar una medición. Puede incluso pasar su dedo en torno de una forma para "visualizar" la característica.El control basado en íconos ofrece a los usuarios la familiaridad con smartphone, con un sistema operativo Windows 7 para una integración simple con aplicaciones como Microsoft Excel (no incluida) o conexión con impresoras de red, etc.Calibración de platina de medición, con NLECHawk Duo está disponible con opciones de platina de medición de alta especificación y alto desempeño, ofreciendo un rango de medición de hasta 400 mm x 300 mm (16" x 12").Cada platina de medición posee una calibración de Corrección de error no linear (NLEC) predeterminada de fábrica para garantizar una óptima precisión, que está relacionada con las normas NPL/NAMAS/NIST para los objetivos de ISO9000.En combinación con codificadores de medición con una resolución de 0,5 µm, ofrece una repetitividad de sistema de hasta 2 µm* para una total confianza en sus resultados.* utilizando una platina de medición de 200 mm x 150 mm (aumento del sistema de 200x, utilizando condiciones controladas). Opciones de platina 150 x 150 mm 200 x 150 mm 300 x 225 mm 400 x 300 mm 200 x 150 mm CNC Opciones del sistemaLa modularidad de los sistemas de medición sin contacto Hawk Duo permite un amplio conjunto de sistemas de visualización, individualmente adecuados a aplicaciones de medición específicas.
Software de metrología M3 ‘touch 2 measure’ Hawk Duo puede ser utilizado con el software de medición multitáctil de "próxima generación", con la tecnología 'touch-to-measure', que hace de Hawk excepcionalmente intuitivo, fácil de operar y fácil de aprender.
Opción de comparación directa para permitir importación CAD simple de dibujos de superposición para verificar piezas geométricas complejas para una decisión simple. Más sobre el software de metrología M3 ‘touch 2 measure’
Para discutir sus requisitos particulares con más detalle, por favor contacte su representante local de local Vision Engineering.ÓpticasPatentado sistema óptico monoscópico de corrección infinita y doble pupila Dynascope™, con retículo de línea cruzada pré-centrado para ambos ojos.VídeoCámara de vídeo CCD de colores de alta resolución.Opciones de aumento (Total del sistema)Opción entre objetivas macro y micro.Las objetivas macro simples incluyen una iris para ajustar la profundidad del campo. Objetivas micro alojadas en un conjunto de 4 torres.
Software Software de metrología M3 Software de metrología IK 5300Accesorios Filtro de colores de subplatina (para mejorar la definición de piezas perfiladas o volcadas)Detalles del sistema Platina de medición Rango de medición (X,Y) 150 mm x 150 mm Rango de medición (Z) 202 mm (244 mm máx.)* Precisión de medición U952D = 4+(5,5 L/1.000)µm• Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm** Repetitividad del codificador (X) (Y) (Z) 0,001 mm 0,001 mm 0,0005 mm Automatización Movimiento de la platina Manual Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante, controlable y con cuadrante programable. Iluminación episcópica Iluminación episcópica LED controlable y programable. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina LED controlable y programable. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 540 mm x 700 mm x 780 mm Platina de medición Rango de medición (X,Y) 200 mm x 150 mm 200 mm x 150 mm CNC Rango de medición (Z) 202 mm (244 mm máx.)* 202 mm (244 mm máx.)* Precisión de medición U952D = 2+(4.5 L/1.000)µm• U952D = 2+(4,5 L/1.000)µm Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,002 mm 0,002 mm 0,004 mm** 0,002 mm 0,002 mm 0,004 mm** Resolución del codificador (X) (Y) (Z) 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm Automatización Movimiento de la platina Manual CNC automatizado Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante, controlable y con cuadrante programable. Iluminación episcópica Iluminación episcópica LED controlable y programable. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina LED controlable y programable. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 750 mm x 700 mm x 780 mm Platina de medición Rango de medición (X,Y) 300 mm x 225 mm Rango de medición (Z) 89 mm max.* Precisión de medición U9515D = 15+(6,5 L/1.000)µm Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,010 mm 0,010 mm 0,010 mm** Resolución del codificador (X) (Y) (Z) 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm Automatización Movimiento de la platina Manual Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante Iluminación episcópica Iluminación episcópica. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 1.100 mm x 980 mm x 700 mm Platina de medición Rango de medición (X,Y) 400 mm x 300 mm Rango de medición (Z) 89 mm max.* Precisión de medición U9515D = 15+(8,5 L/1.000)µm Repetitividad de la platina (X) (Y) (Z) 0,010mm 0,010mm 0,010mm** Resolución del codificador (X) (Y) (Z) 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm Automatización Movimiento de la platina Manual Opciones de iluminación Iluminación de superficie Aro luminoso LED blanco brillante Iluminación episcópica Iluminación episcópica. Proyecta la luz a través de las lentes (TTL). Las micro objetivas requieren iluminación episcópica. Iluminación de subplatina Iluminación de subplatina. Incluye ajuste de la iris para ofrecer bordas claramente definidas. Dimensiones A x P x A 1.200 mm x 1.020 mm x 700 mm * Dependiente de la configuración.** Con base en la utilización de lentes macro de 10x (aumento del sistema de 100x). En que L = longitud medida en mm (aumento del sistema de 200x, utilizando condiciones controladas).Calibración de la platina de mediciónTodas las platinas de medición completas con calibración de Corrección de error no linear (NLEC) predeterminada de fábrica como estándar.Documentación (Descargas) Folleto de la familia Hawk Manual del usuario Hawk MkI v2.1 Inglés LIT1719.pdf Usuarios registrados Manual del usuario Hawk MkII v1.0 Inglés LIT4788.pdf Usuarios registrados Manual del usuario Hawk Platina de formato largo v1.0 Inglés LIT4190.pdf Usuarios registrados

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución