Source: http://docplayer.it/2582898-Kit-spot-light-her2-cish.html
Timestamp: 2017-02-24 21:44:10+00:00

Document:
Kit SPOT-Light HER2 CISH - PDF
Download "Kit SPOT-Light HER2 CISH"
Costantino Bonetti
1 Kit SPOT-Light HER2 CISH N. cat test con vetrini coprioggetto da 24 x 30 mm Uso previsto Per uso diagnostico in vitro Il kit SPOT-Light HER2 CISH è destinato alla determinazione quantitativa dell amplificazione del gene HER2 in sezioni di tessuto mammario neoplastico incluse in paraffina e fissate in formalina (FFPE) tramite l utilizzo dell ibridazione in situ cromogenica (CISH) e la microscopia in campo chiaro. Il test deve essere eseguito in un laboratorio di istopatologia. Il kit SPOT-Light HER2 CISH è indicato come ausilio nella valutazione di pazienti candidate a un eventuale trattamento con Herceptin (trastuzumab). I risultati del dosaggio servono come informazioni aggiuntive ai dati clinicopatologici attualmente in uso come parte della gestione di pazienti con carcinoma mammario. L interpretazione dei risultati del test deve essere effettuata da un patologo qualificato, nel contesto anamnestico della paziente. Sommario e spiegazione Il gene umano HER2, o c-erbb-2, e il gene equivalente nel ratto, neu, sono stati identificati come proto-oncogeni (1-3) che condividono un omologia con l oncogene strettamente correlato v-erbb. (1) Il gene HER2 è situato sul cromosoma 17 (17q ) e codifica per una proteina di membrana simil-recettoriale di 185 kda. La proteina HER2 possiede attività di tirosina chinasi e condivide un omologia con il recettore del fattore di crescita epidermica (noto come EGFr, HER1, o c-erbb-1), pur differenziandosi da esso. (2) L amplificazione del gene HER2 o l iperespressione della proteina HER2 è stata identificata nel 18 30% dei carcinomi mammari nell uomo. (8-9) L identificazione dello stato di amplificazione del gene HER2 è importante per la determinazione della prognosi in pazienti con diagnosi di carcinoma mammario invasivo, oltre che per la selezione di pazienti candidate alla terapia con trastuzumab (Herceptin, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basilea, Svizzera e Genentech, Inc., South San Francisco, CA). (4-6) Trastuzumab è un anticorpo monoclonale specifico per la proteina HER2. È stato dimostrato che trastuzumab rappresenta una terapia efficace solo in pazienti i cui tumori evidenziano un amplificazione del gene HER2 e/o un iperespressione della proteina HER2. (7,11) Nelle fasi iniziali del carcinoma mammario, un breve ciclo di trastuzumab somministrato in associazione a docetaxel o vinorelbina si è dimostrato efficace nelle donne affette da carcinoma mammario che presentavano un amplificazione del gene HER2/neu. (12) Altri studi hanno inoltre dimostrato che lo stato di HER2 è in grado di anticipare la sensibilità o la resistenza ad alcuni regimi chemioterapici. (13) Per questo motivo è diventato sempre più importante avere a disposizione metodi semplici, precisi e coerenti per la valutazione dello stato del gene HER2 e della proteina HER2. PI Rev 0.0 Pagina 1 di 262 Principi della procedura La tecnica CISH utilizza sonde a DNA marcate con digossigenina specifiche per il locus del gene HER2 sul cromosoma 17q da ibridizzare con gli acidi nucleici complementari presenti nel campione di tessuto mammario neoplastico. La sonda HER2 marcata viene prodotta utilizzando la Subtraction Probe Technology (SPT ), una tecnologia esclusiva e brevettata che permette di creare sonde riducendo in modo significativo le sequenze ripetitive (ad es., gli elementi Alu e LINE) osservate negli acidi nucleici umani. Tramite PCR è stato dimostrato che la sonda contiene il gene HER2 e che si lega in modo specifico al locus del gene HER2 sul cromosoma 17q tramite FISH in metafase nei linfociti normali. Di conseguenza le sonde SPT Invitrogen sono intrinsecamente specifiche e non richiedono il blocco delle sequenze ripetute, necessario con le tradizionali sonde citogenetiche a DNA. La tecnica CISH consente la valutazione delle aberrazioni genetiche con microscopio a campo chiaro utilizzando l identificazione cromogenica. I risultati della colorazione CISH possono essere facilmente visualizzati con un microscopio in campo chiaro e un obiettivo a secco da 40X. Lo stato di amplificazione del gene HER2 può essere visualizzato nel contesto della morfologia dei tessuti circostanti. Dopo la sparaffinatura, i campioni vengono pretrattati con una fase di smascheramento termoindotto seguita da una digestione enzimatica. I campioni vengono quindi disidratati ed essiccati all aria prima di aggiungere la sonda HER2. Dopo l aggiunta della sonda e il posizionamento del vetrino coprioggetto sul campione, l insieme viene denaturato e ibridato per più di 10 ore o per tutta la notte. A questo punto il campione viene lavato per rimuovere la sonda non ibridata e il segnale viene identificato per via cromogenica tramite l aggiunta sequenziale di anticorpi anti-digossigenina coniugati con perossidasi di rafano (HRP). Il colore si forma dalla reazione dell HRP legato con il cromogeno DAB e il substrato H 2 O 2. Infine, viene eseguita la colorazione di contrasto del campione con ematossilina di Mayer per identificare la morfologia dei tessuti e quindi viene posto un vetrino coprioggetto. Il segnale del gene HER2 è rappresentato da un singolo punto bruno scuro, se presente in un basso numero di copie, oppure da cluster di colore bruno, se il segnale rappresenta numerose copie. Le aree delle cellule tumorali possono essere facilmente identificate con l obiettivo a basso ingrandimento di un microscopio in campo chiaro e le copie del gene HER2 vengono quantificate utilizzando un obiettivo 40X. La rilevazione delle cellule tumorali e la quantificazione delle copie del gene HER2 avvengono quindi con un microscopio in campo chiaro e un obiettivo 40X. Il DAB forma un precipitato colorato in modo da permettere di archiviare i risultati per una valutazione successiva. Materiali forniti Il kit SPOT-Light HER2 CISH contiene tutti i reagenti necessari per eseguire la procedura CISH su campioni di tessuto fissati in formalina e inclusi in paraffina. I materiali elencati di seguito sono sufficienti per eseguire un totale di 20 test e fino a 2 analisi con i due vetrini di controllo, utilizzando campioni di tessuto da 24 x 30 mm con vetrino coprioggetto. Se vengono utilizzati vetrini coprioggetto più piccoli, è possibile eseguire ulteriori test. Il kit SPOT-Light HER2 CISH viene fornito con pacchetti refrigeranti. Al momento della consegna tali pacchetti devono essere ancora freddi, per assicurare che la confezione non sia stata esposta ad alte temperature. Tuttavia, anche se alcuni componenti non dovessero essere congelati, questo non influenza le prestazioni del kit. Fare riferimento a Conservazione dei reagenti per l immediato stoccaggio di questi componenti dopo la consegna. Reagente A. Soluzione per pretrattamento termico 1 l, contenente tampone tris-edta (pronto all uso) Reagente B. Reagente per pretrattamento enzimatico 5 ml, contenente una soluzione di pepsina con sodio azide 0,05% e detergente (pronto all uso) ATTENZIONE: nocivo Reagente C. Sonda HER2 0,4 ml, sonda HER2 SPOT-Light marcata con digossigenina in tampone di ibridazione contenente formammide (pronto all uso) ATTENZIONE: nocivo Reagente D. Tampone SSC 500 ml, contenente sodio citrato (SSC) (pronto all uso) Reagente E1. PBS in polvere 3 confezioni, ciascuna sufficiente per 1 l di PBS PI Rev 0.0 Pagina 2 di 263 Reagente E2. Tween 20 (50%) 2 ml, Tween 20 in soluzione al 50% Reagente F. CAS-Block TM 3 ml, contenente tampone, stabilizzante e sodio azide 0,1% (pronto all uso) ATTENZIONE: nocivo Reagente G. Anticorpi anti-digossigenina murini 3 ml, contenente BSA, tampone e sodio azide 0,1% (pronto all uso) ATTENZIONE: nocivo Reagente H. Anticorpi di capra anti-topo coniugati con HRP 3 ml, contenente stabilizzante, tampone, gentamicina solfato 0,005% e Proclin 300 0,1%, (pronto all uso) Reagente I1. Tampone substrato DAB (20x) 1 ml, concentrato contenente tampone Reagente I2. Soluzione DAB, (20x) 1 ml, concentrato contenente 85% (p/v) di metanolo ATTENZIONE: infiammabile e tossico Reagente I3. Perossido di idrogeno (20x) 1 ml, 0,6% di H 2 O 2 Reagente J. Ematossilina di Mayer 100 ml (pronto all uso) Reagente K. Soluzione di montaggio Histomount TM 4 ml (pronto all uso) ATTENZIONE: altamente infiammabile e nocivo Vetrino di controllo L. Vetrino con cellule per procedura di controllo 2 vetrini, ciascuno con due linee cellulari fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE), posizionate una accanto all altra: A) HER2 non amplificato (MCF-7) e B) HER2 amplificato (SK-OV-3) [per un controllo ottimale del dosaggio si consiglia l utilizzo della linea cellulare non amplificata con risultati conteggiabili] REAGENTI/MATERIALI E APPARECCHIATURA NECESSARI MA NON FORNITI Reagenti/materiali ausiliari N. cat. Invitrogen 1. Vetrini portaoggetto SuperFrost Plus OPPURE Vetrini portaoggetto adesivi Histogrip TM Tessuto per il controllo positivo: sezione di tessuto di carcinoma mammario FFPE (di tipo duttale, tubulare, lobulare o misto) con amplificazione del gene HER2 precedentemente confermata con CISH o FISH 3. Tessuto per il controllo negativo: sezione di tessuto di carcinoma mammario FFPE (di tipo duttale, tubulare, lobulare o misto) con assenza di amplificazione del gene HER2 precedentemente confermata con CISH o FISH 4. Acqua deionizzata o distillata (dh 2 O) 5. Xilene 6. Etanolo al 70%, 85%, 95% e 100% (EtOH) 7. Vetrini coprioggetto, colla polimerica, ago da 18G x 12 mm e siringa da 5 ml OPPURE 8. Coprivetrino UnderCover TM (18 x 18 mm) Coprivetrino UnderCover TM (22 x 22 mm) Perossido di idrogeno al 30% (H 2 O 2 ) 11. Metanolo al 100% PI Rev 0.0 Pagina 3 di 264 Apparecchiatura 1. Cronometro 2. Pipette (20 µl, 1000 µl) 3. Puntali 4. Rack portavetrini 5. Piastra riscaldante, fogli di alluminio e becher da 1 l 6. Riscaldatore per vetrini 7. Incubatrice a 37 C 8. Ciclatore termico per PCR con comparto vetrini OPPURE Blocco riscaldante con termometro digitale e incubatore a 37 C (±1 C) e camera di umidificazione per vetrini 9. Bagno termostatico (in grado di mantenere un intervallo di temperatura di C) con un termometro calibrato 10. Vaschette Coplin e vaschette per colorazione 11. Microscopio in campo chiaro con obiettivi 20X e 40X Precauzioni Per uso diagnostico in vitro. Per operatori professionisti addestrati all uso. Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza stampata sull etichetta. Se il prodotto viene conservato in condizioni diverse da quelle specificate nelle istruzioni allegate, è necessario che tali condizioni siano verificate dall operatore. Non mangiare, bere, fumare o utilizzare cosmetici in prossimità dell area dove vengono manipolati i materiali del kit. Osservare le buone pratiche generali di laboratorio. Nessuno dei metodi di analisi disponibili è in grado di offrire la certezza assoluta dell eliminazione dei potenziali rischi biologici. Maneggiare tutti i materiali con un livello di biosicurezza 2, come raccomandato per tutti i materiali di origine umana a potenziale rischio infettivo nel manuale pubblicato dai Centers for Disease Control/National Institutes for Health statunitensi Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 4 edizione, aprile Non pipettare i reagenti con la bocca ed evitare il contatto di pelle e mucose con i campioni e i reagenti. Se i reagenti vengono a contatto con la pelle o le mucose, risciacquare le aree contaminate con abbondante acqua. I reagenti B, F e G contengono sodio azide allo 0,1%, il reagente H contiene gentamicina solfato allo 0,005% e Proclin allo 0,1%, il reagente I2 contiene l 85% (p/v) di metanolo e il reagente I3 contiene perossido di idrogeno allo 0,6%. Alla concentrazione presente nei prodotti questi reagenti non devono essere contrassegnati come nocivi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all MSDS specifico per il componente. Il reagente B contiene pepsina e questo enzima può causare reazioni allergiche se viene a contatto con la pelle. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un bagno termostatico calibrato, un blocco riscaldante e un forno per ibridazione. Alcuni reagenti di questo kit contengono sodio azide come conservante. La sodio azide può reagire con le tubature di piombo o di rame e formare azidi metalliche esplosive, specialmente dopo un accumulo. Quando vengono smaltiti i reagenti contenenti sodio azide, risciacquare abbondantemente con acqua per evitare l accumulo di sostanze chimiche pericolose nelle tubature. Alcuni reagenti di questo kit contengono Proclin, sodio azide o perossido di idrogeno. Questi reagenti vengono classificati come nocivi in quanto irritanti per pelle e mucose. Queste sostanze vengono fornite in forma diluita come componenti del kit; di conseguenza il rischio di esposizione viene ridotto al minimo, anche se non completamente eliminato. Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all MSDS specifico per il componente. Il 3,3-diaminobenzidina tetracloruro (DAB) può risultare dannoso se ingerito, inalato o assorbito attraverso la pelle e può essere irritante per occhi, pelle, mucose e prime vie respiratorie. Il DAB è un sospetto cancerogeno; consultare le normative federali, statali e/o locali per le raccomandazioni sul suo smaltimento. Evitare l evaporazione del reagente I2. Il metanolo evapora facilmente. Fare il possibile per evitarne l evaporazione, ad esempio sigillando il contenitore e chiudendo immediatamente il coperchio dopo l uso. L evaporazione del metanolo può causare la precipitazione del DAB, influenzando eventualmente i risultati della colorazione. Evitare l evaporazione durante l ibridazione controllando che i vetrini siano stati sigillati correttamente e che sia presente un umidità adeguata nella camera di ibridazione. PI Rev 0.0 Pagina 4 di 265 Il pretrattamento enzimatico può variare a seconda della fissazione e dello spessore dei tessuti. Per la maggioranza delle sezioni di tessuto (4 5 µm) fissate in formalina tamponata neutra al 10%, si considera ottimale un pretrattamento enzimatico di 5 minuti. Per i tessuti di cui non è nota la fissazione, è necessario eseguire una titolazione enzimatica (ad es., 2, 5 e 10 minuti) modificando il tempo di digestione ottimale in base ai risultati iniziali. Reagente C sonda HER2 marcata contenente formammide, una sostanza nociva. R21 Nocivo a contatto con la pelle. R22 Nocivo in caso di ingestione. R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. S24 Evitare il contatto con la pelle. S36 Indossare un indumento di protezione adeguato. S37 Indossare guanti adeguati. S39 Far uso di un apparecchio di protezione degli occhi e del viso. Reagente I2 la soluzione di DAB contiene metanolo, una sostanza infiammabile e tossica. Per ulteriori informazioni fare riferimento all MSDS. R10 Infiammabile R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. S45 In caso d infortunio o di malore, consultare immediatamente un medico. S36 Indossare un indumento di protezione adeguato. S37 Indossare guanti adeguati. Reagente K la soluzione di montaggio Histomount contiene toluene, una sostanza altamente infiammabile e nociva se inalata. Per ulteriori informazioni fare riferimento all MSDS. R11 Molto infiammabile. R20 Nocivo per inalazione. S2 Conservare fuori portata dei bambini. S16 Conservare lontano da qualsiasi fonte di infiammazione. Non fumare. S25 Evitare il contatto con gli occhi. S29 Non gettare i residui nelle condotte fognarie. S33 Evitare l accumulo di cariche elettrostatiche. Tutti i reagenti contrassegnati come pronti all uso sono stati diluiti in modo ottimale. Un ulteriore diluizione potrebbe influenzare negativamente i risultati del dosaggio. I tempi di incubazione, i reagenti e le temperature sono state ottimizzate. L uso di tempi di incubazione, reagenti o temperature diversi potrebbe influenzare negativamente i risultati del dosaggio. Si sconsiglia l uso di fissativi o spessori diversi per i tessuti, in quanto ciò potrebbe influenzare negativamente i risultati del dosaggio. Consultare le normative locali per lo smaltimento dei componenti potenzialmente tossici. Ridurre al minimo la contaminazione microbica per evitare colorazioni non specifiche. Prestare estrema attenzione durante la manipolazione dei reagenti. Indossare guanti protettivi, camice e occhiali di sicurezza quando si manipolano sostanze cancerogene. Conservazione dei reagenti Conservare il kit SPOT-Light HER2 CISH a 2 8 C. Conservare il reagente J a temperatura ambiente (15 30 C). Nota: il reagente B può subire alterazioni se esposto ad alte temperature. Conservare questo reagente a 2 8 C immediatamente dopo l uso. Non conservarlo a temperatura ambiente. Conservare il tampone PBS/Tween 20 attivo a temperatura ambiente (15 30 C) per un periodo non superiore a una settimana. Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza stampata sull etichetta. Se il prodotto viene conservato in condizioni diverse da quelle specificate nelle istruzioni allegate, è necessario che tali condizioni siano verificate dall operatore. Non esistono segni visibili per indicare l instabilità di questo prodotto; per questo motivo è importante esaminare i vetrini di controllo. Se si sospetta un problema con il kit, contattare l Assistenza tecnica. PI Rev 0.0 Pagina 5 di 266 Istruzioni per l uso A. Preparazione dei campioni Sezioni di tessuto incluse in paraffina: Sono idonei per l uso tessuti fissati in formalina tamponata neutra per 6 48 ore prima dell inclusione in paraffina. Fissativi diversi dalla formalina tamponata neutra al 10% non sono stati ottimizzati per questo protocollo e non sono idonei per l uso. Le sezioni di tessuto (4 5 µm di spessore) devono essere montate su vetrini per microscopio HistoGrip o Superfrost Plus. Se possibile, utilizzare sezioni di tessuto di spessore standardizzato al fine di assicurare l uniformità della colorazione con tecnica di identificazione CISH e dei reagenti per la colorazione di contrasto. 28 Asciugare i vetrini all aria o a 37 C e quindi mettere nel forno per 2 4 ore a 60 C. I tessuti fissati e inclusi correttamente si mantengono a tempo indeterminato, prima della preparazione delle sezioni e del montaggio su vetrino, se conservati in un luogo fresco e asciutto (15 30 C). 26,27 Le sezioni di tessuto con spessore di 2 3 µm possono fornire risultati con un numero di copie di geni erroneamente basso. B. Procedura CISH standard per sezioni di tessuto FFPE Note sulla procedura Tutti i reagenti tranne il reagente C (sonda HER2) devono essere portati a temperatura ambiente (15 30 C) prima dell uso. La sonda HER2 può essere utilizzata fredda, senza portarla a temperatura ambiente. Ogni incubazione deve essere eseguita a temperatura ambiente (15 30 C), a meno che non sia indicato diversamente. A meno che non sia indicato diversamente, nel corso dell intera procedura è importante evitare l essiccazione della sezione di tessuto tra le diverse fasi. Nel corso della procedura è necessario eseguire diversi lavaggi. Utilizzare nuova soluzione ad ogni lavaggio. I vetrini di controllo devono essere analizzati insieme ad ogni analisi dei vetrini del paziente e devono essere trattati allo stesso modo dei campioni di analisi durante tutte le fasi. A meno che non sia indicato diversamente, tutte le fasi vengono eseguite a temperatura ambiente (15 30 C). Per completare questa procedura sono necessarie più di otto ore. Di seguito viene riportata una comoda suddivisione di questo periodo. Il giorno 1 si inizia con la sparaffinatura per poi passare alla denaturazione e alla ibridazione (per tutta la notte) e proseguendo il giorno 2 con il lavaggio stringente fino all esame microscopico in campo chiaro. Per la procedura CISH sono necessari i reagenti Invitrogen forniti con il kit. L utilizzo di altri reagenti può causare un elevato sottofondo o la riduzione/perdita del segnale CISH. La sostituzione di uno qualsiasi dei reagenti forniti come componenti del kit può invalidare i risultati del dosaggio. Procedura Giorno 1 1. Preparazione dei reagenti Xilene (2 vaschette), EtOH al 100% (3 vaschette) o Chiudere ermeticamente e conservare fino a una settimana a temperatura ambiente (15 30 C) o fino alla preparazione di 100 vetrini. Serie di etanolo (EtOH) PI Rev 0.0 Pagina 6 di 267 o Preparare diverse vaschette con EtOH al 70%, 85%, 95% e 100%. o Chiudere ermeticamente e conservare fino a una settimana a temperatura ambiente (15 30 C) o fino alla preparazione di 100 vetrini. Contrassegnare correttamente ogni reagente di lavaggio e prendere nota dell ordine di utilizzo durante la procedura, mantenendo in seguito lo stesso ordine. 2. Sparaffinatura Nota: preparare una quantità sufficiente di reagenti per ciascuna vaschetta necessaria per il numero di vetrini da analizzare. Ogni lavaggio richiede un volume di reagente a parte. Se non è possibile procedere immediatamente con la seconda fase, asciugare i vetrini all aria dopo averli immersi per tre volte in EtOH al 100%, invece di lavare i vetrini per tre volte in dh2o. a) Immergere in xilene 2 volte, 5 minuti per volta b) Immergere in EtOH al 100% 3 volte, 3 minuti per volta c) Lavare in dh2o 3 volte, 2 minuti per volta Per ottenere risultati ottimali e riproducibili è necessario che l operazione di sparaffinatura sia completa. 3. Pretrattamento termico Nota: i vetrini devono essere fatti bollire o riscaldati ad una temperatura 98 C per 15 minuti nella soluzione per pretrattamento termico (reagente A). Non riscaldare eccessivamente i vetrini, controllando che non venga superata la temperatura di C. Per questa fase si consiglia di utilizzare la piastra riscaldante. (Per i protocolli che utilizzano una pentola a pressione con indicatore di pressione e temperatura o un forno a microonde con indicatore di temperatura, contattare l Assistenza tecnica di Invitrogen all indirizzo La soluzione per pretrattamento termico (reagente A) può essere utilizzata per due volte prima del suo smaltimento. a) Posizionare i vetrini nell apposito supporto. b) Riscaldare la soluzione per pretrattamento termico (reagente A) in un becher posto su piastra riscaldante fino a quando non bolle costantemente e non viene raggiunta una temperatura 98 C. Per evitare l evaporazione del tampone, è necessario coprire il becher con un coperchio di vetro o con un foglio di alluminio. c) Mettere i vetrini nella soluzione bollente, coprire il becher, cominciare il cronometraggio quando la temperatura raggiunge i 98 C oppure quando ricompaiono nuovamente le bollicine di bollitura e lasciare bollire per 15 minuti. Verificare che la temperatura rimanga a C. d) Trasferire immediatamente i vetrini in dh2o a temperatura ambiente (15 30 C). e) Lavare in dh2o tre volte, 2 minuti per volta. 4. Digestione enzimatica Nota: per la maggior parte dei tessuti mammari, una digestione enzimatica di 5 minuti a temperatura ambiente (15 30 C) consente di ottenere risultati CISH ottimali. Il tempo di digestione deve essere modificato in base ai risultati iniziali del periodo di 5 minuti di digestione. Può essere necessario un diverso tempo di incubazione con gli enzimi, a seconda dello spessore dei tessuti e del metodo di fissazione. Da uno studio sulla digestione enzimatica è emerso che il tempo di digestione può variare da 2 a 20 minuti, fornendo un segnale CISH soddisfacente per la valutazione del gene HER2 in una serie di reperti di tessuto mammario. In uno studio di concordanza per supportare l utilizzo di CISH rispetto a FISH, dove sono stati utilizzati campioni di tessuto mammario neoplastico preparati non più di 12 mesi prima della data dello studio, una digestione enzimatica di 5 minuti ha fornito segnali CISH ottimali per la valutazione del gene HER2. (28) a) Portare il reagente per pretrattamento enzimatico (reagente B) a temperatura ambiente (15 30 C). b) Aggiungere una quantità sufficiente di reagente B per coprire la sezione di tessuto e incubare per 5 minuti a temperatura ambiente (15 30 C). c) Lavare in dh2o 3 volte, 2 minuti per volta. 5. Disidratare in una serie graduata di etanolo: a) EtOH al 70% 2 minuti b) EtOH al 85% 2 minuti c) EtOH al 95% 2 minuti d) EtOH al 100% 2 minuti PI Rev 0.0 Pagina 7 di 268 e) EtOH al 100% 2 minuti 6. Asciugare all aria per 20 minuti o fino ad asciugatura completa. Se necessario, contrassegnare i vetrini con una matita. 7. Denaturazione e ibridazione Nota: utilizzare un ciclatore termico per PCR con un comparto vetrini o un blocco riscaldante con un display digitale per la temperatura e una camera di umidificazione con incubatore a 37 C o strumentazione simile. Verificare che l umidità delle camere venga mantenuta in modo adeguato. L ibridazione eseguita per periodi di tempo più brevi può fornire un segnale più debole. La denaturazione della sonda ad una temperatura inferiore a quella raccomandata dal protocollo può fornire risultati con segnale CISH debole o assente. La modifica dei tempi di incubazione può fornire un segnale debole o una colorazione di sottofondo. a) Aggiungere 15 µl della sonda HER2 (reagente C) al centro del vetrino coprioggetto da 22 x 22 mm. A seconda della dimensione del tessuto può essere necessario utilizzare una quantità maggiore o minore di sonda. Utilizzare il seguente volume di sonda, in base alle dimensioni del vetrino coprioggetto: 18 x 18 mm 10 µl 22 x 22 mm 15 µl 24 x 30 mm 20 µl b) Posizionare il vetrino coprioggetto, con il lato della sonda verso il basso, sull area corretta del campione di tessuto posto sul vetrino. Al posto dei tradizionali vetrini coprioggetto è possibile utilizzare i coprivetrini per CISH UnderCover di Invitrogen. Quando vengono utilizzati i coprivetrini per CISH UnderCover, staccare la carta di protezione e posizionare il vetrino coprioggetto esposto (dove è stata rimossa la carta) sull area del vetrino portaoggetto, in modo da coprire il campione di tessuto. Premere sui margini del nastro adesivo per sigillare il vetrino coprioggetto ed evitare così l evaporazione. NON ESERCITARE LA PRESSIONE SULLA PARTE CENTRALE DEL VETRINO COPRIOGGETTO. c) Quando viene utilizzato un vetrino coprioggetto convenzionale, è necessario sigillare per evitare l evaporazione durante l incubazione. Per sigillare è possibile utilizzare una siringa da 5 ml e un ago da 18G x 12 mm. Riempire la siringa con colla polimerica e applicarne uno strato sottile sui margini del vetrino coprioggetto, ricoprendo anche una piccola parte del vetrino portaoggetto. d) Lasciare asciugare la colla polimerica (~10 minuti) per evitare che il vetrino coprioggetto si sposti. e) La denaturazione e l ibridazione vengono eseguite utilizzando un ciclatore termico per PCR con un comparto vetrini o un blocco riscaldante con display digitale per la temperatura, insieme ad una camera di umidificazione e un incubatore a 37 C. 1) Quando viene utilizzato un ciclatore termico per PCR con un comparto vetrini, denaturare a 95 C (±1 C) per 5 minuti e quindi incubare per tutta la notte (10 18 ore) a 37 C (±1 C). 2) Quando vengono utilizzati un blocco riscaldante e una camera di umidificazione con incubatore a 37 C, denaturare a 95 C (±1 C) per 5 minuti e quindi incubare per tutta la notte (10 18 ore) a 37 C (±1 C) in camera di umidificazione. Procedura Giorno 2 8. Preparazione dei reagenti PBS (tampone fosfato isotonico) o Aggiungere una confezione di PBS in polvere (reagente E1) a 1 l di dh 2 O. Miscelare. Tampone PBS/Tween 20 (Tween 0,01%) o Aggiungere 10 gocce di Tween 20 al 50% (reagente E2) ad 1 l di PBS (la soluzione sopra descritta). Miscelare. o Conservare a temperatura ambiente (15 30 C) per un periodo non superiore a una settimana. Soluzione substrato-cromogeno (DAB) o Preparare questa soluzione immediatamente prima dell uso. o Aggiungere una goccia di ciascun reagente (I1, I2, I3) ad 1 ml di dh 2 O. Miscelare bene. H 2 O 2 al 3% in metanolo assoluto o Aggiungere una parte di H 2 O 2 al 30% a 9 parti di metanolo. o Chiudere ermeticamente e conservare fino a una settimana a temperatura ambiente (15 30 C) o fino alla preparazione di 100 vetrini. Xilene (2 rack portavetrini) PI Rev 0.0 Pagina 8 di 269 Chiudere ermeticamente e conservare fino a una settimana a temperatura ambiente (15 30 C) o fino alla preparazione di 100 vetrini. 9. Lavaggio stringente Nota: l utilizzo di una temperatura superiore a quella raccomandata per la procedura può causare una riduzione o la perdita totale del segnale CISH. I lavaggi ad una temperatura troppo bassa possono causare un elevato sottofondo. Utilizzare un termometro calibrato per assicurare che venga raggiunta e mantenuta la temperatura del bagno termostatico. a) Accendere il bagno termostatico a 70 C (±1 C) e portarlo alla temperatura desiderata. b) Preparare due vaschette Coplin contenenti tampone SSC (reagente D), mantenendo uno a temperatura ambiente e riscaldando l altro a 70 C. c) Staccare la colla polimerica o togliere il coprivetrino UnderCover. Non lasciare essiccare la sezione di tessuto. d) Per rimuovere il vetrino coprioggetto senza danneggiare il tessuto, immergere prima il vetrino in SSC a temperatura ambiente per ~2 3 minuti fino a quando il vetrino coprioggetto non si stacca facilmente. A questo punto passare alla fase seguente. e) Lavare rapidamente i vetrini nella vaschetta con SSC a temperatura ambiente (15 30 C) e quindi immergere i vetrini per 5 minuti nella vaschetta Coplin con SSC nel bagno termostatico a 70 ºC (±1 C). f) Lavare i vetrini in dh2o 3 volte, 2 minuti per volta. 10. Immunoidentificazione a) Immergere i vetrini in H2O2 al 3% in metanolo al 100% per 10 minuti. b) Lavare in PBS/Tween 20 (0,01%) 3 volte, 2 minuti per volta. c) Aggiungere CAS-Block TM (reagente F): 2 3 gocce per vetrino o una quantità sufficiente per coprire il tessuto e incubare per 10 minuti a temperatura ambiente (15 30 C). d) Tamponare il reagente F con carta da laboratorio. Non risciacquare. e) Aggiungere gli anticorpi anti-digossigenina murini (reagente G): 2 3 gocce per vetrino o una quantità sufficiente per coprire il tessuto e incubare per 30 minuti a temperatura ambiente (15 30 C). f) Lavare in PBS/Tween 20 (0,01%) 3 volte, 2 minuti per volta. g) Aggiungere gli anticorpi di capra anti-topo coniugati con HRP (reagente H): 2 3 gocce per vetrino o una quantità sufficiente per coprire il tessuto e incubare per 30 minuti a temperatura ambiente (15 30 C) in camera di umidificazione. h) Lavare in PBS/Tween 20 (0,01%) 3 volte, 2 minuti per volta. i) Durante il lavaggio, preparare la soluzione substrato-cromogeno DAB e aggiungere una goccia di ciascun reagente (reagenti I1, I2, I3) a 1 ml di dh 2 O. j) Aggiungere la soluzione substrato-cromogeno (DAB): 2 3 gocce per vetrino o una quantità sufficiente per coprire il tessuto e incubare per 30 minuti a temperatura ambiente (15 30 C) in camera di umidificazione. k) Posizionare i vetrini nell apposito supporto. l) Risciacquare in acqua corrente per 2 minuti. 11. Colorazione di contrasto e montaggio del vetrino Nota: eseguire una breve colorazione di contrasto per 3 5 secondi ed esaminare il tessuto al microscopio senza il vetrino coprioggetto. Eseguire la colorazione di contrasto per altri 3 5 secondi se si desidera una colorazione dei nuclei più intensa. Il tempo della colorazione di contrasto dipende dal tipo di tessuto utilizzato. Si sconsiglia una colorazione di contrasto troppo scura in quanto potrebbe mascherare i segnali di colorazione positivi. a) Eseguire la colorazione di contrasto del tessuto con ematossilina (reagente J) per 3 5 secondi. b) Risciacquare in acqua corrente per 2 minuti. c) Disidratare in una serie graduata di EtOH per 2 minuti in ciascun grado (70%, 85%, 95%, 100%, 100%, conservata dal Giorno 1 e utilizzata nello stesso ordine). d) Immergere in xilene: 2 volte, 2 minuti per volta. Il lavaggio di xilene deve essere diverso da quello utilizzato nel Giorno 1. È possibile riutilizzarlo per questa fase per una settimana o fino alla preparazione di 100 vetrini. e) Coprire il vetrino coprioggetto utilizzando la soluzione di montaggio Histomount (reagente K). f) Conservare i vetrini a temperatura ambiente (15 30 C) per una successiva analisi dei risultati. PI Rev 0.0 Pagina 9 di 26 Vedere altro
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 Consigli di prudenza Consigli di prudenza di carattere generale P101 P102 P103 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l etichetta del Dettagli SCHEDA DI SICUREZZA ECO-TRAP DATA DI COMPILAZIONE: MAGGIO 2006 PAGINA: 1 DI 5 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA
SCHEDA DI SICUREZZA ECO-TRAP DATA DI COMPILAZIONE: MAGGIO 2006 PAGINA: 1 DI 5 1 Nome commerciale IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA ECO-TRAP Utilizzazione della sostanza Dettagli Scheda di sicurezza In conformità alla Direttiva CE No. 1907/2006 (REACH)
Data di revisione: 2008 04 29 Versione: 3.0 1. Identificazione del preparato e della società produttrice Prodotto otto: ZytoDot CISH 2C Probe Kit Codice prodotto: C-3022 Applicazi zione one: Solo per uso Dettagli TERMOMETRO DIGITALE MODELLO TE01B MANUALE D USO. Leggere attentamente le istruzioni prima dell utilizzo o conservarle per consultazioni future.
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Tween 20 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A. E 08110 Dettagli Scheda di sicurezza FULCRON CASA RIMUOVI MUFFA ML500
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELL IMPRESA 1.1 Identificazione della sostanza o preparato -Tipologia Reach : Miscela -Nome commerciale : PROCESS OIL 32-46-68 1.2 Utilizzo : Olio per usi generali Dettagli 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela Il prodotto è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Mercurio II Solfato soluzione 200 g/lin acido solforico diluito 1.2 Dettagli Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Catalizzatore Kjeldahl(Se) pastiglie 1.2 Nome della societá o ditta: Dettagli L AUTOMAZIONE IN CITOLOGIA SU STRATO SOTTILE: CONTROLLO DELLE FASI OPERATIVE.
L AUTOMAZIONE IN CITOLOGIA SU STRATO SOTTILE: CONTROLLO DELLE FASI OPERATIVE. C. Sintoni C. Galli Servizio di Anatomia Patologica - Presidio Ospedaliero S. M. delle Croci - Ravenna Attualmente nel nostro Dettagli Istruzioni per l uso sicuro delle batterie al piombo-acido
"#$%&'()! "*$!$*#+#!,)!$-%#.# Guida ad un impiego sicuro dei solventi sul lavoro "#$%&'()!"*$!$*#+#!,)!$-%#.# Cos é un solvente? Molte sostanze chimiche, usate per distruggere o diluire altre sostanze Dettagli RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE S.p.A. Via Rivolta, 2 20060 Pessano con Bornago - Milano (Italia) Tel. 02/95421 1
PROTOCOLLO DI BIOSICUREZZA Sperma Scarti Morti Disinfezioni Personale Aghi e strumentario Derattizzazione Disinfezione Il ricorso a disinfettanti e disinfestanti, se unito ad altre misure tese a minimizzare Dettagli 1,25 (OH) 2 Vitamina D ELISA kit
1,25 (OH) 2 Vitamina D ELISA kit Per la determinazione in vitro della 1,25 (OH) 2 Vitamina D in plasma e siero Gültig ab/valid from 17.03.2008 +8 C IMM-K 2112 +2 C 48 1. APPLICAZIONE Il kit ELISA (Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay) Dettagli PYRAMIN DF 1KG. 1. Denominazione della sostanza/preparato e della società. 2. Composizione / Informazioni sugli ingredienti
Scheda dei dat Scheda dei dati di Sicurezza Pagina: 1/8 1. Denominazione della sostanza/preparato e della società PYRAMIN DF 1KG Uso: antiparassitario, erbicida Ditta: BASF Italia Spa Divisione Agro Via Dettagli Dipartimento di Prevenzione U.O.C. HACCP- RSO
La presente istruzione operativa dettaglia una specifica attività/fase di un processo descritto dalla procedura Piano Interno di Intervento Emergenza Migranti. La sanificazione ambientale viene intesa Dettagli ...LEGGETE I DATI TECNICI E CAPIRETE... intonaco idrofobizzato colorato IL MASSETTO CALDO. per restauro, ristrutturazioni e nuova edilizia civile
MATERIALI A BASE DI CALCE NATURALE PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO scheda tecnica per restauro, ristrutturazioni e nuova edilizia civile intonaco idrofobizzato colorato IL MASSETTO CALDO PRODOTTO PER Dettagli Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Pagina: 1/5 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa Identificatore del prodotto Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Utilizzazione della Dettagli 10.- DISINFETTANTI PIÙ COMUNI E MODALITÀ D USO
10.- DISINFETTANTI PIÙ COMUNI E MODALITÀ D USO 10.0.- Disinfettanti e loro caratteristiche Questa sezione descrive alcune famiglie di disinfettanti facilmente reperibili sul mercato che attualmente vengono Dettagli Esperienza 3: clonaggio di un gene in un plasmide
Esperienza 3: clonaggio di un gene in un plasmide Il clonaggio molecolare è una delle basi dell ingegneria genetica. Esso consiste nell inserire un frammento di DNA (chiamato inserto) in un vettore appropriato Dettagli SeroCP Quant IgA. Applicazioni. Introduzione - 2 -
SeroCP Quant IgA I Applicazioni SeroCP Quant IgA è un Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) per la determinazione semiquantitativa di anticorpi IgA specie specifici anti Chlamydia pneumoniae nel siero Dettagli UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GUANTI
POSTER con 10 consigli inclusi UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GUANTI nella gestione dei solventi in collaborazione con ESIG European Solvents Industry Group (ESIG) è un associazione che rappresenta i principali Dettagli : acido 4-Formilfenilboronico
Pagina: 1/ 5 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA Denominazione commerciale: SILIFIM ALTE TEMPERATURE Articolo numero: art.01004/01004a Utilizzazione della Sostanza / del Dettagli Note generali. Norme di sicurezza. Procedura generale di pulizia. Bollettino Istruzioni
3M Italia, Gennaio 2011 Bollettino Istruzioni Applicazione pellicole su vetro Bollettino Istruzioni 3M Italia Spa Via Norberto Bobbio, 21 20096 Pioltello (MI) Fax: 02 93664033 E-mail 3mitalyamd@mmm.com Dettagli SCHEDE DI SICUREZZA ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
SCHEDE DI SICUREZZA ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1. Identificatore del prodotto Nome prodotto 1.3. Dettagli Prevenzione dell allergia ad inalanti
Prevenzione dell allergia ad inalanti La patologia allergica respiratoria è molto frequente nella popolazione generale: la sua prevalenza si aggira in media intorno al 10-15%. Inoltre, negli ultimi 20 Dettagli Cosa succede in un laboratorio di genetica?
12 laboratori potrebbero utilizzare campioni anonimi di DNA per lo sviluppo di nuovi test, o condividerli con altri in quanto parte dei programmi di Controllo di Qualità, a meno che si chieda specificatamente Dettagli Aptima HIV-1 Quant Dx Assay
Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Per uso diagnostico in vitro. Solo per l esportazione dagli USA. Informazioni generali................................................ 2 Utilizzo previsto................................................................ Dettagli Aquaflex Roof. Membrana elastica liquida con fibre, pronta all uso, per impermeabilizzare in continuo superfici da lasciare a vista
Membrana elastica liquida con fibre, pronta all uso, per impermeabilizzare in continuo superfici da lasciare a vista CAMPI DI APPLICAZIONE Impermeabilizzazione di: coperture piane; balconi e terrazzi; Dettagli Elettroforesi su gel. L elettroforesi è definita come la migrazione di particelle sotto l influenza di un campo elettrico.
Elettroforesi su gel L elettroforesi è definita come la migrazione di particelle sotto l influenza di un campo elettrico. La mobilità della particella dipende dalla forza elettrostatica netta che agisce Dettagli SUPERAVVOLGIMENTO DEL DNA (ORGANIZZAZIONE TERZIARIA DEL DNA)
Il valore dell analisi prenatale non invasiva (non-invasive prenatal testing, NIPT). Un supplemento per il flipbook del consulente genetico Le NIPT utilizzano DNA libero. Campione di sangue materno DNA Dettagli REFRASET SCHEDA DI SICUREZZA. Revisione n 02 del 21/05/2012 Sostituisce 23/05/2002
Pag. 1 di 5 REFRASET SCHEDA DI SICUREZZA Revisione n 02 del 21/05/2012 Sostituisce 23/05/2002 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO, DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA 1.1 Identificazione della sostanza Dettagli DI REGOLAZIONE A DUE COMPONENTI
LEZIONE 16 Sistemi di regolazione SISTEMI DI REGOLAZIONE A DUE COMPONENTI In che modo un batterio sente e risponde a specifici segnali provenienti dall ambiente? Per esempio, nel caso dell operone lac Dettagli : Basfoliar 20+20+20 SP
1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa 1.1 Identificatore del prodotto Nome commerciale : 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Dettagli Effetti dell incendio sull uomo
Effetti dell incendio sull uomo ANOSSIA (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell aria) AZIONE TOSSICA DEI FUMI RIDUZIONE DELLA VISIBILITÀ AZIONE TERMICA Essi sono determinati dai prodotti della Dettagli COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE
COME FAR FUNZIONARE IL CONGELATORE In questo congelatore possono essere conservati alimenti già congelati ed essere congelati alimenti freschi. Messa in funzione del congelatore Non occorre impostare la Dettagli PRELIEVO DI TAMPONI SU SUPERFICI E CARCASSE SOMMARIO
Pag. 1/7 SOMMARIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI...2 3. MATERIALE NECESSARIO...3 4. MODALITA OPERATIVE...4 5. REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE...7 6. RESPONSABILITA...7 Dettagli REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI
REGIONE VENETO REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI (DPR 23 aprile 2001 n 290 art. 42) 24 NOTE GENERALI Il registro completo dei trattamenti, è composto da: - scheda A - Dati anagrafici azienda/ente Dettagli La trascrizione nei procarioti. Prof. Savino; dispense di Biologia Molecolare, Corso di Laurea in Biotecnologie
La trascrizione nei procarioti Concetti base Nucleoside base purinica o pirimidinica legata alla posizione 1 dell anello pentoso Nucleotide base azotata-pentoso-fosfato Concetti base La trascrizione comporta Dettagli RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA
RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA Nicola Mazzei - Antonella Mazzei Stazione sperimentale per i Combustibili - Viale A. De Gasperi, 3-20097 San Donato Milanese Tel.: Dettagli technostuk 2-12 09/13 127
CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI (DPR 23 aprile 2001 n 290 art 42) ANN0 2012 NORME IGIENICO - SANITARIE I prodotti fitosanitari sono sostanze pericolose: Dettagli ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I) Presidente Prof. Francesco De Stefano
Vice ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA (Ge.F.I) Presidente LINEE GUIDA PER LA REPERTAZIONE DI TRACCE BIOLOGICHE PER LE ANALISI DI GENETICA FORENSE NEL PERCORSO ASSISTENZIALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE E/O Dettagli Che cos'è il radon? Il gas radon è rilevabile con i sensi?
Che cos'è il radon? Il Radon è un gas inodore e incolore presente in natura. Il suo isotopo (atomo di uno stesso elemento chimico con numero di protoni fisso e numero di neutroni variabile) 222Rn è radioattivo Dettagli 1. Manifestano la loro azione negativa solo in età adulta avanzata
Perché invecchiamo? La selezione naturale opera in maniera da consentire agli organismi con i migliori assetti genotipici di tramandare i propri geni alla prole attraverso la riproduzione. Come si intuisce Dettagli Scheda di dati di sicurezza
Pagina: 1/6 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1 Identificatore del prodotto 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Dettagli Samuele Di Rita - Classe 2 B sa - 16/03/2015 - Gruppo 5: Di Rita, Dal Maso
Samuele Di Rita - Classe 2 B sa - 16/03/2015 - Gruppo 5: Di Rita, Dal Maso SAGGI ANALITICI SU ALIMENTI CONTENENTI CARBOIDRATI OBIETTIVI Fase 1: Dimostrare, mediante l uso del distillato di Fehling, se Dettagli PRIM SILICAT CH 10 L KAN
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA Identificazione della sostanza o preparato Uso della sostanza/preparato Identificazione della società/dell'impresa Dipartimento Dettagli TUMORI DELLA MAMMELLA
TUMORI DELLA MAMMELLA INFORMAZIONI GENERALI La mammella Struttura e funzione della mammella La mammella è costituita da grasso (tessuto adiposo), tessuto connettivo e tessuto ghiandolare. Quest'ultimo Dettagli Co.ma. S.p.a. COILS MANUFACTURER BATTERIE RADIANTI MANUALE DI MONTAGGIO, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE BATTERIE ALETTATE
Co.ma. S.p.a. COILS MANUFACTURER BATTERIE RADIANTI MANUALE DI MONTAGGIO, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE BATTERIE ALETTATE Sommario Premessa Movimentazione Installazione Manutenzione Avvertenze 2 Premessa 3 Dettagli INJEX - Iniezione senza ago
il sistema per le iniezioni senz ago INJEX - Iniezione senza ago Riempire le ampolle di INJEX dalla penna o dalla cartuccia dalle fiale con la penna Passo dopo Passo Per un iniezione senza ago il sistema Dettagli 3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Pag. 1 di 7 SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' DENOMINAZIONE COMMERCIALE PRODOTTO: PROCESS OIL NC 100 CODICE PRODOTTO: 4S99 USO O DESCRIZIONE: Dettagli Manuale d uso. Rilevamento del parto. www.medria.fr
Manuale d uso Rilevamento del parto www.medria.fr Grazie per la preferenza accordataci nell acquistare Vel Phone. Vi chiediamo di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per l uso, prima Dettagli GESTIONE PORT VENOSO
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e di Area Critica Direttore Dott. L. Zucchi UNITA DI TERAPIA SEMINTENSIVA RESPIRATORIA (UTSIR) OPUSCOLO INFORMATIVO PER LA GESTIONE A DOMICILIO DELLA TRACHEOSTOMIA Dettagli Parts of my Pop-in... 7 8a
A C 5 B Parts of my Pop-in... 5 6 0 D 9 7 8a 8b IT IMPORTANTE! CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE Come usare i Pop-in Precauzioni d uso Non usare ammorbidenti con i vostri Pop-in. Non usare Dettagli MODALITA DI VALUTAZIONE DELLA DOSE EFFICACE PER I LAVORATORI ESPOSTI
MODALITA DI VALUTAZIONE DELLA DOSE EFFICACE PER I LAVORATORI ESPOSTI Premessa La presente relazione fornisce i criteri e le modalità mediante i quali verranno valutate le dosi efficaci per lavoratori dipendenti, Dettagli Termometro Infrarossi ad Alte Temperature con Puntatore Laser
IT SISTEMA DI CHIODI PER ARTRODESI DELLA CAVIGLIA VALOR 141906-2 Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Dettagli Scheda Dati di Sicurezza
B G 0 1 Pagina n. 1 / 5 Scheda Dati di Sicurezza 1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Codice: D1613 Denominazione BG01 Nome Dettagli Il miglior investimento che tu possa fare. Riscaldamento sottopavimento per ogni ambiente
Il miglior investimento che tu possa fare Riscaldamento sottopavimento per ogni ambiente Il miglior investimento che tu possa fare Se progettate di rinnovare o costruire un nuovo bagno, una cucina o un Dettagli HARMONY 50 SX Granuli idrosolubili Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais e soia.
(S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Non disfarsi è un erbicida selettivo per il diserbo in postemergenza viene assorbito dalle foglie delle piante trattate e, con sintomi visibili (ingiallimento, Dettagli Classificazione secondo la direttiva 67/548/CE o 1999/45/CE Altamente tossico per gli organismi acquatici.
1. Identificazione della miscela e della società 1.1. Identificatore del prodotto 1.2. Usi pertinenti identificati della miscela e usi sconsigliati Brillantante per impiego industriale a macchina 1.3. Dettagli DECORAZIONE 03. Posare la carta da parati
DECORAZIONE 03 Posare la carta da parati 1 Scegliere la carta da parati Oltre ai criteri estetici, una carta da parati può essere scelta in funzione del luogo e dello stato dei muri. TIPO DI VANO CARTA Dettagli INFIAMMAZIONE. L infiammazione è strettamente connessa con i processi riparativi! l agente di malattia e pone le basi per la
INFIAMMAZIONE Risposta protettiva che ha lo scopo di eliminare sia la causa iniziale del danno cellulare (es. microbi, tossine etc), sia i detriti cellulari e le cellule necrotiche che compaiono a seguito Dettagli 2. FONDAMENTI DELLA TECNOLOGIA
2. FONDAMENTI DELLA TECNOLOGIA 2.1 Principio del processo La saldatura a resistenza a pressione si fonda sulla produzione di una giunzione intima, per effetto dell energia termica e meccanica. L energia Dettagli VERDURE SOTT'OLIO e SOTT'ACETO
Conserve: verdure sott'olio e sott'aceto VERDURE SOTT'OLIO e SOTT'ACETO Le verdure non possono essere conservate semplicemente sott'olio: infatti, non hanno sufficiente acidità per scongiurare il pericolo Dettagli LE SOLUZIONI 1.molarità
LE SOLUZIONI 1.molarità Per mole (n) si intende una quantità espressa in grammi di sostanza che contiene N particelle, N atomi di un elemento o N molecole di un composto dove N corrisponde al numero di Dettagli Sistemi Mapei per la realizzazione di pavimentazioni radianti ad alto rendimento termico
Sistemi Mapei per la realizzazione di pavimentazioni radianti ad alto rendimento termico La riparazione dell asfalto ha fatto strada. Sistemi MAPEI per la realizzazione di pavime I pannelli radianti sono Dettagli S.C. Igiene degli alimenti di origine animale. Requisiti igienico-sanitari applicati al settore della pesca
Requisiti igienico-sanitari applicati al settore della pesca La Spezia 20 ottobre 2009 Requisiti : Strutturali (Strutture ed attrezzature) Funzionali Requisiti strutturali : n Applicabili a tutte le imbarcazioni Dettagli SILESTONE. Scheda di Dati di Sicurezza 01 IDENTIFICAZIONE DEL ARTICOLI E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
9ª Versione, data revisione: Dicembre 2013, sostituisce la versione del por luglio 2010. Aggiornato con A.St.A. Europe (Agglomerated Stones Association of Europe) SILESTONE Scheda di Dati di Sicurezza Dettagli Legionella pneumophila: impianti e punti a maggior rischio di colonizzazione e tecniche di prevenzione
«Ispezione tecnica: l analisi degli impianti aeraulici» Legionella pneumophila: impianti e punti a maggior rischio di colonizzazione e tecniche di prevenzione Cillichemie Italiana Dott. Marco D Ambrosio Dettagli POWER BANK CON TORCIA LED. Batteria di Emergenza Slim con Torcia LED. mah
POWER BANK Batteria di Emergenza Slim con Torcia LED mah 2800 CON TORCIA LED Batteria Supplementare Universale per ricaricare tutti i dispositivi portatili di utlima generazione Manuale d uso SPE006-MCAL Dettagli Scheda di sicurezza ai sensi della direttiva comunitaria 91/155
1 1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice. - Dati del prodotto Denominazione commerciale: mega-trim Polvere Produttore/fornitore: Megadental Vertrieb Dettagli Deficit di Mevalonato Chinasi (MKD) (o Sindrome da Iper-IgD)
Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Deficit di Mevalonato Chinasi (MKD) (o Sindrome da Iper-IgD) Che cos è? Il deficit di mevalonato chinasi è una malattia genetica. E un errore congenito Dettagli Applicazione delle grafiche con caratteristiche Comply
DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE Antisepsi - Asepsi ANTISEPSI: : mira a rallentare lo sviluppo dei germi (freddo) ASEPSI: consiste nell applicazione di una serie di norme atte a impedire che su un determinato Dettagli funzionamento degli accumulatori al piombo/acido.
Il triangolo dell Incendio Possibili cause d incendio: I carrelli elevatori Particolare attenzione nella individuazione delle cause di un incendio va posta ai carrelli elevatori, normalmente presenti nelle Dettagli Scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31, regolamento (CE) n. 1907/2006
Pagina: 1/6 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa Data di compilazione: 31.01.2005 1.1 Identificatore del prodotto Numero CAS: 111211-39-3 1.2 Usi pertinenti Dettagli Sensore da scarpa Polar S1 Manuale d uso
Sensore da scarpa Polar S1 Manuale d uso 1. 2. 3. 4. 5. 6. Congratulazioni! Il footpod Polar S1 rappresenta la scelta migliore per misurare la velocità/andatura e la distanza durante la corsa. L'apparecchio Dettagli QUANDO E PERCHÉ IL MOTORE DEL COMPRESSORE ERMETICO SI PUÒ BRUCIARE
QUANDO E PERCHÉ IL MOTORE DEL COMPRESSORE ERMETICO SI PUÒ BRUCIARE di: Luigi Tudico si! come tutti gli altri impianti, anche il sistema URTROPPO frigorifero può andare incontro a diversi tipi di inconvenienti, Dettagli Temperatura interna e del guscio durante una incubazione a temperatura costante - Tazawa & Nakagawa (1985) and French (1997) Giorni di incubazione
COME SI. PERCHÉ MISURARE LA TEMPERATURA DEL GUSCIO? Una corretta temperatura dell incubatrice é un aspetto importante per la qualitá dei pulcini. La temperature dell incubatrice é quella percepita dall Dettagli Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T
Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T 02F051 571T 560T 561T 566T 565T 531T 580T Caratteristiche principali: Comando funzionamento manuale/automatico esterno Microinterruttore Dettagli REOXTHENE TECHNOLOGY
REOXTHENE Patented REOXTHENE TECHNOLOGY MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI DALLA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA INNOVATIVO COMPOUND BITUME POLIMERO INCREDIBILE LEGGEREZZA (fino a 4 mm = 38 kg) MAGGIORI PRESTAZIONI Dettagli Da dove prendono energia le cellule animali?
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Analisi termografica su celle litio-ione sottoposte ad esperienze di "second Dettagli SERVIZI TRASFUSIONALI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI
Allegato A). Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai Dettagli CENTRALINA ELETTRONICA FAR Art. 9600-9612 - 9613
CENTRALINA ELETTRONICA FAR Art. 9600-9612 - 9613 MANUALE D ISTRUZIONE SEMPLIFICATO La centralina elettronica FAR art. 9600-9612-9613 è adatta all utilizzo su impianti di riscaldamento dotati di valvola Dettagli l esclusivo sistema per la diluizione ed il dosaggio dei prodotti ultraconcentrati
CATALOGO EXA l esclusivo sistema per la diluizione ed il dosaggio dei prodotti ultraconcentrati + pratico + sicuro + economico + ecologico 3 edizione Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001 IL SISTEMA Dettagli : perma High temp. / Extreme pressure grease SF05

References: Articolo 31
 art.01004
 Articolo 31
 Articolo 31
 art. 42
 Art. 9600
 Art. 9600
 art. 9600