Source: https://www.fluke.com/es-us/producto/captura-de-imagenes-termograficas/camaras-infrarrojas/serie-performance/fluke-tir3ft
Timestamp: 2019-04-21 07:00:29+00:00

Document:
Fluke TiR3FT Infrared Camera | Fluke
Gracias a la tecnología IR-Fusion®, las imágenes térmicas y visibles se fusionan automáticamente, lo que acelerará el proceso de localización de zonas problemáticas al vincular estas imágenes con el mundo real. La tecnología IR-Fusion se incluye en todos los modelos.
La lente articulada de 180 ° es ideal para visualizar imágenes evitando cualquier obstáculo.
Gran pantalla de 5 in de alta resolución y contraste.
La matriz de plano focal de óxido de vanadio (hasta 320 por 240 píxeles) junto con la lente de germanio de alta calidad de 20 mm, además de la función de enfoque continuo con un solo dedo, le proporcionarán una resolución de imagen excepcional.
El software de generación de informes profesionales SmartView® permite realizar informes personalizados de forma rápida y sencilla incluyendo análisis gráficos de alta calidad con actualizaciones gratuitas durante la vida útil del producto.
Gracias a la integración de la interfaz de Windows CE, estas cámaras ofrecen un manejo intuitivo y sencillo.
Descripción general del producto: Fluke TiR3FT Infrared Camera
Aumente la eficiencia térmica: Localice los problemas de los edificios con rapidez y facilidad
La TiR3FT, diseñada específicamente para aplicar en los edificios, es una cámara de imagen térmica portátil y fácil de usar. La lente articulada permite que los usuarios vean los objetivos con facilidad desde prácticamente todos los ángulos y la TiR3FT ofrece una resolución de 320 x 240 con la Tecnología IR-Fusion®. IR-Fusion® es la combinación de imágenes térmicas y digitales en una sola imagen y proporciona imágenes nítidas y de calidad que permiten identificar problemas con rapidez e informarlos. Con una sensibilidad térmica de ? 0.07 °C a 30 °C (70 mK) y un rango de temperatura de entre -20 °C y 100 °C (entre -4 °F y 212 °F), la TiR3FT produce imágenes de alta calidad que hacen visibles incluso las diferencias de temperatura más pequeñas. Esta cámara de imagen térmica también es ideal para auditorías de energía residencial o comercial, para la restauración/humedades, saneamiento del moho y techado. La TiR3FT permite identificar con rapidez e informar los problemas potencias y garantizar que las reparaciones se hacen de forma correcta la primera vez.
Precisión y calidad de imagen con un ángulo de 180º
La amplia resolución LCD de cinco pulgadas permite obtener una imagen clara en cualquier condición de iluminación y la rueda SmartFocus simplifica la obtención de una imagen estable y nítida. Esta cámara de imagen térmica completamente radiométrica captura y almacena la temperatura calibrada, lo cual posibilita la realización del análisis detallado ya sea en el terreno o desde la computadora con el Software Fluke Smartview®se incluye entre las cargas no adicionales. Ahorre tiempo y dinero, identifique los problemas con facilidad y rapidez con la TiR3FT.
Para una cámara de imagen térmica no articulada con un rango de temperatura alto y baja sensibilidad térmica (NETD), la Ti400 es una opción alternativa. El sistema de enfoque automático LaserSharp® cuenta con conectividad inalámbrica para compartir imágenes de manera rápida y simple a fin de obtener imágenes enfocadas de forma consistente en cada ocasión y una pantalla táctil capacitiva de 640 × 480 de alta resolución resistente que permite una navegación rápida por los menús.
Especificaciones: Fluke TiR3FT Infrared Camera
Intervalo de temperaturas calibrado -20 °C a 100 °C (-4 °F a 212 °F)
Totalmente radiométrico 76,800 píxeles calibrados
Precisión ±2 °C o 2 %
Corrección de la emisividad 0.1 a 1.0 (en incrementos de 0.01)
Modos de medición Punto central, cuadro central (área mín./máx.)
Tamaño del detector VOx FPA 320 x 240
Frecuencia de fotogramas del detector (Hz)¹ 60
Campo de visión (CDV) 23 ° horizontal × 17 ° vertical
Resolución espacial (IFOV) 1.30 mrad
Mín. de enfoque mín. 0.15 m
Sensibilidad térmica (NETD) °C a 30 °C - (70 mK)
Enfoque SmartFocus: enfoque continuo con un solo dedo
Pantalla digital LCD de 5 pulgadas
Salida de video Video compuesto RS170 EIA/NTSC o CCIR/PAL
Paletas de colores Escala de grises, escala de grises invertida, azul rojo, alto contraste, metal caliente, acero, ámbar, ámbar invertido
LCD con iluminación de fondo LCD a color que puede leerse bajo luz solar
Software incluido SmartView®
Medio de almacenamiento Tarjeta de memoria compact flash con capacidad para más de 1000 imágenes infrarrojas con memoria Flash (1 GB)
Cámara incorporada de luz visible Sí
IR Fusion Sí
Alarma de IR/luz visible en la cámara Sí
Flash y antorcha Sí
180 °lentes articuladas Sí
Lentes opcionales Sí
Menú basado en Windows CE Sí
AutoCapture Sí
Funciones de análisis incorporadas Sí
Lente teleobjetivo de 54 mm Lente de germanio de alta precisión
Campo de visión (CDV) 9 ° horizontal × 6 ° vertical
Resolución espacial (IFOV) 0.94 mrad
Distancia focal mínima 0.6 m
Lente gran angular de 10.5 mm Lente de germanio de alta precisión
Campo de visión (CDV) 42 ° horizontal × 32 ° vertical
Resolución espacial (IFOV) 2.45 mrad
Los modelos de 7.5 Hz están disponibles solo en algunos países. Consulte a su distribuidor de productos Fluke para obtener más información.
Humedad relativa Del 10 % al 95 % sin condensación, en funcionamiento y almacenamiento
Resistente al agua y polvo IP54
Peso 1.95 kg (4.3 libras)
(baterías incluidas)
Tamaño de la cámara (Alt. x Anch. x Prof.) 162 x 262 x 101 mm (6.5 x 10.5 x 4.0 in)
1. Especificaciones con lente de germanio de 20 mm estándar
Modelos: Fluke TiR3FT Infrared Camera
Cámara termográfica IR FlexCam BD FUSION
Recursos: Fluke TiR3FT Infrared Camera
TiR2,TiR3,TiR4,Ti40,Ti45,Ti50,Ti55 | Manual del usuario
TiR2,TiR3,TiR4,Ti40,Ti45,Ti50,Ti55 | Suplemento del Manual del usuario
TiR2,TiR3,TiR4,Ti40,Ti45,Ti50,Ti55 | Declaración de volatilidad de la memoria
TiR2,TiR3,TiR4,Ti40,Ti45,Ti50,Ti55 | Funcionamiento básico

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución