Source: https://hannainst.com.mx/productos/fotometros-de-mesa/fotometro-para-analisis-de-agua-de-calderas-y-torres-de-enfriamiento/
Timestamp: 2018-06-18 22:56:03+00:00

Document:
Fotómetro para análisis de agua de calderas y torres de enfriamiento | HANNA® instruments México
Inicio / Todos los productos / Línea / Análisis de agua / Fotómetro para análisis de agua de calderas y torres de enfriamiento
El HI83305 es un fotómetro multiparamétrico para el análisis del agua de torres de enfriamiento y calderas, para uso en el laboratorio o en el campo. Es uno de los fotómetros más avanzados disponibles con un innovador diseño de sistema óptico que utiliza un detector de referencia y una lente de enfoque para eliminar errores de la fuente de luz y de las imperfecciones de la celda de medición. Este medidor tiene 30 diferentes métodos que corresponden a 18 parámetros clave de la calidad del agua y también ofrece un modo de medición de la absorbancia para la verificación de la eficiencia y también para los usuarios que deseen desarrollar sus propias curvas de concentración contra absorbancia. Los parámetros específicos de las torres de enfriamiento y calderas incluyen a los agentes captadores de oxígeno y a la sílice, que son importantes para el mantenimiento del equipo.
Para ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83305 funciona como un medidor de pH profesional con una entrada digital de electrodo de pH/temperatura. Ahora se puede usar un solo medidor tanto para mediciones fotométricas como para medición del pH.
HI83305 Categorías: Análisis de agua, Fotómetros de mesa Etiquetas: Absorbancia, Aluminio, Amoniaco, Bromo, Cloro, Cobre, Cromo, Dióxido de cloro, Fosfato, Hidracina, Hierro, Molibdeno, Nitrato, Nitrito, Oxígeno Disuelto, pH, Sílice, Zinc
El fotómetro de mesa HI83305 mide 18 parámetros de calidad de agua usando 30 métodos diferentes. Este fotómetro cuenta con un innovador sistema óptico que utiliza LEDs, filtros de interferencia de banda estrecha, lente de enfoque y un fotodetector de silicio para la medición de la absorbancia, además de un detector de referencia para mantener la consistencia de la fuente de luz y garantizar lecturas fotométricas exactas y repetibles.
Especialmente diseñado para uso en calderas y torres de enfriamiento, el HI83305 es una manera integral de mantener condiciones consistentes de la calidad del agua. Problemas tales como corrosión, incrustaciones y crecimiento microbiano pueden ocurrir si no se mantienen estos parámetros clave, como los eliminadores de oxígeno y la sílice. Se añaden eliminadores de oxígeno para eliminar el oxígeno residual en el agua de alimentación a la caldera que puede causar incrustaciones y corrosión en una planta generadora de vapor. Es importante que los niveles de eliminadores de oxígeno sean controlados rutinariamente para evitar la corrosión y asegurar que el equipo funcione eficientemente. El mantenimiento del agua de la caldera es necesario para prevenir o controlar la formación de depósitos como sucede con la sílice. La contaminación por sílice puede reducir la eficiencia del sistema y aumentar el mantenimiento del equipo.
El HI83305 ofrece un modo de medición de absorbancia que permite el uso de los estándares CAL Check para validar el rendimiento del sistema. El modo de absorbancia permite al usuario seleccionar una de las cinco longitudes de onda (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm) para medir y trazar su propia curva de concentración contra absorbancia. Esto es útil para los usuarios que deseen usar su propio método químico y para que los profesores enseñen el concepto de absorbancia usando la ley de Beer-Lambert.
Temporizador de la reacción itegrado para las mediciones fotométricas.
El usuario puede seleccionar fácilmente cualquiera de los 30 métodos de medición a través del botón dedicado de MÉTODO.
EL HI83305 incluye un sistema óptico innovador que integra un divisor de haz para que la luz se pueda utilizar en las lecturas de absorbancia y para un detector de referencia. El detector de referencia supervisa la intensidad de la luz y la modula cuando hay fluctuaciones de energía o durante el calentamiento de los componentes ópticos. Cada pieza tiene un papel importante en el rendimiento general del fotómetro.
Un separador de haz se utiliza como parte del sistema de referencia interno del fotómetro HI83305. El detector de referencia compensa cualquier fluctuación de energía o cambios de temperatura ambiental. Ahora puede confiar en una fuente estable de luz para sus mediciones del blanco (cero) y la medición de muestras.
La celda para muestras del HI83305 tiene una longitud de paso óptico de 25 mm. En conjunto con los componentes ópticos avanzados, este mayor tamaño de la celda reduce en gran medida los errores de rotación respecto a la marca de indexación. La longitud de trayectoria relativamente larga de la celda permite que la luz pase a través de una mayor cantidad de muestra, asegurando mediciones exactas incluso en muestras de baja absorbancia.
Lente de enfoque para un mayor rendimiento de la luz
La adición de una lente de enfoque a la trayectoria óptica permite la recolección de toda la luz que sale de la celda y enfocar la luz en el detector de luz de silicio. Este nuevo enfoque de las mediciones fotométricas anula los errores de las imperfecciones y rayaduras presentes en la celda de vidrio, eliminando la necesidad de indexar la celda.
Intervalo de absorbancia 0.0 a 4.000 Abs
Intervalo de aluminio 0.00 a 1.00 mg/L (como Al+3 )
Resolución de aluminio 0.01 mg/L
Exactitud de aluminio ± 0.04 mg/L ± 4% de la lectura
Método de aluminio Adaptación del método aluminon
Intervalo de amoníaco Intervalo bajo: 0.00 a 3.00 mg / L
Intervalo alto: 0.0 a 100.0 mg / L (todos como NH $ ₃ $ -N)
Resolución de amoníaco 0.01 mg / L; 0.1 mg / L
Exactitud del amoníaco Intervalo bajo: ± 0.04 mg / L ± 4% de lectura
Alto intervalo: ± 0.5 mg / L ± 5% de la lectura
Método del amoníaco Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental. D1426-92, Método Nessler
Intervalo de bromo 0.00 a 8.00 mg / L (como Br2 )
Resolución de bromo 0.01 mg / L
Exactitud del bromo ± 0.08 mg / L ± 3% de la lectura
Método del bromo Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18ª edición, Método DPD.
Intervalo de dióxido de cloro 0.00 a 2.00 mg / L (como ClO2 ).
Resolución de dióxido de cloro 0.01 mg / L
Exactitud del dióxido de cloro ± 0.10 mg / L ± 5% de la lectura
Método del dióxido de cloro Adaptación del método del rojo de clorofenol.
Intervalo de Cloro Libre 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl2 ).
Intervalo de cloro total 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl2 ).
Intervalo de cromo hexavalente Intervalo bajo: 0 a 300 μg / L (como Cr +6)
Intervalo Alto: 0 a 1.000 μg / L (como Cr +6)
Resolución de cromo hexavalente 1 μg / L
Exactitud de cromo hexavalente Bajo Intervalo: ± 1 μg / L ± 4% de lectura
Método de cromo hexavalente Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1687-92, Método Difenilcarbohidrazida.
Intervalo alto ± 0.02 mg / L ± 4% de lectura
Método de cobre Adaptación del método del bicinconinato de la EPA
Intervalo de hidracina 0 a 400 μg / L (como N₂H₄)
Resolución de hidracina 1 μg / L
Exactitud de la hidracina ± 4% de la lectura a escala completa
Método de hidracina Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, método D1385-88, Método p-dimetilaminobenzaldehído
Intervalo de hierro Intervalo: bajo 0.000 a 1.600 mg / L (como Fe)
Intervalo alto: Adaptación del EPA método de la fenantrolina 315B, para aguas naturales y tratadas
Intervalo del molibdeno 0.0 a 40.0 mg / L (como Mo +6 )
Intervalo de nitrato 0.0 a 30.0 mg / L (como NO3– – N)
Intervalo de nitrito Intervalo bajo: 0 a 600 μg / L (como NO2 – N)
Intervalo alto: 0 a 150 mg / L (como NO2 – )
Resolución de nitrito 1 μg / L; 1 mg / L
Bajo Intervalo: ± 20 μg / L ± 4% de lectura
Método del nitrito Intervalo bajo: Adaptación del método de diazotización EPA 354.1
Intervalo alto: Adaptación del método sulfato ferroso
Intervalo de oxígeno disuelto 0.0 a 10.0 mg / L (como O2 )
Método del oxígeno disuelto Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18a edición, Método de Winkler modificado con azida
Intervalo de eliminador de oxígeno 0 a 1000 mg / L (como DEHA)
0.00-1.50 mg / L (como Carbohydrazide)
0.00-2.50 mg / L (como hidroquinona)
0.00-4.50 mg / L (como ácido ISO-ascórbico)
Resolución de eliminador de oxígeno 1 \ mu g / L (DEHA); 0.01 mg / L
Exactitud de eliminador de oxígeno ± 5 μg / L ± 5% de la lectura
Método de eliminador de oxígeno Adaptación del método de reducción de hierro
Calibración de pH Calibración automática en uno o dos puntos con un conjunto de valores estándar en memoria disponibles (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Compensación de temperatura del pH Automático (-5.0 a 100.0 ° C; 23.0 a 212.0 ° F); Límites reducidos basados ​​en el electrodo de pH utilizado
Método del pH Fotómetro: rojo fenol
Intervalo de la medición de mV de pH ± 1,000 mV
Intervalo alto: 0.0 a 30.0 mg / L (como PO 4 -3 )
Exactitud de fosfato Intervalo bajo: ± 0.04 mg / L ± 4% de lectura
Método de fosfato Agua dulce de bajo intervalo: Adaptación del método de ácido ascórbico
Agua dulce de alto intervalo: Adaptación de los métodos estándar para el análisis de agua potable y agua residual, 18ª edición, método de los aminoácidos
Intervalo de sílice Intervalo bajo: 0.00 a 2.00 mg / L (como SiO2 )
Intervalo alto: 0 a 200 mg / L (como SiO2 )
Resolución de sílice 0.01 mg / L; 1 mg / L
Exactitud de sílice Intervalo bajo: ± 0.03 mg / L ± 3% de la lectura
Intervalo alto: ± 1 mg / L ± 5% de la lectura
Método de sílice Intervalo bajo: Adaptación del Método ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D859, Método del azul heterópoli de molibdeno. Intervalo Alto: Adaptación de Método 370.1 de la USEPA y del Método Estándar 4500-SiO2
Método de zinc Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Aguab Potable y Agua Residual, 18ª edición, Método del Zincon
Tipo de registro Registro bajo demanda con nombre de usuario y entrada opcional de identificación de la muestra
Fuente de alimentación Adaptador de corriente con USB-A a micro-USB-B (incluido), de 5 VCD USB 2.0
Ancho de banda del filtro de paso 8 nm
Exactitud de la longitud de onda del filtro de paso ± 1 nm
Información para ordenar EL HI83305 se suministra con celdas y tapas de muestra (4 unidades), paño para limpiar las celdas, cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.
* Tenga en cuenta que los reactivos no están incluidos pero pueden adquirirse por separado.
Sé el primero en valorar “Fotómetro para análisis de agua de calderas y torres de enfriamiento” Cancelar respuesta

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución