Source: http://www.veset.cl/calibradoresTemperatura.html
Timestamp: 2018-11-12 22:28:04+00:00

Document:
VESET: Calibradores de temperatura
Termómetro ref.
Tina calibración
IR cuerpo negro
Calibrador multifunción portátil
El calibrador portátil CA71 es un calibrador multifuncional, liviano y pequeño que puede generar y medir simultáneamente voltaje, corriente, resistencia, termocuplas, RTD, frecuencia y señales de pulso. El calibrator manual incorpora interruptores giratorios para un manejo simple. Simplemente se abre la tapa de la caja de transporte y conecta los cables, y está listo para tomar medidas.
Valores de fuente configurados en pasos de 4-20 mA, fuente de alimentación 24 Vdc al transmisor
Función de salida dividida (n/m). Los ajustes de salida se dividen, lo que elimina la necesidad de realizar cálculos molestos para el porcentaje de salida
Función Autostep : cambia el valor de salida en forma de paso en función de la configuración de la función de salida dividida (n/m). Los cambios pueden obtenerse automáticamente cada 10% o 25%
Comunicación en línea (solo CA71), interfaz aislada ópticamente compatible con RS-232C
Función de barrido, aumenta o disminuye linealmente la salida. El tiempo de aumento/disminución se puede establecer en 16 o 32 segundos
Los valores de fuente y las mediciones que forman conjuntos de valores individuales pueden guardarse o leerse desde la memoria interna del calibrator (máximo de 50 conjuntos de valores)
Función de monitoreo de temperatura
LTC 1000
Calibrador de temperatura portátil multifunción
El calibrador de temperatura LR-Cal LTC 100 mide y almacena simultáneamente 10 tipos de termocuplas y 7 detectores de temperatura de resistencia (RTD), mientras captura automáticamente los resultados de la calibración. Mide miliamperes mientras se obtienen o simulan milivolts, TC, RTD u ohms para calibrar los transmisores.
Medición de termocuplas, resistencias, detectores de temperatura de resistencia RTD, mA, mV y continuidad de circuito
Fuentes de termopares, resistencias, RTD, mA y mV
La pantalla dual permite la visualización simultánea de entrada y salida
Alimentación interna por lazo de 24 Vdc a los transmisores de potencia y medida de mA durante las pruebas
Funciones de paso y rampa seleccionables
Registro de datos a través de la tarjeta de memoria SD suministrada
Alimentado por batería recargable de ion litio
Visualización gráfica de tendencia
Temperatura de operación : 0 ... 50° C
Humedad relativa: 0 ... 85% r.F. (sin condensación)
Carcasa: ABS-plástico OL94V-0 ignífugo
Indice de protección : IP54
Dimensiones : 149 x 34 x 77 mm (sin cubierta de goma)
155 x 43 x 86 mm (con cubierta de goma)
Peso aprox. 340 g
LLC 100
Utilizando el último procesador ARM, el LR-Cal LLC 100 se convierte en un potente instrumento de campo con la función adicional de registro de datos a través de una tarjeta SD. Su especialidad son los instrumentos Miliamp alimentados por lazo, que puede medir, generar y simular. La alimentación puede ser un incremento, un paso, una rampa o un toque de válvula. También se puede medir tensión DC y continuidad de circuito.
Medición de miliampere y volts
Fuente Miliamps
Medición de continuidad de circuito
Funciones Step y Ramp seleccionables
Registro de datos a través de la tarjeta SD
Batería de iones de litio con cargador de red
Muestra gráfica de tendencias
Temperatura de operación : 0 ... +50° C
Humedad relativa : 0 ... 85% RH (sin condensación)
Carcasa : ABS-plástico OL94V-O
Peso: aprox. 340 g (sin cubierta de goma)
LPC 200-T
Calibrador electrónico de presión y temperatura
Junto con una fuente de calibración de presión adecuada como las bombas de prueba de presión LR-Cal LPP 40 o LPP 60 (neumáticas) y LPP 700 o LPP 1000 (hidráulicas), el LR-Cal LPC 200-T ofrece un sistema portatil preciso de calibración de presión y temperatura, adecuado también para su uso en terreno.
Presión : sensores de referencia intercambiables LPC-2
- hasta 1000 bar ± 0.025% FS
- hasta 6000 bar ± 0.1% FS
Temperatura : Pt 100, -10 ... + 50° C
- Precisión ± 0.05° C
Indicador digital con sensor de temperatura y sensores de presión intercambiables LPC-2 (plug & play)
La presión varía de 0 ... 400 mbar a 0 ... 6,000 bar, así como a los rangos de presión absoluta y compuesta
Valores MÍN. Y MÁX., Índice de presión y registro de datos de presión y temperatura
Software para PC LPC-Cal incluido (lectura de datos registrados, creación de certificados de calibración)
Batería recargable de iones de litio, incl. cargador de red
Unidades de presión seleccionables: PSI, bar, mbar, kPa, mmHg, inHg
LRT 1000
Termómetro de referencia de alta precisión
El dispositivo portátil de alta precisión LR-Cal LRT 1000 se utiliza como estándar de referencia para la calibración de la temperatura. Excelente estabilidad a través de múltiples ciclos de recocido. La curva característica del sensor se determina individualmente y se guarda en el dispositivo. Función de raíz integrada 2 para la determinación del autocalentamiento del sensor, más la eliminación automática de la termovoltaje parásita. Para la trazabilidad a estándares nacionales, se incluye un certificado de calibración DAkkS/DKD.
Controlar y calibrar mediante comparación de medición
Pantalla a color TFT LCD antideslumbrante
Pantalla táctil capacitiva, resistente a ralladuras
Velocidad de muestreo 1 s
Grabación de datos (hasta 200 bloques de datos o hasta 3 h)
Análisis gráfico incluyendo desviación estándar
Puerto USB para transferencia de datos al software de PC incluido
Certificado de calibración DAkkS/DKD incluido
LRT 750
El termómetro de referencia LR-Cal LRT 750 es una referencia de comparación para comprobar y calibrar todo tipo de termómetros
Referencia de comparación para instrumentos de lectura de temperatura
Verifica y calibra a través de la comparación de medición
Rango de medición : -200 ... +450° C
Precisión hasta 0.03° C
Tiempo de respuesta t90 : 12 segundos
Pantalla: 4 1/2 dígitos, dos líneas, con luz de fondo
Alimentación : batería de bloque de 9 Vdc (o batería recargable opcional, con adaptador USB
Carcasa : plástico ABS rígido, ventana transparente
Dimensión sensor :
Pt 100 : 300 mm de longitud de inserción x 3 mm de diámetro, con mango y cable de conexión
LRT F
Termocupla de referencia de precisión tipo S
Rango 0 ... +1400° C
Con estos sensores de temperatura de referencia puede aumentar significativamente la precisión de medición de los calibradores de temperatura LR-Cal mencionados anteriormente (versiones -2I). El rango de medición es de 0° C ... +1400° C. Esto hace que este sensor externo sea ideal para el calibrador de temperatura de bloque seco LR-Cal SOLAR. Están disponibles certificados de calibración opcionales de fábrica y DKD/DAkkS.
Rango de medición : 0 ... +1400° C
Dimensión Código de pedido LRT-F-0000-1400-70 : diámetro de 500 x 7.0 mm
Estuche de madera incluido
Sensor S Pt-Pt 10% rodio, tipo S
Aislamiento : MgO
Funda : aluminio de alta pureza KER 710
Longitud del cable : 1m (compensado)
Conexión : enchufe miniatura tipo S
Tina portátil de calibración de temperatura (tina de micro líquido)
LR-Cal FLUID 100 es una tina portátil de líquido agitado (calibrador de temperatura). El instrumento es adecuado para calibrar sensores de temperatura y termómetros de todos los tamaños, diámetros y formas, sin la necesidad de bloques específicamente perforados. Los baños de calibración son perfectos para verificar y calibrar los termómetros de vidrio.
Rango de temperatura : -12° ... +125° C
Precisión : ± 0.15° C
Resolución : 0.01°/ 0.1° (°C o °F)
Calefacción max. 12 ° C por minuto
Enfriamiento max. 5 ° C por minuto
Uniformidad de la temperatura a 0° C: radial ± 0.04° C; axial ± 0.05° C
Fluido de calibración : aceite de silicona 200C5
Depósito de 54 mm de diámetro, 150 mm de profundidad
Alimentación : 230 Vac (115 Vac opcional)
Material del depósito de fluido : aluminio
Volumen del depósito de fluido : aprox. 400 cm3
Dimensiones : 160 x 340 x 330 mm
FLUID 200
LR-Cal FLUID 200 es una tina portatil de líquido agitado (calibrador de temperatura). El instrumento es adecuado para calibrar sensores de temperatura y termómetros de todos los tamaños, diámetros y formas, sin la necesidad de bloques específicamente perforados. Los baños de calibración son perfectos para verificar y calibrar los termómetros de vidrio.
Rango de temperatura : +20 °C ... +200° C
Resolución 0.01°/ 0.1° (°C o °F)
Calefacción max. : 10° C por minuto
Enfriamiento max. : 5° C por minuto
Uniformidad de la temperatura a 150° C : radial ± 0.05° C /axial ± 0.05° C
Líquido calibración : < 80° C : agua
< 125° C : aceite de silicona 200C5
< 220° C: aceite de silicona 47V100
Depósito de líquido : 54 mm de diámetro, 150 mm de profundidad
Alimentación 230 Vac (115 Vac opcional)
Material depósito : aluminio
Volumen depósito : aprox. 400 cm3
Material carcasa : metal
BK 40-M
Tina de calibración de temperatura criostática
La tina de calibración de temperatura criostática LR-Cal BK40-M es un instrumento utilizado para calibrar transductores, RTD y sensores de medición de temperatura en el laboratorio. La posibilidad de generar rampas de temperatura positiva y negativa lo hace adecuado para usar en la calibración y prueba de termostatos.
La tina consiste en un tanque de acero inoxidable con una capacidad de 10 litros. Está equipado con un mezclador de acero inoxidable con motor eléctrico, un termostato de seguridad, un grifo de drenaje y un tubo de drenaje de rebose.
Rango de temperatura : -40° C ... +125° C
Estabilidad : ± 0.05 ° C
Uniformidad : 0.02° C radial y axial
Indicador de estabilidad audiovisual
Precisión : ± 0.2° C a + 120° C
Resolución de pantalla : 0.01° C
Visualización de temperatura °C/°F conmutable
Circuito de prueba del termostato 12V
Función de rampa
Tina de temperatura : acero inoxidable, diámetro 85 mm, profundidad 340 mm
Alimentación : 230 Vac ± 10%
Peso aprox. 60 kg (peso envío aprox. 74 kg)
Dimensiones : 450 x 450 x 925/1300 mm
Calibrador portatil de temperatura de bloque metálico
El calibrador portátil de temperatura de bloque metálico LR-Cal QUARTZ-35 sirve como fuente de temperatura y dispositivo de referencia para la prueba y calibración de dispositivos de medición de temperatura de todo tipo.
Rango de temperatura : -30° C ... +150° C
Uniformidad de temperatura a 150° C:
radial : ± 0.05° C (a 95 mm de profundidad de inmersión)
axial : ± 0.05° C (a 85 mm de profundidad de inmersión)
Profundidad del bloque : 150 mm (utilizable: 135 mm)
Diámetro del bloque para mangas de inserción con 35 mm de diámetro
PULSAR-35Cu
El calibrador portátil de temperatura de bloque metálico LR-Cal PULSAR-35Cu sirve como fuente de temperatura y dispositivo de referencia para la prueba y calibración de dispositivos de medición de temperatura de todo tipo.
Rango de temperatura : +20° C ... +600° C
Precisión : ± 0.3° C
Calefacción max. : 20° C por minuto
Enfriamiento max. : 25° C por minuto
Uniformidad de temperatura a 450° C :
radial : ± 0.15° C (a 135 mm de profundidad de inmersión)
axial : ± 0.35 ° C (a una profundidad de 125 mm)
Profundidad del bloque de 190 mm (utilizable: 185 mm)
Diámetro del bloque 50 mm para mangas de inserción con un diámetro de 35 mm
PYROS-140-2L
Calibrador de temperatura de bloque seco, versión compacta
El PYROS-140-2L está especialmente diseñado para aplicaciones de campo, es robusto y capaz de mantener una alta precisión y estabilidad en condiciones severas tales como plataformas costa afuera o a bordo de embarcaciones. La unidad autónoma es muy compacta, portátil y liviana. La innovadora ventilación forzada del modelo LR-Cal PYROS 140-2L reduce en gran medida el tiempo de enfriamiento y evita que los sensores sometidos a prueba se expongan a un calentamiento excesivo.
Rango de temperatura (a temp. ambiente 20° C) : -24° C ... +140° C
Precisión : ± 0.25° C ± 1 dígito
Resolución 0.1° (°C o °F)
Calentamiento de + 20° C a + 120° C : 20 min.
Enfriamiento de + 20° C a -20° C : 17 min.
Uniformidad de temperatura a -20 ° C, desde el orificio :
radial : ± 0.02° C (a 40 mm de profundidad de inserción)
axial : ± 0.05° C
Profundidad del bloque : 104 mm
Diámetro del bloque metálico : 2 x 13 mm
Alimentación : 100 ... 230 Vac ± 10%
Peso aprox. 4.9 kg
Dimensiones : 130 x 260 x 280 mm
PYROS-DNV-375
Aprobación de tipo DNV (Det Norske Veritas)
El PYROS-DNV-375 está especialmente diseñado para aplicaciones de campo, robusto y capaz de mantener una alta precisión y estabilidad en condiciones severas tales como plataformas costa afuera y a bordo de embarcaciones. La unidad autónoma es muy compacta, portátil y liviana. La innovadora ventilación forzada de aire del modelo LR-Cal PYROS-375 reduce en gran medida el tiempo de enfriamiento y evita que los sensores sometidos a prueba se expongan a un calentamiento excesivo.
Rango de temperatura (a temp. ambiente 20° C) : +30° C ... +375° C
Precisión : ± 0.35° C
Resolución : 0.1° (°C o °F)
Calentamiento de + 30° C a + 375° C : 20 min.
Enfriamiento de +375° C a +40° C : 40 min.
Uniformidad de temperatura a +50° C
radial : ± 0.1° C (a 40 mm de profundidad de inserción)
axial : ± 0.1° C (a 40 mm de profundidad de inserción)
Profundidad de bloque seco : longitud inserción utilizable de 150 mm
Diámetro del bloque seco : 26 mm
Alimentación : 115/230 Vac conmutable
Interfaz RS 232
Peso aprox. 5.4 kg
PYROS-BB
Calibrador de temperatura portátil de cuerpo negro
El calibrador de temperatura compacto LR-Cal PYROS-BB sirve como una fuente de temperatura y un dispositivo de referencia para la prueba y calibración de dispositivos de medición de temperatura infrarroja de medición sin contacto de todo tipo.
Rango de temperatura : +24° C ... +650° C
Sensor de referencia : sensor de resistencia Pt 100 4 hilos clase A
con pantalla digital de alta resolución sep.
Calentamiento desde +50° C a +650° C : 35 min.
Enfriamiento desde +650° C a +100° C : 60 min.
Inserción de bloque especial con cuerpo negro
Interior cubierto con pintura de grafito mate-rugoso
Diámetro exterior de inserción : 25.5 mm
Profundidad : 150 mm
Diámetro interno : 70 mm, escalonado, incluye grabación para el sensor de referencia

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución