Source: http://docplayer.es/6113473-Fluke-manteniendo-su-mundo-en-marcha.html
Timestamp: 2018-12-15 16:42:38+00:00

Document:
Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. - PDF
Download "Fluke. Manteniendo su mundo en marcha."
Mario Domingo González Maidana
1 Catálogo de instrumentos de medida 2010/2011 Multímetros digitales Pinzas amperimétricas Comprobadores eléctricos Medidores de aislamiento Medidores de resistencia de tierra Comprobadores de instalaciones eléctricas Comprobadores de equipos eléctricos portátiles Termómetros digitales Cámaras termográficas Medidores láser de distancia Herramientas para la comprobación de la calidad del aire ScopeMeter Medidores de calidad de la energía eléctrica Analizador de vibraciones Calibradores de campo Instrumentos de medida EX Accesorios Fluke. Manteniendo su mundo en marcha. Fluke Ibérica, S.L. Pol. Ind. Valportillo C/ Valgrande, 8 Ed. Thanworth II - Nave B1A Alcobendas - Madrid Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos 04/10 Información sujeta a modificación sin previo aviso. Pub_ID: spa Catálogo de instrumentos de medida 2010/2011
2 Índice Boletín electrónico y página Web de Fluke... 1 Novedades de Fluke Kits combinados de Fluke Medidores láser de distancia Medidores láser de distancia 411D/416D/421D Notas de aplicación/artículos técnicos... 6 Servicio postventa de Fluke... 7 Fluke: con la seguridad incorporada Portal Sector Industrial de Fluke Portal Sector Eléctrico de Fluke Portal Sector Procesos de Fluke Multímetros digitales Guía de selección de multímetros digitales Multímetros digitales Serie Multímetro con pantalla extraíble Multímetros digitales Serie 80 V Multímetros digitales Serie Multímetros digitales Serie 110 II Multímetro digital 77 IV Multímetros para aplicaciones industriales 27 II/28 II Multímetro para automoción 88V Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A Multímetro 8808A de 5,5 dígitos Pinzas amperimétricas y comprobadores eléctricos Pinzas amperimétricas Serie 330/ Pinzas amperimétricas Serie Pinzas amperimétricas CA/CC 353/ Pinza amperimétrica de corriente de fuga Comprobadores de tensión/continuidad Serie T Kit de comprobadores eléctricos T5/T5-H5-1AC Detector de tensión 1AC-II/LVD1/LVD Indicadores de rotación de fases 9040/ Localizador de cables Fluke Medidores de aislamiento / Medidores de resistencia de tierra Guía de selección de medidores de amiento Multímetros con medida de aislamiento 1577/ Comprobadores de aislamiento 1503/ Medidor de aislamiento 1550B Medidores de resistencia de tierra Serie Comprobador de resistencia de tierra Pinza de medida de resistencia de bucle de tierra Comprobadores de instalaciones/comprobadores de equipos eléctricos portátiles Comprobadores de instalaciones multifunción serie 1650B Comprobadores de equipos eléctricos portátiles Serie Accesorios de las series 1650B/ Instrumentos para la comprobación de la calidad del aire Air Meter Medidor de flujo de aire Medidor de humedad relativa y temperatura Contador de partículas Instrumentos de medida ScopeMeter Instrumentos de medida ScopeMeter ScopeMeters Serie ScopeMeters 215C/225C, Serie 190C Accesorios para ScopeMeters Analizadores de calidad eléctrica Guía de selección de Calidad Eléctrica Registrador de calidad de la tensión Pinza amperimétrica para medida de Calidad Eléctrica Analizador monofásico de calidad eléctrica 43B Analizadores trifásicos de calidad eléctrica Serie Registrador Registradores de calidad eléctrica Serie Registrador de calidad eléctrica Analizador y registrador de calidad eléctrica Accesorios para pinzas amperimétricas de calidad eléctrica Norma Serie 4000/ Calibradores de campo Guía de selección de calibradores de campo Calibradores de procesos documentadores Serie Calibradores de procesos multifunción 726/725/725Ex Calibrador de temperatura Calibradores de temperatura 712/ Hornos secos/calibradores por infrarrojos 9140X/418X Calibradores de presión 717/718/718Ex Calibradores de lazo 706/707/707Ex/ Pinzas amperimétricas ma 771/772/ Multímetro de procesos 787/ Accesorios para multímetros de procesos Analizador de vibraciones Analizador de vibraciones Instrumentos de medida con certificación ATEX Información general acerca de ATEX Instrumentos con seguridad intrínseca de Fluke Termómetros digitales Guía de selección de termómetros por infrarrojos Termómetros por infrarrojos de precisión Serie Termómetros por infrarrojos Serie Termómetros multiuso 566/ Termómetro multiuso Termómetros Serie Termómetros de referencia 1523/ Cámaras termográficas Cámaras termográficas Serie Ti Ventanas infrarrojas Hawk IR CRange Cámaras termográficas Ti19/Ti10 Electrical Cámaras termográficas Ti25/Ti32 Industriales Cámaras termográficas TiRx/TiR para inspección de edificios Cámaras termográficas TiR1/TiR32 para el diagnóstico de edificios Accesorios generales Cables de prueba, sondas y pinzas para aplicaciones electrónicas Cables de prueba, sondas y pinzas industriales Accesorios para automoción Sondas de corriente Accesorios para medida de temperatura Estuches y fundas Software y otros accesorios Otros accesorios Lista de búsqueda rápida de productos Información sobre fusibles y garantía Fluke. Keeping your world up and running Consulte en la página 122 la lista de búsqueda rápida de productos por modelo
3 Novedades Fluke Multímetro con pantalla extraíble Fluke 233 El Fluke 233 le permite estar en dos sitios a la vez. La pantalla extraíble resuelve el problema de tener que sujetar tanto el medidor como los cables de prueba para realizar una medición. Consulte la página 16. Multímetros para aplicaciones industriales Fluke 27 II/28 II Los Fluke 27 II y 28 II definen un nuevo estándar de trabajo en condiciones severas, con las funciones y la precisión necesarias para solucionar la mayoría de los problemas eléctricos. Ambos multímetros tienen el grado de protección IP67. Consulte la página 21. La linterna ultravioleta Fluke RLD2 descubre las fugas de refrigerante al instante. Use la luz ultravioleta para localizar la zona de fugas y, a continuación, utilice el puntero láser para determinar el punto exacto del escape. Consulte la página 70. Linterna detectora de fugas Fluke RLD2 Cámaras termográficas Fluke Ti32/Ti9 La cámara Ti32, con su sensor de 320 x 240 píxeles, está destinada a los profesionales que necesitan ver los detalles más pequeños. La asequible cámara Fluke Ti9 lleva el poder de la termografía a las manos de los electricistas y técnicos que están más familiarizados con las instalaciones. Consulte las páginas 60 y 61. La Fluke TiR32, con su sensor de 320 x 240 píxeles, ofrece el mayor nivel de sensibilidad térmica para identificar incluso pequeñas diferencias de temperatura. Esto la convierte en la herramienta ideal para el diagnóstico de edificios. La Fluke TiRx es una cámara termográfica asequible y perfecta para la inspección de edificios. Consulte las páginas 62 and 63. Cámaras termográficas Fluke TiR32/TiRx para inspección de edificios Ventanas infrarrojas Hawk-IR CRange Estas ventanas infrarrojas resistentes a los arcos de tensión y certificadas para exteriores permiten emplear tecnologías de infrarrojos, ultravioleta, luz visible y de fusión sin exponer al personal a equipos con tensión. Consulte la página 59. 2
4 Novedades Fluke Registrador de calidad eléctrica Fluke 1750 Con su exclusivo sistema de medida sin umbrales, el registrador de calidad eléctrica Fluke 1750 captura todas las medidas, todos los eventos, en cada ciclo y en todo momento. Su resolución y precisión extraordinarias proporcionan una visión completa de su instalación o sistema de distribución. Consulte la página 86. Medidor láser de distancia Fluke 421D El Fluke 421D aporta mayor distancia y funciones avanzadas a la familia de medidores láser de distancia Fluke. Puede medir una distancia de hasta 100 m con una precisión de 1,5 mm y tiene un sensor de inclinación de 45º para tomar medidas indirectas en zonas de difícil acceso. Consulte la página 65. Las Fluke 772 y 773 miden señales de 4 a 20 ma sin interrumpir el circuito, igual que la popular Fluke 771. Ahora, los técnicos que trabajan en plantas industriales y de procesos, edificios comerciales y talleres de reparación de automóviles pueden escoger exactamente la gama de funciones que necesitan y a un precio razonable. Consulte la página 100. Pinzas amperimétricas de procesos Fluke 772/773 Analizador de vibraciones Fluke 810 El analizador de vibraciones Fluke 810 es el instrumento de resolución de problemas más avanzado para equipos de mantenimiento mecánico que necesitan una respuesta inmediata. Esta tecnología de diagnóstico única le ayudará a identifi car y priorizar rápidamente los problemas mecánicos, poniendo en sus manos toda la experiencia de un técnico en vibraciones. Consulte la página 104. Juego de puntas de prueba con fusibles FTPL Las FTPL son puntas de prueba con fusibles integrados, para una protección adicional de las mediciones. Y, aunque el fusible de la punta se funda, estas puntas permitirán que el medidor indique la presencia de tensión para ayudar a evitar una posible lectura errónea de ausencia de tensión. Consulte la página 111. Kit de sonda de temperatura especial para medida en tuberías 80PK-18 El kit 80PK-18 combina la sonda con pinza para tuberías 80PK-8 estándar con la nueva sonda 80PK-10 de mayor tamaño, para ofrecer un rango completo de tamaños de medida. La 80PK-10 puede medir diámetros de tubería de 32 mm a 64 mm. Consulte las páginas 116 y
5 Kits combinados de Fluke Ahorre comprando un kit combinado Fluke 117/322 Kit Kit combinado para técnicos electricistas Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 117 Pinza amperimétrica Fluke 322 Juego de cables de prueba de punta dura TL75 Correa con imán TPAK Maletín de transporte Deluxe con correa para hombro C115 Fluke 179/MAG2 Kit Kit combinado industrial Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip Juego de puntas de prueba extrafinas TP4 (4 mm) Correa con imán TPAK Sonda de temperatura 80BK-A integrada para multímetro digital Estuche para multímetro C35 + linterna Maglite Fluke 179/TPAK Kit combinado 179/ToolPak Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz Kit de accesorios para colgar el multímetro TPAK ToolPak Fluke 179/EDA2 Kit Kit combinado electrónico Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de puntas de prueba para electrónica TL910 Juego de pinzas de gancho AC280 Suregrip Correa con imán TPAK Sonda de temperatura 80BK-A integrada para multímetro digital Estuche para multímetro C35 Kit Fluke 179/61 Kit combinado de multímetro y termómetro de infrarrojos Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz Termómetro por infrarrojos Fluke 61 Maletín de transporte C550 para multímetro y accesorios Fluke 87V/E2 Kit combinado para técnicos electricistas industriales Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de puntas de prueba extrafinas TP38 (con aislamiento) Juego de pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip Correa con imán TPAK Sonda de temperatura 80BK-A integrada para multímetro digital Estuche para multímetro C35 Kit Fluke 117/322 Fluke 179/TPAK Kit Fluke 179/61 Kit Fluke 179/MAG2 Kit Fluke 179/EDA2 Fluke 87V/E2 Fluke 87V/i410 Fluke 87V/i410 Kit combinado para aplicaciones industriales Multímetro industrial Fluke 87V Cables de prueba TL75 Pinzas de cocodrilo AC72 Pinza amperimétrica de CA/CC i A Sonda de temperatura 80BK-A Estuche flexible para transporte C115 (No está disponible en todos los países) 4
6 Kits combinados de Fluke Ahorre comprando un kit combinado Fluke 287/FVF Kit combinado de multímetro electrónico y FlukeView Forms Multímetro Fluke 287 de verdadero valor eficaz con captura de datos TrendCapture Software FVF-SC2 FlukeView Forms con cable incluido Sonda de temperatura 80BK-A Cables de prueba CAT III 1000 V 10 A (rojo, negro) Pinzas de cocodrilo CAT II 300 V 5 A (rojo, negro) Estuche flexible C280 para proteger el instrumento y guardar los accesorios 289/FVF de Fluke Kit combinado de multímetro industrial y software Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 289 con función de registro de datos Software y cable de comunicación FlukeView Forms FVF-SC2 Juego de cables de prueba de silicona TL71 Pinzas de cocodrilo AC72 Sonda de temperatura 80BK-A incluida para multímetro digital Correa TPAK con imán para sostener el instrumento Estuche flexible C280 para proteger el instrumento y guardar los accesorios Kit avanzado para mantenimiento eléctrico Fluke 1587/ET Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1587 Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 Sonda amperimétrica I400 Fluke 1587/MDT Kit avanzado para mantenimiento de motores y variadores de velocidad Fluke 1587/MDT Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1587 Fluke 9040: Indicador de la rotación de fases Sonda amperimétrica i400 Kit Fluke T5-H5-1AC Comprobador eléctrico Fluke T Funda H5 Detector de tensión 1AC-II Kit Fluke T5-600/62/1AC Comprobador eléctrico T5-600 de Fluke Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 Detector de tensión Fluke 1AC-II Estuche flexible para multímetro C115 Kit Fluke 62/322/1AC Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 Pinza amperimétrica Fluke 322 Detector de tensión Fluke 1AC-II Fluke 287/FVF Fluke 289/FVF Kit Fluke T5-H5-1AC Kit Fluke T5-600/62/1AC Kit Fluke 62/322/1AC Kit Fluke 411D/62 Kit Fluke 411D/62 Medidor láser de distancia Fluke 411D Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 Estuche flexible para cada modelo 5
7 Notas de aplicación/ artículos técnicos Como parte de nuestro compromiso de apoyo a su trabajo, no sólo nos limitamos a diseñar y fabricar instrumentos de medida versátiles y resistentes, sino que también le ofrecemos información detallada de referencia para facilitarle la elección del instrumento adecuado y aconsejarle cómo puede utilizarlo de forma segura y eficaz. Puede descargar todas las notas de aplicación en las páginas de información de producto de nuestra página Web. 6
8 Permita que el servicio postventa de Fluke le ayude aún más Sabía que el equipo de servicio postventa de Fluke puede ofrecerle mucho más que reparar y calibrar su instrumento cuando sea necesario? La organización europea de servicio postventa de Fluke reúne una gran variedad de capacidades que pone a disposición de sus clientes a través de cada centro de servicio local. Fluke utiliza la experiencia y conocimientos de más de 150 técnicos de servicio técnico para ofrecer sólo la mejor y más completa asistencia postventa. Los centros de servicio técnico de Fluke se ocupan de una amplia gama de equipos. Como parte de la continua preocupación de Fluke por mejorar el servicio a nuestros clientes, ahora ofrecemos una gran variedad de reparaciones y calibraciones para una amplia gama de equipos. Fluke fabrica equipos como: Marcas de Fluke Fluke Hart Scientific Fluke Networks Fluke Biomedical Raytek Reliable Power Meters Robin LEM Instruments BEHA Norma Wavetek/Datron Metron DHI Comark Tipos de instrumentos Multímetros digitales Normas eléctricas Equipo biomédico Registradores de datos Cámaras termográficas Termómetros Presión Generadores de funciones Osciloscopios Comprobadores de instalaciones Comprobadores PAT Pinzas amperimétricas Analizadores de calidad eléctrica Medidores EX Y muchos más Así que, por qué debería utilizar el servicio técnico de Fluke? Se emplean piezas originales del fabricante Se revisan todos los instrumentos para verificar que tienen las actualizaciones más recientes Reparación en garantía que cubre toda la unidad Profundo conocimiento del producto Calibraciones homologadas disponibles Calibraciones trazables disponibles en todos los productos Inspección completa de la unidad durante el ciclo de verificación Prueba de seguridad completa en las unidades alimentadas de la red eléctrica Con qué otros instrumentos podemos ayudarle? También ofrecemos una serie de calibraciones y reparaciones de equipos de otros fabricantes bajo petición. Fabricantes como: Tektronix Agilent Bruel & Kjaer Philips Megger Seaward Kewtech Lecroy Hioki Yokogawa Druck Iwatzu y muchos más.. Qué otros servicios de valor añadido ofrecemos? Asistencia Gold para Fluke Networks Gold CarePlans para productos de calibración Una amplia gama de contratos de mantenimiento Programas de garantía ampliada Actualizaciones de instrumentos Actualizaciones opcionales Gestión de activos Recordatorios de calibración Qué servicios ofrecemos? Reparaciones en un plazo de 5 días para todos los productos vigentes 5 días o menos para todas las calibraciones (exc. reparaciones) 3 días para todas las calibraciones Gold CarePlan 1-2 días para todas las calibraciones Networks Gold Servicios de recogida en las zonas disponibles Eindhoven Norwich Cologne Tel. +31 (0) (0) (0) Fax. +31 (0) (0) (0) Correo electrónico com Dirección Science Park EC Son Eindhoven Netherlands Registro on-line en el sistema Por qué no utilizar nuestro Registro on-line en el sistema, donde puede registrar su unidad, obtener precios y recibir un número RMA para una devolución sin problemas? 52 Hurricane Way Norwich Norfolk NR6 6JB United Kingdom Información de contacto Heinrich-Pesch-Str Köln Germany 7
9 Fluke: con la seguridad incorporada A medida que los sistemas de distri bución y las cargas se vuelven más complejos, la posibilidad de sobre tensiones transitorias aumenta. Los motores, condensadores y equipos de conversión de energía, como los variadores de velocidad, pueden ser los principales generadores de picos de tensión. Los rayos producidos por tormentas que afectan a líneas exte riores de distribución de alta poten cia también causan peligrosos tran sitorios de alta energía. Al efectuar medidas en sistemas eléctricos, estos transitorios suponen un peligro invisible y difícil de evitar. Se pro ducen regularmente en circuitos de alimentación de baja tensión y pue den alcanzar valores de pico de miles de voltios. Para protegerle de los transitorios, el equipo de medida debe contar con la seguridad adecuada. Figura 1. Descripción de las categorías: ubicación Quién desarrolla las normas de seguridad? La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolla normas internacionales de carácter general para la seguridad en la medida, control y uso de equipos eléctricos. La norma IEC se utiliza como base para las siguientes normas nacionales: ANSI/ISA-S de EE.UU. CAN C22.2 Nº de Canadá EN :2001 de Europa Categorías de la instalación según los niveles de sobretensión La norma IEC especifica categorías de sobretensión basadas en la distancia a la que se encuentra el equipo de la fuente de electricidad (consulte la Fig. 1 y la Tabla 1) y en la disipación natural de la energía transitoria que se produce en un sistema de distribución eléctrica. Las categorías más altas son las más cercanas a la fuente de electricidad y requieren mayor protección. Dentro de cada categoría de instalación existen diversas clasificaciones de tensión. La combinación de la categoría eléctrica de la instalación, o zona de la misma, con la clasificación de tensión máxima determina el nivel de protección frente a transitorios del instrumento. Los procedimientos de prueba de la norma IEC toman en consideración tres criterios principales: la tensión estable, la tensión transitoria de los pulsos de pico y la impedancia de la fuente. La combinación de estos tres criterios determina el verdadero valor de protección del multímetro frente a la tensión. Dentro de una categoría, una tensión de servicio más elevada (estable) se asocia a un transitorio superior, como cabría esperar. Por ejemplo, un multímetro de CAT III 600 V se prueba con transitorios de 6000 V, mientras que uno de CAT III 1000 V se prueba con transitorios de 8000 V. Hasta ahí no hay ningún problema, pero lo que ya no parece tan obvio es la diferencia entre el transitorio de 6000 V para CAT III 600 V y el transitorio de 6000 V para CAT II 1000 V. Ambos transitorios no son iguales, y la diferencia está en la impedancia del generador en cada categoría. La Ley de Ohm (Amperios = Voltios/Ohmios) nos muestra que una fuente de energía de 2 Ω para CAT III tiene una corriente seis veces mayor que una fuente de 12 Ω para CAT II. El multímetro de CAT III 600 V ofrece una protección contra transitorios claramente superior a la del multímetro de CAT II 1000 V, aunque su tensión nominal pueda percibirse como menor. Consulte la Tabla 2. La comprobación independiente es clave para la seguridad Cómo puede saber si adquiere un multímetro auténtico de categoría CAT III ó CAT II? Lamentablemente, no siempre resulta fácil. Es posible que un fabricante venda sus multímetros como si tuvieran certificación CAT II ó CAT III sin haber realizado ninguna verificación independiente. La Comisión electrotécnica internacional (IEC) desarrolla y propone diversas normas, pero no es responsable de hacerlas cumplir. Busque en la carcasa del equipo el símbolo y número de lista de un laboratorio de pruebas independiente como UL, CSA, VDE, TÜV u otro organismo de homologación reconocido. Ese símbolo sólo puede utilizarse si el producto ha superado correctamente las pruebas conforme a las normas realizadas por la propia agencia, que a su vez se basan en las normas nacionales e internacionales. La norma UL 3111, por ejemplo, se basa en la norma EN Hoy por hoy, esta es la prueba más certera de que se ha comprobado realmente la seguridad del multímetro adquirido. Tabla 1 Categoría de sobretensión En resumen Ejemplos CAT IV Conexión trifásica en dispositivo, cualquier conductor exterior Indica el origen de la instalación, es decir, donde se realiza la conexión de baja tensión (acometida) a la alimentación de alta tensión. Contadores de electricidad y equipos de protección principales contra sobrecorrientes. Entrada exterior y de servicio, cable de acometida desde el origen de alta tensión al edificio, tramo entre el contador y el cuadro. Línea aérea hasta edificios no adosados, línea subterránea a la bomba del pozo. CAT III CAT II Distribución trifásica, incluida la iluminación comercial monofásica Cargas monofásicas de recepción conectadas Equipo en instalaciones fijas, como conmutadores de alta tensión y motores polifásicos. Alimentadores y colectores de plantas industriales. Alimentadores y ramales cortos, dispositivos de cuadros de distribución. Sistemas de iluminación en grandes edificios. Tomas de corriente de dispositivos eléctricos con conexiones cortas a entradas de servicio. Dispositivos eléctricos, instrumentos portátiles y otras cargas domésticas similares. Tomas de corriente y ramales largos. Tomas de corriente a más de 10 metros de una fuente CAT III. Tomas de corriente a más de 20 metros de una fuente CAT IV. CAT I Electrónica Equipo electrónico protegido. Equipo conectado a circuitos (de fuente) en los que se han tomado medidas para reducir las sobretensiones de los transitorios a un nivel bajo apropiado. Cualquier fuente de alta tensión y baja potencia derivada de un transformador de alta resistencia de devanado, como la sección de alta tensión de una fotocopiadora. 8 Tabla 1. Categorías de instalación por sobretensión. La norma IEC se aplica a los equipos de medida de baja tensión (< 1000 V).
10 Trabaje de forma segura La seguridad es responsabilidad de todo el mundo, pero en última instancia está en su mano. Ningún instrumento puede garantizar por sí mismo su seguridad cuando trabaje con electricidad. La máxima protección se obtiene mediante la combinación de los instrumentos adecuados y de procedimientos de trabajo seguros. A continuación, le indicamos algunos consejos que pueden resultarle de ayuda en su trabajo: Asegúrese de que siempre cumple las normas de seguridad (de su país) pertinentes. Trabaje en circuitos sin corriente siempre que sea posible. Utilice los procedimientos de desconexión adecuados. Si las herramientas utilizadas para ello no están sujetas con firmeza o en el lugar correspondiente, actúe como si el circuito tuviera tensión. Utilice equipo de protección cuando trabaje en circuitos con tensión: Utilice instrumentos aislados Lleve gafas de seguridad o una máscara protectora Lleve guantes aislantes y quítese las joyas o relojes de pulsera Colóquese sobre una alfombra aislante Lleve ropa ignífuga, no ropa habitual de trabajo Seleccione el instrumento de medida adecuado: Elija el instrumento de medida que tenga la máxima categoría y tensión que pueda utilizar (en la mayoría de los casos, 600 o 1000 voltios CAT III y/ó 600 voltios CAT IV). Busque las marcas de categoría y tensión junto a los conectores de entrada del instrumento de medida y el símbolo de doble aislamiento en la parte posterior. Asegúrese de que el instrumento ha sido comprobado y certificado por laboratorios de pruebas independientes, como UL en EE.UU. y VDE o TüV en Europa; busque los símbolos de dichas agencias en (la parte posterior de) su instrumento de medida. Asegúrese de que el instrumento de medida se ha fabricado con un material duradero no conductor de alta calidad. Compruebe el manual para asegurarse de que los circuitos de capacidad, ohmios y continuidad están protegidos al mismo nivel que el circuito de medida de tensión, para así reducir los riesgos cuando el instrumento de medida se utilice de forma incorrecta en modo de medida de ohmios o continuidad (si procede). Compruebe que el instrumento de medida cuenta con una protección interna para evitar daños cuando se aplica tensión de forma incorrecta en una función de medida de amperios (si procede). Asegúrese de que los amperios y tensión de los fusibles del instrumento de medida coinciden con las especificaciones. La tensión de los fusibles debe ser igual o mayor que la tensión nominal del instrumento de medida. Asegúrese de utilizar cables de prueba que tengan: - Conectores con aislamiento - Guardadedos y superficie antideslizante - Categoría de sobretensión igual o mayor que la del instrumento de medida - Doble aislamiento (busque el símbolo) - La menor parte posible de metal sin aislamiento en las puntas de sonda Inspeccione y pruebe el instrumento de medida: Compruebe que la carcasa no está rota, los cables de prueba no están desgastados ni la pantalla parece apagada. Asegúrese de que las baterías aún tienen suficiente energía como para obtener lecturas fiables. Muchos instrumentos de medida cuentan con un indicador de batería baja en la pantalla. Compruebe la resistencia de los cables de prueba observando si se ha producido alguna rotura interna al desplazarlos (unos cables adecuados deben medir 0,1-0,3 ohmios). Utilice la propia capacidad de prueba del multímetro para asegurarse de que los fusibles están bien colocados y funcionan correctamente (consulte el manual para obtener más información). Siga los procedimientos de trabajo adecuados cuando trabaje en circuitos con tensión: Enganche primero el cable de referencia o de tierra y, a continuación, conecte el cable con tensión. Retire primero el cable con tensión y por último el cable de tierra. Utilice el método de prueba de los tres puntos, especialmente al comprobar si un circuito no tiene tensión. Compruebe en primer lugar un circuito con tensión conocido. A continuación, compruebe el circuito deseado. Por último, compruebe de nuevo el circuito con tensión. De esta forma, puede confirmar que el instrumento de medida funciona correctamente antes y después de realizar la medida. Cuelgue o apoye el instrumento de medida si es posible. Evite sujetarlo con las manos para reducir al mínimo la exposición a los efectos de transitorios eléctricos. Utilice el método tradicional de mantener una mano en el bolsillo. De este modo se reducen las probabilidades de que se produzca un circuito cerrado a través del pecho y del corazón. Para obtener más información o ver el video de Seguridad eléctrica, visite: Para España: Para Latinoamérica, póngase en contacto con su distribuidor Utilice equipo de protección como gafas de seguridad y guantes aislantes Tabla 2 Utilice multímetros con las siguientes marcas: 1000 V CAT III ó 600 V CAT IV Categoría de de instalación por sobretensión Tensión de servicio (RMS CA o CC a tierra) Valores de los transitorios de prueba para las distintas categorías. (Los valores para 50 V / 150 V / 300 V no están incluidos) Tensión de pico del transitorio (20 repeticiones) Impedancia de la fuente (Ω = V/A) CAT I 600 V 2500 V Fuente de 30 ohmios CAT I 1000 V 4000 V Fuente de 30 ohmios CAT II 600 V 4000 V Fuente de 12 ohmios CAT II 1000 V 6000 V Fuente de 12 ohmios CAT III 600 V 6000 V Fuente de 2 ohmios CAT III 1000 V 8000 V Fuente de 2 ohmios CAT IV 600 V 8000 V Fuente de 2 ohmios 9
11 Portal Web Sector Industrial de Fluke Reduzca los tiempos de inactividad y las reparaciones innecesarias Motores y variadores Sistemas de automatización Distribución eléctrica Infraestructuras de plantas Cargas elevadas Rodamientos desgastados Motores con rendimiento incorrecto Conexiones del motor / variador incorrectas Armónicos Defectos en conexiones/ cable Fin de la vida útil del equipo Falta de mantenimiento Motores con rendimiento incorrecto Las sobrecargas y esfuerzos mecánicos pueden ser síntomas de que el rendimiento del motor es insuficiente o inadecuado para la tarea. Utilice un termómetro por infrarrojos para localizar rápidamente los puntos calientes y una cámara termográfica para ver las zonas de calor excesivo y poder determinar así la gravedad del problema. Con un multímetro digital se puede determinar si el consumo de corriente es demasiado elevado, lo que también suele ser señal de que el motor no es adecuado para el tipo de trabajo demandado. Con una pinza amperimétrica se pueden medir tanto las corrientes de arranque como las corrientes de las cargas. Termómetro Fluke 568 Gran precisión Interfaz intuitiva Medidas por infrarrojos y por contacto Análisis de tendencias y elaboración de informes a través del PC Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V Medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad y en entornos con gran cantidad de ruido eléctrico. Incluye medida de temperatura Cámara termográfica Fluke Ti32 Sensor de 320 x 240 píxeles, para obtener imágenes claras y nítidas Imágenes térmicas y de luz visible fusionadas gracias a IR-Fusion Robustas, soportan caídas de hasta dos metros Gran resolución y sensibilidad térmica Software completo de análisis y generación de informes incluido Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 337 Función de medida de corrientes de arranque para motores, sistemas de alumbrado, etc. Medidas de tensión CA/CC y frecuencia Apertura de la pinza: 42 mm Visite nuestro portal, donde encontrará información práctica sobre la solución de posibles problemas en toda la planta. Y compruebe cómo podemos ayudarle a encontrar el instrumento de medida adecuado para cada tarea. 10
12 Portal Web Sector Eléctrico de Fluke Una solución para cada aplicación Comprobación de instalaciones eléctricas Consumo eléctrico Reparación o mantenimiento Comprobación de instalaciones eléctricas Poner en marcha nuevas instalaciones, ampliar las instalaciones existentes o solucionar los problemas que surgen en las mismas de forma segura es siempre fundamental. Toda precaución es poca. Con un comprobador de instalaciones multifunción, podrá realizar todas las medidas que desee en condiciones de seguridad: probar un diferencial, medir la impedancia del lazo, etc. El comprobador de tensión es un instrumento cotidiano en las instalaciones eléctricas, se usa para comprobar de forma rápida tanto la tensión como la continuidad. Gracias a su tecnología de mordaza abierta OpenJaw TM, el T5 permite tomar medidas de corriente en espacios reducidos, como por ejemplo en un cuadro de distribución. Comprobadores de instalaciones multifunción de la serie 1650B de Fluke Comprobación de aislamiento, prueba de continuidad, medida de impedancia de lazo sin disparo del diferencial, prueba de diferenciales, verificación de la resistencia de puesta a tierra Sonda extrafina con botón de prueba Comprobador eléctrico Fluke T Medidas de tensión y de continuidad Tecnología OpenJaw TM para medidas de corriente de hasta 100 A Comprobador de tensión y continuidad Fluke T120 Medidas de tensión, continuidad y resistencia Sistema de detección de la rotación de fases en sistemas trifásicos Visite nuestro portal, donde encontrará información práctica para instaladores eléctricos. Y compruebe cómo podemos ayudarle a encontrar el instrumento de medida adecuado para cada tarea. 11
13 Portal Web Sector Procesos de Fluke Identificación de problemas potenciales Mediciones en zonas clasificadas Ex Sistemas de automatización Mantenimiento y calibración de instrumentos de procesos Puesta en marcha y mantenimiento de instrumentos Medida y resolución de problemas en señales de corrientes de lazo de 4-20 ma Calibraciones de temperatura Calibraciones de presión Comprobación de interruptores Transferencia de custodia Resolución de problemas en señales de procesos Medida y resolución de problemas en señales de corrientes de lazo de 4-20 ma Mantener en funcionamiento las plantas industriales de fabricación y procesos con la máxima eficiencia las 24 horas al día requiere realizar inspecciones periódicas y localizar las averías de los sistemas y equipos críticos. Las señales de 4-20 ma en lazos de control son las más comúnmente utilizadas en las industrias de procesos actuales. La resolución de problemas en instrumentos con corrientes de lazo de ma, conexiones y cables forman una parte esencial del mantenimiento de sistemas de control de procesos. Calibrador de lazo Fluke 707Ex ma y % simultáneamente Precisión en ma de 0,02% Mida, genere y simule ma Calibrador de procesos multifunción Fluke 725Ex Mide, genera y detecta señales de forma simultánea Mide voltios, ma, RTD, termopares, frecuencia y resistencia para comprobar sensores y transmisores Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87VEx Medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad y en entornos con gran cantidad de ruido eléctrico. Incluye medida de temperatura Visite nuestro portal, donde encontrará información práctica para solucionar problemas potenciales en un entorno de control de procesos. Y compruebe cómo podemos ayudarle a encontrar el instrumento de medida adecuado para cada tarea. 12
14 Multímetros digitales Seguridad, calidad y prestaciones: tres palabras que resumen las ventajas de nuestra extensa gama de multímetros digitales. Contamos con un modelo adecuado a cada presupuesto y aplicación, diseñados para ayudarle a realizar su trabajo de forma más rápida, eficaz y precisa. Puede elegir desde instrumentos portátiles para el mantenimiento hasta instrumentos de alta tecnología con multitud de funciones, entre ellas la de registro de datos gráficos, y equipos de laboratorio de gran precisión. 13
15 Guía de selección 14 Comprobación de aislamiento Calibración de corriente de lazo Aplicaciones eléctricas Propósito general Gran robustez (IP67) Electricista propósito general Asistencia técnica Climatización Mantenimiento eléctrico Mantenimiento industrial y asistencia técnica Multímetros industriales Pantalla extraíble Máxima precisión Características básicas V 83V II 28II 77IV 88V Resolución Lecturas de verdadero valor eficaz AC+DC AC+DC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC Precisión básica en tensión DC 0.025% 0.025% 0.25% 0.05% 0.1% 0.09% 0.09% 0.15% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 2.0% 0.1% 0.05% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.09% 0.2% Ancho de banda 100 khz 100 khz 20 khz 5 khz 20 khz 50 khz Selección de rangos automática/manual / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Medidas Tensión AC/DC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V Corriente AC/DC 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 200 μa 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 1 A 1 A 400 ma 400 ma Resistencia 500 MΩ 500 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 60 kω 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ Frecuencia 1 MHz 1 MHz 50 khz 200 khz 200 khz 100 khz 100 khz 100 khz 50 khz 50 khz 50 khz 200 khz 200 khz 100 khz 200 khz 20 khz 20 khz 100 khz Capacitancia 100 mf 100 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf Temperatura +1350ºC +1350ºC +400ºC +1090ºC +400ºC +400ºC +1090ºC +1090ºC +500ºC db 60 db 60 db Conductancia 50 ns 50 ns 60 ns 60 ns 60 ns 60 ns 60 ns Ciclo de trabajo/ancho de pulso / / /- /- / / / Continuidad con zumbador/diodos / / / / / / / / / / / /- / / / / / / / / /- Corriente de lazo de 4-20 ma como lectura de porcentajes Medidas en variadores de velocidad RPM/Intervalo /- VoltAlert, detección de la tensión sin contacto LoZ: baja impedancia de entrada VCHEK TM LoZ Microamperios Comprobación de aislamiento Número de rangos de prueba de aislamiento 5 2 Pantalla Doble display Barra gráfica analógica Retroiluminación Pantalla extraíble Almacenamiento e intercambio de datos con el PC Registro de mínimo y máximo con indicación de tiempo / / /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- Registro rápido de mínimo y máximo 250 μs 250 μs 250 μs 250 μs 250 μs Retención de valores en pantalla/retención automática / / / / / / / /- /- /- /- /- / / -/ / -/ -/ / Relativo Registro autónomo/trendcapture / / Interfaz USB/ Interfaz RS232 / / / Memorias de lecturas Otras características Fuente de corriente de lazo de 4-20 ma / Alimentación de lazo de 24 V / /- Selección automática, Voltios CA/CC Reloj en tiempo real Suavizado Funda integrada Funda extraíble Calibración sin necesidad de abrir el aparato Acceso a baterías/fusibles independiente / / / /- /- / / / /- /- /- /- /- / / /- / /- / / Completamente sellado/estanco Desactivación automática Indicación de batería baja Garantía y seguridad Garantía para toda la vida/años Alerta de conexión incorrecta Alarma de entrada EN CAT III 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V EN CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V Consultar las página
16 Multímetros digitales Serie 280 Fluke 289 Vea los valores mínimos, máximos y promedios Fluke 287 Vea gráficamente en la pantalla los datos registrados Funciones avanzadas de registro y diagnóstico para conseguir la máxima productividad Los nuevos modelos de multímetros, Fluke 289 y 287, que sustituyen a nuestra conocida serie 180 representan la próxima generación de multímetros industriales de alto rendimiento para el registro de datos. Gracias al gran tamaño de la pantalla, el registro de datos y la visualización gráfica de los mismos le resultarán tareas mucho más sencillas. Podrá resolver los problemas con más rapidez y minimizará los tiempos de inactividad, a la vez que trabaja en distintas ubicaciones a la vez. Gran pantalla (1/4 VGA) de matriz de puntos de 320 x 240 con cuentas de resolución Función de registro con TrendCapture para visualizar fácilmente los datos registrados Varias lecturas por pantalla que le proporcionarán más información de un solo vistazo Botón de información i para obtener ayuda de forma sencilla Conexión a PC para una sencilla transferencia de datos Además, el Fluke 289 le ofrece: Filtro paso bajo para medidas en variadores de velocidad LoZ: función de baja impedancia para evitar las lecturas falsas producto de la tensión fantasma Rango de 50 Ω para bobinados de motor y medida de continuidad Características Medidas de verdadero valor eficaz AC, AC+DC AC, AC+DC Ancho de banda (tensión/corriente) 100 khz / 100 khz 100 khz / 100 khz Resolución digital (predeterminada/seleccionable) / / Función de registro con TrendCapture Registro de eventos y tendencias Memoria interna Hasta 180 h Hasta 180 h Posibilidad de guardar las medidas Interfaz de comunicación USB óptico con el PC Función de baja impedancia de entrada Bobinado de motor y rango de medidas de baja impedancia 50 Ω Filtro paso bajo Multímetro actualizable/ampliable Teclas de navegación Teclas F1 F4/menús de funciones del usuario Botón de información I/pantallas de ayuda Interfaz multilingüe Posibilidad de guardar las configuraciones de medidas favoritas Medida de corriente: 20 A (30 segundos momentáneamente; 10 A continuamente) Captura de picos (de hasta 250 μs) Medida de continuidad Valores mínimo, máximo y promedio con indicación de tiempo transcurrido (registra fluctuaciones de la señal) Grado de protección IP: 54 Especificaciones Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Cables de prueba de silicona TL71, portasondas, 6 pilas AA (instaladas) y manual de uso, Certificado de calibración. Fluke 287 Multímetro electrónico de verdadero valor eficaz con función de registro de datos con TrendCapture Fluke 289 Multímetro industrial de verdadero valor eficaz con función de registro de datos con TrendCapture Fluke 289/FVF Kit combinado de multímetro industrial con función de registro de datos y software (consulte la página 5) Fluke 287/FVF FlukeView Forms Combo Kit (consulte la página 5) FVF-SC2 Software FlukeView Forms con cable IR/USB (Visite la página Web de Fluke para obtener especifi caciones detalladas) Funciones Máximo Máx. resolución 287 y 289** Tensión CC 1000 V 1 μv ±(0,025% + 5) Tensión CA 1000 V 1 μv ±(0,4% + 40) Corriente CC 10 A 0,01 μa ±(0,15% + 2) Corriente CA 10 A 0,0 1μA ±(0,7% + 5) Temperatura -200 C a 1350 C 0,1 C ±(1,0% + 1 C) Resistencia 500 MΩ 0,01 Ω ±(0,05% + 2) Conductancia 50 ns 0,01 ns ±(1,0% + 10) Capacidad 100 mf 0,001 nf ±(1,0% + 5) Frecuencia 1 MHz 0,01 Hz ±(0,005% + 1) La precisión considerada es la mejor para cada función. ** La precisión y la resolución de los modelos 287 y 289 poseen 50,000 cuentas de resolución. Duración de la batería: 50 horas mínimo, 180 horas en el modo de registro Tamaño (LxAxF): 222 mm x 102 mm x 60 mm Peso: 0,871 kg Garantía para toda la vida TLK289 Consulte la página 111 TL910 Consulte la página 109 TLK287 Consulte la página 109 Accesorios recomendados TPAK Consulte la página 109 C781 Consulte la página
17 Multímetro con pantalla extraíble 233 Nuevo Máxima flexibilidad con pantalla extraíble El NUEVO multímetro digital con pantalla extraíble Fluke 233 le permite estar en dos sitios a la vez. La pantalla extraíble soluciona de raíz los problemas asociados a sujetar el multímetro y los cables de prueba a la vez para realizar la medida, realizar medidas en lugares de difícil acceso, o tomar medidas en máquinas o paneles separados físicamente del interruptor limitador o de aislamiento. La tecnología inalámbrica permite separar la pantalla hasta 10 metros del punto de medida. Asimismo, el Fluke 233 está diseñado para trabajar en zonas donde el operario no puede acercarse al punto de medida activo, como salas limpias o áreas peligrosas. Características Pantalla extraíble con imán para sujeción sobre paneles metálicos Medida de verdadero valor eficaz 233 Visualización digital/cuentas 6000 Fluke 233 Pantalla con retroiluminación Incluye medida de temperatura Prueba de resistencia, continuidad y diodos Registro de valores mínimo, máximo y promedio Apagado automático para alargar la duración de las pilas El trasmisor de radio se desactiva automáticamente cuando la pantalla se encuentra montada en el multímetro Cuando la pantalla está montada, se usa como un multímetro convencional Categoría de seguridad Selección automática y manual de rangos Retención de valores en pantalla y AutoHOLD La alarma de tensión no segura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Carcasa ergonómica con funda integrada El modo de espera seleccionable permite aumentar la vida útil de la batería CAT IV 600 V / CAT III 1000 V En todas las entradas Accesorios incluidos Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm y capuchón protector, pinzas de cocodrilo AC 72, sonda de temperatura 80BK-A, CD-ROM, pilas AA y manual de uso. Fluke 233 Multímetro con pantalla extraíble Verdadero valor eficaz Duración de la batería: alcalinas AA (3 para cuerpo principal, 2 para la pantalla), 400 h en condiciones normales Tamaño (LxAxF): 193 x 93 x 53 mm Especificaciones Fluke 233 Funciones Máximo Resolución máx. Precisión Tensión CC 1000 V 0,1 mv ±(0,25% + 2) Tensión CA 1000 V 0,1 mv ±(1,0% + 3) Corriente CC 10 A 1 ma ±(1,0% + 3) Corriente CA 10 A 1 ma ±(1,5% + 3) Resistencia 40 MΩ 0,1 Ω Capacidad 9999 μf 1 nf Frecuencia 50,00 khz 0,01 Hz Temperatura -40 ºC a +400 ºC Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz hasta 10 metros de distancia Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. Peso: 0,6 kg Garantía: 3 años Accesorios recomendados 16 80AK-A Consulte la página PK-9 Consulte la página 116 i410 Consulte la página 115 Tpak Consulte la página 120 C35 Consulte la página 118
18 Multímetros digitales Serie 80V Rendimiento y precisión para una mayor eficacia La Serie 80V de multímetros Fluke ha mejorado las funciones de medida, características, resolución y precisión de su antecesora Serie 80. Estos nuevos multímetros son excelentes instrumentos para afrontar con éxito los problemas típicos en motores, sistemas automatizados, sistemas de distribución eléctrica y las medidas habituales en equipamiento y maquinaria industrial. El 87V de Fluke integra una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico. Además, lleva integrado un termómetro que permite realizar medidas básicas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales. Para obtener información sobre el 87V EX consulte también las páginas 106 y 107. Características 83V/87V Fluke 87V Fluke 83V 83V 87V / 87V Ex Medidas de Verdadero Valor Eficaz en tensión y corriente Ancho de banda (tensión/corriente) 5 khz 20 khz Resolución digital (predeterminada/seleccionable) / 6000 Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Pantalla grande con barra gráfica analógica y retroiluminación de dos niveles Selección manual y automática de rangos Termómetro incorporado Captura de picos de hasta 250 μs Modo relativo para compensar la resistencia de las puntas de prueba Registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos AutoHold para captura automática de medidas en pantalla Comprobación de continuidad con señal acústica, comprobación de diodos y ciclo de trabajo Alarma de conexión de entrada incorrecta Diseño clásico con nueva funda extraíble y compartimento trasero para almacenamiento de puntas y cables de prueba Modo en espera seleccionable mejorado para alargar la vida útil de las baterías Fácil cambio de baterías sin necesidad de abrir todo el alojamiento Categoría ATEX II 2 G Eex ia IIC T4 87V Ex En todas las entradas Verdadero valor eficaz Fluke 87V Ex no para 87V Ex Accesorios incluidos Puntas de prueba TL75, pinzas de cocodrilo AC72, carcasa amarilla (H80M no incluye TPAK), sonda de temperatura 80BK (sólo 87V), batería de 9 V (instalada), CD-ROM (manual de usuario y notas técnicas) y guía de uso. Fluke 83V Multímetro Fluke 87V Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V Ex Multímetro de verdadero valor eficaz con seguridad intrínseca Fluke 87V/E2 Kit combinado para técnicos electricistas en la industria Consulte la página 4 Especificaciones (visite la página Web de Fluke para obtener especifi caciones detalladas) Funciones Rango máximo 83V 87V/87V Ex* Máx. Máx. Precisión Precisión resolución resolución Tensión CC V 0,1 mv ±(0,1 %+ 1) 10 μv ±(0,05% + 1) Tensión CA V 0,1 mv ±(0,5% + 2) 10 μv ±(0,7% + 2) Corriente CC 10 A ** 0,1 μa ±(0,4% + 2) 0,01 μa ±(0,2% + 2) Corriente CA 10 A ** 0,1 μa ±(1,2% + 2) 0,01 μa ±(1,0% + 2) Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω ±(0,4% + 1) 0,01 Ω ±(0,2% + 1) Conductancia 60 ns 0,01 ns ±(1,0% + 10) 0,001 ns ±(1,0% + 10) Capacidad μf 0,01 nf ±(1,0% + 2) 0,01 nf ±(1,0% + 2) Frecuencia > 200 khz 0,01 Hz ±(0,005% + 1) 0,01 Hz ±(0,005% + 1) Temperatura -200 a 1090 C - 0,1 ºC 1,0% Sonda de temperatura 80BK - 40 a 260 C - - 2,2 ºC ó 2% La precisión considerada es la mejor para cada función. * La precisión del modelo 87V está definida para cuentas y la resolución para cuentas ** 20 A hasta un maximo de 30 segundos Vida útil de la batería: típicamente más de 400 horas (alcalina). Tamaño (LxAxF): 200 mm x 95 mm x 48 mm Peso: 0,6 kg C25 Consulte la página 118 TL238 Consulte la página V / 87V: Garantía para toda la vida 87VEx: Garantía: 1 año i410/i1010 Consulte la página 115 Accesorios recomendados (no apto para zonas peligrosas) TPAK Consulte la página 120 L215 Consulte la página
19 Multímetros digitales Serie 170 Multímetros versátiles para la asistencia técnica y el mantenimiento industrial Estos multímetros cuentan con todas las funciones necesarias para su uso eficaz en sistemas eléctricos, electromecánicos y de calefacción o ventilación. Son fáciles de utilizar y presentan mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo las medidas de verdadero valor eficaz, un mayor número de funciones de medida, la conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande y fácil de ver. Características Fluke 179 Fluke 177 Fluke Medidas de Verdadero Valor Eficaz AC AC AC Representación digital, con una frecuencia de actualización de 4 veces por segundo Display con retroiluminación Barra gráfica analógica que se actualiza con una frecuencia de 40 veces por segundo Selección de rangos automática y manual Retención de valores en pantalla y retención automática de lecturas Modo de registro de mínimos, máximo y medios, con alarma de mínimos y máximos Lecturas de temperatura (sonda termopar tipo k de extremo redondeado incluida) El modo suavizado permite el filtrado de señales de entrada intermitentes Pruebas acústicas de continuidad y de diodos Señal de advertencia de conexiones incorrectas La alarma de tensión insegura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Alojamiento ergonómico con funda integrada Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el alojamiento Dispone de modo En espera para mayor duración de las baterías En todas las entradas Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril; batería de 9 V instalada y Manual del usuario. El modelo 179 incluye también la sonda de temperatura 80BK. Fluke 175 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 177 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 179 Multímetro de verdadero valor eficaz Kit Fluke 179/EDA2 Kit combinado electrónico Kit Fluke 179/MAG2 Kit combinado industrial Consulte la página 4 La precisión especificada es la mejor para cada función Vida útil de la batería: pilas alcalinas, normalmente 200 horas Tamaño (LxAxF): 190 mm x 89 mm x 45 mm Peso: 0,42 kg Garantía para toda la vida Especificaciones (visite la página Web de Fluke para obtener especifi caciones detalladas) Funciones Máximo Resolución Máx Tensión de CC 1000 V 0,1 mv ±(0,15% + 2) ±(0,09% + 2) ±(0,09% + 2) Tensión de CA 1000 V 0,1 mv ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) Corriente continua 10 A 0,01 ma ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) Corriente alterna 10 A 0,01 ma ±(1,5% + 3) ±(1,5% + 3) ±(1,5% + 3) Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω ±(0,9% + 1) ±(0,9% + 1) ±(0,9% + 1) Capacidad μf 1 nf ±(1,2% + 2) ±(1,2% + 2) ±(1,2% + 2) Frecuencia 100 khz 0,01 Hz ±(0,1% + 1) ±(0,1% + 1) ±(0,1% + 1) Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C ±(1,0% + 10) Accesorios recomendados 18 i400 Consulte la página 114 C90 Consulte la página 118 TLK-220 Consulte la página 110 SV225 Consulte la página 121 i410-i1010 Consulte la página 115
20 Multímetros digitales de la Serie 110 Fluke 117 Fluke 115 Diseño ergonómico y compacto para la utilización del instrumento con una sola mano Cinco multímetros digitales de verdadero valor eficaz integran la Serie 110 de Fluke, cada uno para un tipo específico de usuario. El diseño compacto común a toda la serie permite la utilización de los instrumentos con una sola mano y la pantalla retroiluminada con dígitos grandes facilita la lectura de los valores. Multímetro para electricistas Fluke 117 con detección de tensión sin contacto El 117 es ideal para los electricistas que trabajan en instalaciones comerciales y no comerciales (como por ejemplo los hospitales y colegios). Incluye funciones extra como la detección de tensión sin contacto para un trabajo más rápido y seguro. Multímetro Fluke 116 con medida de temperatura y microamperios El modelo 116 está diseñado para los técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Permite medir temperatura y rangos de corriente en microamperios para una rápida localización de las averías en este tipo de sistemas. Multímetro Fluke 115 para asistencia técnica El modelo 115 es un multímetro de uso diario para los técnicos de mantenimiento eléctrico y electrónico, técnicos industriales y aquellas aplicaciones en las que hacen falta funciones más avanzadas para simplificar el trabajo. Multímetro Fluke 114 para aplicaciones eléctricas El modelo 114 es la herramienta ideal para la localización de averías eléctricas con sencillas pruebas pasa/no pasa en la comprobación de instalaciones domésticas y comerciales. Comprende todas las funciones básicas de estos instrumentos, además de una función especial para evitar las lecturas falsas producto de las tensiones fantasma. Multímetro Fluke 113 El 113 es ideal para realizar comprobaciones eléctricas básicas y resolver la mayoría de los problemas eléctricos. Dentro de sus prestaciones se incluyen VCHEK, funciones adicionales de medida, retroiluminación y conformidad con las últimas normas de seguridad. Características Fluke 116 En todas las entradas Fluke 114 Fluke 113 Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm y capuchón protector, funda, batería de 9 V instalada y manual de usuario Lecturas de verdadero valor eficaz AC AC AC AC AC Cuentas Retroiluminación Gráfico de barras analógico AutoVolt: selección automática de la tensión CA/CC VoltAlert, detección de la tensión sin contacto Termómetro integrado para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado LoZ: baja impedancia de entrada para evitar las "tensiones fantasma" VCHEK Función de medida de baja impedancia para realizar comprobaciones simultáneas de la tensión y la continuidad Registro de valores mínimo/máximo/promedio para detectar fluctuaciones de la señal Resistencia, continuidad Medida de frecuencia, capacidad y diodos -/ / Medida de microamperios para la comprobación de los sensores de llama Retención de valores en pantalla Selección de rangos automática/manual Indicación de batería baja Carcasa compacta con funda extraíble (Compruebe el sitio Web de Fluke para obtener especifi caciones detalladas) Las precisiones indicadas coerresponden a la mejor precisión para cada función. Especificaciones Funciones Máximo Máx. resolución Tensión CC 600V 1mV ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) Tensión CA 600V 1mV ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) Corriente CC 10,00A 1mA ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) Corriente CA 10,00A 0,01A ±(1,5%+3) ±(1,5%+3) Resistencia 40MΩ (113: 60KΩ) 0,1Ω ±(0,9%+2) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) Capacidad 10000μF 1nF ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) Frecuencia 50kHz 0,01Hz ±(0,1%+2) ±(0,1%+2) ±(0,1%+2) Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C ±(1,0%+2) VCHEK 600,0V AC/DC 0,1V ±(2,0%+3) Fluke 113 Fluke 114 Fluke 115 Fluke 116 Fluke 117 Fluke 117/322 Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Kit combinado para técnicos electricistas (Consulte la página 4) Tipo de batería: 9 voltios alcalina, 400 horas Tamaño (LxAxF): 167 mm x 84 mm x 46 mm Peso: 0,55 kg (baterías incluidas) Garantía: 3 años Accesorios recomendados C50 Consulte la página 118 TL223 Consulte la página 110 MC6 Consulte la página 121 TPAK Consulte la página

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución