Source: http://docplayer.es/14799995-Herramientas-de-prueba-conectadas.html
Timestamp: 2018-06-23 07:33:21+00:00

Document:
HERRAMIENTAS DE PRUEBA CONECTADAS - PDF
Download "HERRAMIENTAS DE PRUEBA CONECTADAS"
Rosa Carla Plaza Ferreyra
1 Catálogo de herramientas de prueba Volumen 44, Edición 1, 2014 Presentamos el mayor sistema de HERRAMIENTAS DE PRUEBA CONECTADAS del mundo Fluke. Manteniendo su mundo en funcionamiento continuo.
2 Seleccione la herramienta de procesos que mejor se adapte a sus necesidades Guías de selección de herramientas del proceso Pinza amperimétrica ma de procesos Herramientas de prueba ProcessMeter Calibrador de lazos Calibrador de presión Calibrador de temperatura Calibrador de procesos multifunción Calibrador con seguridad intrínseca Calibrador para documentación de procesos H 719/719PRO Ex 754 Medición V CC 30 V V 30 V 30 V 30 V 30 V 300 V V CA (verdadero valor eficaz) V 300 V Resistencia 40 MW W W W 11 kw A de CC 20,99; 99,9 ma 30 ma, 1 A 24 ma 24 ma 24 ma 24 ma 24 ma 110 ma A de CA Frecuencia 20 khz 15 khz 10 khz 50 khz Presión 30 psi, 150 psi, 300 psi Temperatura: Termodetectores de resistencia (RTD) 719 Pro opcional 7 tipos 8 tipos 7 tipos 8 tipos Temperatura: Termopares (TC) 12 tipos 13 tipos 12 tipos 13 tipos Fuente/Simulación V CC 10 V 10 V 20 V 10 V 15 V Resistencia W W W 11 kw ma CC 24 ma 24 ma 24 ma 24 ma 24 ma 24 ma 22 ma Fuente ma; intervalo automático, rampa automática Frecuencia 15 khz 10 khz 50 khz Temperatura: Termodetectores de resistencia (RTD) 7 tipos 8 tipos 7 tipos 8 tipos Temperatura: Termopares (TC) 12 tipos 13 tipos 12 tipos 13 tipos Registro Mín./máx. Retención Resultados de datos iniciales y finales ( As found / As left ) Datos de registro Carga de datos a la PC Operación remota Características Alimentación en bucle de 24 V 12 V Medición de ma sin contacto Comunicación HART Bomba manual de presión integrada Eléctrica Intrínsecamente seguro (ATEX) Garantía Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Certificado de calibración trazable Accesorios 3 A/B A/B C A/B A/B Activado por presión 4 Vea la página Se requieren Módulos de presión Fluke 750P. 2 Puede utilizarse el sensor interno o un Módulo de Presión Fluke Accesorios: A. Compatible con LockPak B. Compatible con TPAK C. Acepta correas para colgar de TPAK D. Accesorios opcionales. 4 Los calibradores de procesos de Fluke en esta guía que tienen el símbolo de activación por presión presentan lecturas de los módulos de presión serie 750P. 5 Se requieren módulos de presión Fluke 700PEx. Modelo 914X/9190A P X Rango -95 C a 660 C A psi (400 MPa) -200 C a 420 C 9103/9140/ C a 650 C 418X 1620A P G 1586A -15 C a 500 C 0 C a 50 C; 20 % a 70 % A psi (70 MPa) Vacío a 300 psi 15 psi a psi (70 MPa) Medición Temperatura Presión Humedad Tensión/corriente de CC Fuente Temperatura Presión Termopar Características Mín./máx. Datos de registro Vea la página Varios 35
3 Pinzas amperimétricas de procesos ma Fluke 771, 772 y 773 Fluke 771 Fluke 772 Fluke 773 Características Utilice los dispositivos Fluke 771, 772 y 773 para realizar las siguientes acciones: Medición de señales de 4-20 ma sin interrumpir el bucle, lo que permitirá ahorrar tiempo y dinero al identificar problemas relacionados con las señales de 4-20 ma Utilice los Fluke 772 y 773 para: Generación de señales de 4-20 ma para pruebas de E/S o I/P de los sistemas de control Simulación de señales de 4-20 ma para pruebas de E/S de los sistemas de control Medición de señales de 4-20 ma en el circuito Suministro de alimentación en bucle de 24 V a un transmisor Aplicación automática de incremento y rampa a la salida de 4-20 ma para la comprobación remota Utilice el Fluke 773 para: Medida de tensión de CC para verificar fuentes de alimentación de 24 V o señales de tensión E/S Generación de tensión de CC para comprobar los dispositivos de entrada de tensión Señal de salida de ma graduada que permite el registro de señales de 4-20 ma en un multímetro digital (289) sin interrumpir el circuito ma entrada/salida: generación simultánea de una señal de ma mientras se mide una señal del mismo tipo con la pinza Las pinzas amperimétricas del proceso Fluke 771, 772 y 773 ma pagan por sí mismas. Mientras más las usa, más dinero ahorra Medir señales de 4 a 20 ma (cinco) veces sin intervención del operador puede pagar por el 771 Con solo ahorrarse un viaje al lugar de ventas podrá obtener un calibrador de bucle, ya se amortiza la diferencia de precio de la 772 Con solo ahorrarse un viaje al lugar de ventas podrá obtener una fuente de prueba de tensión, ya se amortiza la diferencia de precio de la 773 TL220 Juego de cables de prueba industriales SureGrip Vea la página 68 C550 Estuche para herramientas Vea la página 67 Medición de ma con mordaza Medición de ma del circuito Fuente de ma Simulación de ma Alimentación de lazo 24 V Generación de V CC de 0-10 V Medición de VCC 0-30 V Salida graduada de ma a entrada de ma Entrada/ salida de ma Función Resolución y rango Exactitud Notas 771, 772, 773 Medición de ma 0 ma a 20,99 ma 0,2 % + 5 cuentas Medición con pinza 21 ma a 100 ma 1 % + 5 cuentas 772 y 773 Medición de ma 0 ma a 24,00 ma 0,2 % + 2 cuentas Medición en serie con clavijas de comprobación 772 y 773 Fuente de ma 0 ma a 24,00 ma 0,2 % + 2 cuentas Transmisión máxima de ma: 24 ma en ohmios 772 y 773 Simulación de ma 0 ma a 24,00 ma 0,2 % + 2 cuentas Tensión máxima 50 VCC 773 Generación de tensión 0 V CC a 10,00 V CC 0,2 % + 2 cuentas Fuente de corriente máxima de 2 ma 773 Medición de tensión 0 V CC a 30,00 V CC 0,2 % + 2 cuentas generales Batería Dos 1,5 V, alcalina, IEC LR6 Cuatro 1,5 V, alcalina, IEC LR6 Horas de trabajo 20 horas de uso normal 12 horas a una fuente de 12 ma en 500 ohmios Tamaño (altura x ancho x longitud) 59 mm x 38 mm x 212 mm (2,32 pulg. x 1,5 pulg. x 8,35 pulg.) 41,3 mm x 76 mm x 248 mm (1,625 pulg. x 3 pulg. x 9,75 pulg.) Peso 260 g (9,1 onzas) 415 g (14 oz) Temperatura de funcionamiento -10 C a 50 C Clasificación IP IP 40 Garantía Tres años, un año de garantía para el conjunto de pinza ma y cable Estuche de transporte flexible, manual de uso. FLUKE-771 Pinza amperimétrica ma para procesos Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, correa para FLUKE-772 Pinza amperimétrica ma para procesos colgar, estuche de transporte flexible y manual de uso. FLUKE-773 Pinza amperimétrica ma para procesos 36
4 Herramientas de prueba Fluke 789 y 787 ProcessMeter (Solo para el modelo Fluke 789) True RMS (Solo para el modelo Fluke 789) Accesorios de Fluke Connect Conector ir3000 FC Conecte su Fluke 789 ProcessMeter con Nuevo el Conector ir3000 FC y obtenga todos los beneficios de la aplicación Fluke Connect. Manténganse sincronizados, incluso mientras estén en distintos lugares. Comparta mediciones de manera inalámbrica con su equipo en cualquier lugar y a cualquier hora. Fluke 789 Fluke 789 ProcessMeter El Fluke 789 ProcessMeter es lo último en herramientas de solución de problemas para los técnicos de procesos; combina la funcionalidad de un calibrador de lazo con el poder de un multímetro digital. Agregue las capacidades de registro de datos inalámbricos de Fluke Connect con la videollamada de Share-Live ; los técnicos de procesos ahora pueden hacer mucho más transportando mucho menos. Nueva capacidad exclusiva de registro de mediciones inalámbricas Medición de temperatura de -200 C a 1372 C utilizando el t3000 FC Fuente de alimentación de bucle de 24 V CAT IV calificación de 600V Ajuste de modo HART con potencia de bucle (añade una resistencia de 250 ohmios) Pantalla doble de gran tamaño Transmisión de 20 ma a ohmios Retroiluminación con dos ajustes de brillo Fluke 787 Botones de 0 a 100 % Span Check de ma para alternar entre 4 y 20 ma Puerto serial de E/S por infrarrojos compatible con el software FlukeView Forms Alimentación de baterías mejoradas con cuatro baterías AA Y todas las reconocidas características del modelo 787 Medidor 787 ProcessMeter de Fluke Presentación simultánea de ma y porcentaje de lectura de escala en la salida de ma Incremento manual del 25 % más funciones automáticas de incremento y rampa en la salida de ma Modos de retención de datos en pantalla, valores mín./máx./promedio y relativo Batería con acceso desde el exterior para facilitar su sustitución Función de medición Mejor rango de precisión y resolución (% de la lectura + LSD) V CC 400,0 mv, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, V 0,1 % + 1 V CC (verdadero valor eficaz) 400,0 mv, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, V 0,7 % + 2 ma CC 30,000 ma 0,05 % + 2 A de CC 1,000 A (0,440 A continuos) 0,2 % + 2 A de CA 1,000 A (0,440 A continuos) 1 % + 2 Resistencia 400,0 W, 4,000 k, 40,00 k, 400,0 k, 4,0 M, 40 M 0,2 % + 1 Frecuencia (0,5 Hz a 20 khz) 199,99 Hz, 1.999,9 Hz, 19,999 khz 0,005 % + 1 Prueba de diodos 789: 2,000 V (muestra la caída de tensión del diodo) 787: 2,400 V (muestra la caída de tensión del diodo) 2 % % + 1 Continuidad Señal acústica de resistencia a aproximadamente menos de 100 ohmios Función de salida Salida de corriente CC (funcionamiento de la batería interna) Simulación de corriente CC (alimentación en bucle externa de 24 V; hasta 48 V solo en el modelo 789) Rango y resolución 0,000 ma a 20,000 ma o 4,000 ma a 20,000 ma (seleccionable en el momento del encendido) Exceso del intervalo hasta 24,000 ma 0,000 ma a 20,000 ma o 4,000 ma a 20,000 ma (seleccionable en el momento del encendido) Exceso del intervalo hasta 24,000 ma Capacidad de excitación 789: Cumplimiento con 24 V o ohmios, a 20 ma 787: Cumplimiento con 12 V o 500 ohmios, a 20 ma Exactitud (% de intervalo) 0,05 % ohmios a 20 ma 0,05 % Alimentación en bucle de 24 V 789: Mínimo 24 V, 787: no disponible 250 ohmios a 20 ma > 24 V Manual: grueso, fino, incremento del 25 % y 100 % (incremento del 100 %, solo 789) Modos de ajuste de corriente Automático: rampa lenta, rampa rápida, incremento del 25 % Intervalo de temperatura de 18 C a 28 C durante un año tras la calibración. Tensión máxima aplicada entre cualquier conector y la conexión a tierra: V rms. Temperatura de almacenamiento: -40 C a 60 C. Temperatura de funcionamiento: -20 C a 55 C. Humedad relativa: 95 % hasta 30 C; 75 % hasta 40 C; 45 % hasta 50 C; 35 % hasta 55 C. Seguridad: Diseñado de acuerdo con EN61010, ANSI/ISA S y CAN/CSA C22.2 n sobretensión CAT III. Tamaño (Alt. x anch. x prof.)/peso (modelo 787 con funda): 52 mm x 98 mm x 201 mm (2,06 pulg. x 3,86 pulg. x 7,93 pulg.)/638 g (1,4 lb). Tamaño (Alt. x anch. x prof.)/peso (modelo 789): 50 mm x 100 mm x 203 mm (1,97 pulg. x 3,94 pulg. x 8,00 pulg.)/600 g (1,3 lb). Garantía: tres años. t3000 FC Módulo de temperatura tipo K inalámbrico (para uso con la aplicación Fluke Connect). Nuevo Estos modelos no están disponibles en todas las áreas. Para conocer su disponibilidad, póngase en contacto con su representante local de Fluke. TPAK Colgador magnético para multímetro Vea la página 75 80T-150UA Sonda de temperatura universal Vea la página 72 C115 Estuche flexible de transporte Vea la página 67 TL220 Juego de cables de prueba industriales SureGrip Vea la página 68 TL175 Conductores de prueba TwistGuard Vea la página 70 80PK-8 Sonda de temperatura con pinza para tuberías Vea la página 72 Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 4 pilas alcalinas AA (instaladas), guía de referencia rápida, manual de uso y CD del manual en varios idiomas. Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda con compartimento para los cables de prueba, una batería alcalina de 9 V (instalada), guía de referencia rápida, manual de uso y CD del manual en varios idiomas. 789 ProcessMeter, Módulo de temperatura tipo K inalámbrico T3000FC, FLUKE IR3000FC Conector, conjunto de cables de prueba de calidad superior TL71, pinzas de cocodrilo AC72, cuatro pilas alcalinas AA (instaladas), manual de uso y guía rápida de referencia ilustrada. FLUKE-789 FLUKE-787 FLUKE-789/ T3000 FC ProcessMeter ProcessMeter Kit de temperatura/ calibrador de procesos Fluke Connect 37
5 Calibradores de bucle Fluke 715, 707 y 705 Familia completa de calibradores de voltios/ma Fluke 715 Calibrador V/mA Fluke 715 Fuente eléctrica de hasta 200 mv ó 20 V Medición de señales de corriente de bucle (0-20 ma, 4-20 ma) con una precisión de 0,01 % y una resolución de 1 µa Medición de señales de procesos de salida de tensión de líneas de comunicación y transmisores Generación o simulación de corriente de bucle de 4-20 ma Alimentación en bucle de 24 V con medición simultánea de corriente Funciones de salida de rampa lineal y de incremento 707 y 705 de Fluke El dial de ajuste de salida innovadora en 707 proporciona un manejo con una sola mano y resolución de 1 µa y 100 µa Pantalla de gran tamaño e interfaz sencilla que simplifica su manejo. Presentación simultánea de ma y porcentaje de la lectura para interpretar de forma rápida y sencilla las lecturas. Precisión en ma del 0,015 % en el dispositivo Fluke 707 y del 0,02 % en el dispositivo Fluke 705. El modo HART del modelo 707 conecta la resistencia de 250 ohmios en serie con el bucle de 24 V para obtener compatibilidad con las comunicaciones HART. Botón de pulsación que permite realizar el 25 % de los pasos para controles de linealidad rápidos y fáciles Span Check para una confirmación rápida de cero y de amplitud. Las funciones seleccionables de rampa lenta, rampa rápida y rampa de incremento proporcionan lecturas precisas para las pruebas remotas de rotación de válvulas y las pruebas funcionales de bucle. Alimentación interna en bucle de 24 V para que pueda activar y leer un transmisor al mismo tiempo sin necesidad de transportar un multímetro digital. Modos de arranque predeterminados de 0-20 ma o 4-20 ma. Fluke 707 especializados Calibrador de precisión de lazo HART 709H Vea la página 39 para obtener más información. TL28A Juego de cables de prueba para trabajos pesados C550 Estuche para herramientas Vea la página 67 TL220 Juego de cables de prueba industriales SureGrip Vea la página 68 PV350 Módulo de presión/vacío Vea la página 76 Funciones Fluke 705 y 707 Fluke 715 Medida de tensión Rango 0 V a 28 V 0 mv a 200 mv 0 V a 25 V Resolución 1 mv 10 µv 1 mv Exactitud 705: 0,025 % lectura + 1 LSD 707, 707Ex: 0,015 % lectura + 2 LSD 0,01 % lectura + 2 LSD Medición de corriente Rango 0 ma a 24 ma 0 ma a 24 ma Resolución 0,001 ma 0,001 ma Exactitud 705: 0,02 % lectura + 2 LSD 707, 707Ex: 0,015 % lectura + 2 LSD 0,01 % + 2 cuentas Generación de corriente Rango 0 ma a 20 ma o 4 ma a 20 ma 0 ma a 20 ma o 4 ma a 20 ma Exactitud 705: 0,025 % lectura + 2 LSD 707, 707Ex: 0,015 % lectura + 2 LSD 0,01 % lectura + 2 LSD Capacidad de excitación 705: ma 707: ma 707Ex: ma ma Alimentación en bucle durante la medición de ma 24 V 24 V Generación de tensión 0 mv a 200 mv o 0 V a 20 V Presentación de corriente y porcentaje de escala ma o porcentaje Funciones de incremento y rampa automáticas Verificar amplitud Duración de la batería 18 horas, en modo de generación de 12 ma 18 horas, en modo de generación de 12 ma Garantía Tres años Cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda, informe y datos de calibración trazable, batería alcalina de 9 V, hoja de instrucciones (14 idiomas). FLUKE-715 FLUKE-707 FLUKE-707Ex FLUKE-705 Calibrador V/mA Calibrador de lazos Calibrador de bucle con seguridad intrínseca Calibrador de lazos 38
6 Calibradores Fluke 753 y 754 Instrumentos de control de procesos de calibración/solución de problemas Pressure Enabled Fluke 754 Calibración de instrumentos de medida de temperatura, tensión, corriente, resistencia y frecuencia Procedimientos integrados para transmisores, transmisores de raíz cuadrada y conmutadores de presión y temperatura Medición y generación de corriente simultáneas Captura automática de los resultados de la calibración Procedimientos relativos a los documentos y a los resultados para cumplir con las normas ISO 9000, EPA, FDA y OSHA, además de otros requisitos Medición y simulación de 13 tipos de termopares y 8 RTD Almacene hasta lecturas en el modo de registro de datos Protección frente al polvo, la suciedad y la humedad; no afectada por las vibraciones Incluye una interfaz USB Funcionamiento en inglés, francés, alemán, italiano y español Ciclos de calibración de uno y dos años y garantía de tres años 754: Obtenga HART-ability El dispositivo Fluke 754 ofrece todas las funciones del modelo 753, además de la capacidad de realizar la calibración y el mantenimiento de instrumentos HART y solucionar sus problemas. Las funciones de comunicación HART integradas permiten supervisar, controlar y calibrar los instrumentos HART. Maneja instrumentación de pulsos rápidos como transmisores RTD y PLC que responden a pulsos dentro de 1 ms. Software recomendado Software de administración de instrumentos El Fluke 753 y 754 son compatibles con el software 750SW DPC/TRACK2 de Fluke y con el software de Cornerstone, Emerson, Honeywell, On Time Support, Prime Technologies, Yokogowa, Intools, Meridium y Beamex. Nuevo 750Pxx Módulos de presión Vea la página SW Software DPC/TRACK2 753: Un completo calibrador documentador El 753 es un calibrador de documentación multifunción completa e incluye una interfaz de PC que le permite cargar procedimientos, listas e instrucciones creadas con software, o descargar datos para imprimir, archivar y análisis. El 753 puede guardar una semana completa de calibración y procedimientos. Funciones Medición Funciones de fuente Tensión de CC 0,020 % de la lectura + 0,005 % de escala completa 0,01 % de la salida + 0,005 % de fondo de escala Corriente de CC Lectura de 0,01 % + 5 µa 0,01 % de la salida + 0,003 ma Resistencia 0,05 % de la lectura + 50 mω Frecuencia 0 a 50 KHz, ± 0,5 Hz a 1100 Hz 0,01 % de salida mω 0 a 50 KHz, ± 0,1 Hz a 1099,9 Hz Termopares 0,3 C 0,2 C Termodetectores de 0,3 C 0,1 C resistencia (RTD) Presión Hasta 0,025 % del fondo de escala según las especificaciones del módulo de presión Fluke 753 Resumen de especificaciones: mejor estuche, rango medio, un año. Vida útil de la pila: Regularmente más de ocho horas Paquete de batería interna: Li ion 4400 mah Reemplazo de la batería: Mediante el afianzador de bloqueo sin abrir el calibrador, no se necesita usar herramientas Peso: 1,2 kg (2,7 lb) Tamaño (L x A x F): 245 mm x 136 mm x 63 mm (9,6 pulg x 5,4 pulg x 2,5 pulg) Tres juegos de cables de prueba apilables, tres juegos de sondas de prueba con tres juegos de pinzas de cocodrilo alargadas, dos juegos FLUKE-754 Calibrador de procesos documentador con soporte HART de ganchos tipo clip, paquete de baterías de iones de litio, cargador FLUKE-753 Calibrador para documentación de baterías, estuche flexible de campo, cable de comunicación de procesos USB, guía de inicio, manual de instrucciones en CD, certificado de calibración trazable, software de muestra DPC/TRACK2 que permite cargar e imprimir los registros de calibración. El modelo Fluke-754 cuenta con un cable de comunicaciones HART. Soporte de software, un manual de instrucciones y un cable USB. FLUKE-750SW Software DPC/TRACK2 Cables de prueba, sondas de prueba y pinzas de cocodrilo. Guía de FLUKE-709 Calibrador de lazo de corriente de precisión referencia rápida, certificado de calibración, manual en CD. Ganchos FLUKE-709H Calibrador de lazo de corriente de tipo clip adicionales (solo 709H) para comunicación HART. precisión-hart Cable especial Lemo a USB para cargar-descargar programas de software y el manual en CD. FLUKE-709H/ TRACK Software y cables para registro de datos HART es una marca comercial registrada de HART Communications Foundation. 700PTP-1 Bomba neumática para comprobaciones Vea la página 72 C799 Estuche flexible de campo Vea la página 67 Calibradores de lazo de corriente de precisión Fluke 709/709H La mejor precisión en su categoría con un 0,01 % de la lectura Comunicación HART (solo 709H) se comunica con y prueba los instrumentos inteligentes HART Diseño resistente y compacto Interfaz de usuario intuitiva con un botón giratorio de selección rápida para facilitar la configuración y el uso del dispositivo Potencia de bucle de 24 V CC con modo para medir ma Resolución de 1 µa en rangos de ma Resistencia incluida de 250 Ω seleccionable para comunicaciones HART Conexión simple de dos hilos para todo tipo de mediciones Prueba de válvula Nuevo (generar y simular valores ma definidos con claves de %) Carga de datos de la medida ma y datos del dispositivo HART registrados con el 709H con software 709H/ TRACK opcional 39
7 Calibradores de procesos multifunción Fluke 726 y 725 Calibrador de procesos multifunción de precisión Fluke 726 El dispositivo Fluke 726 mide y genera casi todos los parámetros de procesos, y puede calibrar casi cualquier instrumento. Interprete los resultados sin necesidad de una calculadora y almacene los datos de medición para analizarlos posteriormente. Exactitud en la medición y en la fuente de calibración, precisiones del 0,01 % Cálculo del porcentaje del error del transmisor: interprete los resultados de la calibración sin necesidad de usar una calculadora Almacenamiento en memoria de hasta ocho resultados de calibración; capacidad para recuperar sobre el terreno los datos de calibración almacenados para su posterior análisis Totalizador de frecuencias y fuente de tren de pulsos de frecuencia, para mejorar las pruebas de los medidores de caudal Modo HART que introduce una resistencia de 250 ohmios en la generación y la medición de ma para obtener compatibilidad con los instrumentos HART Prueba de conmutación de presión integrada que permite capturar los puntos de ajuste y restablecimiento y la banda muerta de una conmutación Curvas RTD personalizadas y adición de constantes de calibración para sondas RTD certificadas a fin de realizar la medida de temperatura Diseño de protección de entrada de tensión para obtener una mayor fiabilidad Calibrador de procesos multifunción Fluke 725 Medición de voltios, ma, RTD, termopares, frecuencia y ohmios para realizar pruebas de sensores y transmisores Generación/simulación de voltios, ma, termopares, RTD, frecuencia, ohmios y presión para calibrar los transmisores Medición/fuente de presión con cualquiera de los 48 módulos de presión de Fluke 750Pxx Pressure Enabled Generación de ma con medición de presión simultánea para llevar a cabo pruebas de válvulas y convertidores de corriente/presión Comprobación del medidor de flujo mediante funciones de frecuencia y cuentas por minuto (CPM) Ejecuta pruebas rápidas de linealidad, usando las características de intervalo automático y rampa automática Medición y fuente Funciones Rango o tipo Resolución Exactitud Notas Tensión 0 a 100 mv 0 a 10 V (fuente) 0 a 20 V (fuente) 0 a 30 V (medida) 0,01 mv 0,01 V 0,01 V 0,01 V 0,01 %, 0,02 % lectura + 2 LSD Carga máxima, 1 ma ma 0 a 24 0,001 ma 0,01 %, 0,02 % lectura + 2 LSD mv (terminales del termopar) Ohmios Hz - CPM -10,00 mv a +75,00 mv 15 W a W 5 W a W 2,0 a CPM 1 a Hz 1,0 a 10,0 khz 10,0 a 15,0 khz 0,01 mv 0,01 %, 0,02 % del rango + 1 LSD 0,01 W a 0,1 W 0,1 CPM 1 Hz 0,1 khz 0,1 khz 0,10 W a 1,0 W 0,015 % ± 0,05 % ± 0,05 % ± 0,25 % ± 0,05 % Alimentación 24 V CC N/A 10 % de lazo Termopar J, K, T, E, L, N, U, XK 0,1 C, 0,1 F a 0,7 C a 0,2 C Termopar B, R, S, BP 1 C, 1 F a 1,7 C a 1,2 C Termodetectores de resistencia (RTD) Cu (10), Ni120 (672) Pt 100, 200, 500, (385) Pt 100 (3916), Pt 100 (3926) 0,01 C, 0,01 F 0,1 C, 0,1 F a 0,15 C a 0,2 C Carga máxima, W Fuente; 5 V p-p 1 V a 20 V p-p onda cuadrada, -0,1 V de compensación Las especificaciones exclusivas del modelo 726 aparecen en letra negrita oscura. generales Temperatura de almacenamiento: -20 C a 71 C Temperatura de funcionamiento: -10 C a 55 C Humedad relativa: 90 % (10 C a 30 C); 75 % (30 C a 40 C); 45 % (40 C a 50 C); 35 % (50 C a 55 C) Golpes: prueba de caída desde 1 metro Seguridad: CSA C22.2 n :1992 EMC: EN :1992 y EN55022:1994 Clase B Tamaño (L x A x F): 200 mm x 96 mm x 47 mm (7,9 pulg x 3,8 pulg x 1,9 pulg) Peso: 650 g (23 onzas) Batería: Cuatro baterías alcalinas AA Vida útil de la pila: 25 horas de uso normal Garantía: Tres años Versión con seguridad intrínseca disponible (vea la página 47). TPAK Colgador magnético para multímetro Vea la página 75 Nuevo 750Pxx Módulos de presión Vea la página 42 80PK-27 Sonda industrial de temperatura de superficie Vea la página 71 C125 Estuche flexible de transporte Vea la página 67 Capacidad de función simultánea Canal A Canal B 24,000 ma CC M M o S 24,000 ma CC con suministro de lazo de 24 V M 100,00 mv CC M o S 30,000 V CC medición M Medición de 20,000 V CC; generación de 10,000 V CC; generación de 20,000 V CC M o S 15 a 3200 ohmios (725); 5 a ohmios (726) M o S Termopar J, K, T, E, R, S, B, M, L, U, N, XK y BP M o S RTD Cu 10. Ni120; Pt100 (392); Pt100 (JIS); Pt100, 200, 500, (385), XK y BP M o S Presión (requiere los módulos Fluke 750PXX) M M utilizado como S Frecuencia; 10 khz; (15 khz en el modelo 726) M o S M = Medida, S = Fuente/Simulación Cables y pinzas de prueba, un par de cables de prueba apilables, manual de información general del producto y manual de uso en 14 idiomas incluido en CD. FLUKE-726 FLUKE-725 Ex FLUKE-725 Calibrador de procesos multifunción Calibrador de procesos multifunción de precisión con seguridad intrínseca Calibrador de procesos multifunción 40
8 Calibradores de temperatura Fluke 712B, 714B y 724 Modelo especializado Nuevo Calibrador de temperatura Fluke 724 Generación/ medición de termopares, RTD, voltios y ohmios Medición ma al suministrar alimentación en bucle 25 y 100 % de incremento, y funciones automáticas de incremento y rampa Los calibradores 712B y 714B son las herramientas de prueba ideales para el profesional de calibración de temperatura que desea un calibrador de función única, fácil de usar y de alta exactitud. Estos calibradores de temperatura ofrecen un rendimiento, durabilidad y confiabilidad excepcionales, y cada calibrador tolera las interferencias electromagnéticas, es resistente al polvo y a las salpicaduras y cuenta con una tapa para la batería extraíble que permite su rápida sustitución. El 712B puede medir y simular (13) diferentes tipos de RTD y de resistencia El calibrador 714B puede medir y simular (17) diferentes tipos de termopares y milivoltios Mida señales de 4 a 20 ma al mismo tiempo que realiza el abastecimiento simultáneo de una señal de temperatura Herramienta para colgar integrada e incluida en cada unidad Ajustes configurables de fuente del 0 % y el 100 % para rápidas comprobaciones de linealidad del 25 % Rampa lineal y rampa de paso automático del 25 % con base en ajustes del 0 % y el 100 % Entradas dobles y pantalla iluminada para interpretar fácilmente las medidas Los ajustes de apagado se recuerdan durante el encendido para un reinicio fácil de las pruebas de un año y de dos años y certificado de calibración trazable TL175 (712/724) Cables de prueba TwistGuard Vea la página 70 TL220 (712/724) Juego de cables de prueba industriales SureGrip Vea la página 68 80PK-24 (714/724) Sonda de temperatura de aire SureGrip Consulte la página 71 80PK-3A (712/724) Sonda de superficie Consulte la página 71 Funciones Rango Resolución Exactitud Notas 712B Medida/simulación de RTD -200 C a 800 C (Pt ) Resistencia para medición/simulación 0,1 C, 0,1 F 0,2 C, 0,4 F (Pt ) 0,00 Ω a 400,00 Ω 0,01 Ω 0,015 % + 0,005 Ω 400,0 Ω a 4.000,0 Ω 0,1 Ω 0,015 % + 0,05 Ω 13 tipos, Pt; (385); Pt 100 (392); Pt 100 (392) JIS; Ni 120 (672) TPAK Colgador magnético para multímetro Vea la página 75 AC220 Pinzas de cocodrilo SureGrip Vea la página B Termopar para medición/simulación -200 C a 1800 C, dependiendo del tipo (K, -200 C a 1370 C) 0,1 C o F (1 C o F; BRS) mv para medición/simulación 0,01 mv -10 mv a 75 mv 0,015 % + 10 μa 0,5 C, 0,8 F (tipo K) 17 tipos TC; J K T E R S B según NIST 175 e ITS-90 L U según DIN y PTS-68 generales para todos los calibradores Fluke 712B/714B. Tensión máxima: 30 V. Temperatura de almacenamiento: -30 C a 60 C. Temperatura de trabajo: -10 C a 50 C. Humedad relativa: 95 % (10 C a 30 C); 75 % (30 C a 40 C); 45 % (40 C a 50 C sin condensación). Altitud de funcionamiento: m máx. Golpe: Prueba de caída desde 1 m. Prueba de vibraciones: MIL-T-28800E, Clase 2. Seguridad: IEC , Máx. 30 V a tierra, grado de contaminación 2. EMC: IEC Portátil. Tamaño/peso (Alto x Ancho x Profundidad): 188,5 mm x 84 mm x 52 mm (7,42 pulg x 3,31 pulg x 2,04 pulg) 515 g (18,16 oz). Alimentación: 4 pilas AA NEDA 1,5 A IEC LR6 Garantía: Tres años C101 (724) Estuche rígido de medidor Vea la página 67 C25 (712/714) Estuche flexible grande Vea la página 67 Cables y pinzas de prueba, un par de cables de prueba apilables, manual de información general del producto y manual de uso en 14 idiomas incluido en CD. Cables de prueba, pinzas de cocodrilo (a excepción del modelo 714), funda con compartimento para los cables de prueba, batería alcalina de 9 V, hoja de instrucciones (en 14 idiomas). FLUKE-724 FLUKE-714B FLUKE-712B Calibrador de temperatura Calibrador de termopares Calibrador de RTD 41
9 Fuentes de temperatura de calibración de Fluke Pozos secos de Metrología para uso en terreno 9142/9143/9144 Pequeños hornos secos para grandes aplicaciones de campo Aplicaciones: Calibración de instrumentos de temperatura, prueba de bucle y calibración de 4 a 20 ma, prueba de interruptor de temperatura. Ligero, portátil y rápido Enfríe hasta -25 C en 15 minutos y caliente hasta 660 C en 15 minutos Lectura de dos canales integrada para PRT, RTD, termopar, corriente de 4 a 20 ma Estabilidad hasta ± 0,01 C Calibración acreditada Calibradores de pozo seco en campo 9103/9140/9141 Instrumentos portátiles con un rendimiento excepcional Aplicaciones: Calibración de instrumentos de temperatura, pruebas del interruptor de temperatura. Ligero y muy portátil Tres modelos que van de -25 C a 650 C Precisión de hasta ± 0,25 C Estabilidad hasta ± 0,02 C Calibradores de precisión por infrarrojos 4180/4181 Rendimiento acreditado para calibraciones tipo apuntar y disparar Aplicaciones: Calibración para termómetro de infrarrojos. Calibrado de forma radiométrica para conseguir resultados relevantes y coherentes Calibración acreditada a una precisión de ± 0,35 C Amplia cobertura de -15 C a 500 C Estabilidad hasta ± 0,01 C Calibrador de pozo de campo 9190A Ultra-Cool Calibrador de bloque seco Ultra-cool con una estabilidad del mejor nivel Aplicaciones: Calibración de instrumentos de temperatura, prueba en lazo y calibración de 4 a 20 ma. Amplia gama de temperaturas: -95 C a 140 C Precisión de hasta ± 0,05 C Tiempo de enfriamiento rápido hasta -95 C: 90 minutos especializados Especifique el inserto incluido Inserto, herramienta de Inserto A: Calibrador de pozo seco extracción de inserto, 9103 en campo, 25 C a 140 C software, certificado de calibración Calibrador de pozo seco en campo, 35 C a 350 C Calibrador de pozo seco en campo, 50 C a 650 C Inserto C: 1/16 (1,6 mm), 1/8 (3,2 mm), 3/16 (4,8 mm), 1/4 (6,35 mm), 3/8 (9,5 mm) y 1/2 (12,7 mm) 6 a 1/4 (6,35 mm) 9142-CASE Estuche de transporte 1620A Termómetro digital Higrómetro Insertos para pozo Inserto, herramienta de extracción de inserto, manual, software, cable USB, certificado de calibración acreditado Insertos para pozo Inserto, herramienta 9142-X Calibrador de pozo de campo, -25 C a 150 C 9142-INSA de extracción de inserto, kit de cables Metrología de pozo de campo, 9142-INSB 9142-P de prueba (versión -25 C a 150 C, versión de proceso 9142-INSC de proceso), software, manual, certificado de calibración acreditado 9143 Calibrador de pozo de campo, 33 C a 350 C 9143-P 9190A 9190A-P Calibrador de pozo de campo, -95 C a 140 C Metrología de pozo de campo, -95 C a 140 C, versión de proceso Metrología de pozo de campo, 33 C a 350 C, versión de proceso 9190A-INSA 9190-INSC 9143-INSA 9143-INSB 9143-INSC 9144 Calibrador de pozo de campo, 50 C a 660 C 9144-INSA 9144-INSB Metrología de pozo de campo, 50 C a 660 C, 9144-P 9144-INSC versión de proceso Inserto A, 9190A, orificios misc. Inserto C, 9190, orificios de 6 x 0,25 pulg. Inserto A, 9142, orificios misc. Inserto B, 9142, orificios comp. Inserto C, 9142, orificios de 6 x 0,25 pulg. Inserto A, 9143, orificios misc. Inserto B, 9143, orificios comp. Inserto C, 9143, orificios de 6 x 0,25 pulg. Inserto A, 9144, orificios misc. Inserto B, 9144, orificios comp. Inserto C, 9144, orificios de 6 x 0,25 pulg CASE Estuche de transporte 4180-DCAS Estuche de transporte con ruedas Informe de calibración (acreditado por NVLAP), cable de alimentación, guía del usuario, CD de documentación, tapa de objetivo, cable serial Calibrador de infrarrojos de precisión, de -15 C a 120 C 4181 Calibrador de infrarrojos de precisión, de 35 C a 500 C Los accesorios varían por modelo. 1621A Termo-higrómetro DewK * Para obtener detalles, consulte 1622A Termo-higrómetro DewK * *Todos los modelos incluyen una versión -H (kit de valor de alta precisión) y una -S (kit de valor de precisión estándar). 42
10 Termómetros de referencia 1523 y 1524 Mida, genere gráficos de barras y registre tres tipos de sensores con un solo instrumento. Obtenga una medición inmediata de los PRT, RTD, termistores y termopares con gran precisión. El modelo 1524 tiene dos canales para que pueda hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Ambos instrumentos son portátiles y cuentan con alimentación a batería con la opción de usar un adaptador de CA incluido. 1523/ P PRT de precisión 305 mm x 6,35 mm (12 pulg. x 0,25 pulg.) P Termistor de precisión 229 mm x 3,2 mm (9 pulg. x 1/8 pulg.) Fluke 1524 Fluke 1523 Escáner de temperatura de precisión 1586A Super-DAQ Utilícelo como un registrador de datos provenientes de multicanales en la fábrica o como un termómetro de referencia de precisión en el laboratorio El 1586A es el sistema de adquisición de datos de temperatura más preciso (± 0,002 C), seguro y flexible del mercado. El Super-DAQ 1586A escanea y registra temperaturas (PRT, termopares y termistores), tensión de CC, corriente continua y la resistencia de hasta 40 canales de entrada, y cuenta con velocidades de escaneo de 10 canales por segundo. Los módulos 1HC de 20 canales se emplean para el registro de datos, y el módulo 1DS de 20 canales está ideado para las aplicaciones de laboratorio. Cada unidad incluye un módulo, un DVD de software, un manual, un informe de calibración y más. Los módulos adicionales son opcionales CASE Estuche para transporte de sonda y lectura 1523/ A 1551-CASE Estuche de transporte 2384-P, 2384-T Conectores INFO-CON, PRT (tapa gris) o TC (tapa azul) Termómetros Stik 1551A y 1552A 1551A/1552A El termómetro de precisión más fácil de usar Intrínsecamente seguro (cumple con ATEX y IECEx) con indicador de tendencia/estabilidad de temperatura configurable por el usuario, batería con una duración de 300 horas y registro opcional de datos. Solicite un 1551-CASE para brindar una mayor protección a su inversión Módulo de alta capacidad Modelo Cable RS-232, 3 baterías AAA 1551A Ex Termómetro digital, 50 C a 160 C (-58 F a 320 F) Cable RS-232, 3 pilas AAA 1552A Ex Termómetro digital, -80 C a 300 C ( -112 F a 572 F) 5616 PRT, conector inteligente para termopares, 1523 P1 Conjunto de lectura para termómetro de 1 canal TPAK y estuche 5616 PRT, conector inteligente para termopares, 1524-P1 Conjunto de lectura para termómetro de 2 canales TPAK y estuche Módulo HI-CAPACITY, CD de software 1586A/1HC 120 Escáner de temperatura de precisión SUPER-DAQ, 120 V Módulo DAQ-STAQ, CD de software 1586A/1DS 120 Escáner de temperatura de precisión SUPER-DAQ, 120 V KIT Módulo HI-CAPACITY para utilizar con el escáner de temperatura de precisión 1586A Cable de interfaz KIT Módulo DAQ-STAQ para utilizar con el escáner de temperatura de precisión 1586A Cable de adaptador USB a serie, puente de cortocircuito para termopar 7526A Calibrador de procesos de precisión Los números de modelo que terminan con -9, -12, -20 indican la longitud de la envoltura de la sonda en pulgadas. Todos los diámetros de las sondas son 6,35 mm (1/4 pulg.) con excepción de 1551A-9, el cuál es de 4,8 mm de diámetro (3/16 pulg.). Calibrador de Procesos de Precisión 7526A Fuentes y medición de tensión CC, corriente, resistencia, termopares y RTD Medición de presión de precisión Alimentación eléctrica de lazo del transmisor de 24 V CC incorporada Mide 4 ma a 20 ma corriente de lazo 43
11 Calibradores de presión Fluke 717, 718, 719 y 719PRO Pressure Enabled Fluke 719Pro Calibradores eléctricos de presión Fluke 719 y 719 PRO La bomba eléctrica permite el bombeo de presión con una sola mano, además de agilizar y simplificar la calibración de presión. Precisión de la medición de presión del 0,025 %, la mejor de su categoría. Los ajustes de límites programables de la bomba pueden eliminar la sobrepresión; establezca los valores de presión que desee para el bombeo. 719: dos rangos, 30 psi y 100 psi 719PRO: tres rangos, 30, 150 y 300 psi 719PRO: medición de temperatura de precisión con sonda 720RTD opcional Calibradores de presión Fluke 718 Rangos de 1, 30, 100 y 300 psi disponibles Bomba hasta 300 psi, 20 bar con bomba interna ( G) El modelo 718-1G incluye una bomba especial de bajo volumen y una alta resolución de medición para la calibración de baja presión. Calibradores de presión Fluke 717 Sensor de medición de hasta PSI/690 bar (modelo 10000G) Compatible con gases y líquidos no corrosivos en rangos de 500 psi y superiores 718 y 719 Sistema nonio (Vernier) para el ajuste de la presión fina. Válvula de descarga con tasa de vertido variable para una controlada liberación de presión. Características comunes de los modelos 717, 718 y 719 Las pruebas de conmutación de presión facilitan las tareas complejas de captura y restablecimiento y los valores de banda muerta de un interruptor de presión. Los modelos 717, 718 y 719 miden la presión al 0,025 % del fondo de escala Medición de ma con una exactitud del 0,015 %, mientras que se abastece de alimentación de lazo de 24 V Módulos de presión Nuevo Módulos de presión de la serie 750P de Fluke 48 módulos de presión cubren calibraciones de presión de 0 a 1 inh 2 0 a psi (2,5 mbar a 690 bar). 0,025 % de incertidumbre de referencia de 6 meses y 1 año Compensación de temperatura de 0 C a 50 C Comunicación digital a calibradores, sin pérdidas analógicas ni errores Amplia selección de rangos Módulos para medición de la presión manométrica, diferencial, de rango doble, absoluta y de vacío Pressure Enabled Los calibradores de procesos de Fluke de este catálogo que presentan el símbolo Habilitado para presión muestran lecturas de los módulos de presión Serie 750P. Rango Resolución Comentario 717-1G +/- 1 psi, 27,5 en H 2 0, +0,0001 psi, 0,0001 kpa, Aire seco solamente. El modelo Fluke G ( kpa) 0,001 en H 2 O incluye una bomba incorporada G -12 a 15 psi, -83 a 103 kpa 0,001 ps1, 0,01 kpa Aire seco solamente G G* -12 a + 30 psi, Aire seco solamente. Los modelos Fluke 718 0,001 psi, 0,01 kpa G y (-83 a 207 kpa) y Fluke 719 incluyen una bomba incorporada 719Pro-30G G -12 a psi, Aire seco solamente. El modelo Fluke 718 0,01 psi, 0,01 kpa G* (-83 a 690 kpa) incluye una bomba incorporada G -12 a +300 psi, 0,01 psi, 0,01 kpa (-83 a kpa) 719Pro 150G -12 a 150 psi 0,01 psi, 0,01 kpa El modelo Fluke 719 es solo para aire seco e incluye una bomba incorporada El modelo Fluke 719 Pro es solo para aire seco e incluye una bomba incorporada G -12 a +300 psi, Aire seco solamente. Los modelos Fluke 718 y G* y 0,01 psi, 0,1 kpa (-83 a kpa) Fluke 719 Pro incluyen una bomba incorporada. 719Pro 300G G psi, kpa 0,01 psi, 0,1 kpa Compatible con gases y líquidos no corrosivos G psi, kpa 0,01 psi, 0,1 kpa Compatible con gases y líquidos no corrosivos G psi, kpa 0,1 psi, 1 kpa Compatible con gases y líquidos no corrosivos G psi, kpa 0,1 psi, 1 kpa Compatible con gases y líquidos no corrosivos G psi, kpa 0,1 psi, 1 kpa Compatible con gases y líquidos no corrosivos G psi, kpa 1 psi, 1 kpa Compatible con gases y líquidos no corrosivos Exactitud de presión 0,035 % de rango, 1 año. 0,025 % por 6 meses, 717 y 718-1G: 0,05 % 6 meses, 1 año, 718 y G 0,035 % 6 meses, 0,05 % 1 año Medición de ma Rango de 0-24 ma Resolución de 0,001 ma Precisión: ± 0,015 % + 1 recuento Energía de lazo 24 V CC Precisión: ± 10 % * con seguridad intrínseca disponibles, vea la página 45. Garantía: Tres años para el calibrador, un año para la bomba. Cables de prueba, FLUKE-719PRO 30G Calibrador de presión eléctrico FLUKE G Calibrador de presión pinzas de cocodrilo, funda, manguera de FLUKE-719PRO 150G Calibrador de presión eléctrico FLUKE G Calibrador de presión prueba (719), una FLUKE-719PRO 300G Calibrador de presión eléctrico FLUKE G Calibrador de presión batería alcalina de 9 V FLUKE G Calibrador de presión eléctrico FLUKE G Calibrador de presión (dos baterías de 9 V en los modelos 718 y 719), FLUKE G Calibrador de presión eléctrico FLUKE G Calibrador de presión 4 pilas AA en el 719PRO FLUKE-718 1G Calibrador de presión FLUKE G Calibrador de presión y hoja de seguridad. FLUKE US Calibrador de presión FLUKE G Calibrador de presión FLUKE US Calibrador de presión FLUKE G Calibrador de presión FLUKE G Calibrador de presión FLUKE G Calibrador de presión FLUKE-717 1G Calibrador de presión FLUKE G Calibrador de presión Para obtener una lista completa de los calibradores de presión de la serie 700 de Fluke, visite 700ILF Filtro en línea Vea la página HTP-2 Bomba hidráulica de presión Vea la página 68 Fluke LTP-1 Bomba de prueba de baja presión Vea la página 68 C116 Estuche flexible grande Vea la página 63 Fluke
12 Calibrador de presión de precisión Fluke 721 Modelo Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Fluke Sensor de presión baja Sensor de rango 1-14 psi a +16 psi -14 psi a +36 psi Pressure Enabled El calibrador de presión Fluke 721 cuenta con sensores de presión aislados de rango doble. Herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia de gas Tome mediciones simultáneas de presión estática y diferencial con una sola herramienta Precisión de primer nivel de 0,025 %, ideal para aplicaciones de medición de gas Entrada Pt100 RTD para la medición de temperatura de precisión (sonda opcional) Mide señales de 4 a 20 ma y proporciona alimentación de lazo de 24 V Mide hasta 30 V CC para comprobar las fuentes de alimentación de lazo de 24 V Amplíe el rango de medición de presión con conexión a módulos externos de presión de la serie 750P (48 rangos) Sensor de resolución 1 0,001 psi, Sensor de precisión 1 0,025 % de la escala completa Sensor de presión alta Sensor de Sensor de rango 2 resolución 2-12 psi a +100 psi -12 psi a +300 psi -12 psi a +500 psi 0 psi a psi 0 psi a psi 0 psi a psi 0 psi a psi -12 a +100 psi -12 psi a +300 psi -12 psi a +500 psi 0 psi a psi 0 psi a psi 0 psi a psi 0 psi a psi 0,01 psi Sensor de precisión 2 0,025 % de la escala completa 0,035 % de la escala completa 0,025 % de la escala completa 0,035 % de la escala completa Kits recomendados Kit neumático de prueba 700PTPK de Fluke En combinación con cualquier manómetro de la serie 700G de Fluke de psi (69 bar) o inferior, ofrece un completo kit de comprobación de la presión Genere una presión de hasta 600 psi, 40 bar con la bomba de prueba 700PTP-1 Conecte el manómetro de la serie 700G directamente a la bomba manual PTP-1 incluida Manómetros de comprobación de precisión de la serie 700G de Fluke Manómetros robustos, fiables, fáciles de usar Siete rangos de manómetro de clase de referencia con una precisión de lectura de ± 0,04 %: 30 psi, 100 psi, 500 psi, psi, psi, psi, psi Rango doble de medición de baja presión con ± 0,1 % de precisión de lectura: 10 inh 2 O, 1 psi Catorce rangos de manómetro de prueba de precisión con una precisión de lectura de ± 0,05 %: 15 psi, 30 psi, 100 psi, 300 psi, 500 psi, psi, psi, psi, psi, psi Cuatro rangos de medición de presión absoluta: 15 psia, 30 psia, 100 psia, 300 psia CSA; Clase 1, Div. 2, Clasificación de grupos A-D Clasificación ATEX: II 3 G Ex na IIB T6 En combinación con los kits de bombas 700PTPK o 700HTPK, ofrece una solución completa de comprobación de la presión de hasta 600 psi (40 bar) con la bomba neumática PTP-1 y de hasta psi (690 bar) con la bomba hidráulica HTP-2 Registre hasta mediciones de presión en la memoria (requiere el software 700G/TRACK) Tres años de garantía Kit hidráulico de prueba 700HTPK de Fluke En combinación con cualquier manómetro de la serie 700G de Fluke con un rango de psi (69 bar) o superior, ofrece un completo kit de prueba de presión Genere una presión de hasta psi, 690 bar con la bomba de prueba 700HTP-2 incluida Conecte el manómetro de la serie 700G directamente a la bomba manual HTP-2 Estuche flexible, cuatro (4) pilas AA, manual, certificado de calibración rastreable, cables de prueba. Manual en CD-ROM en 14 idiomas, certificado de calibración rastreable, adaptador de 1/4 NPT a 1/4 con certificación ISO. Todos los modelos del Fluke 721 Todos los modelos de Fluke 700G y 700RG Para obtener una lista completa de los módulos de presión de la serie 700 de Fluke, visite 45
13 Manómetros de referencia serie 2700G Los manómetros de referencia 2700G proporcionan el rendimiento de medida mejor en su clase en un paquete económico, resistente y de uso fácil. Es ideal para calibrar manómetros, transmisores, transductores e interruptores. Además, se puede utilizar para el registro de datos. Medida de presión de precisión de 115 psi a psi Precisión de hasta 0,02 % de la escala completa Construcción robusta y fácil de usar Combine con el kit de bomba Fluke PTP o HTP o la bomba de prueba de comparación P551X para obtener una solución completa de pruebas de presión especializados Comprobadores de peso muerto P3000 Combine las bombas de prueba de comparación P5500 con uno o más manómetros de referencia 2700G para obtener un sistema completo de calibración de precisión del 0,02 %: P5510: bomba manual neumática integrada con generación de presión a 300 psi, vacío a -12 psi P5513: ajuste de presión neumática a 3000 psi con las válvulas de entrada y salida de ajuste fino y prensa de tornillo preciso P5514: generación y ajuste de presión hidráulica a 10 k psi con depósito y prensa de tornillo P5515: generación y ajuste de presión hidráulica integrada a 20 k psi con la bomba de imprimación de volumen alto y prensa de tornillo Todas las bombas de prueba de comparación P5500 presentan dos puertos de presión para conectar 2700G y el dispositivo a probar. Los puertos de prueba tienen un diseño único de empaque de anillo permitiendo un funcionamiento rápido y hermético a presión completa sin la necesidad de cinta PTFE o llaves. incluye adaptadores para 10 NPT diferentes, BSP y tamaños métricos Estos comprobadores de peso muerto de alto rendimiento se pueden usar para calibrar transductores, transmisores, manómetros o interruptores de presión. El diseño de pistón/cilindro proporciona estabilidad y capacidad de repetición Opciones incorporadas de control y generación de presión para modelos de vacío, gas e hidráulicos Nivel de burbuja montado y pie ajustable Diseño de estación de prueba con empaques de anillo que elimina la necesidad de cinta PTFE o llaves Bombas de prueba de comparación P5500 Estas bombas de prueba están diseñadas para probar instrumentación de medición de presión contra la instrumentación de prueba maestra. Artículos incluidos con el calibrador: Manual en CD-ROM en 14 idiomas, certificado de calibración, adaptador de ¼ NPT hembra a macho ¼ BSP, adaptador ¼ NPT hembra a M2OX1.5, alimentación eléctrica de CA universal, cable de comunicación USB. 2700G-BG100K 2700G-BG200K 2700G-BG700K 2700G-BG2M 2700G-BG3.5M 2700G-BG7M 2700G-G20M 2700G-G35M 2700G-G70M Manómetro de referencia, -15 a 15 psi (-100 a 100 kpa) Manómetro de referencia, -15 a 30 psi (-100 a 200 kpa) Manómetro de referencia, -12 a 100 psi (-80 a 700 kpa) Manómetro de referencia, -12 a 300 psi (-80 kpa a 2 MPa) Manómetro de referencia, -12 a 500 psi (-80 kpa a 3,5 MPa) Manómetro de referencia, -12 a psi (-80 kpa a 7 MPa) Manómetro de referencia, 0 a psi (0 a 20 MPa) Manómetro de referencia, 0 a psi (0 a 35 MPa) Manómetro de referencia, 0 a psi (0 a 70 MPa) Calibrador de presión portátil 3130 Modelo básico Rangos disponibles Exactitud Incluye: Certificado Comprobador de peso muerto de gas/ Rangos de vacío a 500 psi 0,15 % lectura (0,008 % opcional) de calibración trazable, vacío P301X y P302X, 1 o 2 pistones (3,5 MPa) estuches para transporte, P303X, comprobador de peso muerto Rangos hasta psi (14 MPa) 0,15 % lectura (0,008 % opcional) M20X1.5, M14X1.5 y de gas lubricado con líquido, un pistón adaptadores hembra de 1/8 pulg., 1/4 pulg., Comprobador de peso muerto de Rangos hasta 20 k psi (140 MPa) 0,15 % lectura (0,008 % opcional) 3/8 pulg. y 1/2 pulg. NPT y BSP, líquido de aceite P31XX, 1 o 2 pistones P32XX, comprobador de peso muerto Rangos hasta 10 k psi (70 MPa) 0,15 % lectura (0,008 % opcional) funcionamiento (cuando operado con agua, 1 o 2 pistones corresponde) y sellos de repuesto. P38XX, comprobador de peso muerto de aceite, un pistón Rangos hasta 60 k psi (400 MPa) 0,2 % lectura (0,015 % opcional) Modelo básico Rangos disponibles P5510, bomba de prueba de comparación gas/vacío Generación y control de vacío hasta 300 psi (2 MPa) P5513, bomba de prueba de comparación de gas de presión alta Rangos hasta psi (20 MPa) P5514, bomba de prueba de comparación hidráulica Generación y control a 10 k psi (70 MPa) P5515, bomba de prueba de comparación hidráulica Generación y control a 20 k psi (140 MPa) Calibrador de presión portátil 3130-G2M -12 a 300 psi (-80 kpa a 2 MPa) Mida y genere presiones de vacío a 300 psi. La bomba interna puede generar vacío a -12 psi o presión a 300 psi Conexión de presión de alimentación que permite el uso del suministro externo de gas de hasta 300 psi Mida o genere de 4 a 20 ma 46
14 Productos intrínsecamente seguros Calibradores, termómetros y multímetros diseñados conforme a las normas de seguridad intrínseca Qué significa seguridad intrínseca? La seguridad intrínseca es un método de protección empleado en atmósferas potencialmente explosivas. Los dispositivos que están certificados como intrínsecamente seguros están diseñados de modo que no puedan liberar suficiente energía, por medios térmicos o eléctricos, como para causar el encendido de materiales inflamables (gases o polvos/partículas). No hay normas o certificaciones internacionales de seguridad intrínseca, pero existen organizaciones que influyen en las directivas de determinadas zonas geográficas. Factory Mutual: en Estados Unidos, Factory Mutual Research, administrado por Factory Mutual (FM) Global, es una organización científica de pruebas, sin fines de lucro, que ha probado y certificado más de productos en los últimos 165 años. FM Research ha establecido pautas de certificación para equipos usados en atmósferas potencialmente explosivas. Canadian Standards Association (CSA): organismo de acreditación para las regulaciones de Norte América, con sede en Toronto, Canadá. ATEX: la norma principal intrínsecamente seguro que se ha establecido en la Unión Europea con la Directiva 94/9/EC, denominada comúnmente ATEX (Atmosphères Explosibles), francés para atmósferas explosivas. ETL: organismo de acreditación para las regulaciones de Norte América, NEC-500/NEC-505. Productos de Fluke Certificado por ATEX Certificación norteamericana 28 II Ex: Multímetro de verdadero valor eficaz intrínsecamente seguro II 2 G Ex ia IIC T4 Clase I Zona 1 AEx ia IIC T4 Clase II Zona 21 AEx iad Clase 1 Div. 1 Grupos ABCD 707Ex: Calibrador de ma intrínsecamente seguro 718Ex: Calibrador de presión intrínsecamente seguro 725Ex: Calibrador multifunción intrínsecamente seguro 700PEx: Módulos de presión intrínsecamente seguros II 2 G Ex ia IIC T4 II 1 G Ex ia IIC T4 Cumple las directivas aplicables de la Asociación Canadiense de Normas (Canadian Standards Association). Certificación n. LR I.S. Clase I, Div. 1, grupos A-D T4 II 1 G Ex ia IIB 171 C I.S. Clase I, div. 1, grupos B-D, 171 C II 1 G Ex ia IIC T4 568 Ex: Termómetro por infrarrojos intrínsecamente seguro ATEX/IECEx Zonas 1 y 2 I.S. Clase I, Div. 1, grupos A-D T4 NEC-500/NEC-505 Clase I División 1 y 2 Para obtener información adicional del producto Vea la página 8 Vea la página 36 Vea la página 42 Vea la página 38 Vea la página 42 Vea la página 62 Manómetros Manómetros Serie Fluke-700G Diseño robusto y resistente 23 rangos de presión de 0-10 inh 2 0 hasta psi CSA Clase I, Div. 2 Grupos clasificación A-D Certificación ii 3 G Ex na IIB T6 ATEX 0,05 % de precisión de escala completa Registro de medición en la memoria interna para la carga (requiere software 700G/Track opcional) Pantalla retroiluminada Termómetro por infrarrojos intrínsecamente seguro Fluke 568 Ex El Termómetro por infrarrojos intrínsecamente seguro Fluke 568 Ex es el único producto que puede utilizar en la Clase I Div. 1 y Div. 2 o entornos peligrosos de Zona 1 y 2 en cualquier lugar del mundo. Ideal para entornos petroleros, químicos, de petróleo y gas o farmacéuticos de todo el mundo. Clase I, división 2, grupos A, B, C, D: Clase I, zona 2 IIC; T4 Ta=50 C cuando se utiliza con baterías alcalinas de 1,5 V. Termómetros Stik 1551A/1552A El termómetro de precisión más fácil de usar Intrínsecamente seguro (cumple con ATEX y IECEx) con indicador de tendencia/estabilidad de temperatura configurable por el usuario,batería de 300 horas de duración y registro de datos opcional. Manómetro intrínsecamente seguro serie 700G II 3 G Ex ia IIB T6 CSA Clase I, Div. 2 Grupos, clasificación A-D Vea la página 43 FLUKE-28 II Ex Multímetro de verdadero valor eficaz con seguridad intrínseca FLUKE-707Ex Calibrador de bucle con seguridad intrínseca FLUKE-718Ex Calibrador de presión con seguridad intrínseca FLUKE-725Ex Calibrador de procesos multifunción con seguridad intrínseca FLUKE-700PEx Módulos de presión (700P: 01, 5, 6, 9, 24, 27, 29 y A4Ex) FLUKE-568 EX Termómetro por infrarrojos intrínsecamente seguro FLUKE-700G Manómetro de prueba con 23 rangos de presión de 0 a 10 inh 2 0 hasta psi 1551A Ex Termómetro digital Ex -50 C a 160 C (-58 F a 320 F) 1552A Ex Termómetro digital -80 a 300 C (-112 F a 572 F) 47

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine