Source: http://docplayer.es/5642583-Informacion-y-condiciones-para-la-obtencion-del-marcado-ce-y-la-certificacion-por-el-organismo-notificado-0318.html
Timestamp: 2018-11-15 02:52:36+00:00

Document:
INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL MARCADO CE Y LA CERTIFICACIÓN POR EL ORGANISMO NOTIFICADO PDF
Download "INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL MARCADO CE Y LA CERTIFICACIÓN POR EL ORGANISMO NOTIFICADO 0318"
Víctor Manuel Godoy Río
1 CE Información y condiciones Revisión Fecha de publicación: 15 de enero de 2015 INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL MARCADO CE Y LA CERTIFICACIÓN POR EL El objetivo principal del documento es dar a conocer los procedimientos exigencias y condiciones del Organismo Notificado 0318, para la certificación del marcado CE y para la certificación de aquellos procedimientos establecidos por las Directivas de productos sanitarios que requieren la intervención del Organismo Notificado y para el mantenimiento de las certificaciones otorgadas. Incluye, también, información el propio Organismo Notificado, sus competencias, su política de transparencia e independencia y las vías de apelación, por lo que puede entenderse, también como código de conducta del Organismo Notificado El documento sustituye en la página Web de la (AEMPS) al de fecha , sin embargo, ha habido dos versiones no publicadas que han sido remitidas en diferentes momentos a clientes interesados con algunas modificaciones (versiones de y de ) La versión de actualizaban los epígrafes de las tasas, reservaba el modelo 93/42/1 para las solicitudes por calidad total y unificaba el modelo 93/42/8 para verificación CE. En la misma se incluía, también información sobre la (AEMPS), su estructura, su sistema de calidad y su política de independencia, confidencialidad, competencia y transparencia, que se mantienen en esta nueva versión. La versión de 27/10/2014 introducía la referencia a la información general sobre tasas debido los cambios en los formularios, número de cuenta y nueva forma de pago requerida por la AEMPS desde octubre de 2014; incluía la definición de datos clínicos y hacía mención expresa a la necesidad de aportar con las solicitudes el plan post comercialización en caso de productos sanitarios y productos sanitarios implantables activos, además de actualiza las referencias legislativas y la descripción de los procedimientos de certificación, incluyendo enlaces con los formularios de solicitud de certificación para facilitar la su búsqueda y la presentación de la solicitudes. La nueva versión de , aclara el ámbito de certificación y la documentación necesaria para la solicitud de de variantes y marcas, incluyendo referencias y enlaces a los nuevos documentos creados para su solicitud. Los cambios más significativos, se resaltan en amarillo. CORREO ELECTRÓNICO Página 1 de 78 C/ CAMPEZO, 1 EDIFICIO MADRID TEL: FAX:
2 INDICE página 1. INTRODUCCIÓN 4 DIRECCIÓN Y CONTACTOS GENERALES 5 2. RELACIÓN ENTRE ORGANISMO NOTIFICADO Y FABRICANTE/SOLICITANTE 5 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN PRODUCTOS SANITARIOS IMPLANTABLES ACTIVOS (PSIA) A. BASE LEGAL B. DEFINICIONES C PSIA CUYA EVALUACIÓN REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO 7 NOTIFICADO PRODUCTOS SANITARIO (PS) A. BASE LEGAL B. DEFINICIONES C. PS CUYA EVALUACIÓN REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO NOTIFICADO D. PS CUYA EVALUACIÓN NO REQUIERE INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO NOTIFICADO E. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO (PSDIV) A. BASE LEGAL B. DEFINICIONES C. PSDIV CUYA EVALUACIÓN REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO 10 NOTIFICADO 3.3.D. PSDIV CUYA EVALUACIÓN NO REQUIERE INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO 11 NOTIFICADO 4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN SISTEMA COMPLETO DE GARANTÍA DE CALIDAD O CALIDAD TOTAL EXAMEN CE DE TIPO VERIFICACIÓN CE SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD PRODUCTOS QUE INCORPORAN UNA SUSTANCIA MEDICINAL PRODUCTOS EN CUYA ELABORACIÓN DE UTILIZAN TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN POR TIPO DE PRODUCTOS PRODUCTOS SANITARIOS IMPLANTABLES ACTIVOS (PSIA) PRODUCTOS SANITARIOS (PS) PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO (PSDIV) TRÁMITE DE LA CERTIFICACIÓN SOLICITUDES A. REQUISITOS B. IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN C. JUSTIFICANTE DEL ABONO DE TASAS D. IDIOMA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y PLAZOS PARA LA CERTIFICACIÓN A. VALIDACIÓN, ADMISIÓN A TRÁMITE, PREVISIÓN DE PLAZOS, SUBSANACIÓN Y DESISTIMIENTO B. PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOSSIER TÉCNICO C. SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN, PLAZOS, SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y CADUCIDAD D. MEDIOS DE COMUNICACIÓN E. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y DECISIONES POSTERIORES F. PLAZOS, COSTOS Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS G. AUDITORÍAS Y PLAZOS PARA RESOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES DECISIONES DEL ORGANISMO NOTIFICADO A. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD Y MARCADO CE 51 Página 2 de 78
3 6.3. B. DESISTIMIENTO C DECLARACIÓN DE CADUCIDAD D DENEGACIÓN O DESESTIMACIÓN E. SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS CONTROL POR EL ORGANISMO NOTIFICADO, APROBACIÓN DE CAMBIOS Y 53 NUEVOS PRODUCTOS 7.1. SOLICITUD DE CAMBIOS E INCLUSIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS CONTROL POR EL ORGANISMO NOTIFICADO (SEGUIMIENTO) REALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA EL SEGUIMIENTO PRÓRROGA DE LA CERTIFICACIÓN TASAS GASTOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO GASTOS DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE OTROS GASTOS FAMILIAS DE PRODUCTOS SANITARIOS Y CATEGORÍAS CÁLCULO DE LA TASA Y EJEMPLOS CERTIFICACIÓN DE NORMA VOLUNTARIA EN-ISO ANEXO I: TIPOS DE TASAS APLICABLES A LAS ACTUACIONES DEL ORGANISMO 65 NOTIFICADO 0318 ANEXO II: CATEGORÍAS DE PRODUCTOS SANITARIOS 66 ANEXO III: EJEMPLOS DE FAMILIAS POR CATEGORÍA 67 ANEXO IV: PERSONAS DE CONTACTO Y ENLACES DE INTERÉS 73 ANEXO V: INFORMACIÓN SOBRE EL 75 Página 3 de 78
4 INTRODUCCIÓN El folleto está destinado a proporcionar información para el marcado CE a los interesados en solicitar la evaluación de conformidad de productos sanitarios al Organismo Notificado 0318, AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS), al objeto de obtener la certificación que les permita colocar el marcado CE u obtener la certificación sobre el sistema de calidad aplicado a la esterilización de productos sanitarios con marcado CE o a la esterilización de agrupaciones de productos con marcado CE para su comercialización. La designación del Organismo Notificado español fue realizada por las Autoridades Sanitarias Españolas en 1995, para los productos sanitarios y los productos sanitarios implantables activos; en diciembre del 2002, para los productos sanitarios para diagnóstico in Vitro y en el 2004, para los productos sanitarios que incorporan derivados de tejidos animales. Para todos ellos, el ámbito de la designación se extiende a todos los productos en cuya evaluación de conformidad debe intervenir un Organismo Notificado y para todos los procedimientos de evaluación de conformidad. El Organismo Notificado 0318 ha sido redesignado nuevamente en marzo de Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establecía la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, la denominación del Organismo Notificado español pasó a ser el de (AEMPS). Su número de identificación 0318 se mantiene. Como anexos a este folleto se incluyen los siguientes documentos: Tipos de tasas aplicables a las actuaciones del Organismo Notificado 0318 Listado de categorías de productos sanitarios reconocidas por el Organismo Notificado Ejemplos de familias por categoría Personas de contacto por tipos de productos DIRECCIÓN Y CONTACTOS GENERALES Para una información más detallada, podrán ponerse en contacto con (AEMPS) Organismo Notificado 0318 C/Campezo 1, edificio 8 E Madrid (España) Nombre Teléfono Fax Auditor Coordinador de la división de certificación Jefe de División de Certificación Gloria Hernández Mª Jesús Cantalapiedra Página 4 de 78
5 2. RELACIÓN ENTRE ORGANISMO NOTIFICADO Y FABRICANTE/SOLICITANTE Las actuaciones del Organismo Notificado 0318 se rigen por lo establecido en las Directivas de productos sanitarios implantables activos, de productos sanitarios y de productos sanitarios para diagnóstico in Vitro y en sus correspondientes Reales Decretos de trasposición, que se citan en el siguiente apartado. En estas disposiciones se determina que la relación entre el Organismo Notificado y la empresa se establecen mediante acuerdo. Entre dichos acuerdos se incluyen los plazos para la terminación de los procedimientos de evaluación de la conformidad a los que deben someterse los productos, que se fijarán de común acuerdo entre el Organismo Notificado y el solicitante. En relación con los plazos para la terminación del procedimiento de evaluación, es preciso aclarar que, aunque se puedan establecer unos plazos previsibles, debido a la variabilidad y complejidad de los procedimientos, no podrá establecerse un plazo exacto para la finalización del proceso. En los apartados de este documento destinados a explicar el trámite de la certificación, el Organismo Notificado 0318 expone un compromiso de plazos para el estudio de la solicitud y la comunicación de posibles deficiencias en la documentación, incluso, establece unos plazos deseables para que la empresa pueda subsanar las deficiencias detectadas, no obstante, los plazos reales pueden variar en función de la adecuación de la documentación presentada, de la rapidez de respuesta de la empresa a las posibles deficiencias, de la necesidad de realización de ensayos previos a la auditoría, incluso del resultado de la auditoría y de la celeridad con la que la empresa pueda resolver las no conformidades que pudieran detectarse. Las actuaciones del Organismo Notificado quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y se rigen, en el caso de los productos sanitarios implantables activos, por lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre; en el caso de los productos sanitarios, por lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre y en el caso de los productos sanitarios para Diagnóstico in vitro, por lo dispuesto en los artículos 18 y 18 bis del Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre. Contra las decisiones adoptadas por el Organismo Notificado, el interesado podrá manifestar su disconformidad ante el propio Organismo Notificado, en el plazo de 1 mes, quien, una vez revisadas las alegaciones, comunicará la decisión final al interesado en el mismo plazo. En caso de persistir el desacuerdo, el interesado podrá manifestar su disconformidad, en el plazo de 1 mes ante el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el cual, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado, resolverá en el plazo máximo de 3 meses. Contra dicha resolución podrán interponerse los recursos que procedan conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. Página 5 de 78
6 No manifestar la disconformidad contra las decisiones del Organismo Notificado dentro del plazo establecido de 1 mes, implicará la conformidad con la decisión adoptada, sin que pueda posteriormente examinar el expediente la/el Ministra/o de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 3. AMBITO DE APLICACIÓN El ámbito de aplicación son todos los productos y procesos incluidos en las Directivas de productos sanitarios que requieran evaluación de conformidad por un Organismo Notificado, a excepción de los productos sanitarios que incorporen derivados de la sangre. El alcance de la designación estará, en todo caso, actualizado y disponible en la página Web de la Comisión Europea: Cada producto será evaluado conforme a los requisitos esenciales establecidos en la Directiva que le resulte de aplicación y mediante el procedimiento de evaluación que el fabricante, o su representante autorizado, en su caso, elijan de entre aquellos definidos para su categoría en la Directiva correspondiente. Para ello, se detallan a continuación los grupos de productos y la base legal correspondiente: 3.1. PRODUCTOS SANITARIOS IMPLANTABLES ACTIVOS (PSIA) 3.1. A. BASE LEGAL: - Directiva 90/385/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de junio de 1990, sobre productos sanitarios implantables activos traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, sobre productos implantables activos. - Reglamento (UE) Nº 722/2012 de la comisión de 8 de agosto de 2012 sobre requisitos particulares con respecto a los requisitos establecidos en las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo por lo que se refiere a los productos sanitarios implantables activos y los productos sanitarios en cuya elaboración se utilizan tejidos de origen animal. - Reglamento de la Comisión Europea Nº 920/2013 de 24 Septiembre de 2013, sobre designación y supervisión de Organismos Notificados bajo las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE - Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de septiembre de 2013, sobre realización de auditorías por los Organismos Notificados en el ámbito de las Directivas de productos sanitarios B. DEFINICIÓN: Producto sanitario implantable activo (PSIA): cualquier producto sanitario activo destinado a ser introducido total o parcialmente, mediante intervención quirúrgica o médica, en el cuerpo humano, o, mediante intervención médica, en un orificio natural, y destinado a permanecer después de dicha intervención. «Datos clínicos»: la información en materia de seguridad y/o prestaciones derivadas del uso de un producto; los datos clínicos se obtienen de: Página 6 de 78
7 1.º la investigación clínica del producto en cuestión, o 2.º la investigación clínica u otros estudios mencionados en publicaciones científicas, de un producto similar cuya equivalencia con el producto en cuestión pueda demostrarse, o 3.º informes publicados o no sobre otras experiencias clínicas con el producto en cuestión, o con un producto similar cuya equivalencia con aquel pueda demostrarse C. PSIA CUYA EVALUACIÓN REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO NOTIFICADO: Todos, salvo los productos a medida y los destinados a investigaciones clínicas PRODUCTOS SANITARIOS (PS) 3.2. A. BASE LEGAL: - Directiva 93/42/CEE del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. - Reglamento (UE) Nº 722/2012 de la comisión de 8 de agosto de 2012 sobre requisitos particulares con respecto a los requisitos establecidos en las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo por lo que se refiere a los productos sanitarios implantables activos y los productos sanitarios en cuya elaboración se utilizan tejidos de origen animal. - Reglamento de la Comisión Europea Nº 920/2013 de 24 Septiembre de 2013, sobre designación y supervisión de Organismos Notificados bajo las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE - Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de septiembre de 2013, sobre realización de auditorías por los Organismos Notificados en el ámbito de las Directivas de productos sanitarios B. DEFINICIONES: 3.2. B.1. Producto sanitario (PS): Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo, utilizado sólo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de: 1º Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, 2º Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia, 3º Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, 4º Regulación de la concepción, Página 7 de 78
8 y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios B.2. Accesorio: Un artículo que, sin ser un producto sanitario, es destinado específicamente por el fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un producto para que éste último pueda utilizarse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por su fabricante B.3 «Datos clínicos»: la información en materia de seguridad y/o prestaciones derivadas del uso de un producto; los datos clínicos se obtienen de: 1.º la investigación clínica del producto en cuestión, o 2.º la investigación clínica u otros estudios mencionados en publicaciones científicas, de un producto similar cuya equivalencia con el producto en cuestión pueda demostrarse, o 3.º informes publicados o no sobre otras experiencias clínicas con el producto en cuestión, o con un producto similar cuya equivalencia con aquel pueda demostrarse C. PS CUYA EVALUACIÓN REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO NOTIFICADO: - PS Clase I estériles: La intervención del Organismo Notificado se limitará únicamente a los aspectos relacionados con la obtención y mantenimiento de las condiciones de esterilidad. - PS Clase I con función de medición: La intervención del Organismo Notificado se limitará únicamente a los aspectos relacionados con la función de medición. - PS Clase I estériles con función de medición: La intervención del Organismo Notificado se limitará a los aspectos relacionados con la obtención y mantenimiento de la esterilidad y con la función de medición. - PS Clase IIa: La intervención del Organismo Notificado irá encaminada a evaluar el cumplimiento de todos los requisitos esenciales aplicables al producto. - PS Clase IIb: La intervención del Organismo Notificado irá encaminada a evaluar el cumplimiento de todos los requisitos esenciales aplicables al producto. - PS Clase III: La intervención del Organismo Notificado irá encaminada a evaluar el cumplimiento de todos los requisitos esenciales aplicables al producto. - Esterilización de productos o packs según el artículo 12 de la Directiva y artículo 14 del real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre: La intervención del Organismo Notificado se limitará, a los aspectos de la fabricación relacionados con la obtención y mantenimiento de la esterilidad y los productos no llevarán nuevo marcado CE. Este procedimiento será aplicable únicamente a la esterilización, para su posterior comercialización de: a) Productos sanitarios con marcado CE, dispuestos por el fabricante para ser esterilizados antes del uso y en los que se aplica el procedimiento de esterilización siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante. b) Conjuntos o equipos para procedimientos médicos o quirúrgicos, constituidos a partir de productos sanitarios con marcado CE, previstos por sus fabricantes Página 8 de 78
9 para ser esterilizados antes de su utilización, compatibles entre si, según la información aportada por los fabricantes y que se esterilicen siguiendo las instrucciones dadas por los fabricantes D. PS CUYA EVALUACIÓN NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO NOTIFICADO: 3.2. D.1 Por estar exentos del marcado CE: - Los destinados a investigaciones clínicas deben cumplir los requisitos del artículo 15 y Anexo VIII de la Directiva 93/42/CEE y del el artículo 17 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre. - Los productos a medida deben cumplir los requisitos del artículo.11 y Anexo VIII de la Directiva 93/42/CEE. y del artículo 16 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre D.2 Porque sólo requieren Declaración CE de Conformidad emitida por el fabricante (Anexo VII): - Los productos de clase I, siempre que no sean estériles o tengan función de medición E. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: El fabricante, al presentar su solicitud de marcado CE, indicará la clasificación que propone para sus productos, pudiendo pedir opinión previa sobre la misma al Organismo Notificado. El Anexo IX de la Directiva 93/42/CEE y del Real Decreto 1591/2010, de 16 de octubre, establecen los criterios que determinan la clasificación de los distintos productos, de acuerdo con las siguientes normas generales: - La clasificación se hará según la finalidad del producto y en caso de aplicaciones con distinta clasificación, se aplicará la que conduzca a la clase más alta. - Productos que están destinados a combinarse con otros: se clasifican por separado si se presentan por separado. - Accesorios: se clasifican por separado. - Soportes informáticos: tendrán la misma clasificación que el producto al que se aplica. - Productos con varias utilizaciones o prestaciones: se clasifican por la más crítica o la que lleve a la clasificación más alta. - Los sets constituidos por diferentes productos con distinta clasificación tendrán la clasificación que corresponda al producto de clase más alta. Además hay que tener en cuenta que debido a diversas modificaciones de la directiva de productos sanitarios: - Las prótesis articulares de cadera, rodilla y hombro, se clasifican como productos sanitarios incluidos en la clase III. Página 9 de 78
10 A estos efectos se entenderá por prótesis articulares de cadera, rodilla y hombro el conjunto de componentes implantables de un sistema de prótesis articular total destinado a desempeñar una función similar a las articulaciones naturales, respectivamente, de la cadera, la rodilla o el hombro. Quedan excluidos de la presente definición los dispositivos accesorios (tornillos, cuñas, placas o instrumental). - Los implantes mamarios se clasifican como productos sanitarios incluidos en la clase III. - Los productos destinados específicamente al registro de imágenes radiográficas de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. - Los desinfectantes de productos sanitarios invasivos, los esterilizadores y las lavadoras desinfectadoras son de clase IIb. - Los productos invasivos quirúrgicos que entran en contacto con el sistema nervioso central son clase III. 3.3 PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO (PSDIV) 3.3. A. BASE LEGAL: - Directiva 98/79/CE del Parlamento y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in Vitro, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, modificado por el Real Decreto 1143/2007 de 31 de agosto. - Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de septiembre de 2013, sobre realización de auditorías por los Organismos Notificados en el ámbito de las Directivas de productos sanitarios B. DEFINICIÓN: Producto sanitario para diagnóstico In vitro : cualquier producto sanitario que consista en un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, estuche de instrumental y materiales, instrumento, aparato, equipo o sistema, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre y tejidos, sólo o principalmente con el fin de proporcionar información: Relativa a un estado fisiológico o patológico, o Relativa a una anomalía congénita, o Para determinar la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales, o Para supervisar medidas terapéuticas C. PSDIV CUYA EVALUACIÓN REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO NOTIFICADO: - Productos incluidos en las listas A y B del Anexo II de la Directiva 98/79/CE y del RD 1662/2000, de 29 de septiembre. Página 10 de 78
11 - Productos para Autodiagnóstico, según la definición que consta en la Directiva 98/79/CE y en el RD 1662/2000, de 29 de septiembre D. PSDIV CUYA EVALUACIÓN NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN ORGANISMO NOTIFICADO: 3.3. D.1 Por estar exentos del marcado CE: - Los productos para evaluación del funcionamiento (Anexo VIII) D.2 Porque sólo requieren Declaración CE de Conformidad emitida por el fabricante (Anexo III): - Productos para uso por profesionales no incluidos en las listas A y B del Anexo II de la Directiva 98/79/CE y del RD 1662/ PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Las Directivas de productos sanitarios permiten que el fabricante elija entre varios procedimientos de evaluación de la conformidad. Las diferentes opciones combinan procedimientos modulares basados en la declaración de conformidad del fabricante y la realización de ensayos y auditorías por parte del Organismo Notificado. A continuación se explican cada uno de los procedimientos y, en el apartado 5, se ofrecen las posibles opciones para el marcado CE, en función de los tipos de productos y su clase de riesgo: 4.1. SISTEMA COMPLETO DE GARANTÍA DE CALIDAD O CALIDAD TOTAL El fabricante deberá tener implantado un sistema de calidad que garantice la conformidad de los productos con las disposiciones aplicables de la Directiva en todas las fases: diseño, fabricación y control final. El procedimiento requiere la declaración por parte del fabricante de dicho cumplimiento y la intervención de un Organismo Notificado, que evaluará si el sistema de calidad implantado por el fabricante asegura el cumplimiento de los requisitos esenciales aplicables al producto, para lo cual evaluará también los expedientes de diseño de los productos. Para la solicitud del marcado CE o la certificación al Organismo Notificado 0318 por este procedimiento por primera vez, se requerirá la presentación de la solicitud de evaluación del sistema de calidad mediante el modelo 93/42/2 (con la información del fabricante y los subcontratados); la solicitud de evaluación de la conformidad de cada producto, mediante el modelo 93/42/1 acompañada de las tablas de requisitos esenciales (tabla 1 para productos sanitarios PS-, tabla 2 para productos implantables activos PSIA- y tabla 3 para productos para diagnóstico in vitro ) PSDIV- acompañadas de los correspondientes documentos, que se citan en los formularios y que evidencien el cumplimiento de los requisitos esenciales. En el caso de los productos sanitarios de la clase III, los productos implantables activos y los productos para diagnóstico in Vitro de la lista A Página 11 de 78
12 y, en el caso de los productos para autodiagnóstico, se requerirá, además, la presentación de la solicitud de examen CE de diseño, mediante el modelo 93/42/3. A continuación se incluyen los links con los citados documentos que contienen los compromisos y detallan toda la documentación que debe aportar el solicitante con cada formulario. 93/42/1 Solicitud de evaluación de la conformidad por Garantía de calidad total: icacion_conformidad.doc 93/42/2 solicitud de evaluación de sistema de calidad por calidad total, calidad de la producción o calidad del producto. Este documento se utilizará también para solicitud de prórroga, de modificaciones del sistema y, a requerimiento del Organismo Notificado, en las auditorías de seguimiento y repetición, a fin de contar siempre con información y compromisos actualizados para facilitar la auditoría: ma_calidad.doc 93/42/3 solicitud de examen CE de diseño: en_diseno.doc Tabla 1 Requisitos esenciales de PS: os_esenciales_ps.doc Tabla 2 Requisitos esenciales PSIA os_esenciales_psia.doc Tabla 3 Requisitos esenciales PD DIV os_esenciales_psdiv.doc Para productos o procesos que cuenten con norma armonizada, el fabricante podrá justificar el cumplimiento de los requisitos esenciales cubiertos por la misma mediante evidencias de su cumplimiento. Una vez evaluada la documentación anterior, el Organismo Notificado deberá realizar una auditoría al sistema de calidad de la empresa frente al anexo o anexos correspondientes en cada Directiva para este procedimiento de evaluación. El procedimiento incluirá la inspección de las instalaciones del fabricante y si se considera necesario, las de los proveedores o subcontratistas del fabricante para controlar los procedimientos de diseño, fabricación y control. Los subcontratistas deberán contar también con un sistema de calidad que asegure el diseño, la producción o los controles que realicen, según lo que se subcontrate. Página 12 de 78
13 El sistema de calidad debe incluir los objetivos de calidad, la organización de la empresa, las responsabilidades y autoridad, así como los medios para controlar el funcionamiento eficaz del sistema, los procedimientos de control y verificación del diseño, el seguimiento clínico tras la comercialización, las técnicas de control y de garantía de calidad en los procesos, en las fases de diseño, producción y controles finales de los productos, con especial atención a los procesos de esterilización y los medios para la fabricación y control, su mantenimiento, calibración y validación, así como el control de los subcontratistas. Las normas armonizadas han sido elaboradas por mandato de la Comisión Europea, por lo que su cumplimiento ayudará al fabricante a asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Directivas en este campo. La norma UNE-EN-ISO es una norma armonizada en relación con los requisitos relativos a los sistemas de calidad exigidos por las Directivas de productos sanitarios, por lo que la empresa puede implantarla. En todo caso, el Organismo Notificado para realizar la auditoría, utilizará esta norma como referencia, junto con los requisitos requeridos por la Directiva correspondiente, por ser ésta una norma armonizada. El hecho de contar con un certificado de cumplimiento de la norma voluntaria UNE-EN-ISO no eximirá al fabricante de la auditoría al sistema de calidad que deba realizar el Organismo Notificado para la certificación del producto. Para productos sanitarios implantables activos, para los productos sanitarios de clase III y para productos sanitarios para diagnóstico in Vitro incluidos en la lista A del Anexo II y los productos de DIV que soliciten ese procedimiento, el Organismo Notificado examinará el expediente de diseño de cada producto, pudiendo exigir ensayos o pruebas adicionales y expedirá el correspondiente certificado de Examen CE de Diseño para cada uno de los productos. Al resto de productos no les es de aplicación el requisito de certificado de Examen CE de diseño, no obstante, si el fabricante sigue el procedimiento de sistema completo de garantía de calidad/ sistema de garantía de calidad total, deberá asegurar el control y verificación del diseño de todos sus productos y el Organismo Notificado verificará su cumplimiento, por lo que el fabricante deberá aportar la documentación técnica de diseño. Además, los expedientes de diseño de los productos serán revisados durante la auditoría, examinando una muestra representativa de cada subcategoría, en el caso de productos de la clase IIa, y de cada grupo genérico, en el caso de los productos de clase IIb. En el caso de productos de clase I estériles y de esterilización de productos con marcado CE o esterilización de agrupaciones de productos con marcado CE, la intervención del Organismo Notificado se limitará a los aspectos relacionados con la obtención y mantenimiento de la esterilidad. En el caso de productos de clase I con función de medición, la intervención del Organismo Notificado se limitará a los aspectos relacionados con la garantía de la adecuación de la función de medición y en el caso de productos de clase I estériles con función de medición, la intervención del Organismo Notificado se limitará a los aspectos relacionados con la obtención y mantenimiento de la esterilidad y con la idoneidad de la función de medición. El Organismo Notificado 0318 exige la aportación de la documentación técnica de diseño para la certificación de cada producto a través de los formularios 93/42/1 y tabla de requisitos esenciales aplicable, con independencia de su clasificación o de la Directiva aplicable, por lo que el objeto de Página 13 de 78
14 la revisión de los expedientes, durante las auditorías, será verificar, si la documentación aportada, coincide con los expedientes archivados en la empresa; verificar las posibles modificaciones de diseño y su documentación y comprobar que se ha seguido el procedimiento de diseño establecido y que el fabricante ha adaptado el expediente al estado del arte, incluyendo los datos relativos al seguimiento clínico post comercialización, cuando proceda. Además, para los productos sanitarios para diagnóstico in Vitro incluidos en la lista A del Anexo II, el Organismo Notificado 0318, una vez certificados los productos, realizará una verificación de todos los lotes de producción antes de su puesta en el mercado. La verificación de los lotes se efectuará mediante: Evaluación de los protocolos detallados de producción y control del lote. Esta evaluación se realizará en todos y cada uno de los lotes fabricados. Análisis de muestras, que se realizará según las especificaciones aprobadas para el producto final durante la certificación. Su frecuencia se detallará para cada tipo de producto y siguiendo las recomendaciones del grupo de Organismos Notificados ratificadas por el grupo de expertos de la Comisión Europea. La solicitud de verificación de lotes podrá realizarse por correo ordinario, por fax o a través del correo electrónico (buzón institucional: la solicitud de verificación inicial y sucesivas se presentarán utilizando el formulario 93/42/8 verificación de lotes: on_de_lotes.doc El Organismo Notificado 0318 realizará, además, auditorías y evaluaciones periódicas, por lo general anuales. La fecha será pactada entre las partes, cuando la auditoría sea anunciada, no obstante, el Organismo Notificado estará autorizado, también a efectuar visitas de control sin previo aviso, que podrán extenderse, también a los subcontratistas y a los proveedores cruciales o críticos. También será necesaria la realización de auditorías para la evaluación de modificaciones del sistema, para la prórroga o para la inclusión de nuevos productos en los certificados ya emitidos. Las auditorías se realizarán, generalmente, utilizando el cuestionario contenido en el documento 93/42/2, por lo que se solicitará a las empresas la aportación de dicho documento, tanto con la solicitud inicial de certificación, como con motivo de las auditorías de seguimiento, prórroga, modificación o repetición. De esta forma, el solicitante mantendrá actualizados sus compromisos y la información de su sistema de calidad y se facilitará la evaluación del sistema, por parte del Organismo Notificado. El objetivo de las auditorías de seguimiento será verificar el mantenimiento del sistema de calidad aprobado y su capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos esenciales aplicables a los productos. Durante las auditorías se revisará con especial atención el seguimiento de los planes de seguimiento post comercialización. Con ocasión de las auditorías con o sin previo aviso, El Organismo Notificado podrá hacer que se realicen ensayos y cuando proceda recoger muestras para la realización de dichos ensayos en sus laboratorios o en laboratorios terceros, corriendo los gastos que se deriven de los mismos por cuenta del fabricante. Cuando las auditorías deban realizarse en países que requieran una invitación para la obtención de visado, el organismo Notificado podrá reclamar al solicitante la invitación sin fecha definida a fin de poder programar auditorías sin previo aviso. El solicitante se asegurará así mismo de obtener la aprobación, de subcontratistas y proveedores críticos para que el Organismo Notificado pueda visitarlos con o sin previo aviso. Página 14 de 78
15 4.2. EXAMEN CE DE TIPO Este procedimiento, puede ser solicitado por el fabricante o por su representante autorizado. Supone la comprobación de una muestra representativa de la producción para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva correspondiente, para lo cual, el Organismo Notificado realizará, por sí mismo, o a través de laboratorios autorizados al efecto, los ensayos y controles que estime convenientes. Los análisis de las muestras se llevarán a cabo, una vez que la evaluación de la documentación técnica del producto haya sido conforme y se hayan establecido como tal las especificaciones del producto. La solicitud de examen CE de tipo al Organismo Notificado 0318 deberá realizarse utilizando el formulario 93/42/4, acompañado de las tabla de requisitos esenciales aplicable en cada caso. La documentación técnica deberá permitir la comprensión del diseño, fabricación y prestaciones del producto. Los ensayos se realizarán tomando como referencia la norma o normas armonizadas aplicables al producto o, en su defecto, las normas nacionales o internacionales específicas. Si no existieran normas armonizadas ni normas nacionales o internacionales específicas, los ensayos a realizar por el Organismo Notificado se basarán en las especificaciones y ensayos diseñados por el fabricante. Según se establece en las Directivas, el Examen CE de Tipo, no autoriza por sí solo a colocar el marcado CE. Este procedimiento de evaluación debe completarse necesariamente, una vez obtenido el certificado de Examen CE de Tipo, y según el producto de que se trate, con uno de los siguientes: o VERIFICACIÓN CE* (utilizando el formulario 93/42/8) o GARANTÍA DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN (utilizando el formulario 93/42/2) o GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO* (utilizando el formulario 93/42/2) El fabricante podrá solicitar el Examen CE de Tipo y el procedimiento de evaluación complementario a un mismo Organismo Notificado o a Organismos diferentes. En todo caso, siempre se realizará primero la determinación del tipo y con posterioridad la verificación o la evaluación del sistema de calidad de la producción o del producto elegida, para comprobar que el tipo se repite. En caso de intervención de dos Organismos Notificados diferentes, el marcado CE que acompañará al producto será el del Organismo que interviene en segundo lugar, es decir el del Organismo que realiza la verificación o evalúa el sistema de calidad * En el caso de los productos sanitarios estériles de la Directiva 93/42/CEE, el procedimiento de garantía de calidad del producto o la verificación CE, deben completarse con el procedimiento de Garantía de calidad de la producción, en lo relativo a los aspectos relacionados con la obtención y mantenimiento de la esterilidad. En caso de cualquier modificación del tipo, se requerirá la realización de nuevos ensayos para determinar el nuevo tipo o sus modificaciones. Una vez comprobado el nuevo tipo o sus Página 15 de 78
16 modificaciones el procedimiento deberá completarse con los procedimientos de Verificación CE, Garantía de calidad de la producción o Garantía de calidad del producto. A continuación se incluye los links con los documentos que pueden resultar aplicables, que contienen los compromisos y detallan toda la documentación que debe aportar el solicitante con cada formulario. 93/42/1 Solicitud de evaluación de la conformidad por Garantía de calidad total: icacion_conformidad.doc 93/42/2 solicitud de evaluación de sistema de calidad por calidad total, calidad de la producción o calidad del producto. Este documento se utilizará también para solicitud de prórroga, de modificaciones del sistema y, a requerimiento del Organismo Notificado, en las auditorías de seguimiento y repetición, a fin de contar siempre con información y compromisos actualizados para facilitar la auditoría: ma_calidad.doc 93/42/4 solicitud de examen CE de tipo; en_ce_tipo.doc 93/42/8 verificación de lotes: cacion_de_lotes.doc Tabla 1 Requisitos esenciales de PS: os_esenciales_ps.doc Tabla 2 Requisitos esenciales PSIA os_esenciales_psia.doc Tabla 3 Requisitos esenciales PD DIV os_esenciales_psdiv.doc 4.3. VERIFICACIÓN CE Es el procedimiento por el cual el fabricante o su representante autorizado declaran que los productos sometidos al procedimiento son conformes al tipo descrito en el examen CE de tipo o en la documentación técnica, según proceda. El procedimiento requiere que el Organismo Notificado compruebe, mediante ensayo, que los productos cumplen los requisitos exigidos por la Directiva aplicable y que responden al tipo descrito en el certificado o en la documentación técnica. Página 16 de 78
17 Pueden seguirse dos pautas diferentes a opción del fabricante o del representante autorizado, cuando proceda, o dependiendo de las características de los productos: 1. Examen y ensayo individual de cada producto, o 2. Verificación estadística de la producción: La comprobación se hará tomando una muestra al azar de cada lote homogéneo y realizando sobre la misma los ensayos adecuados. El control estadístico de los productos se realizará por propiedades y/o variables, lo que supondrá sistemas de muestreo con características operativas que garanticen un alto nivel de seguridad y de prestaciones conforme al estado actual de la técnica. Los sistemas de muestreo se determinarán con arreglo a las normas armonizadas teniendo en cuenta la especificidad de las categorías de productos de que se trate. Los ensayos se realizarán tomando como referencia la norma o normas armonizadas aplicables al producto o, en su defecto, las normas nacionales o internacionales específicas. Si no existieran normas armonizadas ni normas nacionales o internacionales específicas, los ensayos a realizar por el Organismo Notificado se basarán en las especificaciones y ensayos diseñados por el fabricante y tendrán como objeto verificar que los productos fabricados son conformes con el tipo que ha sido certificado y/o con la descripción del producto realizada por el fabricante, según el procedimiento con el que se combine. En el caso de productos sanitarios estériles de la Directiva 93/42/CEE, el procedimiento de Verificación CE debe completarse con la solicitud de evaluación de sistema de garantía de calidad de la producción ante el Organismo Notificado, para los aspectos de la fabricación destinados a la obtención de las condiciones de la esterilidad y su mantenimiento. En el caso de los productos para Diagnóstico in vitro, si la realización de exámenes y ensayos de forma estadística no resultara adecuada, se realizarán controles y ensayos de forma aleatoria, siempre que se garantice un nivel de conformidad adecuado. A continuación se incluye el link con el documento para la solicitud de verificación de lotes, que contiene los compromisos y detalla toda la documentación que debe aportar el solicitante con cada lote o serie sometida a verificación. 93/42/8 verificación de lotes: on_de_lotes.doc 4.4. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN El fabricante debe tener implantado un sistema de calidad que asegure la producción y los controles finales. Para los productos sanitarios implantables activos; para los productos sanitarios de clase IIb y III y para los productos sanitarios para Diagnóstico in Vitro de las listas A y B del anexo II y, en su caso, para los productos de autodiagnóstico, el fabricante deberá tener implantado un sistema de calidad que garantice la conformidad de los productos con el tipo descrito en el certificado de Página 17 de 78
18 examen CE de tipo. En el caso de los productos de Diagnóstico in Vitro de la lista A, será necesaria, además la solicitud de verificación de cada lote. En el caso de los productos sanitarios de clase IIa, el sistema de calidad implantado, garantizará la conformidad de los productos con la documentación técnica preparada para sustentar la declaración de conformidad exigida por el punto 3 del anexo VII de la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios. Dicha documentación se detalla en el punto 4.6 de este folleto informativo. El procedimiento, en todo caso, requiere la intervención de un Organismo Notificado, que evaluará, si el sistema de calidad implantado por el fabricante, permite asegurar el cumplimiento de los requisitos esenciales aplicables al producto, y requiere, también, la declaración por parte del fabricante, de dicho cumplimiento. El Organismo Notificado realizará una evaluación de la documentación técnica del producto (documentación relativa al tipo citada en el punto 4.2 o la documentación que soporta la declaración de conformidad que se cita en el punto 4.6), que deberá acompañarse a la solicitud. Una vez evaluada la documentación, se realizará la auditoría del sistema de calidad de la empresa, frente al Anexo correspondiente en cada Directiva, para comprobar su implantación a los procesos de producción y controles finales. Si el procedimiento se combina con el examen CE de tipo, la auditoría se llevará a cabo una vez realizados los ensayos para la determinación del tipo, ya que el objetivo de la auditoría, en dicho caso, es comprobar si el sistema de calidad aplicado por el fabricante permite asegurar la repetición de cada uno de los tipos aprobados. Cualquier modificación del tipo requerirá nueva auditoría para verificar que el sistema de calidad implantado permite asegurar que el nuevo tipo o sus modificaciones aprobadas se repiten. En el caso de productos de la clase IIa, durante la auditoría, el Organismo Notificado verificará la aplicación del sistema a los productos, examinando una muestra representativa de cada subcategoría. El procedimiento incluirá la inspección de las instalaciones del fabricante y si se considera necesario, las de los proveedores o subcontratistas del fabricante para controlar los procedimientos de fabricación y control. Los subcontratistas deberán contar también con un sistema de calidad que asegure, la producción o los controles que realicen, según lo que se subcontrate. El sistema de calidad debe incluir los objetivos de calidad; la organización de la empresa, las responsabilidades y autoridad, así como los medios para controlar el funcionamiento eficaz del sistema; las técnicas de control y de garantía de calidad en el proceso, desde materias primas a productos terminados con especial atención a los procesos de esterilización y los medios para la fabricación y control, su mantenimiento, calibración y validación, así como el control de los subcontratistas y el seguimiento clínico post comercialización. La solicitud de certificación al Organismo Notificado 0318 por sistema de garantía de calidad de la producción se realizará mediante el documento 93/42/2, que contendrá la información del fabricante y de las empresas subcontratadas. Dicho formulario se completará con alguno de los siguientes, dependiendo del procedimiento de certificación elegido: Página 18 de 78
19 tipo - 93/42/4 y tablas de requisitos esenciales, si el procedimiento fuera examen CE de - 93/42/6 y tabla 1 de requisitos esenciales, si se combina con declaración de conformidad recogida en el anexo VII de la Directiva 93/42/CEE. Los citados documentos se acompañarán de la documentación que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos esenciales aplicables. Si el examen CE de tipo se hubiera solicitado a otro Organismo Notificado, se acompañará el certificado emitido y la documentación que permita comprender las especificaciones aprobadas para el tipo. En el caso de productos de clase I estériles y de esterilización de productos con marcado CE o esterilización de agrupaciones de productos con marcado CE, la intervención del Organismo Notificado se limitará a los aspectos relacionados con la obtención y mantenimiento de la esterilidad. En el caso de productos de clase I con función de medición, la intervención del Organismo Notificado se limitará a los aspectos relacionados con la garantía de la adecuación de la función de medición y en el caso de productos de clase I estériles con función de medición, la intervención del Organismo Notificado se limitará a los aspectos relacionados con la obtención y mantenimiento de la esterilidad y con la idoneidad de la función de medición. Una vez evaluada la documentación técnica o realizada la determinación del tipo, según el procedimiento elegido, el Organismo Notificado deberá realizar una auditoría del sistema de calidad de la empresa frente al anexo o anexos correspondientes en cada Directiva para este procedimiento de evaluación. El procedimiento incluirá la inspección de las instalaciones del fabricante y si se considera necesario, las de los proveedores o subcontratistas del fabricante para controlar los procedimientos de diseño, fabricación y control. Los subcontratistas deberán contar también con un sistema de calidad que asegure el diseño, la producción o los controles que realicen, según lo que se subcontrate. Puesto que el Organismo Notificado 0318 exige la aportación de la documentación técnica para la certificación de cada producto, el objeto de la revisión de los expedientes durante las auditorías, en el caso de los productos que tienen un tipo aprobado, será, verificar que el tipo descrito se mantiene, y en el resto de los casos, que la documentación aportada al Organismo Notificado, coincide con los expedientes archivados en la empresa; verificar, en su caso, las posibles modificaciones de los productos y su documentación y comprobar que se ha seguido el procedimiento establecido y su adaptación al estado de la técnica, incluido el seguimiento clínico post comercialización, cuando proceda. El fabricante puede tener implantado un sistema de calidad basado en normas armonizadas. Las normas armonizadas aseguran el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Directivas en este campo. La norma UNE-EN-ISO es una norma armonizada en lo relativo a los requisitos sobre sistemas de calidad de las Directivas de productos sanitarios. En todo caso, el Organismo Notificado para realizar la auditoría, utilizará esta norma como referencia, junto con los requisitos requeridos por la Directiva correspondiente, por ser ésta una norma armonizada. Página 19 de 78
20 El hecho de contar con un certificado de cumplimiento de la norma voluntaria UNE- EN-ISO no eximirá al fabricante de la auditoría al sistema de calidad que deba realizar el Organismo Notificado para la certificación del producto. El Organismo Notificado 0318 realizará, además, auditorías y evaluaciones periódicas, por lo general anuales. La fecha será pactada entre las partes, cuando la auditoría sea anunciada, no obstante, el Organismo Notificado estará autorizado, también a efectuar visitas de control sin previo aviso, que podrán extenderse, también a los subcontratistas y a los proveedores cruciales o críticos. También será necesaria la realización de auditorías para la evaluación de modificaciones del sistema, para la prórroga o para la inclusión de nuevos productos en los certificados ya emitidos. Las auditorías se realizarán, generalmente, utilizando el cuestionario contenido en el documento 93/42/2, por lo que se solicitará a las empresas la aportación de dicho documento, tanto con la solicitud inicial de certificación, como con motivo de las auditorías de seguimiento, prórroga, modificación o repetición. De esta forma, el solicitante mantendrá actualizados sus compromisos y la información de su sistema de calidad y se facilitará la evaluación del sistema, por parte del Organismo Notificado. El objetivo de las auditorías de seguimiento será verificar el mantenimiento del sistema de calidad aprobado y su capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos esenciales aplicables a los productos. Durante las auditorías se revisará con especial atención el seguimiento de los planes de seguimiento post comercialización. Con ocasión de las auditorías con o sin previo aviso, el Organismo Notificado podrá hacer que se realicen ensayos y, cuando proceda, recoger muestras para la realización de dichos ensayos en sus laboratorios o en laboratorios terceros, corriendo los gastos que se deriven de los mismos por cuenta del fabricante. Cuando las auditorías deban realizarse en países que requieran una invitación para la obtención de visado, el organismo Notificado podrá reclamar al solicitante la invitación sin fecha definida a fin de poder programar auditorías sin previo aviso. El solicitante se asegurará así mismo de obtener la aprobación, de subcontratistas y proveedores críticos para que el Organismo Notificado pueda visitarlos con o sin previo aviso. A continuación se incluyen los links con los documentos citados. Los formularios contienen los compromisos y detallan toda la documentación que debe aportar el solicitante con cada formulario. 93/42/6 solicitud de evaluación de la conformidad por declaración de conformidad anexo VII de la Directiva 93/42/CEE o anexo III de la Directiva 98/79/CE combinada con otros procedimientos. racion_ce_conformidad.doc 93/42/2 solicitud de evaluación de sistema de calidad por calidad total, calidad de la producción o calidad del producto. Este documento se utilizará también para solicitud de prórroga, de modificaciones del sistema y, a requerimiento del Organismo Notificado, en las auditorías de seguimiento y repetición, a fin de contar siempre con información y compromisos actualizados para facilitar la auditoría: 93/42/4 solicitud de examen CE de tipo; Página 20 de 78

References: RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 14
 real Decreto 
 artículo 15
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto