Source: https://es.omega.com/pptst/OSXL-SC_Series.html
Timestamp: 2019-12-16 09:55:03+00:00

Document:
Kit de cámara térmica para banco de pruebas
Inicio » Temperatura » Instrumentos de medición de te... » Cámaras termográficas » OSXL-ASC
Cámara de imagen térmica de montaje fijo
Diseñada especificamente para test termográficos en los bancos de pruebas
Compacta, robusta y ligera
Incluye todo lo necesario para funcionar al sacarlo de la caja
Se adapara a cualquier Sw con los protocolos GenICam, Incluido National Instruments IMAQ Vision, Stemmers
Common Vision Blox, y COGNEX Vision Pro
Compatibilidad con el estándar GigE VisionTM
Sopota el protocolo GenICam
Alta sensibilidad <50 mK
Mas información sobre el funcionamiento de un cámara termográfica.
Las cámaras térmicas pueden ser utilizadas para una amplia variedad de aplicaciones I + D. Hasta hoy con una cámara de imagen térmica era a menudo un privilegio de los grandes departamentos I + D. Con los sistemas de imagen térmicos extremadamente asequibles como OSXL-A35SC, OSXL-A15SC y OSXL-A5SC, ahora todos los ingenieros de I+D pueden disfrutar de las ventajas las imágenes térmicas para bancos de pruebas.
Los modelos OSXL-A35SC/OSXL-A15SC y OSXL-A5SC no sólo son muy asequibles, sino que contienen el hardware y software necesario para analizar y verificar sus proyectos de investigación y desarrollo.
Usted será capaz de visualizar y medir las temperaturas con un modo sin contacto. La OSXL-A35SC produce imágenes térmicas de 320 x 256 píxeles. Los usuarios que no necesitan esta alta calidad de imagen para su aplicación pueden elegir el modelo OSXL-A15SC, que produce imágenes térmicas de 160 x 128 píxeles o la OSXL-A5SC que produce imágenes térmicas de 80 x 64 píxeles.
Los OSXL-A35SC, OSXL-A15SC y OSCL-SC5 son kits de cámaras de infrarrojos asequibles diseñados específicamente para aplicaciones térmicas de pruebasde sobremesa.
El compacto embalaje hace que el OSXL-A5SC sea un ajuste perfecto para la mesa de trabajo y permite el despliegue en ubicaciones donde las restricciones de tamaño son fundamentales. Están disponibles en una variedad de píxeles de resolución y pueden satisfacer los requisitos de resolución espacial de la mayoría de las aplicaciones.
Elimine las conjeturas, ver los patrones de calor con las imágenes térmicas y extraiga valores de temperatura a partir de imágenes en vivo o grabadas. Este instrumento ha tiene un detector refrigerado de micro bolómetro que no necesita mantenimiento y proporciona excelentes imágenes de onda larga. La resolución en píxeles y la óptica están disponibles en 80 x 64, 160 x 128, 320 x 256 píxeles para lograr numerosos campos visión. Versátil y compacta, resistente y ligero, con montaje sencillo que permite una instalación rápida y fácil movimiento en la nueva aplicación requisitos.
Compatibiliad plug-and-play, es un sistema ideal para integrar a través de protocolos GigE Visión y GenICam, estas cámaras pueden ser totalmente configuradas desde un PC pudiendo capturar imágenes en tiempo real. La transferencia de datos rápida mediante conexión RJ45 Ethernet suministra imágenes de 14 bits con tasas de hasta 60 Hz.
GigE Vision ® es una nueva interfaz de cámara desarrollada usando el protocolo de comunicaciones Ethernet Gigabit. La visión es el primer video estándar GigE es el primer estándar de transferencia rápida de imágenes con cables de bajo costo, incluso a largas distancias. Con GigE Vision, hardware y software de diferentes proveedores puede interoperar perfectamente.
El objetivo de GenICam® es proporcionar una interfaz de programación genérica para todos los tipos de cámaras independientemente de la tecnología de interfaz (GigE Vision, Camera Link ®, 1394 DCAM, etc) o las características de implementación, la API siempre será la misma. El protocolo GenICam, también hace que sea posible el uso de software de terceros con la cámara. GenICam hace que el OSXL-A35SC esté listo nada más conectar cuando se utilizan paquetes de software tales como IMAQ Vision y Halcon.
Resolución IR:
OSXL-A5SC:80 x 64 píxeles
OSXL-A15SC:160 x 128 píxeles
OSXL-A35SC:320 x 256 píxeles
FOV (profundidad de campo) / Distancia focal:
OSXL-A35SC/OSXL-A15SC:48 ° (H) x 39 ° (V), con 9 mm lente
OSXL-A5SC:44 ° (H) x 36 ° (V), con 5 mm de la lente
OSXL-A5SC:10 mrad de 5 mm de la lente
OSXL-A15SC:5,56 mrad para 9 mm lente
OSXL-A35SC:2,78 mrad para 9 mm lente
Pitch Detector:
OSXL-A5SC/OSXL-A15SC:50 micras
OSXL-A35SC:25 micras
térmica Sensibilidad / NETD:<0,05 ° C (50 mK) @ 30 ° C
fijo F-Número:1.25
Frecuencia de imagen:60 Hz
fijo Matriz de plano focal (FPA) Rango espectral:no refrigerado VOX micro bolómetro/7.5 a 13 micras
Tiempo Detector constante:Típico 12 ms
Objeto Rango de temperatura:-40 a 160 ° C / -40 a 550 ° C
Precisión:± 5 ° C o ± 5% de la lectura
Ethernet:Control y la imagen
Tipo:Gigabit Ethernet
estándar:IEEE 802.3
Comunicación:GigE Vision versión 1.2, Client API GenICam compatible
Streaming de imagen:señal de 14 bits lineales / DDE, GigE Vision y GenICam
compatible energía:Alimentación a través de Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 0 poder
Protocolos:TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Entrada / Salida Digital:
entrada:de propósito general; 1 × optoaisladas, "0" <2 ", 1" = 2 a 40 Vdc
salida:de salida de propósito general a un dispositivo externo (establecer mediante programación), 1 × opto-aislado, 2 a 40 Vcc, 185 mA máximo
Voltaje de aislamiento:500 VRMS
Voltaje de alimentación:2 a 40 Vcc, 200 mA máximo
Tipo de conector:de 12 polos M12 (compartido con la sincronización digital y fuente de alimentación externa)
sincronización digital:
en:sync fotograma en la cámara de control, 1 ×, no aislado; LVC buffer@3.3V, "0" <0,8 V, "1"> 2,0 V < br> salida:Marco fuera de sincronización para controlar otra cámara Ax5, 1 ×, no aislado; LVC buffer@3.3V, "0" = 24 mA como máximo, "1" = -24 mA máximo
Tipo de conector:de 12 polos M12 (compartido con E / S digital y fuente de alimentación externa)
de alimentación externa:12/24 Vdc, <2,5 W máximo absoluto
Tipo de conector:de 12 polos M12 (compartido con E / S digital y sincronización digital)
Voltaje:Con rango de 10 a 30 Vdc
Rango de temperatura de funcionamiento:-15 a 50 ° C
Almacenamiento Rango de temperatura:de -40 a 70 ° C
funcionamiento y almacenamiento Humedad:IEC 60068-2-30/24 h 95% de humedad relativa de 25 a 40 ° C EMC:EN 61000-6-2 (inmunidad), EN 61000 - 6-3 (emisión), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones)
Encapsulación:IP 40 (IEC 60529)
Bump:25 g (IEC 60068-2-29)
Vibración:2 g (IEC 60068-2-6)
Peso:0,2 kg (0,44 libras)
Dimensiones:106 L x 40 W x 43 mm H
fijación del trípode:con el accesorio opcional T198349, apoyo
base de Base de montaje:4 × taladros de montaje de rosca M3 (parte inferior)
Material:de magnesio y aluminio
Cámara de imagen térmica por infrarrojos con 80 x 64 píxeles de resolución
Cámara de imagen térmica por infrarrojos con 160 x 128 píxeles de resolución
Cámara de imagen térmica por infrarrojos con 320 x 256 píxeles de resolución
Notas: Viene completo con el maletín de transporte, la cámara infrarroja con lente, herramiente de enfoque, base de soporte, sopote para mesa. alimentador PoE (por Ethernet), 2 cables de 2 m Ethernet CAT-6. Herramientas de analisis y grabación FLIR, manual de operación, vale de servicio y entrenamiento.
Descargar OSXL-A5SC Series - Thermal Imager Sensor - Quick Start Manual
Descargar OSXL-A5SC Series - Thermal Image Sensor - Full Manual

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución

 resolución

 resolución