Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-26-julio-2004-comunidad-autonoma-de-madrid-80689
Timestamp: 2016-10-24 04:21:15+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo marca Medición, modelo SM7, fabricado y presentado por la empresa 'Medición y Transporte, S.A.'
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo marca Medición, modelo SM7, fabricado y presentado por la empresa "Medición y Transporte, S.A." Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo marca Medición, modelo SM7, fabricado y presentado por la empresa "Medición y Transporte, S.A." Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo marca Medición, modelo SM7, fabricado y presentado por la empresa «Medición y Transporte, S.A.».
Primero.Se presenta solicitud de aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo con viscosidad menor que 20 mPa·s (excepto GLP), marca Medición, modelo SM7, por parte de Don Carlos Kremers Winandy, en nombre y representación de la Entidad «Medición y Transporte, S.A.», con domicilio social en la Avda. de Manoteras, n.o 6, 28050 - Madrid.
Segundo.Adjunta a dicha solicitud se aporta la documentación exigida así como memoria descriptiva del modelo y de su funcionamiento, en la que se manifiesta que el sistema de medida está diseñado para el suministro de grandes caudales a embarcaciones, locomotoras o para usos militares.
Tercero.Tras examinar la documentación aportada por el solicitante, se advierte que el modelo propuesto es sustancialmente igual al sistema de medida modelo M7-250 aprobado por el Centro Español de Metrología por Resolución de fecha 30 de septiembre de 1993, que ha sido ligeramente modificado por el solicitante para incorporar al mismo los avances técnicos surgidos desde el año 1993 y para añadir una nueva versión con otro caudal de funcionamiento utilizando, no obstante, el mismo modelo de contador volumétrico.
Cuarto.Asimismo, se comprueba que el elemento fundamental del sistema de medida está constituido por el subsistema de medida marca Sampi, modelo SM7, que posee la aprobación de modelo CEE N.o FI96/47101, emitida por el Teknillinen Tarkastuskeskus de Finlandia.
Quinto.A la vista de lo anteriormente expuesto y tras un estudio de la documentación aportada, se considera que no resulta necesario realizar ensayos adicionales al sistema de medida, por lo que esta Dirección General de Industria, Energía y Minas estima que en la tramitación del expediente se han cumplimentado todos los trámites reglamentarios siendo el sistema de medida susceptible de aprobación.
Segundo.La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control Metrológico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se regula el control de los contadores volumétricos de líquidos distintos del agua y de sus dispositivos complementarios y la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los sistemas de medida de líquidos distintos del agua establecen los requisitos reglamentarios que deben cumplir este tipo de sistemas de medida para poder ser aprobados.
Primero.Conceder aprobación de modelo del sistema de medida destinado al suministro de carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo con viscosidad menor que 20 mPa·s (excepto GLP), marca Medición, modelo SM7, a favor de la Entidad «Medición y Transporte, S.A.», inscrita en el registro de control metrológico con el número 16-H-011-R. La validez de esta aprobación de modelo estará condicionada a la vigencia de la aprobación de modelo del subsistema que incorpora.
Modelo: SM7.
Versiones: SM7-250 y SM7-400. Características metrológicas:
Caudal máximo: 250 L/min para versión SM7-250. 400 L/min para versión SM7-400.
Caudal mínimo: 50 L/min.
Presión máxima de funcionamiento: 4 bar. Suministro mínimo: 100 litros.
Clases de líquidos a medir: Gasolinas y gasóleos con viscosidad dinámica « 20 mPa·s.
Margen de T.a de funcionamiento: 10 .oC a +50 .oC Segundo.El signo de aprobación de modelo asignado será:
16-H-011 04015
Tercero.Los sistemas de medida correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán, como mínimo, de manera visible e indeleble, las siguientes inscripciones de identificación (en su placa de características) además de las propias de los elementos que los:
Sexto.De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de modelo tiene validez hasta el próximo 1 de septiembre del año 2007, pudiendo ser prorrogada por periodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Madrid, 26 de julio de 2004.El Director general, Carlos López Jimeno.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 21
 Real Decreto