Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-16-octubre-2007-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-453983
Timestamp: 2016-10-24 14:29:01+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos, marca Smiths Detection Toronto Ltd., modelos 400 B, Sabre 2000, y Sabre 4000
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos, marca Smiths Detection Toronto Ltd., modelos 400 B, Sabre 2000, y Sabre 4000	RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos, marca Smiths Detection Toronto Ltd., modelos 400 B, Sabre 2000, y Sabre 4000 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos, marca Smiths Detection Toronto Ltd., modelos 400 B, Sabre 2000, y Sabre 4000 Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado, con fecha 15 de junio de 2007, a instancia de D. Antonio Alonso Ruiz, en representación de TECOSA, con domicilio social en Ronda de Europa, n.º 5, Tres Cantos (Madrid), por el que solicita la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos de referencia, a efectos de incluir en ella el modelo Sabre 4000 de la misma marca.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar por la presente Resolución la modificación de la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al cumplimiento de los límites y condiciones que figuran en las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y protección radiológica, las cuales sustituyen y dejan sin efecto a las de la Resolución de esta Dirección General, de fecha 3 de febrero de 2005.
1.ª Los aparatos radiactivos cuyo tipo se aprueba de la marca Smiths Detection Toronto Ltd.(antes Barringer Instruments Ltd.), modelos 400 B, SABRE 2000 y SABRE 4000.
Estos equipos llevan incorporada una fuente radiactiva encapsulada de Niquel-63 con una actividad máxima de 555 MBq (15 mCi) que podrá ser de una de las siguientes marcas y modelos:
Marca Amersham Canada Ltd., modelo NBCK-4077.
Marca NRD Inc., modelo N1001.
Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, la fecha de fabricación, el n.º de serie, el distintivo básico recogido en la norma UNE 73-302 y la palabra «exento», así como una advertencia de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir al final de su vida útil, según lo indicado en el apartado h)iv) de la especificación 4.ª La marca y etiquetas indicadas se situarán en el exterior de los aparatos de manera visible.
e) Declaración de que el aparato corresponde exactamente con el prototipo aprobado y que la intensidad de dosis de radiación en todo punto exterior a 0,1 m de la superficie del equipo suministrado no sobrepasa 1 μSv/h.
iii) Cuando se detecten daños en un aparato cuya reparación implique el acceso a la fuente radiactiva, se deberá poner en contacto con el importador.
iv) Los aparatos que lleguen al final de su vida útil deberán ser devueltos al importador
6.ª Las siglas y n.º que corresponden a la presente aprobación de tipo son NHM-X175.
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos, marca Smiths Detection Toronto Ltd., modelos 400 B, Sabre 2000, y Sabre 4000	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 

RESOLUCIÓN