Source: http://docplayer.es/8196308-Termometro-3-canales.html
Timestamp: 2018-06-23 01:26:33+00:00

Document:
Termómetro (3 canales) - PDF
Download "Termómetro (3 canales)"
María Ángeles Moya Sosa
1 Termómetro (3 canales) testo 735 La mayor exactitud gracias a la precisión del sistema La mayor exactitud en todo el rango de gracias a la precisión del sistema C hasta 0,05 ºC Visualización, memorización e impresión de valores Delta T, mín./máx. y promedio Alarma acústica (valores límite ajustables) Impresión cíclica de las mediciones (p.ej. una vez por minuto) Clase de protección IP65 Certificación EN Certificación ITC 3701/2006 (solo 735-1) El termómetro testo 73e distingue por su robustez y su idoneidad para múltiples aplicaciones. Se encuentra disponible en dos versiones: testo 735-1: termómetro de elevada precisión sin memoria testo 735-2: termómetro de elevada precisión, con memoria para valores de, software para PC y cable de conexión USB El medidor de temperatura cuenta con una entrada para sonda Pt100 de alta precisión y dos entradas para sondas termopar. Además puede mostrar los valores de hasta 3 sondas más conectadas vía radio. Si se usa la sonda Pt100 de inmersión/penetración de elevada precisión el sistema alcanza una exactitud de 0,05 ºC a una resolución de 0,001 ºC. De este modo, el sistema de resulta apto como patrón de referencia. El instrumento también incluye perfiles de usuario configurables, es decir, teclas programables para que activen ciertas opciones de menús relativas a cada aplicación, que facilitan el manejo rápido e intuitivo.
2 Datos técnicos testo testo 735-1, instrumento de de la temperatura de 3 canales T/P tipo K/T/J/S/Pt100, alarma acústica, conexión para un máx. de 3 sondas por radio opcionales, incl. pila e informe de calibración Datos técnicos generales Temp. Func C Temp. Almac C Tipo de pila Alcalina manganeso, mignon, tipo AA Tipo de protección IP x 74 x 46 mm Peso 428 g Material/Caja ABS/TPE/metal Garantía 2 años testo testo 735-2, instrumento de de la temperatura de 3 canales T/P tipo K/T/J/S/Pt100, alarma acústica, conexión para un máx. de 3 sondas por radio opcionales, con memoria, software para PC, cable USB de transmisión de datos, pila e informe de calibración Transmisión de valores con sondas vía radio para mediciones de ambiente/inmersión/penetración Analizar y documentar los valores por situación de con el software para PC (incluido en la entrega del testo 735-2) Tipo sensor ±1 dígito Resolución Pt100 con sonda C Ver datos de sondas C ( C) 0.01 C (rango restante) Vida de la pila aprox. 60 h Pt C ±0.2 C ( C) ±0.2% del v.m. (rango restante) 0.05 C aprox. 250 h Tipo K (NiCr-Ni) C ±0.3 C ( C) ±(0.2 C + 0.3% del v.m.) (rango restante) 0.1 C aprox. 300 h Tipo T (Cu-CuNi) C ±0.3 C ( C) ±(0.2 C + 0.3% del v.m.) (rango restante) 0.1 C aprox. 300 h Tipo J (Fe-CuNi) C ±0.3 C ( C) ±(0.2 C + 0.3% del v.m.) (rango restante) 0.1 C aprox. 300 h Tipo S (Pt10Rh-Pt) C ±1 C ( C) 1 C aprox. 300 h
3 Accesorios Accesorios para instrumento de Alimentador USB, 5 V CC 500 ma con adaptadores a red, VCA, Hz Módulo de radio para ampliación del instrumento de con la opción de radio Módulo de radio para instrumento de, MHz FSK, aprobado para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO Módulo de radio para instrumento de, MHz FSK, aprobado para USA, CA, CL Impresora y accesorios Impresora portátil con interfaz por infrarrojos; incl. 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA para impresiones in situ Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), tinta indeleble documentación de datos de legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10 años) Respuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas recargables Ni-MH, carga individual y visualizador de control de carga, incl. carga de mantenimiento, función integrada de descarga y adaptador internacional de red integrado ( V, 300 ma, 50/60 Hz) Transporte y protección Maletín de servicio para equipo básico (instrumento de y sondas), medidas: 400 x 310 x 96 mm Maleta para instrumento, sondas y accesorios, medidas 520 x 380 x 120 mm Otras caracter. Empuñadura para puntas de acoplables Cable de extensión de 5 m, para sonda termopar tipo K Pasta conductiva de silicona (14 g), Tmáx = +260 C, para aumentar la transmisión de calor en sondas de superficie Certificados de Calibración Certificado de calibración ISO de temperatura para sondas aire/inmersión, puntos de calibración -18 C; 0 C; +60 C Certificado de calibración ISO de temperatura instrumentos con sonda de aire/inmersión, ptos.calibración: 0 C; +150 C; +300 C Certificado de calibración ISO de temperatura instrumentos de con sondas de superficie; puntos de calibración +60 C; +120 C; +180 C Certificado de calibración DAkkS de temperatura medidores con sondas de aire/inmersión, puntos de calibración -20 C; 0 C; +60 C Certificado de calibración DAkkS de temperatura sonda de temperatura de superficie por contacto; puntos de calibración +100 C; +200 C; +300 C Ajuste en 4 puntos incl. certificado de calibración ISO, puntos de calibración seleccionables libremente para sonda Ajuste en 4 puntos incl. certificado de calibración DAkkS, puntos de calibración seleccionables libremente para sonda Certificados de calibración, ajuste incl. para testo Ajuste en 2 puntos, incl. certificado de calibración ISO, puntos de calibración seleccionables libremente Ajuste en 4 puntos incl. certificado de calibración ISO, puntos de calibración seleccionables libremente Ajuste en 2 puntos, incl. certificado de calibración DAkkS, puntos de calibración seleccionables libremente Ajuste en 4 puntos incl. certificado de calibración DAkkS, puntos de calibración seleccionables libremente
4 Sondas por radio Sondas por radio para mediciones por inmersión/penetración Sonda de inmersión/penetración por radio, NTC, aprobada para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Radiofrecuencia MHz FSK Sonda de inmersión/penetración por radio, NTC, aprobada para USA, CA, CL; Radiofrecuencia MHz FSK Resolución mm Ø 3.4 mm C ±0.5 C ( C) ±0.8 C ( C) ±0.8 C ( C) ±1.5 C (rango restante) 0.1 C (en agua) 12 s Empuñaduras por radio con cabezal de sonda para del aire y por inmersión/penetración Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Radiofrecuencia MHz FSK Cabezal de sonda T/P para de aire/inmersión/penetración, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL; Radiofrecuencia MHz FSK Cabezal de sonda T/P para de aire/inmersión/penetración, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K Resolución mm Ø 3,4 mm Brevemente hasta +500 C Empuñadura por radio: ±(0.5 C +0.3% del v.m.) ( C) ±(0.7 C +0.5% del v.m.) (rango restante) Cabezal de sonda T/P: Clase C ( C) 1.0 C (rango restante) (en agua) 10 s Empuñaduras por radio con cabezal de sonda para de superficies Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Radiofrecuencia MHz FSK Cabezal de sonda T/P para de superficies, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL; Radiofrecuencia MHz FSK Cabezal de sonda T/P para de superficies, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K Resolución mm 40 mm Ø 12 mm Brevemente hasta +500 C Empuñadura por radio: ±(0.5 C +0.3% del v.m.) ( C) ±(0.7 C +0.5% del v.m.) (rango restante) Cabezal de sonda T/P: Clase C ( C) 1.0 C (rango restante) Empuñaduras por radio para sondas termopar acoplables Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Radiofrecuencia MHz FSK Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL; Radiofrecuencia MHz FSK Imagen Resolución C ±(0.7 C +0.3% del v.m.) ( C) ±(0.9 C +0.5% del v.m.) (rango restante) 0.1 C ( C) 1.0 C (rango restante) Datos técnicos Sondas por radio Sonda de inmersión/penetración por radio, NTC Datos técnicos comunes Tipo de pila 2 x Pila de 3V (CR2032) Cíclo de 0,5 ó 10 s, ajustable en la empuñadura Vida de la pila Empuñadura por radio 150 h (intervalo de 0,) 2 meses (intervalo de 10 s) Cobertura de radio Transmisión por radio Hasta 20 m (sin obstrucciones) Unidireccional Tipo de pila 2 pilas botón AAA Temp. Func C Vida de la pila 215 h (intervalo de 0,) 6 meses (intervalo de 10 s) Temp. Almac C
5 Sondas Tipo de sonda Sondas de laboratorio Sonda de laboratorio Pt100, revestimiento de vidrio, funda de vidrio recambiable (Duran 50), resistente a sustancias corrosivas, 200 mm Ø 6 mm Clase A ( C), Clase B (rango restante) 1) 4 12 s Sin la funda de vidrio Sondas de ambiente Sonda de aire resistente, T/P tipo K, Sonda de aire Pt100, resistente y precisa, 114 mm Clase A ( C), Clase B (rango restante) 1) 70 s Sonda ambiente resistente y asequible, T/P tipo T, 1.2 m 112 mm ±0.2 C ( C) Clase 1 (rango restante) 2) Sondas de superficie Sonda de temperatura de superficie Pt100, estanca y resistente, 114 mm Ø 9 mm Clase B 1) 40 s Sonda rápida de superficie con resorte de banda termopar, incluso para superficies irregulares, rango de (brevemente) hasta +500 C, T/P tipo K, Ø 12 mm C 3 s Sonda plana de superficie rápida, para mediciones en lugares de difícil acceso como aberturas estrechas o ranuras, T/P tipo K, 145 mm 40 mm Ø 8 mm Ø 7 mm C Sonda de superficie precisa y estanca con cabezal de pequeño para superficies lisas, T/P tipo K, 1 Ø 2.5 mm C 20 s Sonda de superficie de gran rapidez con resorte de banda termopar, con ángulo para adaptarse también a superficies irregulares, rango de (brevemente) hasta +500 C, T/P tipo K, 80 mm Ø 12 mm C 3 s ) Según la normativa 60751, la exactitud de la Clase A y B se aplica de -200 hasta +600 ºC (Pt100) 2) Según la normativa EN , la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 3 de -200 hasta +40 ºC (Tipo K).
6 Sondas Tipo de sonda Sondas de superficie Sonda de superficie de cabezal plano con telescopio (máx. 680 mm) para mediciones en lugares de difícil acceso, T/P tipo K, 1.6 m (menor en consonancia a la extensión del telescopio) 680 mm 12 mm Ø 25 mm C 3 s Sonda magnética, fuerza de adhesión de aprox. 20 N, con imán, para medir en superficies metálicas, T/P tipo K, 35 mm Ø 20 mm C 150 s Sonda magnética, fuerza de adhesión de aprox. 10 N, con imán, para medir a temperaturas elevadas en superficies metálicas, T/P tipo K, 75 mm Ø 21 mm Sonda de superficie estanca con punta de plana para superficies lisas, T/P tipo K, Cable fijo Ø 6 mm 30 s Sonda abrazadera con velcro para de la temperatura en tuberías con diámetro máx. hasta 120 mm, Tmáx +120 C, TP tipo K, 395 mm 20 mm C 90 s Sonda abrazadera para tuberías de 5 a 65 mm de diámetro, con cabezal de intercambiable. de, brevemente hasta +280 C, T/P tipo K, C Cabezal de de repuesto para la sonda abrazadera para tuberías, T/P tipo K 35 mm 15 mm C Sonda de pinza para medir en tuberías de 15 a 25 mm de diámetro (máx. 1"), rango de, brevemente hasta +130 C, T/P tipo K, C Sonda de superficie estanca con punta de ancha para superficies lisas, T/P tipo T, Cable fijo 1.2 m 112 mm Ø 6 mm ±0.2 C ( C) Clase 1 (rango restante) 2) 30 s Sondas de inmersión/penetración Sonda Pt100 de inmersión/penetración resistente y estanca, 114 mm Ø 3.7 mm Clase A ( C), Clase B (rango restante) 1) 12 s Sonda Pt100 de inmersión/penetración de elevada precisión, incl. certificado en los puntos 0 ºC y +157 ºC, 295 mm C ±0.05 C ( C) ±(0.05 C +0.05% del v.m.) (rango restante) 60 s ) Según la normativa 60751, la exactitud de la Clase A y B se aplica de -200 hasta +600 ºC (Pt100) 2) Según la normativa EN , la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 3 de -200 hasta +40 ºC (Tipo K).
7 Sondas Tipo de sonda Sondas de inmersión/penetración Sonda de inmersión rápida, precisa, flexible y estanca, T/P tipo K, 300 mm C 2 s Sonda de inmersión/penetración ultrarrápida, estanca, T/P tipo K, 60 mm 14 mm C 3 s Punta de de inmersión, flexible, T/P tipo K 500 mm C Punta de de inmersión, flexible, T/P tipo K 500 mm C Clase 3 2) Punta de de inmersión, flexible, para mediciones en aire/gases de escape (no adecuada para mediciones en fundiciones), T/P tipo K Ø 3 mm 1000 mm C 4 s Sonda de inmersión/penetración estanca, T/P tipo K, 114 mm 7 s Ø 3.7 mm Punta de de inmersión, flexible, de poca masa, ideal para mediciones en volúmenes pequeños como placas de Petri o para mediciones en superficies (fijada, por ejemplo, con cinta adhesiva), T/P tipo K, 2 m de cable térmico con aislamiento FEP, resistente a temperaturas de hasta 200 C, cable oval con medidas: 2,2 mm x 1,4 mm Ø 0.25 mm 500 mm C 1 s Termopares Termopar con adaptador T/P, flexible, 800 mm de longitud, de fibra de vidrio, T/P tipo K 800 mm Termopar con adaptador T/P, flexible, 1500 mm de longitud, de fibra de vidrio, T/P tipo K 1500 mm Termopar con adaptador T/P, flexible, 1500 mm de longitud, PTFE, T/P tipo K 1500 mm C ) Según la normativa EN , la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 3 de -200 hasta +40 ºC (Tipo K).
8 testo-735-p :19 Seite 8 testo 735 Sondas Tipo de sonda Sondas para alimentación Sonda de alimentación Pt100 resistente, de acero inoxidable (IP65), 125 mm 15 mm Ø 3 mm Clase A ( C), Clase B (rango restante) 1) 10 s Sonda de alimentación, estanca, en acero inoxidable (IP65), T/P tipo K, 125 mm Ø 3.2 mm 7 s Sonda resistente de alimentación con empuñadura especial, IP 65, cable reforzado (PUR), T/P tipo K, Ø 3.5 mm 6 s Sonda de aguja super rápida, estanca, de elevada exactitud, sin poro de penetración visible. Especial para alimentación, ideal para hamburguesas, bistecs, pizza, huevos, etc., TP tipo K, 1 Ø 1,4 mm 15 mm Ø 1 mm C 1s Sonda de inmersión/penetración, estanca, resistente, cable con protección metálica Tmáx 230ºC, p.ej. para controlar la tª del aceite de cocinar, T/P tipo K, 240 mm C Sonda de superficie estable y resistente, base PTFE de, cable con funda de protección metálica Tmáx +230 C para planchas de cocción y bandejas para horno, TP tipo K, 120 mm Ø 60 mm C Sonda resistente de penetración para alimentación con empuñadura especial, cable reforzado (PVC), T/P tipo T, Ø 3.5 mm ±0.2 C ( C) Clase 1 (rango restante) 2) 6 s ) Según la normativa 60751, la exactitud de la Clase A y B se aplica de -200 hasta +600 ºC (Pt100) 2) Según la normativa EN , la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 3 de -200 hasta +40 ºC (Tipo K). Sujeto a cambios sin previo aviso Testo Argentina Av. Directorio 4901 (C1440ASB) Bs.As. Argentina Teléfono: (011) Fax: (011) /cw/A/

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución