Source: https://www.slideshare.net/MedicionesCurso/multim-analog-y-dig-2
Timestamp: 2017-12-11 00:36:34+00:00

Document:
Multim analog y dig (2)
AI and Machine Learning Demystified... by Carol Smith 298679 views
The AI Rush by Jean-Baptiste Dumont 93067 views
10 facts about jobs in the future by Pew Research Cent... 59076 views
2017 holiday survey: An annual anal... by Deloitte United S... 110434 views
Harry Surden - Artificial Intellige... by Harry Surden 43462 views
Inside Google's Numbers in 2017 by Rand Fishkin 566914 views
1. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999- SECCION DIGITALEl proceso entero de conversión Analógico a Digital es conseguido a través un circuitointegrado que posee las funciones de conversor A/D y los excitadores de presentación.El circuito emplea el método de conversión de doble pendiente y requiere algunoscomponentes externos para establecer la base de tiempo y los niveles de referencia para poderoperar. Estos componentes incluyen un cristal oscilador, un capacitor de integración, uncapacitor de filtro, un capacitor de auto cero y llaves analógicas para la seleccionar la entradaa medir.El proceso de conversión de doble rampa se inicia al conectar por 166,7 milisegundos laentrada INTEG, con lo cual la entrada desconocida carga al capacitor INTEG a través de laresistencia R, a un valor proporcional al valor de la tensión de entrada desconocida. O sea, lapendiente de carga variará en función de ella. Se eligen 166,7 ms porque es un múltiplo delperiodo de 60 Hz y esto reduce la posible interferencia con el ruido de línea. Periodo = 1 /60 Hz = 16,67 ms ∴ 10 T = 166,7 msIng. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
2. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999Al finalizar los 166,7 mseg, el contador abre la llave INTEG y cierra la llave READ queconecta la tensión fija (con polaridad contraria a la desconocida) de referencia a la entrada delBuffer.Esto hace que el capacitor se descargue con una pendiente constante y conocida, pero eltiempo de descarga va a depender del valor de la tensión de carga, la cual es proporcional a ladesconocida. Durante ese tiempo, el contador comienza a contar los pulsos de un reloj. Alllegar el valor de tensión del capacitor a cero, un comparador le indica esta situación alcontador, deteniendo la cuenta. El valor contado es enviado al decodificador de 7 segmentos yeste al Display para hacer la presentación del valor leído.Luego se comienza de nuevo el ciclo.Como en el momento de generarse el pulso de parada de cuenta, hay una indeterminación detiempo correspondiente al periodo de reloj ó al tiempo desde el momento que entró el últimopulso.Esto genera un indeterminación de + 1 pulso de reloj. La medición digital siempre da unaincertidumbre inherente de una cuenta, o sea, como los pulsos de entrada no son angostos y lacuenta se produce sobre el flanco creciente o decreciente de ellos; y al abrirse y cerrarse laventana de muestreo, un pulso de entrada que esta entrando o saliendo en ese momento puedeno ser contado, porque el flanco de conteo queda fuera de la ventana.La presentación de la información se hace por medio de un conjunto de dígitos. Estos dígitosse forman con 7 barras o segmentos formando un ocho. De acuerdo con las segmentosexcitados eléctricamente, será el número representado. Los segmentos pueden ser de Led oCristal Líquido. Los de Led son luminosos no dependiendo de la luminosidad exterior parapoder observarlos. Los de Cristal Líquidos dependen de la luz exterior para ser observados.Los instrumentos pueden contener 3, 4 o 5 dígitos. Mientras mayor cantidad de dígitos tengael instrumento, mayor será la resolución del mismo, o sea, se podrá leer con mayor exactituddel valor desconocido. Cada dígito será formado por la combinación de los segmentos de ese dígito. Cada segmento es controlado por una línea eléctrica. Para tener mayor resolución de lectura, se necesitan varios dígitos, pero cada dígito necesita 7 líneas. Esto complica la decodificación y la implementación eléctrica del contador por la cantidad de cableados necesarios. El número uno (1) es formado por los dos segmentos verticales derechos. Si excitamos elprimer dígito de la izquierda con una sola línea, conectada a estos dos segmentos, tendremosun 1 cuando la línea este excitada y un cero cuando esta línea no este excitada. Esto permitiríaduplicar la resolución sin complicar demasiado el cableado. Este dígito a la izquierda queIng. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
3. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999puede tomar valor 1 ó 0 se lo conoce como medio dígito.Normalmente se tienen un lectura de 999 pero con el agregado de un 1 delante del 999, seobtiene el doble de escala al poder leer 1999.Dicho de otro modo, con un instrumento de dígitos normales, para un instrumento de 3dígitos, se podría leer 999 milivolts en la escala de milivolts, pero si se agrega el medio dígitodelante del dígito de la izquierda, se puede leer hasta 1999 milivolts.Normalmente cuando el valor de entrada supera las 1999 cuentas, los dígitos completos noestán iluminados y sólo el medio dígito presenta el valor 1, indicando sobre-escala. (lecturamayor a la que puede indicar el instrumento).Cuando la lectura es menor a 1000 cuentas, el medio dígito no se enciende.Esto hace muy ventajoso el uso común de el llamado medio dígito (el 1 mas significativo) queduplica la resolución del instrumento.En el presentación digital también se manifiesta un error por indeterminación de + 1 dígito enla presentación. O sea, después del ultimo dígito de la derecha, los dígitos siguientes de menorvalor no son mostrados. Estos dígitos no mostrados pueden ser mayores a 5 ó menores a 5,El instrumento, redondea el ultimo dígito de la derecha, con lo cual se pierde la informaciónsobre esos dígitos no presentados. Por lo tanto, el ultimo dígito puede ser de un valor mayor omenor en 1.Osea, si nos da una lectura de 1456 mV, el valor puede ser de 1455 mV a 1457 mV. Uno porencima y uno por debajo del valor presentadoPrecisión de la medición esta dada por+ 1 cuenta + Error de la base de tiempo + error del conversor de entradacorrespondiente.4- Especificaciones de los MultímetrosLa especificación de un instrumento de medición, es una detallada descripción de lascaracterísticas que identifican al instrumento.La utilidad y simplicidad de las especificaciones debe tenerse en cuenta al diseñar lapresentación de estas especificaciones. Una especificación que se aplica a todos los rangos, atodos los niveles y a un amplio rango de condiciones ambientales es fácilmente entendida.Los componentes que integran la especificación de un instrumento de medición, incluye todoslos parámetros que identifican al instrumento, y a las condiciones de respuesta del mismo antediversas condiciones ambientales y de lectura. Entre ellas tenemos los Rangos, la Exactitud, laPrecisión, la Resolución, linealidad, los límites de temperatura de funcionamiento yalmacenamiento, las características de entrada, los valores máximos y mínimo de lectura.RANGO: Los rangos son las distintas escalas que el instrumento tiene a fin de dar una lecturaadecuada dentro de la resolución establecida en la especificación.Fondo (FULL)de escala: Es el máximo valor de lectura en la escala en uso.Ing. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
4. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999Factor de escala: Este esta dado por la relación entre el rango elegido y el número dedivisiones de dicho rango. Este es más aplicable a instrumentos de medición analógica. Factor de escala = RANGO N° de divisionesPRECISIÓN: Es el mayor error permitido, expresado como un porcentaje o un valorabsoluto. O sea, es la exactitud de la medición. En multímetros digitales, la precisión seexpresa por dos términos. Uno de ellos es la cantidad de dígitos fijos de error y el otro terminopuede expresarse de cuatro formas:a- % de la lectura especificada: Error % = (100)* (valor indicado) - (Valor Verdadero) Valor VerdaderoEn los instrumentos digitales, por ejemplo, se expresa como + (2,0 % de la lectura + 2dígitos), indicando que el error del valor leído esta dentro del 1,3 % y además 2 dígitos deerror fijo. Por ejemplo en ese caso, si la lectura es 1200 mV, el error es de 24 mV (2,0 % de1200) + 2 mV (2 dígitos), siendo la lectura verdadera, en el peor de los casos: (1200 - 24 - 2) (1200 + 24 + 2) 1174 mV ≤ Valor verdadero ≤ 1226 mVb- Error expresado en dígitos: = + x dígitosPor ejemplo, si el error es de + 2 dígitos en la escala de milivolts, y tenemos una lectura de1.499 volts, esto significa que el error es de + 2 milivoltios y la lectura real puede ser 1501 a1597 mvolts. Este tipo de indicación de error es fijo, o sea independientemente del valor leído.El error es siempre de igual cantidad de dígitos por arriba o por abajo del valor indicado.ESTABILIDAD: Es el período de tiempo en el cual se garantiza que el instrumento mantengalas lecturas dentro de la especificaciones indicadas. En consecuencia, periódicamente debehacerse una constatación del instrumento con otro de mayor estabilidad y precisión a fin deajustarlo mediante los controles adecuados a los valores indicados por la especificación.LINEALIDAD: Es la máxima desviación de la lectura delinstrumento con respecto a una línea recta que une los puntosextremos del rango de medición. Cuanto mas lineal sea elinstrumento mas preciso será.SENSIBILIDAD: Es la habilidad de un instrumento paraindicar pequeños cambios de la magnitud medida. Así porejemplo un multímetro digital de 5 dígitos con un rango de100 mV de fondo de escala, tiene una sensibilidad de 1 µV.O sea que la menor lectura de voltaje que puede hacer es de 1µV. Este concepto se aplica mas en instrumentos analógicos. LINEALIDADIng. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
5. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999RESOLUCION: Es el menor valor de lectura que puede identificar el instrumento en la escalaen uso. O sea, es el menor cambio de la magnitud que puede ser indicado por el instrumento.Por ejemplo, en un multímetro de 5 dígitos puede mostrar 200000 cuentas, y en consecuenciala resolución será igual a 1 dígito. Por ejemplo, 1 Microvoltios en la escala de 200 V.IMPEDANCIA DE ENTRADA: Al intentar medir una magnitud, el instrumento necesitaafectar el valor de esa magnitud medida a fin de cuantificarla. La impedancia de entrada esuna medida de la capacidad del instrumento de medir esa magnitud, afectándola el menorgrado posible. En consecuencia, a mayor impedancia de entrada, mejor será la calidad delinstrumento de medida.En los instrumentos analógicos esta es variable de acuerdo al rango utilizado y se expresa enOHM/volts Resp (Resistencia específica). La resistencia de entrada es Rv = Resp (Kohm/V) x Rango (v)En los instrumentos digitales, la resistencia de entrada es un valor fijo que depende del modode lectura (Voltios o Amperes) independiente de la escala usada. En modo de medición deTensión la impedancia se mide en Megohms.En el caso de medición de corriente, se dá también la máxima caída de tensión que se produceen los terminales de entrada del instrumento.MAXIMOS VALORES DE VOLTAJES Y CORRIENTE ADMISIBLELos multímetros son instrumentos electrónicos que pueden soportar un determinado valormáximo de voltaje y corriente aplicable a sus extremos. Estos valores son los máximosabsolutos que pueden ser aplicados, aún cuando en la escala mas grande el display puedamedir un valor mayor.En Voltaje alterno, se especifican el máximo voltaje eficaz, y el máximo valor pico quecorresponde este último con el máximo voltaje de continua admisible por el instrumento. Enalterna se deben respetar los dos máximos ya que si el voltaje eficaz es menor al máximoadmisible, pero el pico es mayor al admisible, esa señal no se puede medir porque puededañar el instrumento, ya que se supera uno de los limites.En el caso de corriente, el máximo se refiere al máximo eficaz de corriente que esta limitadopor protección por un fusible interno.CONDICIONES AMBIENTALES DE USO: Son las condiciones ambientales (temperatura yhumedad, polvo) y posición en las cuales pueden ser usados los instrumentos, y en las cualesse cumplen las especificaciones indicadas por los manuales.Dependiendo del instrumento, se indican las temperaturas máximas y mínimas dentro de lascuales pueden ser usados, y las temperaturas máximas y mínimas dentro de las cuales puedenser guardados. Normalmente el rango de temperaturas de almacenamiento es mayor al deoperación.Ing. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
6. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999En cuanto a la humedad, se aplica los mismos conceptos que para la temperatura, siendoexpresado los límites en % de humedad ambiente.En los instrumentos digitales normalmente no se aplica este concepto, debido a que lacuantificación de la información medida se hace por medios electrónicos, no haciéndose usode elementos mecánicos, por lo cual la posición no afecta a la lectura.En los instrumentos de bobina móvil, ya que la indicación de la lectura se hace a través deaguja acoplada a una bobina móvil que se desplaza radialmente en un campo magnéticogenerado por un cilindro magnético, se debe indicar la posición en que se debe colocar elinstrumento. Normalmente se indica con un símbolo, para indicar que se debe usar enposición horizontal con el visor hacia arriba. Esto es debido a que en esta posición, el peso dela aguja no afecta a la medición realizada.Ejemplo de especificaciones de multímetros digitales. Voltaje de Corriente Continua Rango Resolución Precisión 200 mV 100 V +(0.1% de lectura + 1 dígito) 1000 V 1V Impedancia de entrada Protección por sobre voltaje …10 MΩ en todos los rangos ….. 1000 Vdc. Tiempo de respuesta menor a 1 sec. Relación de Rechazo al Modo Común > 100 dB a 50 HzPor ejemplo, en un multímetro de 3 dígitos y medio, en la escala de 200 mV, a fondo deescala tenemos una lectura de 199,9 mV. El último dígito puede resolver 0,1 mV, o sea,100µV (Resolución).El error es de 0,1 % y de un 1 dígito, en consecuencia, para una lectura de 124,5 mV, por elerror de un dígito, el error es de 0,1 mV; y por el error porcentual, el error es de 0,1% de124,5 = 0,1245 mV. En consecuencia el valor real será: (124,5 - 0,12 - 0,1) (124,5 + 0,12 + 0,1) 124,28 mV ≤ valor real ≤ 124,72 mV Voltaje de Corriente Alterna (Lectura de valor promedio y calibrado en RMS de señal senoidal) Rango Resolución Precisión 45 Hz a 2 KHz 2 KHz a 20 KHz 200 mV 100 V +(0.5 % de lectura + 2 +(5 % de lectura + 5 dígito) 1000 V 1V dígito) Impedancia de entrada …10 MΩ Protección por sobre voltaje en todos los rangos en paralelo con ….. 750 RMS ó 1000 Voltios pico. menos de 100 pF Tiempo de respuesta menor a 2 seg. Relación de Rechazo al Modo Común > 100 dB a 50HzPor ejemplo, en un multímetro de 3 dígitos y medio, en la escala de 1000 V, a fondo de escalatenemos una lectura de 1000V. En este caso, si bien el display admite un valor de 1999 V,Ing. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
7. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999recuerde que el voltaje máximo admisible es de 750 voltios eficaces, los cuales no deben sersuperados. El último dígito puede resolver 1 V (Resolución).Si la frecuencia a medir es la de línea (50 Hz) el error se debe calcular según +(0,5% delectura + 2 dígito). Para una lectura de 220 V, el error por dígito será de 2 voltios, y el errorporcentual de 0,5 % de 220 V = 1,1 VEl valor real será: (220 - 1,1 -2 ) (220 + 1,1 + 2) 216,9 V ≤ valor real ≤ 223,1 VSi la frecuencia de la señal a medir fuese mayor a 2000 Hz, el error a calcular sería en base a+(5 % de lectura + 5 dígito). Amperes de Corriente Alterna Rango Resolución Precisión Caída de tensión entre los 45 Hz a 10 KHz extremos de entrada del multímetro 2 mA 1µ A +(0.75% de lectura + 1 0.3 V máx 2000 mA 1 mA dígito) 0.9 V máx Tiempo de respuesta menor a 2 seg. Protección por Sobrecorriente ….. 2A/250V con un fusible de 3A/600V.Por ejemplo, en un multímetro de 3 dígitos y medio, en la escala de 2000 mA (2A), a fondo deescala tenemos una lectura de 1999 mA. Recuerde que la máxima corriente admisiblenormalmente es de 2 A. En caso de mayor corriente debe usarse un shunt externo para realizarla medición. En esta escala, el último dígito puede resolver 1 mA (Resolución).Si la frecuencia a medir es la de línea (50 Hz) el error se debe calcular según +(0,75% delectura + 1 dígito). Para una lectura de 1500 mA, el error por dígito será de 1 mA, y el errorporcentual de 0,75 % de 1500 mA = 11,25 mAEl valor real será: (1500 - 11,25 -1 ) (1500 + 11,25 + 1) 1487,75 mA ≤ valor real ≤ 1512,25 mAEn este caso, el error que se comete por perturbación del circuito debido a la inserción delinstrumento es de 0.9 V como máximo, siendo para ese valor de corriente de 0,675 V. (09V.1,5 A / 2A). La resistencia del shunt en esta escala es R = V/I : Rshunt = 0,9/2 = 0,45 Ohm.Resistencia Rango Resolución Precisión Tensión a Máxima fondo de escala corriente 200 Ω 0.1Ω +(0.2% de lectura + 1 dígito) < 0,25 V .35 mA 2 kΩ 1Ω +(0.1% de lectura + 1 dígito) > 1.0 V 1,1 mA 20 MΩ 10 kΩ +(2% de lectura + 1 dígito) > .7 V 0,13 APara un multímetro de 3 dígitos y medio, si la escala usada es de 20 Mohms, y la resistencialeída es de 100 Kohms, la resolución es de 10 Kohms. El error por dígito es de 10 Kohm y elIng. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
8. Curso de Capacitación en Medidas Electrónicas Año 1999error porcentual es del 2 % de 100.000 = 2000 Ohms. Por lo tanto el valor verdadero deresistencia será (100.000 -10000 -2000) (100.000 +10.000 + 2000) 88.000 Ohms ≤ valor real ≤ 112.0000 OhmsEsto nos indica que para ese valor de resistencia en donde, de los 3 dígitos y medio, sólousamos los dos dígitos de la derecha, el error por dígito es muy grande, y sería convenienteusar una escala menor, pero al no disponer de ella en el rango de los 200K, es aconsejable leersu conductancia y hacer la inversa.Ing. Pedro F. Perez Unidad # 1 Página de 23
Multim analog y dig (1)
Como usar la fuente

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución