Source: http://docplayer.it/1068754-Avviso-urgente-di-sicurezza-sul-campo.html
Timestamp: 2017-07-22 06:46:19+00:00

Document:
AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO - PDF
AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO
Download "AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO"
1 AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO Cateteri per arteria/vena ombelicale in poliuretano a lume singolo Argyle Codice prodotto Descrizione del prodotto CATETERE OMBELICALE IN URETANO DA 2,5 FR CATETERE OMBELICALE IN URETANO DA 3,5 FR CATETERE OMBELICALE IN URETANO DA 5,0 FR 19 settembre 2013 Gentile cliente, questo avviso di sicurezza viene emesso per informare i clienti Covidien di un aggiornamento alle istruzioni per l uso dei cateteri per arteria/vena ombelicale in poliuretano a lume singolo, che include ulteriori informazioni sulla manutenzione del dispositivo. Viene allegata una copia del foglietto di istruzioni aggiornato. Desideriamo rivolgere la Sua attenzione alle voci 9-12 della sezione delle avvertenze. 9 Non usare alcol, acetone o antisettici contenenti alcol direttamente sul catetere. Controllare attentamente che le soluzioni antisettiche non contengano alcol o acetone. Queste sostanze possono provocare danni irreversibili al poliuretano e causare perdite o rotture. 10 Assicurarsi che guanti o altre superfici a contatto con alcol siano completamente asciutti prima di toccare o manipolare il catetere. 11 Non schiacciare o piegare il retro del catetere per occluderlo temporaneamente. Questo causa un aumento della pressione del catetere che può provocare perdite o rotture. 12 Non usare strumenti con bordi taglienti o ruvidi direttamente sul catetere dato che anche un piccolo taglio potrebbe lacerarlo o romperlo. Gli aggiornamenti sono stati eseguiti con lo scopo di affrontare i problemi riguardanti il sempre più frequente uso di disinfettanti contenenti alcol e/o acetone per pulire i dispositivi di accesso vascolare.2 Sebbene riconosciamo che questi materiali siano attualmente richiesti da diversi protocolli ospedalieri per la pulizia di routine dei dispositivi di accesso vascolare, l utilizzo di questi disinfettanti può causare danni al poliuretano contenuto nel catetere e renderlo più sensibile ai danni fisici, che infine potrebbero rendere necessaria la sostituzione del catetere. La preghiamo di inoltrare questa lettera a tutti i colleghi della Sua organizzazione che devono essere avvisati a riguardo o a tutte le organizzazioni/persone presso le quali i dispositivi potenzialmente interessati sono stati trasferiti. Continui a fare presente questo avviso per un periodo di tempo appropriato. Sappiamo che Lei condivide l interesse di Covidien nella sicurezza dei pazienti e, di conseguenza, Le chiediamo di rivedere i metodi di pulizia impiegati nella Sua struttura, oltre alle linee guida su come maneggiare correttamente il catetere evidenziate nel foglietto allegato. La ringraziamo per la Sua cortese attenzione. L azione correttiva è stata avviata mettendo al corrente Swissmedic. Se ha domande o dubbi, non esiti a contattare il Suo rappresentante Covidien Denis Pisac al numero +43 (0) Distinti saluti, Jim Welsh VP, Regulatory Affairs Medical Supplies Covidien3 Covidien Argyle Catetere per arteria/vena ombelicale in poliuretano Lume singolo Descrizione: Il catetere per arteria/vena ombelicale a lume singolo Argyle è realizzato con una formulazione esclusiva contenente poliuretano. Dispone di tre linee radiopache incapsulate e marcatori numerici di profondità ogni centimetro da 5 cm a 25 cm. L estremità prossimale è dotata di attacco Luer Lock trasparente e resistente ai lipidi, mentre l estremità distale è liscia e arrotondata, con punta atraumatica. La precisione della gradazione è ± 2,8 mm. Indicazioni: Il catetere è indicato per l accesso vascolare di breve termine attraverso i vasi sanguigni ombelicali in pazienti neonatali. Controindicazioni: 1. Questi cateteri sono controindicati per pazienti che presentano disturbi renali, gastrointestinali, cardiaci o periombelicali (ivi compresi gli indicatori clinici di infezione ombelicale). 2. L uso del prodotto è controindicato in quei pazienti che presentano sensibilità o allergie note ai componenti dello stesso. Avvertenze: 1. Non usare se la confezione singola è aperta o danneggiata. 2. I cateteri ombelicali devono essere inseriti e rimossi esclusivamente da personale medico o da altro personale qualificato addetto all assistenza sanitaria, a sua volta autorizzato da un medico e sotto la direzione dello stesso. 3. L uso di un catetere di permanenza in un vaso sanguigno ombelicale può migliorare le condizioni di neonati malati, ma può tuttavia comportare serie complicazioni. L uso di questo dispositivo richiede attenta considerazione dei benefici e dei rischi che comporta. Una decisione in merito andrà presa valutando se il bisogno di impiego del catetere supera i rischi rappresentati dalla cateterizzazione e dalla conseguente presenza di un catetere di permanenza. 4. Con cateteri per vasi sanguigni ombelicali evitare di usare pinze. 5. Accertarsi che tutti i collegamenti con il catetere siano sicuri. 6. Il posizionamento del catetere andrà determinato con raggi X. 7. Verificare che durante la permanenza del catetere le estremità non risultino scolorite o biancastre. 8. Se si sospetta la presenza di un trombo nel catetere, non irrigare il catetere. Seguire le procedure ospedaliere e gli ordini del medico per l aspirazione e l eliminazione del coagulo. 9. Non usare alcol, acetone o antisettici contenenti alcol direttamente sul catetere. Controllare attentamente che le soluzioni antisettiche non contengano alcol o acetone. Queste sostanze possono provocare danni irreversibili al poliuretano e causare perdite o rotture. 10. Assicurarsi che guanti o altre superfici a contatto con alcol siano completamente asciutti prima di toccare o manipolare il catetere. 11. Non schiacciare o piegare il retro del catetere per occluderlo temporaneamente. Questo causa un aumento della pressione del catetere che può provocare perdite o rotture.4 12. Non usare strumenti con bordi taglienti o ruvidi direttamente sul catetere dato che anche un piccolo taglio potrebbe lacerarlo o romperlo. Precauzioni: 1. Se usati in modo intermittente, i lumi del catetere devono essere irrigati regolarmente, prima e dopo la somministrazione di medicinali e prima e dopo il prelievo di sangue. La quantità, la concentrazione e la frequenza delle irrigazioni di eparina devono essere determinate in base alla prassi ospedaliera. La documentazione clinica suggerisce nella gran parte dei casi l uso di 10 U di eparina per 1 ml di soluzione salina e un volume che superi leggermente il volume del catetere. 2. Per prevenire possibili infezioni, il moncone ombelicale andrà sottoposto a cure. 3. Per rimuovere il catetere, quest ultimo andrà estratto lentamente. 4. Per lavare il lume in vivo, usare una siringa da 10 cc o di dimensioni maggiori. Siringhe di dimensioni più piccole possono produrre un eccessiva pressione con conseguente rottura del catetere. 5. Le presenti istruzioni non intendono sostituire tutti i protocolli medici accettabili e non si propongono di sostituire l esperienza e le capacità di giudizio del medico nel trattamento di determinati pazienti. 6. Esercitare la massima cautela quando si usano strumenti affilati o appuntiti nelle vicinanze del catetere. 7. Esercitare la massima cautela quando si assicura il catetere con sutura, evitando di tagliare, ammaccare o comunque compromettere il catetere. 8. Nel trattamento del catetere, durante il suo inserimento e durante la somministrazione di cure al moncone ombelicale cateterizzato, osservare sempre pratiche sterili. Reazioni sfavorevoli: La documentazione attualmente a disposizione cita compromissioni vascolari, emorragie, embolie, infezioni, trombosi, ipertensione portale, perforazione della vescica, perforazione vascolare e complicazioni cardiache dovute all uso di cateteri per vasi sanguigni ombelicali. Istruzioni: 1. Leggere tutte le avvertenze e le precauzioni prima di procedere. 2. È consigliabile far passare un tubo nasogastrico per decomprimere lo stomaco prima dell inserimento del catetere. 3. Prendere nota dei segni vitali e del peso del paziente. 4. Strofinare il cordone ombelicale con Betadine (o altra soluzione preferenziale) e medicare il paziente. 5. Osservando pratiche sterili, collocare cerotto ombelicale alla base del cordone ombelicale. 6. Tagliare il cordone ombelicale e identificare i vasi sanguigni: la sola vena, larga e dalle pareti sottili, si distingue facilmente dalle due arterie arrotondate dalle pareti spesse. Se necessario, a questo punto si può usare il cerotto ombelicale per contenere eventuali perdite di sangue dai vasi sanguigni ombelicali. 7. Usare le punte curve di un forcipe per dilatare delicatamente il vaso sanguigno prescelto. 8. I lumi o condotti del catetere vanno lavati con soluzione salina eparinizzata nelle proporzioni stabilite dai protocolli ospedalieri. Il catetere può essere afferrato con un forcipe liscio o con la punta delle dita e inserito nel lume del vaso sanguigno dilatato. Durante l introduzione, i lumi del catetere devono essere occlusi con soluzione salina per mezzo di tappi per infusione intermittente o di siringhe luer-lock, in modo da evitare embolie. 5 9. Per il posizionamento arterioso, far avanzare lentamente il catetere di circa un terzo della lunghezza totale del neonato. Per il posizionamento venoso, introdurre lentamente il catetere da 5 a 8 cm. 10. Assicurarsi che le estremità non abbiano una colorazione biancastra o che non risultino scolorite. 11. Assicurare il catetere con sutura al moncone ombelicale e/o fissare il catetere all addome con cerotto. 12. Sottoporre il paziente a raggi X per verificare la posizione del catetere: in un posizionamento arterioso, il catetere scenderà creando un loop nell addome, posandosi a sinistra della colonna vertebrale con la punta in L-3, corpo di L-4, oppure sopra il diaframma (da T-6 a T-10); nel posizionamento venoso, dalla radiografia AP risulterà posato a destra della colonna vertebrale, sopra il diaframma e sotto il cuore (vena cava inferiore). Confezione: Questo dispositivo è fornito in confezione sterile e monouso. Vengono forniti 10 cateteri per scatola disponibili in 0,8 mm (2,5 Fr/Ch), 25 cm (9,8 poll.) di lunghezza effettiva, 1,1 mm, (3,5 Fr/Ch), 25 cm (9,8 poll.) di lunghezza effettiva e 1,6 mm (5,0 Fr/ Ch), 25 cm (9,8 poll.) di lunghezza effettiva. Questo prodotto non può essere pulito e/o sterilizzato adeguatamente dall utente per garantire il riutilizzo sicuro ed è quindi previsto per un singolo uso. Cercare di pulire o di sterilizzare questi dispositivi potrebbe esporre il paziente a rischi di bioincompatibilità, infezioni o guasto del prodotto. Non contiene lattice di gomma natural Identificazione di una sostanza che non è contenuta né presente nel prodotto o nella confezione. Non utilizzare se l imballaggio dell unità è aperto o danneggiato. Documenti analoghi
INDIRIZZO OSPEDALE Pomezia, 21 Ottobre 2014 Famiglia di Cateteri ThermoCool SmartTouch Codici Prodotto D132701, D132702, D132703, D132704, D132705, D133601, D133602, D133603 Tutti i lotti OGGETTO: Codici Dettagli 6996T. Tunnellizzatore. Manuale tecnico
6996T Tunnellizzatore Manuale tecnico L'elenco seguente comprende i marchi o i marchi registrati di Medtronic negli Stati Uniti e, possibilmente, in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà Dettagli E.O Ospedali Galliera Genova. PICC e MIDLINE Indicazioni per una corretta gestione
E.O Ospedali Galliera Genova DIREZIONE SANITARIA Direttore Sanitario: Dott. Roberto Tramalloni S.S.D. CURE DOMICILIARI Dirigente Medico Responsabile Dott. Alberto Cella PICC e MIDLINE Indicazioni per una Dettagli CODICE ASO CODICE ASL AT QUANTITA' ANNUA PRESUNTA ASO ASLAT ASLAL
DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI LOTTO DESCRIZIONE GRUPPO A: DISPOSITIVI ELASTOMERICI DISPOSITIVO DI TIPO ELASTOMERICO MONOUSO PER TERAPIA INFUSIONALE CONTROLLATA E CONTINUA requisiti minimi: Dettagli GESTIONE DEI CATETERI VENOSI PERIFERICI.
GESTIONE DEI CATETERI VENOSI PERIFERICI. Definizione e scopo: Consiste nell inserimento percutaneo di un ago di plastica o in metallo in una vena. I cateteri venosi periferici si usano per: Ottenere campioni Dettagli PICC e Midline. Guida per il Paziente. Unità Operativa di Anestesia
PICC e Midline Guida per il Paziente Unità Operativa di Anestesia INDICE Cosa sono i cateteri PICC e Midline Pag. 3 Per quale terapia sono indicati Pag. 4 Quando posizionare un catetere PICC o Midline Dettagli Palloncino per post-dilatazione carotidea Paladin con protezione embolica integrata CONTEGO
CONTEGO DESCRIZIONE Il palloncino Contego per post-dilatazione carotidea Paladin con protezione embolica integrata è un catetere per angiplastica percutanea transluminale (PTA) basato sul principio del Dettagli DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L informazione e la formazione all uso corretto dei mezzi di protezione individuale (DPI) assumono un ruolo fondamentale nella prevenzione delle patologie e degli Dettagli Procedure per il posizionamento di un catetere venoso periferico:
Catetere Venoso Centrale e Periferico, Presidi necessari alla gestione. Dott. Nicola Torina*, Infermiere di Sala Operatoria presso l Ospedale Buccheri La Ferla FBF di Palermo. *Indirizzo per la corrispondenza: Dettagli GESTIONE DELL ACCESSO VASCOLARE. CAL Dialisi Bellano CAL Dialisi Merate CAL Dialisi Oggiono
GESTIONE DELL ACCESSO VASCOLARE CAL Dialisi Bellano CAL Dialisi Merate CAL Dialisi Oggiono GESTIONE DELL ACCESSO VASCOLARE a cura di Coodinatori e infermiere CAL Dialisi Bellano CAL Dialisi Merate CAL Dettagli MS 12784 Supple Peri Guard CE IFU:12784.qxd 7/26/2012 3:52 PM Page 16
MS 12784 Supple Peri Guard CE IFU:12784.qxd 7/26/2012 3:52 PM Page 16 DEFINIZIONI DEI SIMBOLI: Non congelare Limite di temperatura inferiore 0ºC/32ºF Non riutilizzare Fare riferimento al paragrafo Istruzioni Dettagli GIORNATA ATL «ONCOLOGIA PEDIATRICA E ALTRO»
GIORNATA ATL «ONCOLOGIA PEDIATRICA E ALTRO» ASSISTENZA OSPEDALIERA/DOMICILIARE SIENA 8 NOVEMBRE 2014 A cura di Michela Vittori Veronica Di Maro DEFINIZIONE E CENNI STORICI L assistenza domiciliare è stata Dettagli Bard S.p.A. Mod. AQPR 03.3 Rev.0 del 16/11/2000
Cateteri ad Elettrodo Bard* Woven Bipolari Multiuso per Mappaggio, Stimolazione Temporanea e Terapia d Urgenza Scheda tecnica EPC28_Rev.02 (Ref. PK5014753) 1. Caratteristiche generali I cateteri per la Dettagli Tecnica ed esperienza per prestazioni elevate.
Tecnica ed esperienza per prestazioni elevate. INDICE La presente guida contiene suggerimenti e indicazioni di carattere generale e a scopo puramente informativo. Non si deve prescindere dal leggere attentamente Dettagli GESTIONE PORT VENOSO
GESTIONE PORT VENOSO Il port è un catetere venoso centrale appartenente alla famiglia dei dispositivi totalmente impiantabili composto da una capsula impiantata sottocute e da un catetere introdotto in Dettagli Training per l'incannulazione
Training per l'incannulazione Per tutte le controindicazioni, avvertenze, precauzioni, eventi avversi e per istruzioni complete, consultare le istruzioni per l'uso. 00274 IT Rev F 12Set2014 Introduzione Dettagli Mobili. Culle per uso domestico. Standard di riferimento: EN 1130:1996
Mobili Culle per uso domestico Standard di riferimento: EN 1130:1996 Ad esempio: Prestare attenzione Legno, materiali a base di legno e materiali di origine vegetale non devono presentare tracce di decomposizione Dettagli Informazione Importante sul Dispositivo Medico
SJM Coordination Center BVBA The Corporate Village Da Vincilaan 11 Box F1 1935 Zaventem, Belgium Main +32 2 774 68 11 Fax +32 2 772 83 84 Informazione Importante sul Dispositivo Medico 29 Luglio 2014 Oggetto: Dettagli INFORMAZIONI SULL INSERIMENTO DI PICC E MIDLINE COS E ILPICC
REGIONE LAZIO AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminello 42 02100 RIETI Tel. 0746 2781 Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577 UNITA OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE TERAPIA ANTALGICA Responsabile Dettagli 722 Isom Road San Antonio, Texas 78216 U.S.A. EC REP. Emerge Europe Molenstraat 15 2513 BH, The Hague The Netherlands
DI Vidacare SIstemA PER InfusionE IntraosseA ISTRUZIONI PER L USO 722 Isom Road San Antonio, Texas 78216 U.S.A. EC REP Emerge Europe Molenstraat 15 2513 BH, The Hague The Netherlands SISTEMA PER INFUSIONE Dettagli Link al documento: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf
Link al documento: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf Traduzione Angela Corbella 1 LINEEGUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE AL CATETERE INTRAVASCOLARE Abbreviazioni Dettagli Dispositivo endovascolare EkoSonic MACH4 Istruzioni per l uso nel sistema periferico vascolare
Dispositivo endovascolare EkoSonic MACH4 Istruzioni per l uso nel sistema periferico vascolare Uso previsto Il dispositivo endovascolare EkoSonic MACH4, composto dal catetere per erogazione del farmaco Dettagli Il sondaggio Gastrico
SONDAGGIO GASTRICO/DUODENALE LE VARICI ESOFAGEE Il sondaggio Gastrico Definizione: Introduzione di un sondino (Levin-SNG) nello stomaco attraverso le prime vie dell apparato digerente; Scopi: Diagnostico:Valutare Dettagli Schededisupporto. Catetere a permanenza tipo Foley a palloncino ACCESSORI E MODIFICHE DESCRIZIONE FUNZIONE CONTROINDICAZIONI MODALITÀ DI UTILIZZO
Catetere a permanenza tipo Foley a palloncino In lattice o in silicone 100%, abitualmente a due vie: una per il deflusso d urina, l altra per instillare l acqua che gonfia il dispositivo a palloncino che Dettagli CATETERE VENOSO CENTRALE BILUME CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO lunghezza cm 15-16
ALLEGATO A AL CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA MATERIALE PER LE UU.OO. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE ED UCIC DELLE AZIENDE SANITARIE DELL AREA VASTA VENEZIA-ROVIGO Lotto n. 1 (CIG: 1059430D47) CATETERE VENOSO Dettagli Istruzioni per l uso delle lenti a contatto rigide gas-permeabili
Istruzioni per l uso delle lenti a contatto rigide gas-permeabili Di materiali BOSTON della Polymer Technology e materiali di altri produttori. Hecht Contactlinsen GmbH D-79280 Au 0483 Vedere bene con Dettagli Dispositivo di assistenza meccanica al circolo. Consigli per la prevenzione delle infezioni
Dispositivo di assistenza meccanica al circolo Consigli per la prevenzione delle infezioni Gentile questo e il vademecum del dispositivo di assistenza meccanica al circolo che le è stato applicato. Lo Dettagli CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI CATETERI PER TERAPIA ENDOVENOSA PICC E MIDLINE E ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI CATETERI PER TERAPIA ENDOVENOSA PICC E MIDLINE E ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO Gara (cottimo annuale) per la fornitura di cateteri a media permanenza per la terapia Dettagli Istruzioni per l uso delle lenti a contatto morbide
Istruzioni per l uso delle lenti a contatto morbide Hecht Contactlinsen GmbH D-79280 Au 0483 Vedere bene con le lenti a contatto migliora il Vostro modo di vivere. Vi auguriamo di poter portare sin dall Dettagli Istruzioni per l uso STYLER PER CAPELLI. STYLER PER CAPELLI IT pagina. 00331.indd 1 30/06/10 13.2
Istruzioni per l uso STYLER PER CAPELLI STYLER PER CAPELLI IT pagina 1 00331.indd 1 30/06/10 13.2 [Z] 1 2 3 6 9 7 5 4 8 TYPE G3501 220-240V 50/60 Hz 105 W 00331.indd 1 30/06/10 13.2 ISTRUZIONI PER L USO Dettagli IL PICC. Catetere venoso centrale ad inserimento periferico. Guida per il paziente e l infermiere
IL PICC Catetere venoso centrale ad inserimento periferico Guida per il paziente e l infermiere Indice Introduzione Pag. 2 Dati paziente e Picc Pag. 3 Paziente Cos è il Picc? Pag. 4 Quando è utile tale Dettagli Scienze laboratorio: I RISCHI
Queste note pratiche presentano i rischi che si incontrano durante le esercitazioni di laboratorio e i comportamenti corretti da tenere. Seguire queste indicazioni servirà non solo a ridurre il rischio Dettagli Protezione delle mani e istruzioni per l uso di guanti
Protezione delle mani e istruzioni per l uso di guanti INTRODUZIONE I prodotti chimici possono essere usati in modo sicuro se l utilizzatore identifica tutti i pericoli possibili e prende le dovute precauzioni Dettagli Corso di Formazione Lotta alla Sepsi in Emilia Romagna (LaS ER) Azienda USL di Bologna 15 Novembre 10 Dicembre 2007 Area Nurse
Corso di Formazione Lotta alla Sepsi in Emilia Romagna (LaS ER) Azienda USL di Bologna 15 Novembre 10 Dicembre 2007 Area Nurse Riconoscere i segni ed i sintomi specifici della sepsi Rilevazione e monitoraggio Dettagli KIT PER PROCEDURE DI TRATTAMENTO DELLE OSTEOLISI: STRUMENTI 137963-2. Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:
IT KIT PER PROCEDURE DI TRATTAMENTO DELLE OSTEOLISI: STRUMENTI 137963-2 Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano Dettagli PUNTEGGI QUALITA' (a seconda del lotto: prezzo più basso o prezzo/qualità 50/50)
PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI IN AVEC ALLEGATO 9 PUNTEGGI QUALITA' LOTTO 1 DESCRIZIONE Ago per fistola artero-venosa, sterile, Dettagli Servizio di Prevenzione e Protezione Tel. 095/7262177 Tel/Fax 095/7262170
1 Introduzione La puntura e il taglio accidentale rappresentano per diffusione, frequenza e rischio di infezione, le modalità di esposizione al rischio biologico più preoccupante e devono essere, conseguentemente, Dettagli Cattedra e Divisione di Oncologia Medica. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il Port
Cattedra e Divisione di Oncologia Medica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Il Port Dott. Roberto Sabbatini Dipartimento Misto di Oncologia ed Ematologia Università degli Studi di Modena Dettagli Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI. PIASTRA PER CAPELLI IT pagina. 00332.indd 1 29-05-2010 11:10:4
Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI PIASTRA PER CAPELLI IT pagina 002.indd 29-0-200 :0:4 6 4 2 [Z] Type H290 00-240 V 0/60 Hz 42 W 002.indd 29-0-200 :0:4 ISTRUZIONI PER L USO DELLA PIASTRA PER CAPELLI Dettagli Figura Professionale codice FP233 INFERMIERE / A PROFESSIONALE
settore Comparto descrizione SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE Persona che garantisce l assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, di natura tecnica, Dettagli INDICE 1. PREMESSA... 3 2. OGGETTO DELLA FORNITURA... 3 3. DURATA... 4 4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI... 4
GARA PER LA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORIE LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 CAPITOLATO TECNICO Dettagli AO VALTELLINA VALCHIAVENNA AO LEGNANO AO MACCHI VARESE Q.TA' BIENNALE BIENNALE BIENNALE BIENNALE
LOTTO GR DESCRIZIONE SET PER CVC 1 Set catetere venoso centrale monolume in poliuretano sterile e radiopaco, non tunnellizzabile metodo Seldinger per adulti (CND: C01020201) 300 500 2 Set catetere venoso Dettagli Cateterismo della vena ombelicale
Cateterismo della vena ombelicale La cateterizzazione dei vasi ombelicali (CVO) è una tecnica molto utile, spesso insostituibile in sala parto durante la rianimazione neonatale e nei reparti di terapia Dettagli DESCRIZIONE LOTTO 0,77000 308,00
ALLEGATO A6 - Procedura aperta per l affidamento della fornitura biennale in somministrazione, prorogabile di un ulteriore anno, di dispositivi medici non aggiudicati da SO.RE.SA. - Importo biennale a Dettagli Torque di inserzione elevato. Punto di rottura 110 Ncm
Torque di inserzione elevato. Punto di rottura 110 Ncm O-ball spianato in testa per eliminare il carico masticatorio Quadro esagonale smussato per il massimo comfort del paziente Collare liscio sopra e Dettagli PUNTEGGI QUALITA' (a seconda del lotto: prezzo più basso o prezzo/qualità 50/50)
PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI IN AVEC ALLEGATO 9 PUNTEGGI QUALITA' LOTTO 1 DESCRIZIONE Ago per fistola artero-venosa, sterile, Dettagli Istituto Scientifico di Pavia Sede di Via Salvatore Maugeri 10. Che cosa è la colonscopia
Istituto Scientifico di Pavia Sede di Via Salvatore Maugeri 10 Che cosa è la colonscopia INFORMATIVA PER PAZIENTI IS PV ALL 23-0 09/09/2012 INDICE Che cos è la "colonscopia? 4 Chi fa la colonscopia e a Dettagli Foglio illustrativo: Informazioni per l utilizzatore. Atosiban Ibisqus 6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile Medicinale equivalente
Foglio illustrativo: Informazioni per l utilizzatore Atosiban Ibisqus 6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile Medicinale equivalente Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché Dettagli No articolo: 950502010, 950502011, 950502012, 950502013, 950502014, 950502015, 950502016, 950502017, 950502018, 950502019, 950502020, 950502021
«Firmenname_Übergeordnete_Firma» «Firmenzusatz_Übergeordnete_Firma» «Anrede» «Titel» «akademischer_zusatz» «Vorname» «Nachname» «Position» «Abteilung» «Adresse_1» «Adresse_2» Nicolas Stegmüller Tel. diretto Dettagli FERRO ARRICCIACAPELLI
Istruzioni per l uso FERRO ARRICCIACAPELLI FERRO ARRICCIACAPELLI IT pagina 1 Type M2901-M2902-M2903-M2904 rt. 11225 XST31720 GUIDA ILLUSTRATIVA [Z] 9 10 8 DATI TECNICI TYPE M2901-02-03-04 100-240 V 50/60 Dettagli RACCOLTA DEL SANGUE E DEL TESSUTO CORDONALE ISTRUZIONI PER OPERATORI SANITARI
RACCOLTA DEL SANGUE E DEL TESSUTO CORDONALE ISTRUZIONI PER OPERATORI SANITARI Informazioni importanti per Medici ed Ostetriche per la raccolta del sangue cordonale Questa è una procedura molto semplice, Dettagli UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI" - ROMA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA. Protocollo n...
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI" - ROMA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA Protocollo n... Preparazione della Terapia Endovenosa OBIETTIVI Garantire un Dettagli Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI. PIASTRA PER CAPELLI IT pagina M1501 M1502 M1503 M1504. Type
Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI PIASTRA PER CAPELLI IT pagina 1 Type M1501 M1502 M1503 M1504 140 C 230 C GUIDA ILLUSTRATIVA 1 2 3 4 5 7 6 8 9 DATI TECNICI TYPE M1501 M1502 M1503 M1504 100-240V Dettagli Sistema di recupero del rivestimento gastrointestinale EndoBarrier
Sistema di recupero del rivestimento gastrointestinale EndoBarrier Istruzioni per l'uso Il Sistema di recupero EndoBarrier è fornito sterile o non sterile, come indicato sull'etichetta del prodotto. Il Dettagli Scheda Tecnica CARILLON
Scheda Tecnica CARILLON Nome Commerciale: Destinazione d uso: Produttore: Distributore esclusivo Italia: CARILLON Mitral Contour System Riparazione percutanea nel rigurgito mitralico funzionale Cardiac Dettagli Protocollo Chirurgico: SurgiGuide supportata da mucosa
Protocollo Chirurgico: SurgiGuide supportata da mucosa Il seguente documento descrive la procedura di utilizzo di SurgiGuide supportate da mucosa in chirurgia orale. Il manuale contiene informazioni sia Dettagli Guida all utilizzo della PEG
Guida all utilizzo della PEG INDICE INTRODUZIONE PAG. 3 COSA E LA PEG E A COSA SERVE PAG. 4 MATERIALE NECESSARIO PAG. 5 COME PROCEDERE PER L ALIMENTAZIONE PAG. 6 PREPARAZIONE DELLA NUTRIZIONE PAG. 7 AL Dettagli Radiologia Interventistica Informazioni per il Paziente
Radiologia Interventistica Informazioni per il Paziente Radiologia Interventistica: l alternativa alla chirurgia Negli ultimi venti anni la Radiologia Interventistica si è guadagnato il prezioso ruolo Dettagli MatrixNEURO. Il sistema di placche craniali di prossima generazione.
MatrixNEURO. Il sistema di placche craniali di prossima generazione. Tecnica chirurgica CMF Matrix La pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA. Strumenti ed impianti approvati dalla Dettagli PROTOCOLLO di GESTIONE del CATETERE VESCICALE
PROTOCOLLO di GESTIONE del CATETERE VESCICALE COMMISSIONE PROFESSIONALE PER LE CURE DOMICILIARI Fernando ANZIVINO, Mara CALDERONI, Giuseppina CAROSELLI, Alessandra GALLETTI, Stefano GIORDANI, Gaetano MARINELLI, Dettagli PROCEDURA DEL CATETERISMO VESCICALE LAURA DA RE
PROCEDURA DEL CATETERISMO VESCICALE LAURA DA RE RESPONSBILITA DELL INFERMIERE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI SULLA PRATICA DELL INSERIMENTO DEL CATETERE VESCICALE TALE TECNICA E DI COMPETENZA INFERMIERISTICA Dettagli ANEURISMA ALL AORTA: COSA DOBBIAMO SAPERE
COSA è L AORTA ADDOMINALE ANEURISMA ALL AORTA: COSA DOBBIAMO SAPERE L aorta è l arteria principale del corpo e porta il sangue dal cuore a tutto l organismo. L aorta addominale è situata sotto il diaframma: Dettagli E.O. Ospedali Galliera di Genova
E.O. Ospedali Galliera di Genova (L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12) Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (D.P.C.M. 14 luglio 1995) Gruppo Operativo della Commissione Dettagli IN COLLABORAZIONE CON ASEAMAC
1. CONSIDERAZIONI GENERALI SUL MARTELLO PNEUMATICO La seguente scheda mostra le norme di sicurezza che deve seguire l operatore di un MARTELLO PNEUMATICO (demolitore, perforatore, picconiere). L operatore Dettagli Catalogo 2010 ACCESSI VASCOLARI
Catalogo 2010 CATETERI VENOSI CENTRALI La Bard S.p.A. è a disposizione per eventuali richieste di materiale audiovisivo inerente alle tecniche di impianto e all uso e manutenzione dei prodotti per accesso Dettagli ISTRUZIONE OPERATIVA
LT 0 Pag. : 1 di 6 Redatta da: Giancarlo Paganico Verificata da: Giancarlo Paganico Approvato da: DUO COPIA N... N. REV. PAGG. PRINCIPALI MODIFICHE DATA 1 2 3 4 5 Pag. : 2 di 6 INDICE 1. PREMESSA 3 2. Dettagli Cateteri SAUER 2012-09-17-1/7. Registrazione NSIS
MANR SAUR GMBH NUROTT 7 74931 LOBBACH Cateteri SAUR 2012-09-17-1/7 Registrazione NSS 1. Codice GMN Codice: 36125 enominazione: Catetere, urologico, intermittente efinizione: Categoria 1: Un tubo flessibile Dettagli CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE MANOVRE INVASIVE
Pagina 1 di 1 Emissione: 10.11.2000 PROCEDURA N. 69 Aggiornamento: 27.9.2001 CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE MANOVRE INVASIVE Destinatari Dettagli GESTIONE ASETTICA DA PARTE DI UN SOLO OPERATORE DI UN CATETERE VENOSO CENTRALE PER DIALISI
Procedura/Istruzione Operativa GESTIONE ASETTICA DA PARTE DI UN SOLO OPERATORE DI UN CATETERE VENOSO CENTRALE PER DIALISI Codice Documento_Edxx AAA_COD_xxx_Edxx Pag. 1/12 Data emissione: gg/mm/aa Unità Dettagli MOD. 11 / 02-2006Excel
IM A N U A L E S E R I E d i I S T R U Z I O N E MOD. 11 / 02-2006Excel 2 Indice I N D I C E Avvertenze di sicurezza 3 Introduzione 4 Descrizione prodotto - Serie Excel 4 Contenuti dei kit 6 Installazione Dettagli Biennale 60.000 0,048
CAPITOLATO TECNICO DI GARA SIRINGHE ED AFFINI PER LE VARIE UU.OO. DELLA FONDAZIONE ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche Siringhe ed affini (lotti 1, 2, 3,4,5,6,7,8 Dettagli Per una rapida e sicura rimozione endovenosa delle vene varicose e delle varici
Per una rapida e sicura rimozione endovenosa delle vene varicose e delle varici Dove passione e tecnologia si incontrano, nasce l'innovazione... Le vene varicose influenzano la qualità della vita di milioni Dettagli 7.7. FASE 7 - Lavaggio e pulizia attrezzi ed utensili (manuale e con macchine)
7.7. FASE 7 - Lavaggio e pulizia attrezzi ed utensili (manuale e con macchine) 1. COMPARTO: Ristorazione 2. FASE DI LAVORAZIONE: Lavaggio e pulizia attrezzi ed utensili (manuale e con macchine) 3. CODICE Dettagli AVVISO PER LA SICUREZZA
31 dicembre 2008 Microelectrodes and Instrumentation for Neuroscience Research and Clinical microtargeting AVVISO PER LA SICUREZZA e Medtronic SISTEMA DI TRASMISSIONE MICROTARGETING TM : GUIDA E RELATIVI Dettagli Guida alla Gestione del Catetere Venoso Centrale
Istituto Ortopedico Rizzoli Via Pupilli, 1-40136 Bologna SEZIONE DI CHEMIOTERAPIA Tel.: 051-6366829 - Fax: 051-6366277 Guida alla Gestione del Catetere Venoso Centrale 1 A cura del Personale Infermieristico Dettagli La nutrizione parenterale totale e la gestione del CVC
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara La nutrizione parenterale totale e la gestione del CVC I.P. Serena Mazzini, Sez. di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria Dr. Massimo Gallerani, U.O. Complessa Dettagli Puros Blocchi per Alloinnesti
Rivoluzionare il concetto Puros Blocchi per Alloinnesti di innesto a blocco. Rigenerazione ossea di successo documentata Puros, Blocchi per Alloinnesti, Tecnica Chirurgica 1 Selezione del paziente: Accertare Dettagli Riconoscere lo stato di incoscienza. Saper effettuare manovre su pazienti incoscienti. Saper riconoscere un paziente in stato di shock
Corso Base per Aspiranti Volontari della CROCE ROSSA ITALIANA INFORTUNATO INCOSCIENTE SHOCK OBIETTIVO DELLA LEZIONE Riconoscere lo stato di incoscienza Saper effettuare manovre su pazienti incoscienti Dettagli della Valvola Mitrale
Informazioni sul Rigurgito Mitralico e sulla Terapia con Clip della Valvola Mitrale Supporto al medico per le informazioni al paziente. Informazioni sul Rigurgito Mitralico Il rigurgito mitralico - o RM Dettagli 3M Medical. Tegaderm I.V. Medicazioni Trasparenti. Semplice Sicuro. affidabile. Tegaderm : il nome delle medicazioni trasparenti
3M Medical Tegaderm I.V. Medicazioni Trasparenti Semplice Sicuro affidabile Tegaderm : il nome delle medicazioni trasparenti Le infezioni ospedaliere (IO) costituiscono una grande sfida ai sistemi di Dettagli CATETERE VENOSO PERIFERICO POSIZIONAMENTO E GESTIONE
1 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N 16 C.F. e P.I. 00349050286 Unità Operativa Anestesia e Rianimazione Direttore dr. Claudio Mongiat Tel.: 049/97188334 Fax: 049/9718368 e-mail:claudio.mongiat@sanita.padova.it Dettagli INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI
INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI (Ministero della Salute - http://www.salute.gov.it) INTRODUZIONE Le mani sono un ricettacolo di germi; circa il 20% è rappresentato da microrganismi non patogeni, Dettagli La TC. e il mezzo di. contrasto
Istituto Scientifico di Pavia Sede di Via Salvatore Maugeri 10 La TC e il mezzo di contrasto INFORMATIVA PER PAZIENTI IS PV AL6-0 03/10/2011 INDICE Che cosa è la TAC o meglio la TC? 4 Tutti possono essere Dettagli Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro
Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro SCHEDA 3 Guanti Parte generale - protezione dai rischi meccanici V2-30/08/2013 La dimensione del Dettagli NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CAPITOLATO TECNICO Fornitura di guanti monouso ad uso sanitario occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di quattro anni, con opzione di rinnovo per ulteriore anno. Dettagli ASSISTENZA AL MEDICO
SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO COMMISSIONE FORMAZIONE SONA - VR CORSO PER SOCCORRITORI ASSISTENZA AL MEDICO pag. 1 ATTENZIONE Questo manuale deve essere associato ad uno specifico corso teorico e pratico, Dettagli Procedure di disinfezione e sterilizzazione
Procedure di disinfezione e sterilizzazione Opuscolo informativo per il paziente Gentili pazienti, lo scopo di questo opuscolo è quello di informarvi sulle rigorose procedure di disinfezione e sterilizzazione Dettagli CALDUS. Heating Pad. Manuale di istruzioni MACOM. Art. 909
CALDUS Heating Pad Manuale di istruzioni MACOM Art. 909 Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente questo manuale, in particolare le avvertenze sulla sicurezza, e conservarlo per consultazioni Dettagli Sacche da letto SAUER 2009-04-30-1/6. Registrazione NSIS
Sacche da letto SAUER 2009-04-30-1/6 1. Codice GMDN Codice: 14297 Denominazione: Unità di drenaggio urinario Definizione: Categoria 1: Kit di componenti, ad es. una sacca ed un tubo, progettati per raccogliere Dettagli ALLEGATO 1 Capitolato Speciale di gara
ALLEGATO 1 Capitolato Speciale di gara DESCRIZIONE DELLA FORNITURA PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE, PER ABLAZIONE TRANSCATETERE A RADIOFREQUENZA Dettagli POLYMED CATALOGO 2013 RUBINETTI IN POLICARBONATO RAMPE - RACCORDI
CATALOGO 2013 RUBINETTI IN POLICARBONATO RAMPE - RACCORDI Informazioni di carattere generale CONFORMITA PRODOTTO I raccordi conici Luer sono conformi agli standard ISO 594-1 per siringhe, aghi ed altra Dettagli ESPIANTO/ESTRAZIONE DI PACEMAKER (PM)-DEFIBRILLATORE (ICD)/ELETTROCATETERE-I
MODELLO INFORMATIVO Informazioni relative all intervento di ESPIANTO/ESTRAZIONE DI PACEMAKER (PM)-DEFIBRILLATORE (ICD)/ELETTROCATETERE-I Io sottoscritto/a nato/a. il. dichiaro di essere stato/a informato/a Dettagli STUDIO DENTISTICO DOTT. GIUSEPPE ARENA Via S.Maria della Croce Di Gregorio (trav.priv. 5) C./mare del Golfo (TP) Tel. 0924 33466
OGGETTO: REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI STUDIO DENTISTICO MODALITA DI PULIZIA, LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI TUTTI GLI STRUMENTI ED ACCESSORI OGNI PAZIENTE E DA CONSIDERARE POTENZIALMENTE Dettagli INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE CHE DEVE SOTTOPORSI A: REVISIONE O SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTABILE (PACEMAKER O DEFIBRILLATORE)
INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE CHE DEVE SOTTOPORSI A: REVISIONE O SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTABILE (PACEMAKER O DEFIBRILLATORE) FINALITÀ DELL INTERVENTO La revisione o sostituzione del dispositivo Dettagli LA CORRETTA ROUTINE DI MUNGITURA
LA CORRETTA ROUTINE DI MUNGITURA Una corretta routine di mungitura assicura un basso livello di contaminazione batterica del latte ed aiuta a ridurre il rischio di infezione mammaria 1 2 Utilizzare sempre Dettagli Attenzione: le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un medico
Set di tubi TS3 Codice prodotto: TS3 Attenzione: le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un medico Descrizione del prodotto Il Set di tubi Dettagli Ossigenoterapia domiciliare. Manuale d uso per il paziente. Apparecchiature per ossigeno gassoso e accessori. Gruppo Sapio
Ossigenoterapia domiciliare. Manuale d uso per il paziente. Apparecchiature per ossigeno gassoso e accessori. Gruppo Sapio Ossigenoterapia Servizi di Homecare Chi contattare in caso di necessità Farmacia Dettagli CAPITOLATO SPECIALE TECNICO
REGIONE LIGURIA AZIENDA U.S.L. N.1 IMPERIESE VIA AURELIA 97-18038 BUSSANA DI SANREMO (IM) TEL. 0184/5361 - TELEFAX 0184/536588 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dettagli 3M Nexcare Steri- Strip Suture cutanee adesive
3M Nexcare Steri- Strip Suture cutanee adesive Codice Prodotto Dimensioni (mm) Buste per scatola 3 strisce da 6 x 75 mm 5 strisce da 3 x 75 mm 2 Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo Dettagli Gestione dei fattori di rischio
Quale rischio? Gestione dei fattori di rischio Infezioni correlate ai dispositivi di accesso venoso centrale Settore Igiene Ospedaliera Gruppo Sorveglianza Epidemiologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: ART. 3
 art. 41
 art. 4
 ART. 1
 Art. 909
 Art. 909