Source: http://docplayer.es/1112530-Osciloscopios-de-senal-mixta-mixed-signal-oscilloscopes.html
Timestamp: 2017-02-26 04:14:59+00:00

Document:
Osciloscopios de señal mixta Mixed Signal Oscilloscopes - PDF
Download "Osciloscopios de señal mixta Mixed Signal Oscilloscopes"
Esperanza Quintana Gutiérrez
1 Osciloscopios de señal mixta Mixed Signal Oscilloscopes Hoja de datos de la serie MSO5000, DPO5000 / MSO5000, DPO5000 Series Data Sheet La interfaz de punta de prueba TekVPI admite puntas activas, diferenciales y de corriente para unidades y escalamiento automático. Pantalla XGA de gran claridad, de 10,4 in (264 mm), con pantalla sensible. Tamaño pequeño y liviano: solo 8,12 in (206 mm) de profundidad y menos de 15 lb (6,7 kg). Conectividad Dos puertos host USB en el panel frontal y cuatro en el panel posterior, para almacenar datos, imprimir y conectar periféricos USB de forma rápida y sencilla. Puerto de dispositivo USB en el panel posterior para una conexión sencilla a un equipo o un control GPIB con un adaptador. Funciones y ventajas Especificaciones clave de rendimiento Modelos de ancho de banda de 2 GHz, 1 GHz, 500 MHz y 350 MHz Frecuencia de muestreo en tiempo real de hasta 10 GS/s en uno o dos canales y de hasta 5 GS/s en los cuatro canales Longitud de grabación de hasta 250 Mpuntos con MultiView Zoom Velocidad de captura de formas de onda máxima > formas de onda por segundo con FastAcq Modo de adquisición de memoria segmentada FastFrame con una velocidad de captura > marcos por segundo Puntas de prueba pasivas de voltaje estándar que utilizan menos de 4 pf de carga capacitiva y un ancho de banda analógico de 500 MHz o 1 GHz 16 canales digitales (serie MSO) Filtros de límite de ancho de banda seleccionables por el usuario para una mejor precisión en la medición de baja frecuencia Conjunto de disparos avanzados Funciones fáciles de utilizar Los controles de Wave Inspector ofrecen una navegación sencilla y una búsqueda automatizada de datos de forma de onda. Ventanas de control personalizado MyScope y menús a los que se puede acceder haciendo clic con el botón secundario del ratón para lograr una eficacia excepcional. 53 mediciones automáticas, histogramas de forma de onda y análisis de FFT para el análisis de forma de onda simplificado. Puerto Ethernet 10/100/1000BASE-T integrado para conexiones a red y puerto de salida de video para exportar la pantalla del osciloscopio a un monitor o proyector. Sistema operativo Microsoft Windows 7 de 64 bits para conectividad e integración sencillas en su entorno. En cumplimiento con la especificación LXI, clase C. Análisis y diseño de señal mixta (serie MSO) Autodisparo y decodificación en buses paralelos. Configuración de umbral por canal. Adquisición MagniVu de alta velocidad que proporciona una resolución de sincronización precisa de 60,6 ps en canales digitales. Análisis y disparo serial opcional Opciones de decodificación y disparo serial automáticos para I 2 C, SPI, RS-232/422/485/UART y USB. Decodificación serial y sistema de monitorización de red automáticos de transferencia de datos mediante CAN y LIN. Análisis específico de tecnología opcional Las soluciones de software proporcionan experiencia en el dominio incorporado para Ethernet y pruebas de conformidad de USB 2.0, inestabilidad, sincronización, diagramas de ojo, alimentación y análisis de buses de memoria DDR. Las pruebas de límites y de máscaras proporcionan una percepción rápida de las características de señal.2 Data Sheet Con los controles de Wave Inspector para una navegación de forma de onda rápida y más de 10 programas de software opcionales y paquetes de análisis para tecnologías comunes y tareas de análisis detallados, la serie MSO/ DPO5000 de Tektronix proporciona herramientas con amplias funciones que se necesitan para simplificar y acelerar la depuración de un diseño complejo. Funciones integrales que aceleran cada etapa de la depuración La serie MSO/DPO5000 ofrece un sólido conjunto de funciones que aceleran cada fase de la depuración de su diseño, desde la rápida detección de una anomalía y su captura, hasta la búsqueda de la grabación de forma de onda para el evento, el análisis de las características y el comportamiento de su dispositivo. Detección Detección: la velocidad de captura de forma de onda rápida, superior a formas de onda por segundo, aumenta al máximo la probabilidad de capturar espurios infrecuentes y otros eventos inusuales. Herramientas con amplias funciones para la depuración de diseños de señal mixta Con la serie de osciloscopios de señal mixta MSO/DPO5000, puede analizar hasta 20 señales analógicas y digitales con un único instrumento para encontrar y diagnosticar problemas rápidamente en diseños complejos. Los anchos de banda de hasta 2 GHz y las velocidades de muestreo de hasta 10 GS/s garantizan el rendimiento que necesita para ver los detalles de señales con cambios rápidos. La serie MSO/DPO5000 ofrece una longitud de grabación prolongada de hasta 12,5 Mpuntos estándar en todos los canales y una longitud de grabación opcional de hasta 250 Mpuntos en dos canales que permiten capturar grandes ventanas de actividad de señal y, al mismo tiempo, mantener una resolución de sincronización precisa. Para depurar un problema de diseño, primero debe conocer que existe. Cada ingeniero de diseño dedica tiempo a la búsqueda de problemas en su diseño, una tarea que puede resultar demandante y frustrante si no se cuenta con las herramientas de depuración adecuadas. La serie MSO/DPO5000 ofrece la visualización de señales más completa de la industria, que aporta una rápida percepción del funcionamiento real del dispositivo. La exclusiva tecnología FastAcq de Tektronix proporciona una captura de forma de onda rápida, superior a formas de onda por segundo, que permite ver espurios y otros eventos transitorios poco frecuentes en cuestión de segundos, lo que manifiesta la verdadera naturaleza de las fallas del dispositivo. Una pantalla de fósforo digital con gradación de intensidad de color muestra el historial de la actividad de una señal mediante el uso de color para identificar áreas de la señal que ocurren con mayor frecuencia, y así ofrece una presentación visual de la frecuencia con que ocurren las anomalías. 23 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Captura: disparo en un paquete específico de datos de transmisión a través de un bus RS-232. Un conjunto completo de disparos, incluidos los disparos para un contenido específico de paquete serial, le permite capturar rápidamente el evento de interés. Captura La detección de una falla del dispositivo es solo el primer paso. A continuación, debe capturar el evento de interés para identificar la causa de origen. La captura precisa de una señal de interés puede llevarse a cabo a través de una conexión de puntas de prueba apropiada. La serie MSO/DPO5000 incluye cuatro puntas de prueba de baja capacitancia y alta impedancia para capturar señales de manera precisa. Estas puntas de prueba pasivas de voltaje de alta impedancia líderes en la industria cuentan con una carga capacitiva de menos de 4 pf para minimizar el efecto de la punta en el funcionamiento del circuito, lo que ofrece el rendimiento de una punta de prueba activa con la flexibilidad de una punta de prueba pasiva. La serie MSO/DPO5000 ofrece un conjunto completo de disparos, incluidos los disparos runt, ancho de pulso/espurio, tiempo de pausa, transición, patrón, estado, violación de tiempos de establecimiento y retención, paquete serial y datos paralelos, para que pueda encontrar rápidamente el evento. El disparo mejorado reduce la inestabilidad de este en el punto de disparo. En este modo, el punto de disparo se puede utilizar como una referencia de medición. Con una longitud de grabación de hasta 250 Mpuntos, puede capturar varios eventos de interés, incluso miles de paquetes seriales, en una única adquisición para su análisis posterior mientras mantiene una alta resolución al realizar la ampliación de detalles de señal precisos. Investigue múltiples segmentos de la captura de forma de onda simultáneamente con MultiView Zoom para realizar una comparación rápida de eventos en tiempo real. El modo de memoria segmentada FastFrame le permite usar grabaciones prolongadas con mayor eficacia mediante la captura de varios eventos de disparo en una sola grabación y, de esa manera, eliminar intervalos prolongados entre eventos de interés. Vea y mida los segmentos en forma individual o como una plantilla. Desde los disparos en contenido de paquete específico hasta la decodificación automática en varios formatos de datos, la serie MSO/DPO5000 proporciona compatibilidad integrada con una amplia gama de intervalos de buses seriales: I 2 C, SPI, RS-232/422/485/UART y USB. La capacidad de decodificación de hasta 16 buses seriales y/o paralelos en forma simultánea significa que se obtiene una rápida percepción de los problemas del sistema. Búsqueda: resultados de una búsqueda avanzada de un pulso pequeño dentro de un registro de forma de onda prolongada. Para una referencia fácil, cada instancia del seudopulso se marca automáticamente. Los controles de Wave Inspector proporcionan una eficacia sin precedentes en la visualización y la navegación de los datos de forma de onda. Para facilitar aún más la solución de problemas de interacciones del sistema en complejos sistemas integrados, la serie MSO5000 ofrece 16 canales digitales además de sus canales análogos. Dado que los canales digitales están completamente integrados al osciloscopio, puede realizar disparos en todos los canales de entrada, con una relación temporal automática de todas las señales análogas, digitales y de serie. La adquisición de MagniVu de alta velocidad le permite adquirir detalles de señal precisos (con una resolución de hasta 60,6 ps) alrededor del punto de disparo para mediciones de precisión. MagniVu es esencial para realizar mediciones de sincronización precisas para mediciones de comprobador de tiempos de establecimiento y retención, retraso del reloj, distorsión de señal y caracterización de espurios. Búsqueda Encontrar el evento de interés en un registro de forma de onda prolongada puede llevar mucho tiempo si no se cuenta con las herramientas de búsqueda adecuadas. Con las actuales longitudes de grabación que exceden el millón de puntos de datos, la localización de un evento puede implicar el desplazamiento por miles de pantallas de actividad de señal. La serie MSO/DPO5000 ofrece la navegación de forma de onda y búsqueda más integral de la industria con los innovadores controles de Wave Inspector. Estos controles aceleran la exploración y ampliación en la grabación. Con un sistema único de retroalimentación por fuerza, puede realizar el movimiento desde un extremo de la grabación hasta el otro en cuestión de segundos. Las marcas del usuario le permiten marcar cualquier ubicación que desee tener como punto de referencia para su futura investigación. O bien, busque automáticamente en la grabación los criterios para la definición. Wave Inspector buscará instantáneamente en toda la grabación, incluidos los datos digitales y análogos. En el transcurso, marcará automáticamente cada aparición de su evento definido de modo que pueda moverse entre los eventos de manera rápida. La capacidad de marca y búsqueda avanzada que ofrece la serie MSO/DPO5000 permite buscar hasta ocho eventos diferentes al mismo tiempo y detener una adquisición activa cuando encuentra un evento de interés, lo que ahorra aún más tiempo. 34 Data Sheet Análisis: el histograma de forma de onda de flanco descendente demuestra la distribución de la posición del flanco (inestabilidad) durante el transcurso del tiempo. Se incluyen las mediciones numéricas realizadas en los datos del histograma de forma de onda. Un conjunto completo de herramientas de análisis integradas aceleran la verificación del rendimiento de su diseño. Análisis Para verificar que el rendimiento de su prototipo coincida con las simulaciones y cumpla con los objetivos del diseño del proyecto, se requiere el análisis de comportamiento. Las tareas pueden oscilar de simples comprobaciones de tiempos de subida y anchos de pulso a sofisticados análisis de pérdida de energía, caracterización de relojes de sistema e investigación de fuentes de ruido. La serie MSO/DPO5000 ofrece un conjunto completo de herramientas de análisis integradas, incluidos cursores de forma de onda y pantalla; 53 mediciones automáticas; matemáticas de forma de onda avanzadas, que incluyen edición de ecuaciones arbitrarias; histogramas de forma de onda, y análisis de FFT. Cada osciloscopio de la serie MSO/DPO5000 incluye el paquete de software de análisis de patrones de ojo e inestabilidad DPOJET Essentials, que amplía las capacidades de medición del osciloscopio para realizar mediciones en ciclos de datos y relojes contiguos en una adquisición única en tiempo real. Esto permite medir parámetros de análisis de sincronización e inestabilidad claves, como errores de intervalo de tiempo y ruido de fase, para poder caracterizar posibles problemas de sincronización del sistema. Las herramientas de análisis, como los gráficos para representar histogramas y tendencias de tiempo, muestran rápidamente la manera en que los parámetros de sincronización cambian con el tiempo; y el análisis de espectro muestra, también de manera rápida, la frecuencia y la amplitud exactas de fuentes de modulación e inestabilidad. También se encuentran disponibles aplicaciones especiales compatibles con la prueba de conformidad y depuración de buses seriales, análisis de patrones de ojo e inestabilidad, diseño de suministro de alimentación, pruebas de límites y test de máscaras, y análisis de buses de memoria DDR. Los controles de Wave Inspector proporcionan una eficacia sin precedentes en la visualización, la navegación y el análisis de los datos de forma de onda. Gire el control de exploración externo (1) para recorrer rápidamente la grabación prolongada. Vaya del principio al final en segundos. Encontró un punto de interés y desea obtener más detalles? Solamente gire el control de ampliación interno (2). Navegación, búsqueda avanzada y marca de Wave Inspector Una longitud de grabación de 12,5 Mpuntos representa miles de pantallas de información. La serie MSO/DPO5000 le permite encontrar su evento en segundos con Wave Inspector, la mejor herramienta de navegación y búsqueda de la industria. Wave Inspector ofrece los siguientes controles innovadores: Ampliación/Exploración Un control de panel frontal dedicado de dos escalones proporciona un control intuitivo para la ampliación y la exploración. El control interno ajusta el factor de ampliación (o la escala de ampliación). Si se gira en el sentido de las manecillas del reloj, se activa la ampliación y se obtienen factores de ampliación mayores en forma progresiva, mientras que al girarlo en sentido contrario al de las manecillas del reloj, se obtienen factores de ampliación menores y, finalmente, se desactiva la ampliación. Ya no es necesario navegar por varios menús para ajustar la vista de ampliación. El control externo explora el cuadro de ampliación a través de la forma de onda para obtener rápidamente la parte de la forma de onda de su interés. Además, el control externo utiliza retroalimentación por fuerza para determinar con qué rapidez se va a explorar la forma de onda. Cuanto más se gira el control externo, más rápido se desplaza el cuadro de ampliación. La dirección de exploración se cambia con solo girar el control hacia el otro sentido. 45 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Paso 1 de la búsqueda: Defina lo que desea buscar. La tecnología de fósforo digital posibilita una velocidad de captura superior a formas de onda por segundo y una gradación de color en tiempo real en la serie MSO/DPO5000. Marcas del usuario Presione el botón del panel frontal Establecer marca para colocar una o más marcas en la forma de onda. La navegación entre las marcas se realiza con solo presionar los botones Anterior ( ) y Siguiente ( ) en el panel frontal. Buscar marcas El botón Buscar le permite buscar automáticamente en la adquisición larga eventos definidos por el usuario. Todas las apariciones del evento se resaltan con marcas de búsqueda, y se puede navegar hasta ellas con los botones de panel frontal Anterior ( ) y Siguiente ( ). Entre los tipos de búsqueda, se incluyen: límite, ancho de pulso/espurio, tiempo de pausa, runt, patrón, estado, comprobador de tiempos de establecimiento y retención, transición y ventana. Paso 2 de la búsqueda: Wave Inspector busca automáticamente en la grabación y marca cada evento con un triángulo de un solo color. A continuación, puede usar los botones Anterior y Siguiente para pasar de un evento al otro. Reproducción/Pausa El botón dedicado del panel frontal Reproducción/Pausa desplaza automáticamente la forma de onda por la pantalla mientras busca anomalías o algún evento de interés. La dirección y la velocidad de reproducción se controlan mediante un control de exploración intuitivo. Una vez más, mientras más gire el control, más rápido se desplazará la forma de onda; el cambio de dirección se logra con tan solo girar el control en el sentido contrario. Tecnología de fósforo digital La tecnología de fósforo digital de la serie MSO/DPO5000 ofrece una rápida percepción del funcionamiento real de su dispositivo. La velocidad de captura de forma de onda rápida, superior a formas de onda por segundo, le brinda altas probabilidades de detectar rápidamente problemas poco frecuentes que son comunes en sistemas digitales: pulsos runt, espurios, problemas de sincronización y más. Las formas de onda se superponen unas con otras y los puntos de forma de onda se definen con códigos de colores según la frecuencia de aparición. Esto resalta rápidamente los eventos que ocurren con mayor frecuencia en el transcurso del tiempo o, en el caso de anomalías poco frecuentes, las que ocurren con menor frecuencia. Con la serie MSO/DPO5000, puede seleccionar la persistencia infinita o variable, y determinar la duración de la permanencia en la pantalla de las adquisiciones de forma de onda anteriores. Esto le permite determinar la frecuencia con la que ocurre una anomalía. 56 Data Sheet Mediante la presentación de formas de onda digital con codificación de colores, los valores bajos se muestran en azul y los valores altos se muestran en verde, lo que permite un entendimiento instantáneo del valor del bus, ya sea que las transiciones estén visibles o no. Puede establecer los valores de umbral para cada canal y posibilitar la compatibilidad hasta para 16 familias lógicas diferentes. Conexión de puntas de prueba precisa de alta velocidad Las puntas de prueba serie TPP, incluidas de manera estándar con el osciloscopio serie MSO/DPO5000, proporcionan un ancho de banda analógico de hasta 1 GHz y una carga capacitiva menor que 4 pf. La carga capacitiva sumamente baja minimiza los efectos adversos que se producen en los circuitos y los cables de conexión a tierra de mayor extensión. Además, dado el grado de ancho de banda de la punta de prueba, en la señal se pueden ver los componentes de alta frecuencia, lo cual es fundamental para aplicaciones de alta velocidad. Las puntas de prueba pasivas de voltaje serie TPP presentan las mismas ventajas que las puntas de prueba de uso general, como rango dinámico alto, opciones de conexión flexibles y diseño mecánico sólido, y, a la vez, proporcionan el rendimiento de las puntas de prueba activas. Análisis y diseño de señal mixta (serie MSO) Los osciloscopios de señal mixta serie MSO5000 ofrecen 16 canales digitales. Estos canales están estrechamente integrados en la interfaz de usuario del osciloscopio y simplifican el funcionamiento y facilitan la resolución de problemas de señal combinada. Presentación digital de formas de onda con códigos de colores La serie MSO5000 ha redefinido la manera en que se visualizan las formas de onda digitales. Un problema común en los osciloscopios de señal mixta La grabación MagniVu de alta resolución ofrece una resolución de sincronización de 60,6 ps, que le permite realizar mediciones de sincronización importantes en sus formas de onda digitales. es determinar si el dato es un uno o un cero cuando se amplían lo suficiente como para que el trazo digital se mantenga plano en toda la pantalla. Para evitar este problema, la serie MSO5000 tiene trazos digitales con códigos de colores y muestra los unos en verde y los ceros en azul. El hardware de detección de transición múltiple de la serie MSO5000 indicará el momento en que el sistema detecte más de una transición. Esto indica que hay más información disponible mediante la ampliación o la adquisición a mayores frecuencias de muestreo. En la mayoría de los casos, la ampliación revelará un espurio que no estaba visible en configuraciones anteriores. Adquisición MagniVu de alta velocidad El modo de adquisición digital principal de la serie MSO5000 capturará hasta 40 Mpuntos a 500 MS/s (resolución de 2 ns). Además de la grabación principal, la serie MSO5000 proporciona una grabación de resolución ultraalta llamada MagniVu, que adquiere puntos a una resolución de hasta 16,5 GS/s (resolución de 60,6 ps). Las formas de onda principales y las MagniVu se adquieren con cada disparo y pueden intercambiarse en la pantalla en cualquier momento, durante la ejecución o mientras está detenido. MagniVu proporciona una resolución de sincronización significativamente más precisa que otros osciloscopios de señal combinada comparables del mercado, lo que inspira confianza en el momento de realizar mediciones de sincronización importantes en formas de onda digitales. 67 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series La punta de prueba P6616 MSO ofrece dos conjuntos de ocho canales para simplificar la conexión a su dispositivo. Punta de prueba MSO P6616 Este diseño único de la punta de prueba ofrece dos conjuntos de ocho canales. Cada canal finaliza con un extremo de punta que incluye una terminal con hueco para la conexión sencilla del dispositivo bajo prueba. El coaxial del primer canal de cada conjunto es de color azul para que sea más fácil de identificar. La terminal común utiliza un conector tipo automotriz que facilita la creación de terminales personalizadas para la conexión al dispositivo. Al conectarse a pines cuadrados, la P6616 tiene un adaptador que se conecta al extremo de la punta de prueba, alineando la terminal de la punta de prueba con el extremo para que pueda conectarse a una cabecera. El modelo P6616 ofrece increíbles características eléctricas y tiene una carga capacitiva de solo 3 pf y una resistencia de entrada de 100 kω, y es capaz de adquirir velocidades de alternancia máximas de 500 MHz y pulsos mínimos de 1 ns de duración. Análisis y disparo serial (opcional) En un bus serial, una señal única con frecuencia incluye información de reloj, datos, control y dirección. Esto puede dificultar el aislamiento de eventos de interés. La serie MSO/DPO5000 ofrece un sólido conjunto de herramientas para depurar buses seriales con disparo y decodificación automáticos para I 2 C, SPI, RS-232/422/485/UART y buses seriales USB. Disparo en un paquete específico de testigos OUT en un bus serial USB de alta velocidad. Una forma de onda del bus proporciona el contenido del paquete decodificado, que incluye Inicio, Sincronización, PID, Dirección, Punto final, CRC, Valores de datos y Detención. Disparo serial Realice disparos en contenido de paquetes, como el comienzo del paquete, direcciones específicas, contenido específico de datos, identificadores únicos, etc., en interfaces en serie populares, como I 2 C, SPI, RS-232/422/485/UART y USB. Presentación de buses Proporciona una vista combinada de mayor nivel de las señales individuales (reloj, datos, activación de chip, etc.) que completan el bus, lo que hace más fácil identificar en qué lugar comienzan y terminan los paquetes, y permite identificar los componentes de subpaquetes, como dirección, datos, identificador, CRC, etc. Decodificación de buses Está cansado de tener que inspeccionar visualmente la forma de onda para contar relojes, determinar si cada bit es un 1 o un 0, convertir bits en bytes y determinar el valor hexadecimal? Deje que lo haga el osciloscopio. Cuando haya configurado un bus, la serie MSO/DPO5000 decodificará cada paquete del bus y mostrará el valor en hexadecimal, binario, decimal (USB únicamente) o ASCII (USB y RS-232/422/485/UART únicamente) en la forma de onda del bus. 78 Data Sheet Decodificación de protocolo y sincronización de CAN y LIN. Medición del área de operación segura. Las mediciones de alimentación automáticas posibilitan el análisis rápido y preciso de los parámetros de alimentación comunes. Pruebas de conformidad de USB 2.0. Software de decodificación de protocolo y sincronización de CAN y LIN (opcional) El paquete de software de análisis serial CAN/LIN opcional (opción VNM) permite garantizar un funcionamiento confiable y perfecto de una red CAN o LIN. El software mide la tolerancia y el retardo de propagación del oscilador en los buses CAN y, al mismo tiempo, decodifica mensajes CAN y LIN. Pruebas de conformidad del bus serial (opcional) Los paquetes de software para pruebas de conformidad automáticas se encuentran disponibles para Ethernet 10BASE-T y 100BASE-T (opción ET3) y dispositivos de capa física USB 2.0 (opción USB). Estos paquetes de software le permiten llevar a cabo las pruebas utilizando las pruebas de conformidad especificadas en el estándar respectivo. Análisis de energía (opcional) El paquete de software de análisis de alimentación opcional (opción PWR) permite un análisis rápido y preciso de la calidad de la alimentación, la pérdida de conmutación, los armónicos, las mediciones magnéticas, el Mediciones de análisis avanzado, inestabilidad, diagrama de ojo y sincronización. área de operación segura (SOA), la modulación, la onda y la velocidad de desplazamiento (di/dt, dv/dt). Se pueden realizar mediciones de alimentación repetibles y automáticas con solo presionar un botón; no se requiere ninguna configuración compleja de software o equipo externo. El paquete incluye una herramienta de generación de informes que permite crear informes personalizables y detallados para documentar los resultados de las mediciones. Mediciones de análisis avanzado, inestabilidad, sincronización y diagramas de ojo (opcional) El paquete de software DPOJET Advanced (opción DJA) ofrece funciones ampliadas y proporciona un juego completo de herramientas de análisis para obtener una rápida percepción de la inestabilidad y la sincronización, así como de otros problemas en la calidad de la señal. DPOJET Advanced suma herramientas avanzadas, como separación Rj/Dj, máscaras de diagramas de ojo y límites pasa/no pasa, para las pruebas de conformidad. El asistente innovador de un toque facilita la configuración de mediciones de inestabilidad. DPOJET Advanced también es un marco de medición que trabaja en conjunto con paquetes de pruebas de conformidad específicas de los estándares para aplicaciones, como memoria DDR y USB. 89 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Análisis de buses de memoria DDR (opcional) El paquete de software de análisis de memoria DDR opcional (opción DDRA) identifica automáticamente lecturas y escrituras DDR1, DDR2, LP-DDR1 y LP-DDR2, y efectúa mediciones de conformidad JEDEC con resultados pasa/no pasa en todos los flancos de la ráfaga de lectura y escritura, lo cual es perfecto para la depuración y la detección de problemas de buses de memoria DDR. También se proporcionan mediciones comunes de señales de reloj, dirección y control. La opción DDRA, que se utiliza junto con DPOJET (opción DJA), es la manera más rápida de depurar problemas complejos de señales de memorias. Diseñado para facilitar su trabajo Amplia pantalla de alta resolución Test de máscaras de una señal de OC-12; captura de violaciones de la máscara. Pruebas de límites y de máscaras (opcional) Los paquetes de software de pruebas de límites (opción LT) y prueba de máscaras (opción MTM) opcionales son útiles para la monitorización de señales a largo plazo, la caracterización de señales durante el diseño y la prueba en una línea de producción. El software de pruebas de límites compara una señal probada con una versión conocida correcta o dorada de la misma señal que cuenta con tolerancias horizontales y verticales definidas por el usuario. El software de prueba de máscaras incluye un conjunto sólido de máscaras para estándares de telecomunicaciones e informáticos que permiten comprobar la conformidad con un estándar. Además, las máscaras personalizadas se pueden crear y utilizar para caracterizar señales. Con ambos paquetes de software, puede personalizar una prueba según sus propios requisitos específicos al definir la duración de la prueba en una cantidad determinada de formas de onda, establecer un umbral de violaciones que debe cumplirse antes de considerar la falla de una prueba, contar impactos junto con información estadística y establecer las medidas que deben tomarse según las violaciones, la falla de la prueba o la compleción de la prueba. Ya sea que se especifique una plantilla de límites o una máscara, llevar a cabo pruebas de tipo pasa/no pasa para encontrar anomalías en las formas de onda (por ejemplo, espurios) nunca ha sido más fácil. La serie MSO/DPO5000 cuenta con una pantalla XGA en color, de 10,4 in (264 mm), con una pantalla sensible al tacto integrada para ver detalles de señal minuciosos. Controles dedicados del panel frontal Los controles por canal verticales proporcionan un funcionamiento sencillo e intuitivo. Ya no es necesario compartir un conjunto de controles verticales para los cuatro canales. Conectividad Dos puertos host USB del panel frontal permiten la transferencia sencilla de capturas de pantalla, la configuración del instrumento y los datos de la forma de onda a una unidad USB. El panel posterior incluye cuatro puertos host USB adicionales y un puerto de dispositivo USB para controlar el osciloscopio de forma remota desde un equipo o para realizar la conexión de periféricos USB. Un puerto Ethernet 10/100/1000BASE-T integrado permite la conexión sencilla a redes, y un puerto de salida de video permite la exportación de la pantalla del osciloscopio a un monitor o proyector externo. Se incluyen puertos PS-2 para el teclado y el ratón para aplicaciones de seguridad que requieren que los puertos USB estén desconectados. Una unidad de disco duro extraíble estándar facilita la personalización de valores de configuración para los diferentes usuarios y, además, permite el uso en entornos seguros. 910 Data Sheet El factor de forma compacto de la serie MSO/DPO5000 libera un espacio valioso en su osciloscopio de banco. Las ventanas de control personalizado MyScope se crean mediante un sencillo proceso de arrastrar y colocar, lo cual permite a cada usuario tener una interfaz única. en la pantalla del osciloscopio con controles y configuración relevantes para la punta de prueba. La interfaz TekVPI permite la conexión directa de puntas de corriente sin necesidad de utilizar un suministro de alimentación independiente. Es posible controlar las puntas TekVPI de manera remota mediante USB, GPIB o Ethernet, lo que proporciona soluciones más versátiles en entornos ATE. Ventana de control personalizado MyScope La interfaz de la punta de prueba TekVPI simplifica la conexión de las puntas al osciloscopio. Factor de forma compacto Un factor de forma portátil y compacto permite el traslado sencillo de la serie MSO/DPO5000 entre laboratorios y, con una profundidad de apenas 8,12 in (206 mm), le permite ahorrar espacio valioso en su banco de pruebas. Además, la altura del bastidor 5U hace de la serie MSO/DPO5000 una opción ideal para las aplicaciones ATE en las que el espacio en el bastidor es limitado. Interfaz de la punta de prueba TekVPI La interfaz de la punta de prueba TekVPI establece el estándar de simplicidad en la conexión de puntas. Las puntas de prueba TekVPI incluyen controles e indicadores de estado, y un botón de menú de la punta de prueba en la punta misma. Este botón conduce a un menú de la punta de prueba Cree fácilmente su propia caja de herramientas personalizada con funciones del osciloscopio en cuestión de minutos mediante un proceso simple y visible que consiste en arrastrar y colocar. Una vez creadas, se puede acceder de manera sencilla a estas ventanas de control personalizado por medio de una selección de menú MyScope dedicada en el osciloscopio. Esto es ideal en un entorno de recursos compartidos, en el cual cada persona puede tener su propia interfaz de control personalizado adaptada a su uso particular. Las ventanas de control MyScope son una ventaja para los usuarios de osciloscopios, dado que eliminan el tiempo de arranque que muchos usuarios afrontan al regresar al laboratorio después de no haber utilizado el osciloscopio por cierto tiempo y permiten que los usuarios de energía sean más eficientes. Licencias flotantes Las licencias flotantes ofrecen un método alternativo para la gestión de activos de Tektronix. Las licencias flotantes permiten trasladar fácilmente opciones habilitadas con clave de licencia entre todas las series MSO/DPO5000, DPO7000 y DPO/DSA/MSO70000 de osciloscopios Tektronix. Las licencias flotantes se encuentran disponibles para muchas opciones habilitadas con clave de licencia. Para solicitar una versión flotante de una licencia de opciones, agregue el prefijo DPOFL- al nombre de opción (p. ej., DPOFL-ET3). Para obtener más información sobre opciones de licencias flotantes, visite el sitio web 1011 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Capture datos en Microsoft Excel utilizando la barra de herramientas única de Excel y cree informes personalizados utilizando la barra de herramientas de Word. Funcionamiento remoto y análisis extendido Existen varias formas de conectar el osciloscopio serie MSO/DPO5000 para llevar a cabo análisis extendidos. La primera vez que use la capacidad Escritorio remoto de Windows, conéctela directamente al osciloscopio y maneje la interfaz de usuario en forma remota por medio del escritorio remoto incorporado. Una segunda forma de conectarlo es por medio del software Tektronix OpenChoice, que utiliza el bus rápido integrado y transfiere datos de la forma de onda directamente desde una adquisición hasta las aplicaciones de análisis en el escritorio de Windows a velocidades mucho más altas que las transferencias GPIB convencionales. Los protocolos estándar de la industria, como la interfaz TekVISA y los controles ActiveX, se encuentran incluidos para el uso y la mejora de aplicaciones Windows para el análisis y la documentación de datos. Los controladores de instrumentos IVI-COM se incluyen para permitir una fácil comunicación con el osciloscopio por medio de GPIB, datos seriales y conexiones LAN desde programas que se ejecutan en el instrumento o en un equipo externo. Alternativamente, se puede usar el kit para desarrolladores de software (SDK) a fin de crear un software personalizado y automatizar procesos de varios pasos en una colección de formas de onda y análisis con Visual BASIC, C, C++, MATLAB, LabVIEW, LabWindows/CVI y otros entornos habituales de desarrollo de aplicaciones (ADE). Las barras de herramientas de Microsoft Excel y Word están incluidas para simplificar la captura y la transferencia de datos directamente a los programas que se ejecutan en el escritorio de Windows. Una tercera manera de conectar el osciloscopio es por medio de NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition, que le permite adquirir, generar, analizar, comparar, importar y guardar los datos y señales de medición inmediatamente por medio de una interfaz de usuario intuitiva con función de arrastrar y colocar que no requiere programación. 1112 Data Sheet Characteristics Vertical System Analog Channels Characteristic MSO5034 DPO5034 MSO5054 DPO5054 MSO5104 DPO5104 MSO5204 DPO5204 Input Channels 4 Analog Bandwidth ( 3 db) 350 MHz 500 MHz 1 GHz 2 GHz Rise Time (Calculated) 1 ns 700 ps 350 ps 175 ps DC Gain Accuracy ±1.5%, derated at 0.10%/ C above 30 C Bandwidth Limits Depending on instrument model: 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz, 250 MHz, and 20 MHz Input Coupling AC, DC Input Impedance 1MΩ ±1%, 50 Ω ±1% Input Sensitivity 1MΩ: 1 mv/div to 10 V/div 50 Ω: 1 mv/div to 1 V/div Vertical Resolution 8 bits (11 bits with Hi Res) Max Input Voltage, 1 MΩ 300 V RMS CAT II, with peaks ±425 V For <100 mv/div derate at 20 db/decade above 100 khz to 30 V RMS at 1 MHz, 10 db/decade above 1 MHz For 100 mv/div derate at 20 db/decade above 3 MHz to 30 V RMS at 30 MHz, 10 db/decade above 30 MHz Max Input Voltage, 50 Ω 5V RMS, with peaks ±20 V Position Range ±5 divisions Delay between any Two 100 ps (50 Ω, DC coupling and equal V/div at or above 10 mv/div) Channels (Typical) Offset Range 1 mv/div - 50 mv/div 1MΩ: ±1 V 50 Ω: ±1 V 50.5 mv/div mv/div 1MΩ: ±0.5 V 50 Ω: ±0.5 V 100 mv/div mv/div 1MΩ: ±10 V 50 Ω: ±10 V 505 mv/div mv/div 1MΩ: ±5 V 50 Ω: ±5 V 1V/div-5V/div 1MΩ: ±100 V 50 Ω: ±5 V 5.05 V/div - 10 V/div 1MΩ: ±50 V 50 Ω: NA Offset Accuracy ±(0.005 offset position + DC Balance) Note: Both position and constant offset term must be converted to volts by multiplying by the appropriate volts/div term Channel-to-Channel Isolation 100:1 at 100 MHz and 30:1 at >100 MHz up to the rated BW (Any two channels at equal Vertical Scale settings) (Typical) Vertical System Digital Channels Characteristic All MSO5000 Models Input Channels 16 Digital (D15 - D0) Thresholds Per-channel Thresholds Threshold Selections TTL, ECL, User User-de ned Threshold ±40 V Range Threshold Accuracy ±(100 mv + 3% of threshold setting) Maximum Input Voltage ±42 V peak Input Dynamic Range 30 V p-p 200 MHz 10 V p-p >200 MHz Minimum Voltage Swing 400 mv Input Impedance 100 kω Probe Loading 3 pf Vertical Resolution 1 bit 1213 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Horizontal System Analog Channels Characteristic Maximum Sample Rate (All channels) Maximum Sample Rate (1 or 2 channels) Maximum Equivalent Time Sampling Rate Maximum Record Length with Standard Con guration Maximum Record Length with Option 2RL Maximum Record Length with Option 5RL Maximum Record Length with Option 10RL Maximum Duration at Highest Real-Time Sample Rate Time Base Range Time Resolution (in ET/IT mode) Time Base Delay Time Range Channel-to-Channel Deskew Range Trigger Jitter (RMS) Time Base Accuracy MSO5034 MSO5054 MSO5104 MSO5204 DPO5034 DPO5054 DPO5104 DPO GS/s 5 GS/s 5 GS/s 5 GS/s 10 GS/s 10 GS/s 400 GS/s 12.5M 12.5M (4 ch) 25M (1 or 2 ch) 25M 25M (4 ch) 50M (1 or 2 ch) 50M 50M (4 ch) 125M (1 or 2 ch) 125M 125M (4 ch) 250M (1 or 2 ch) 25 ms 250 ps/div to 1000 s/div 2.5 ps/div 5 divisions to 5000 s ±75 ns 10 ps RMS for Edge trigger type 100 ps RMS for all Non-edge trigger types ±5 ppm over any 1 ms interval Horizontal System Digital Channels Characteristic All MSO5000 Models Maximum Sample Rate 500 MS/s (2 ns resolution) (Main) Maximum Record 12.5M Standard Length (Main) Up to 40M with Record Length options Maximum Sample Rate 16.5 GS/s (60.6 ps resolution) (MagniVu) Maximum Record 10k points centered around the trigger Length (MagniVu) Minimum Detectable 1 ns Pulse Width Channel-to-Channel 200 ps Skew (typical) Maximum Input Toggle 500 MHz at minimum input swing; higher toggle rates Rate can be achieved at higher amplitudes Trigger System Characteristic Main Trigger Modes Trigger Coupling Trigger Holdoff Range Trigger Sensitivity Internal DC Coupled External (Auxiliary Input) 1MΩ Auto, Normal, and Single DC, AC, HF Rej (attenuates >50 khz), LF Rej (attenuates <50 khz), Noise Reject (reduces sensitivity) 250nsto8s For 1 MΩ: 1mV/divto4.98mV/div:0.75divfromDCto50MHz, increasing to 1.3 div at instrument bandwidth 5 mv/div: 0.40 div from DC to 50 MHz, increasing to 1 div at instrument bandwidth For 50 Ω: 0.40 div from DC to 50 MHz, increasing to 1 div at instrument bandwidth 200 mv from DC to 50 MHz, increasing to 500 mv at 250 MHz Trigger Level Range Any Channel ±8 divisions from center of screen External (Auxiliary Input) ±8 V Line Fixed at about 50% of line voltage 1314 Data Sheet Trigger Modes Mode Edge Glitch Runt Width Timeout Transition Setup/Hold Pattern State Video Trigger Sequences A/B Sequence Event Trigger Types Trigger Delay by Time Trigger Delay by Events I 2 C (Optional) SPI (Optional) RS-232/422/485/UART (Optional) Positive or negative slope on any channel or front-panel auxiliary input. Coupling includes DC, AC, HF reject, LF reject, and noise reject Trigger on or reject glitches of positive, negative, or either polarity. Programmable glitch width is 4 ns minimum to 8 s maximum Trigger on a pulse that crosses one threshold but fails to cross a second threshold before crossing the rst again Trigger on width of positive or negative pulse either within or outside of selectable limits (4 ns to 8 s) Trigger on an event which remains high, low, or either, for a speci ed time period (4 ns to 8 s) Trigger on pulse edge rates that are faster or slower than speci ed. Slope may be positive, negative, or either Trigger on violations of both setup time and hold time between clock and data present on any two input channels Trigger when any logical pattern of signals goes false or stays true for speci edperiodoftime(4nsto1s). Pattern (AND, OR, NAND, NOR) speci ed for all analog and digital input channels de ned as High, Low, or Don t Care Any logical pattern of analog channels and digital channels (MSO models) clocked by edge on another channel. Trigger on rising or falling clock edge Trigger on all lines, speci c line number, odd, even, or all elds on NTSC, PAL, SECAM, and HDTV 480p/60, 576p/50, 875i/60, 720p/30, 720p/50, 720p/60, 1080/24sF, 1080i/50, 1080p/25, 1080i/60, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/50, 1080p/60, Bi-level, Tri-level Main, Delayed by Time, Delayed by Events. All sequences can include separate horizontal delay after the trigger event to position the acquisition window in time Edge 4 ns to 8 s 1 to 4,000,000 events Trigger on Start, Repeated Start, Stop, Missing ACK, Address (7 or 10 bit), Data, or Address and Data on I 2 C buses up to 10 Mb/s Trigger on SS or data on SPI buses up to 10 Mb/s Trigger on Start Bit, End of Packet, Data, and Parity Error up to 10 Mb/s Mode USB (Optional) Low-speed: Trigger on Sync, Reset, Suspend, Resume, End of Packet, Token (Address) Packet, Data Packet, Handshake Packet, Special Packet, Error. Token Packet Trigger Any token type, SOF, OUT, IN, SETUP; Address can be speci ed for Any, OUT, IN, and SETUP token types. Address can be further speci ed to trigger on, <, =, >,,!= a particular value, or inside or outside of a range. Frame number can be speci ed for SOF token using Binary, Hex, Unsigned Decimal, and Don t Care digits. Data Packet Trigger Any data type, DATA0, DATA1; Data can be further speci ed to trigger on, <, =, >,,!= a particular data value, or inside or outside of a range. Handshake Packet Trigger Any handshake type, ACK, NAK, STALL. Special Packet Trigger Any special type, Reserved. Error Trigger PID Check, CRC5 or CRC16, Bit Stuf ng. Full-speed: Trigger on Sync, Reset, Suspend, Resume, End of Packet, Token (Address) Packet, Data Packet, Handshake Packet, Special Packet, Error. Token Packet Trigger Any token type, SOF, OUT, IN, SETUP; Address can be speci ed for Any, OUT, IN, and SETUP token types. Address can be further speci ed to trigger on, <, =, >,,!= a particular value, or inside or outside of a range. Frame number can be speci ed for SOF token using Binary, Hex, Unsigned Decimal, and Don t Care digits. Data Packet Trigger Any data type, DATA0, DATA1; Data can be further speci ed to trigger on, <, =, >,,!= a particular data value, or inside or outside of a range. Handshake Packet Trigger Any handshake type, ACK, NAK, STALL. Special Packet Trigger Any special type, PRE, Reserved. Error Trigger PID Check, CRC5 or CRC16, Bit Stuf ng. High-speed: Trigger on Sync, Reset, Suspend, Resume, End of Packet, Token (Address) Packet, Data Packet, Handshake Packet, Special Packet, Error. Token Packet Trigger Any token type, SOF, OUT, IN, SETUP; Address can be speci ed for Any, OUT, IN, and SETUP token types. Address can be further speci ed to trigger on, <, =, >,,!= a particular value, or inside or outside of a range. Frame number can be speci ed for SOF token using Binary, Hex, Unsigned Decimal, and Don t Care digits. Data Packet Trigger Any data type, DATA0, DATA1, DATA2, DATAM; Data can be further speci ed to trigger on,<,=,>,,!= a particular data value, or inside our outside of a range. Handshake Packet Trigger Any handshake type, ACK, NAK, STALL, NYET. Special Packet Trigger Any special type, ERR, SPLIT, PING, Reserved. SPLIT packet components that can be speci ed include: Hub Address Start/Complete Don t Care, Start (SSPLIT), Complete (CSPLIT) Port Address Start and End bits Don t Care, Control/Bulk/Interrupt (Full-speed Device, Low-speed Device), Isochronous (Data is Middle, DataisEnd,Datais Start, Data is All) Endpoint Type Don t Care, Control, Isochronous, Bulk, Interrupt Error Trigger PID Check, CRC5, CRC16, Any. Note: High-speed support only available on 1 GHz and 2 GHz models. 1415 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Trigger Characteristics Characteristic Enhanced Triggering User-selectable; corrects the difference in timing between the trigger path and the acquired data (not available in FastAcq) Acquisition Modes Mode Sample Acquire sampled values Peak Detect Captures narrow glitches as narrow as 100 ps (2 GHz and 1 GHz models) or 200 ps (500 MHz and 350 MHz models) at all real-time sampling rates Averaging From 2 to 10,000 waveforms included in average Envelope Min-Max envelope re ecting Peak Detect data over multiple acquisitions Hi Res Real-time boxcar averaging reduces random noise and increases resolution Roll Scrolls sequential waveform points across the display in a right-to-left rolling motion at sweep speeds slower than 50 ms/div. Up to 20 MS/s with a maximum record length of 10M FastAcq Acquisition FastAcq optimizes the instrument for analysis of dynamic Mode signals and capture of infrequent events Maximum FastAcq >250,000 wfms/s on all 4 channels simultaneously Waveform Capture Rate Waveform Database Accumulate waveform database providing three-dimensional array of amplitude, time, and counts FastFrame Acquisition Acquisition memory divided into segments; maximum trigger rate >310,000 waveforms per second. Time of arrival recorded with each event. Frame nder tool helps to visually identify transients Search and Mark Events Characteristic Automated Search and Mark Automatically mark events and document waveforms. Search positive/negative slopes or both, glitches, runts, pulse widths, transition rate, setup and hold, timeout, windows, or nd any logic or state pattern on any number of channels. Search DDR Read or Write bursts with Opt. DDRA. Event table summarizes all found events. All events are time stamped in reference to trigger position. Stop acquisitions when an event is found Waveform Measurements Measurement Cursors Waveform and Screen Automatic Measurements Eye-pattern Measurements Measurement Statistics Reference Levels Gating Waveform Histogram Waveform Histogram Measurements 53, of which 8 can be displayed on-screen at any one time. Measurements include: Period, Frequency, Delay, Rise Time, Fall Time, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Positive Width, Negative Width, Burst Width, Phase, Positive Overshoot, Negative Overshoot, Peak-to-Peak, Amplitude, High, Low, Maximum, Minimum, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area Extinction Ratio (absolute, %, db), Eye Height, Eye Width, Eye Top, Eye Base, Crossing %, Jitter (p-p, RMS, 6sigma), Noise (p-p, RMS), Signal/Noise Ratio, Cycle Distortion, Q-Factor Mean, Minimum, Maximum, Standard Deviation User-de nable reference levels for automatic measurements can be speci ed in either percent or units Isolate the speci c occurrence within an acquisition to take measurements on, using either screen or waveform cursors A waveform histogram provides an array of data values representing the total number of hits inside of a user-de ned region of the display. A waveform histogram is both a visual graph of the hit distribution as well as a numeric array of values that can be measured. Sources Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4, Ref 1, Ref 2, Ref 3, Ref 4, Math 1, Math 2, Math 3, Math 4 Types Vertical, Horizontal Waveform Count, Hits in Box, Peak Hits, Median, Maximum, Minimum, Peak-to-Peak, Mean (μ), Standard Deviation (sigma), μ+1sigma, μ+2sigma, μ+3sigma Waveform Processing/Math Characteristic Arithmetic Add, Subtract, Multiply, Divide waveforms and scalars Algebraic Expressions De ne extensive algebraic expressions including waveforms, scalars, user-adjustable variables, and results of parametric measurements. Perform math on math using complex equations. e.g. (Integral (CH1 Mean(CH1)) VAR1) Math Functions Average, Invert, Integrate, Differentiate, Square Root, Exponential, Log10, Log e, Abs, Ceiling, Floor, Min, Max, Sin, Cos, Tan, ASin, ACos, ATan, Sinh, Cosh, Tanh Relational Boolean result of comparison >, <,,,==,!= Frequency Domain Spectral Magnitude and Phase, Real and Imaginary Functions (FFT) Spectra FFT Vertical Units Magnitude: Linear, db, dbm Phase: Degrees, radians, group delay IRE and mv units FFT Window Functions Rectangular, Hamming, Hanning, Kaiser-Bessel, Blackman-Harris, Gaussian, Flattop2, Tek Exponential Waveform De nition As an arbitrary math expression Filtering Functions User-de nable lters. Users specify a lter containing the coef cients of the lter. Filter les provided Mask Function Afunctionthatgeneratesawaveformdatabasepixmap from a sample waveform. Sample count can be de ned 1516 Data Sheet Software Software NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition IVI Driver LXI Class C Web Interface A fully interactive measurement software environment optimized for the MSO/DPO5000 Series, enables you to instantly acquire, generate, analyze, compare, import, and save measurement data and signals using an intuitive drag-and-drop user interface that does not require any programming. Standard MSO/DPO5000 Series support for acquiring, controlling, viewing, and exporting your live signal data is permanently available through the software. The full version (SIGEXPTE) adds additional signal processing, advanced analysis, mixed signal, sweeping, limit testing, and user-de ned step capabilities and is available for a 30-day trial period standard with each instrument. Provides a standard instrument programming interface for common applications such as LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft.NET and MATLAB. IVI-COM standard Connect to the MSO/DPO5000 Series through a standard web browser by simply entering the oscilloscope s IP address in the address bar of the browser. The web interface enables viewing of instrument status and con guration, as well as status and modi cation of network settings. All web interaction conforms to LXI Class C speci cation Display Characteristics Characteristic Display Type Liquid-crystal active-matrix color display with touch screen Display Size Diagonal: 10.4 in. (264 mm) Display Resolution 1024 horizontal 768 vertical pixels (XGA) Waveform Styles Vectors, Dots, Variable Persistence, In nite Persistence Color Palettes Normal, Green, Gray, Temperature, Spectral, and User De ned Display Format YT, XY Computer System and Peripherals Characteristic Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit CPU Intel Core 2 Duo, 2 GHz processor PC System Memory 4 GB Hard Disk Drive Removable hard disk drive, 160 GB capacity (2.5 in. SATA) Mouse Optical wheel mouse, USB interface Keyboard Order xx for small keyboard; USB interface and hub Input/Output Ports Port USB 2.0 High-speed Host Ports USB 1.1 Full-speed Device Port LAN Port Video Out Port Audio Ports Keyboard Port Mouse Port Auxiliary Input Auxiliary Out (Software switchable) External Reference In Probe Compensator Output Supports USB mass storage devices, printers, keyboard, and mouse. Two ports on front and four ports on rear of instrument. Can be disabled individually Rear-panel connector allows for communication/control of oscilloscope through USBTMC or GPIB (with a TEK-USB-488 adapter) RJ-45connector, supports10/100/1000base-t DB-15 female connector, connect to show the oscilloscope display on an external monitor or projector. Support for extended desktop and clone mode Miniature phono jacks PS/2 compatible PS/2 compatible Front-panel BNC connector. Input impedance 1 MΩ. Max input 300 V RMS with peaks ±425 V Trigger Out: A TTL compatible pulse when the oscilloscope triggers Time Base Reference Out: A TTL compatible output of internal 10 MHz reference oscillator Time base system can phase lock to an external 10 MHz reference (10 MHz ±1%) Front-panel pins Amplitude: 2.5 V Frequency: 1 khz Lan extensions for Instrumentation (LXI) Characteristic Class LXI Class C Version V1.3 Power Source Characteristic Power Source Voltage 100 to 240 V ±10% Power Source Frequency 45 Hz to 66 Hz (85 to 264 V) 360Hzto440Hz(100to132V) Power Consumption 275 W maximum Physical Characteristics Dimension mm in. Height Width Depth Weight kg lb. Net Shipping Rackmount Con guration 5U Cooling Clearance 2 in. (51 mm) required on left side and rear of instrument 1617 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Environmental Characteristic Temperature Operating 5 C to +50 C Nonoperating 20 C to +60 C Humidity Operating 8% to 90% relative humidity with a maximum wet-bulb temperature of 29 C at or below +50 C (upper limit de-rates to 20.6% relative humidity at +50 C). Noncondensing Nonoperating 5% to 98% relative humidity with a maximum wet-bulb temperature of 40 C at or below +60 C (upper limit de-rates to 29.8% relative humidity at +60 C). Noncondensing Altitude Operating 9,843 ft. (3,000 m) Nonoperating 30,000 ft. (9,144 m) Regulatory Electromagnetic 2004/108/EC compatibility Certi cations UL , Second Edition; CSA Second Edition, EN :2001; IEC :2001 Ordering Information MSO/DPO5000 Family Product DPO5000 Models DPO MHz, 5 GS/s, 12.5M record length, 4-channel digital phosphor oscilloscope DPO MHz, 5 GS/s, 12.5M record length, 4-channel digital phosphor oscilloscope DPO GHz, 10/5 GS/s (2/4 ch), 12.5M record length, 4-channel digital phosphor oscilloscope DPO GHz, 10/5 GS/s (2/4 ch), 12.5M record length, 4-channel digital phosphor oscilloscope MSO5000 Models MSO MHz, 5 GS/s, 12.5M record length, 4+16 channel mixed signal oscilloscope MSO MHz, 5 GS/s, 12.5M record length, 4+16 channel mixed signal oscilloscope MSO GHz, 10/5 GS/s (2/4 ch), 12.5M record length, 4+16 channel mixed signal oscilloscope MSO GHz, 10/5 GS/s (2/4 ch), 12.5M record length, 4+16 channel mixed signal oscilloscope All Models Include: One passive voltage probe per analog channel (TPP0500: 500 MHz, 10X, 3.9 pf for 500 MHz and 350 MHz models; TPP1000: 1 GHz, 10X, 3.9 pf for 2 GHz and 1 GHz models), front cover ( xx), touch-screen stylus ( xx), user manual ( xx), NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition software, accessory pouch, mouse, Calibration Certi cate documenting measurement traceability to National Metrology Institute(s), Z Compliance and ISO9001, power cord, one-year warranty. MSO Models also Include: P channel logic probe and a logic probe accessory kit ( xx). Note: Please specify power plug and manual language version when ordering. 1718 Data Sheet Options Record Length Options Option MSO5034 DPO5034 MSO5054 DPO5054 MSO5104 DPO5104 MSO5204 DPO5204 Opt. 2RL 25M/Ch 50M max, 25M/Ch Opt. 5RL 50M/Ch 125M max, 50M/Ch Opt. 10RL 125M/Ch 250M max, 125M/Ch Software Options Option Opt. DDRA* 1 Opt. DJA Opt. ET3* 2 Opt. LT Opt. MTM Opt. PWR Opt. SR-COMP Opt. SR-EMBD Opt. SR-USB Opt. USB* 3 Opt. VNM DDR Memory Bus Analysis Jitter and Eye Analysis Tools Advanced (DPOJET) Ethernet Compliance Testing Waveform Limit Testing Mask Testing ITU-T (64 Kb/s to 155 Mb/s) ANSI T1.102 (1.544 Mb/s to 155 Mb/s) Ethernet IEEE 802.3, ANSI X3.263 (125 Mb/s to 1.25 Gb/s) Sonet/SDH (51.84 Mb/s to 622 Mb/s) Fibre Channel (133 Mb/s to Gb/s) Fibre Channel Electrical (133 Mb/s to 1.06 Gb/s) USB(12Mb/sto480Mb/s) IEEE 1394b (491.5 Mb/s to Gb/s) Rapid I/O Serial (up to 1.25 Gb/s) Rapid I/O LP-LVDS (500 Mb/s to 1 Gb/s) OIF Standards (1.244 Gb/s) CPRI, V4.0 (1.228 Gb/s) Video ( Mb/s to 360 Mb/s) Power Measurement and Analysis Computer Serial Triggering and Analysis (RS-232/422/485/UART) Enables triggering on packet-level information on RS-232/422/485/UART buses as well as analytical tools such as digital views of the signal, bus views, and packet decoding. Signal Inputs Any Ch1 - Ch4 (and any D0 - D15 on MSO models) Recommended Probing RS-232/UART: Single ended; RS-422/485: Differential Embedded Serial Triggering and Analysis (I 2 C, SPI) Enables triggering on packet-level information on I 2 C and SPI buses as well as analytical tools such as digital views of the signal, bus views, and packet decoding. Signal Inputs I 2 C: Any Ch1 - Ch4 (and any D0 - D15 on MSO models); SPI: Any Ch1 - Ch4 (and any D0 - D15 on MSO models) Recommended Probing I 2 C, SPI: Single ended USB Serial Triggering and Analysis (LS, FS, HS) Enables triggering on packet-level content for low-speed, full-speed, and high-speed USB serial buses. Also enables analytical tools such as digital views of the signal, bus views, and packet decoding for low-speed, full-speed, and high-speed USB serial buses. Signal Inputs Low-speed and Full-speed: Any Ch1 - Ch4 (and any D0 - D15 on MSO models) for single ended, Any Ch1 - Ch4 for differential; High-speed: Any Ch1 - Ch4 Recommended Probing Low-speed and Full-speed: Single ended or differential; High-speed: Differential USB high-speed supported only on MSO5204, DPO5204, MSO5104, and DPO5104 models. USB 2.0 Compliance Testing CAN/LIN Protocol Analysis Software Option Bundle Options Opt. PS1 Power Solution Bundle: DPOPWR, P5205, TCP0030, TPA-BNC, xx (Deskew Fixture) Floating licenses offer an alternative method to manage your Tektronix asset. Floating licenses allow license-key enabled options to be easily moved among all your MSO/DPO5000, DPO7000, and DPO/DSA/MSO70000 Series of Tektronix oscilloscopes. Floating licenses are available for many license-key enabled options. To order a oating version of an option license add DPOFL- pre x to the option name. (e.g. DPOFL-ET3) Check oatinglicenses for additional information about oating license options. * 1 Requires Opt. DJA. Available on 1 GHz and 2 GHz models only. * 2 Requires TF-GBE-BTP or TF-GBE-ATP Ethernet Test Fixture. * 3 Requires TDSUSBF (USB Test Fixture). 2 GHz bandwidth required for high-speed USB. Power Plug Options Option Opt. A0 North America Opt. A1 Universal European Union Opt. A2 UK Opt. A3 Australia Opt. A5 Switzerland Opt. A6 Japan Opt. A10 China Opt. A11 India Opt. A12 Brazil Opt. A99 No power cord User Manual Options Option Opt. L0 English manual Opt. L1 French manual Opt. L3 German manual Opt. L5 Japanese manual Opt. L7 Simpli ed Chinese manual Opt. L8 Traditional Chinese manual Opt. L9 Korean manual Opt. L10 Russian manual Service Options* 4 Option Opt. CA1 Provides a single calibration event, or coverage for the designated calibration interval, whichever comes rst Opt. C3 Calibration Service 3 Years Opt. C5 Calibration Service 5 Years Opt. D1 Calibration Data Report Opt. D3 Calibration Data Report 3 Years (with Opt. C3) Opt. D5 Calibration Data Report 5 Years (with Opt. C5) Opt. G3 Complete Care 3 Years (includes loaner, scheduled calibration, and more) Opt. G5 Complete Care 5 Years (includes loaner, scheduled calibration, and more) Opt. R3 Repair Service 3 Years (including warranty) Opt. R5 Repair Service 5 Years (including warranty) * 4 Probes and accessories are not included in the oscilloscope warranty. Refer to the data sheet for each probe for its unique warranty and calibration terms. 1819 Mixed Signal Oscilloscopes MSO5000, DPO5000 Series Recommended Accessories Probes Tektronix offers over 100 different probes to meet your application needs. For a comprehensive listing of available probes, please visit Probe TPP MHz, 10X TekVPI passive voltage probe with 3.9 pf input capacitance TPP GHz, 10X TekVPI passive voltage probe with 3.9 pf input capacitance TAP GHz TekVPI active single-ended voltage probe TAP GHz TekVPI active single-ended voltage probe TDP GHz TekVPI differential voltage probe with ±25 V differential input voltage TDP GHz TekVPI differential voltage probe with ±25 V differential input voltage TDP GHz TekVPI differential voltage probe with ±42 V differential input voltage TDP MHz TekVPI differential voltage probe with ±42 V differential input voltage TCP MHz TekVPI 150 Ampere AC/DC current probe TCP MHz TekVPI 30 Ampere AC/DC current probe P kv, 25 MHz high-voltage differential probe P5205* kv, 100 MHz high-voltage differential probe P5210* kv, 50 MHz high-voltage differential probe P kv, 100X high-voltage passive probe * 5 Requires TekVPI to TekProbe BNC adapter (TPA-BNC). Accessories Accessory xx Service Manual Programmer Manual Performance Veri cation and Speci cations Manual SIGEXPTE NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition Software (Full Version) TPA-BNC TekVPI-to-TekProbe BNC Adapter TEK-USB-488 GPIB-to-USB Adapter HCTEK54 Hard Transit Case RMD5000 Rackmount Kit xx Mini Keyboard (USB interface) xx Full-size keyboard with 4-port USB hub xx External DVD R/W Drive xx Removable HD Spare with rotational media K420 Oscilloscope Cart Cables Cable xx GPIB Cable (1 m) xx GPIB Cable (2 m) Test Fixtures Fixture TDSUSBF TF-GBE-BTP TF-GBE-ATP TF-GBE-EE Ethernet Test Fixture Adapters Adapter P6701B* 4 P6703B* 4 Test xture for use with Opt. USB Basic test package for 10/100/1000BASE-T Ethernet tests Advanced test package for 10/100/1000BASE-T Ethernet (includes 1000BASE-T jitter test channel cable) Additional test xture for Energy Ef cient Ethernet measurements Order through Crescent Heart Software (http://www.c-h-s.com) Optical/Electrical Converter (Multi Mode) Optical/Electrical Converter (Single Mode) * 4 Probes and accessories are not included in the oscilloscope warranty. Refer to the data sheet for each probe for its unique warranty and calibration terms. Instrument Upgrades Floating licenses offer an alternative method to manage your Tektronix asset. Floating licenses allow license-key enabled options to be easily moved among all your MSO/DPO5000, DPO7000, and DPO/DSA/MSO70000 Series of Tektronix oscilloscopes. Floating licenses are available for many license-key enabled options. To order a oating version of an option license add DPOFL- pre x to the option name. (e.g. DPOFL-ET3) Check oatinglicenses for additional information about oating license options. To upgrade your MSO/DPO5000 Series oscilloscope, order DPO-UP and option listed below. For example, DPO-UP DDRA. Option To upgrade record length: RL02E From Standard Con guration to Opt. 2RL Con guration RL05E From Standard Con guration to Opt. 5RL Con guration RL010E From Standard Con guration to Opt. 10RL Con guration RL25E From Opt. 2RL Con guration to Opt. 5RL Con guration RL210E From Opt. 2RL Con guration to Opt. 10RL Con guration RL510E From Opt. 5RL Con guration to Opt. 10RL Con guration To upgrade MSO/DPO5000 Series with: DDRA* 1 Add Opt. DDRA DJAE Add Opt. DJA Jitter and Eye Analysis Tools - Advanced (DPOJET) ET3* 2 Add Opt. ET3 Ethernet Compliance Testing LT Add Opt. LT Waveform Limit Testing MTM Add Opt. MTM Mask Testing PWR Add Opt. PWR Power Measurement and Analysis SR-COMP Add Opt. SR-COMP Computer Serial Triggering and Analysis (RS-232/422/485/UART) SR-EMBD Add Opt. SR-EMBD Embedded Serial Triggering and Analysis (I 2 C, SPI) SR-USB Add Opt. SR-USB USB Serial Triggering and Analysis (LS, FS, HS) USB* 3 Add Opt. USB USB Compliance Testing VNM Add Opt. VNM CAN/LIN Serial Protocol Decode To upgrade DPO5000 Series with: MSOE Add 16-digital channels to a DPO5000 * 1 Requires Opt. DJA. Available on 1 GHz and 2 GHz models only. * 2 Requires TF-GBE-BTP or TF-GBE-ATP Ethernet Test Fixture. * 3 Requires TDSUSBF (USB Test Fixture). 2 GHz bandwidth required for high-speed USB. 19 Mostrar más
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles 1.3 WWW.TRANSLIFT.COM.VE
Osciloscopio USB 40MS/s Manual del usuario 1.3 Especificaciones Osciloscopio Digital USB para PC 40MS/s Conexión USB ópticamente aislada. Analizador Lógico de 8 bits (No simultaneo con la función osciloscopio) Más detalles OSCILOSCOPIOS MIXTOS SERIE DS1000
OSCILOSCOPIOS MIXTOS SERIE DS1000 5,7 TFT 320 234 ISO-9000 ISO-14001 Ultracompacto 2 canales + disp. Externo + 16 digitales. (CD) 40, 60, 100, 200 y 300 MHz. 5,7 TFT Color 320 234, 64.000 colores Muestreo Más detalles Contenido. EA:Curso 2005 / 06 Osciloscopio OD581 2
Osciloscopio OD581 Contenido OS.1 Introducción. OS.2 Panel Frontal. OS.3 Menús básicos. OS.4 Menús desplegables. OS.5 Panel posterior. OS.6 Funciones avanzadas. OS.7 Referencias EA:Curso 2005 / 06 Osciloscopio Más detalles Osciloscopios de señal combinada Mixed Signal Oscilloscopes
Osciloscopios de señal combinada Mixed Signal Oscilloscopes Serie MSO4000 y DPO4000 / MSO4000 Series, DPO4000 Series Conectividad Un puerto host USB 2.0 en el panel frontal y dos en el panel posterior, Más detalles CAPÍTULO 2 Y EQUIPOS. Una parte muy importante para el desarrollo de este trabajo de tesis es el software con el
CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE VEE Y EQUIPOS 2.1 Agilent VEE Pro 7.0. Una parte muy importante para el desarrollo de este trabajo de tesis es el software con el cual se desarrollarán Más detalles PRÁCTICA II: ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL LABORATORIO SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL PRÁCTICA II: ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW Curso 05/06 - 2 - PRÁCTICA II ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW II.1. INTRODUCCIÓN Más detalles Alcalde # 1822 Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. Mexico MX 01 (33) 3854-5975 y 3823-4349 USA 001 (619)- 884-94-93 (San Diego, CA.
PicoScope 2203 Características El osciloscopio PicoScope 2203 es muy compacto, esto es muy conveniente ya que lo puedes llevar a donde quiera que vayas. Este osciloscopio además de estar muy pequeño, ofrece Más detalles Osciloscopios de señal mixta Mixed Signal Oscilloscopes
Osciloscopios de señal mixta Mixed Signal Oscilloscopes Hoja de datos de la serie MSO5000, DPO5000 / MSO5000, DPO5000 Series Data Sheet La interfaz de punta de prueba TekVPI admite puntas activas, diferenciales Más detalles Generadores de funciones/arbitrarios Arbitrary/Function Generators
Generadores de funciones/arbitrarios Arbitrary/Function Generators AFG 3011/3021B/3022B/3101/3102/3251/3252 / AFG 3011 / 3021B / 3022B / 3101 / 3102 / 3251 / 3252 Data Sheet Descripción del producto Su Más detalles ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (Zaragoza) CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Objeto: Suministro de material departamento de Electrónica La Escuela Universitaria Más detalles Osciloscopios de señal combinada Mixed Signal Oscilloscopes
Osciloscopios de señal combinada Mixed Signal Oscilloscopes Serie MSO3000 y DPO3000 / MSO3000 Series, DPO3000 Series Conectividad Un puerto host USB 2.0 en el panel frontal y otro en el panel posterior, Más detalles Osciloscopios de Dominio Mixto Serie MDO3000 Folleto Técnico
Osciloscopios de Dominio Mixto Serie MDO3000 Folleto Técnico Analizador Lógico (Opcional) 16 canales digitales Longitud de registro de 10 M en todos los canales Resolución de tiempo de 121.2 ps Analizador Más detalles GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS
GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS DG3000 DG2000/DG1000 Tecnología DDS y 14 bits. Frecuencia hasta 120 MHz. Hasta 300 MS y 1 M de memoria. Generador de pulsos y PWM. Modulación AM, FM, FSK y PM Más detalles Osciloscopios de fósforo digital Serie DPO4000
Características y ventajas de osciloscopios de fósforo digital: Depuración más inteligente, pero no más difícil! Controles de Wave Inspector Imagine tener que utilizar Internet de forma eficiente si no Más detalles OD-590 OD-591 OD-592 OD-590 OD-591 OD-592 VERTICAL
200 MHz Gran pantalla TFT color de 5,6 pulgadas Ancho de banda 100/200 MHz 2 ó 4 canales de entrada Muestreo de 1 GS/s en tiempo real y 25 GS/s en tiempo equivalente Máxima longitud de registro de 25 k Más detalles Práctica nº 1. Analizador Lógico y Generador de Patrones. 1.2. Verificación del funcionamiento del circuito sumador 4008B.
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación. Electrónica Digital I. Práctica nº 1. Analizador Lógico y Generador de Patrones. Más detalles AVT 1648 DIGIGUARD. Compresión de MPEG 4 que brinda una imagen clara y un performance excelente en tiempo real. La transmisión es más rápida.
AVT 1648 DIGIGUARD Beneficios DVR de Tecnología MPEG 4 Compresión de MPEG 4 que brinda una imagen clara y un performance excelente en tiempo real. La transmisión es más rápida. Interfaz Gráfica en los Más detalles Objetivo. Desarrollo. Entradas analógicas del sistema DAQ. Sección 1 Adquisición de datos por medio de la DAQ del NI ELVIS
Autor: Pedro I. López Contacto: dreilopz@gmail.com www.dreilopz.me Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) Fecha: Febrero 2012. En ninguna Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO 8: USO DEL OSCILOSCOPIO a) Aplicar las técnicas de ajuste en Más detalles Osciloscopios de fósforo digital Digital Phosphor Oscilloscopes
Osciloscopios de fósforo digital Digital Phosphor Oscilloscopes Serie TDS3000C / TDS3000C Series Data Sheet Funciones fáciles de utilizar Puerto host USB en el panel delantero para un almacenamiento sencillo Más detalles ANEXO A. VIDEOTEK VTM330 EG
ANEXO A. VIDEOTEK VTM330 EG Este es un avanzado dispositivo de monitoreo de señal de televisión multiformato, el cual se encarga de evaluar continuamente señales de video, audio y time code a las cuales Más detalles MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LOS ART. SDVR040A/SDVR080A/SDVR160A
MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LOS ART. SDVR040A/SDVR080A/SDVR160A Lea este manual antes uso y consérvelo para consultarlo en el futuro Via Don Arrigoni, 524020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) Más detalles Productos de Banco 2012
Catálogo de Productos de Banco Productos de Banco 2012 Soluciones de Prueba y Medición El primer osciloscopio de dominio mixto del mundo Osciloscopios de dominio mixto MDO4000 Dominio del tiempo Dominio Más detalles Osciloscopios de Almacenamiento Digital
Osciloscopios de Almacenamiento Digital Hoja de Datos Serie TBS1000 Características de Uso Fácil 16 Mediciones Automáticas, y Análisis FFT para Análisis Simplificado de Formas de Onda Prueba de Límites Más detalles Hard Disk Drive Duplicator Dock USB 3.0 to SATA HDD Duplicator. StarTech ID: SATDOCK22RU3
Hard Disk Drive Duplicator Dock USB 3.0 to SATA HDD Duplicator StarTech ID: SATDOCK22RU3 The SATDOCK22RU3 USB 3.0 to SATA Hard Drive Duplicator Dock can be used as a standalone SATA hard drive duplicator, Más detalles Instrumentación biomédica Prácticas de laboratorio
Instrumentación biomédica Prácticas de laboratorio Práctica 0. Primera parte: Introducción al laboratorio Semana BB Mireya Fernandez Chimeno Miguel Ángel García González UPC-Departament d Enginyeria Electrònica Más detalles UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B HAROLD A. ESQUIVEL C. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.1 SISTEMA VERTICAL 1.2 SISTEMA Más detalles MTX 1050. MTX 1052 y MTX 1054, los osciloscopios con análisis FFT, armónicos y registrador
MTX 1052 y MTX 1054, Osciloscopios digitales analizadores-registradores MTX 162, Osciloscopio digital MTX 1032, Sondas diferenciales MTX 1050, Analizador de espectros MTX 1052 MTX 1054 MTX 162 MTX 1032-C Más detalles El osciloscopio digital
El osciloscopio digital Laboratorio de Circuitos y Sistemas Dinámicos Depto. Electrotecnia y Sistemas 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS... 3 2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 2.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO... Más detalles GUÍA USUARIO POR DJMANIA.ES
GUÍA USUARIO POR DJMANIA.ES ESI MAYA44 USB INDICE 1. Introducción... 4 Características... 4 2. Instalación... 5 Recomendacion de sistema... 5 Instalación de Hardware... 5 Instalación del driver... 5 3. Más detalles HERRAMIENTAS DE PRUEBA CONECTADAS
Catálogo de herramientas de prueba Volumen 44, Edición 1, 2014 Presentamos el mayor sistema de HERRAMIENTAS DE PRUEBA CONECTADAS del mundo Fluke. Manteniendo su mundo en funcionamiento continuo. Herramientas Más detalles PRÁCTICA Nº 4: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO Y CORRIENTE ALTERNA
PRÁCTICA Nº 4: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO Y CORRIENTE ALTERNA 4.1. Medidas con el osciloscopio El osciloscopio es un instrumento que sirve para visualizar señales periódicas. Nos permite, Más detalles 3. Dibuje los circuitos que usaría para medir con el osciloscopio los siguientes casos e incluya la posición de los controles
PRÁCTICA No.1 Semana: 12/10/2015 16/10/2015 Tema: Familiarización con el equipo de laboratorio. Objetivo: Desarrollar en el estudiante suficiente habilidad para que utilice adecuadamente los equipos del Más detalles Control remoto de servidores
Switch Conmutador KVM de 16 Puertos VGA con USB PS/2 por IP StarTech ID: SV1641HDIE Este conmutador KVM IP digital permite una administración local y remota de manera segura y flexible de sistemas y servicios Más detalles CAPÍTULO 3 ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 3.1 Descripción de funciones del Analizador de Espectros Óptico.
CAPÍTULO 3 DESARROLLO DE LAS RUTINAS PARA EL CONTROL DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 3.1 Descripción de funciones del Analizador de Espectros Óptico. La carátula de analizador Más detalles Osciloscopios de almacenamiento digital Digital Storage Oscilloscopes
Osciloscopios de almacenamiento digital Digital Storage Oscilloscopes Hoja de datos de la serie TDS2000C / TDS2000C Series Data Sheet Funciones fáciles de utilizar 16 mediciones automáticas y análisis Más detalles Serie MSO/DPO3000. Ancho de banda 200 MHz, 100 MHz, 70 MHz Ancho de banda 500 MHz, 300 MHz, 100 MHz Ancho de banda 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz, 100 MHz
Sorprendente El Osciloscopio más poderoso que pueda usted adquirir a un Precio Accesible. Osciloscopio de Señal Mixta Serie MSO/DPO000B* Presentamos el osciloscopio de señal mixta serie MSO/DPO000B. Al Más detalles Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013
Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013 Por favor revise esta guía para operar correctamente su osciloscopio Nota: Las instrucciones y procedimientos presentados se enfocan Más detalles DANEO 400. Analizador de señal híbrido para sistemas de automatización de compañías eléctricas.
DANEO 400 Analizador de señal híbrido para sistemas de automatización de compañías eléctricas. DANEO 400 análisis de todas las señales de una subestación DANEO 400 es un sistema de medición híbrido que Más detalles Control remoto de servidores
Switch Conmutador KVM de 16 Puertos VGA con USB PS/2 por IP StarTech ID: SV1641HDIE Este conmutador KVM IP digital permite una administración local y remota de manera segura y flexible de sistemas y servicios Más detalles EDAS/VIS. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos/ Sistema de Instrumentación Virtual. Caja-Interface de Adquisición de Datos
Equipamiento Didáctico Técnico Sistema EDIBON de Adquisición de Datos/ Sistema de Instrumentación Virtual EDAS/VIS EDAS/VIS. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos/ Sistema de Instrumentación Virtual Ejemplo Más detalles SDS7102 Osciloscopio digital OWON 100MHz 2 canales, pantalla TFT LCD color de 8 pulgadas Interfaz USB y LAN Salida de video SVGA PORTÁTIL: Con
SDS7102 Osciloscopio digital OWON 100MHz 2 canales, pantalla TFT LCD color de 8 pulgadas Interfaz USB y LAN Salida de video SVGA PORTÁTIL: Con Batería de 4000mAh/3.7V El modelo SDS7102 es un instrumento Más detalles MESAS DE TRABAJO ADQUISICIÓN DE DATOS CON SISTEMAS NATIONAL INSTRUMENTS. www.ni.com ww.esi.com.co
MESAS DE TRABAJO ADQUISICIÓN DE DATOS CON SISTEMAS NATIONAL INSTRUMENTS www.ni.com ww.esi.com.co ADQUISICIÓN DE DATOS CON SISTEMAS DE NATIONAL INSTRUMENTS OBJETIVOS PRINCIPALES Conocer el Hardware WLS Más detalles EMGworks Software. Grabación EMG. Fisiología del Ejercicio. Flexibilidad y características para llevar las ideas de investigación a la Realidad
EMGworks Software Grabación EMG Biofeedback Fisiología del Ejercicio Control Motor Análisis de la Marcha Estudios de Postura y Equilibrio Análisis de EMG SDK Software Development Kit Flexibilidad y características Más detalles Serie DS-8000HFI Net DVR
Serie DS-8000HFI Net DVR La serie DS-8000HFI es la 3ra generación de video grabadores digitales de red, este equipo utiliza un Real Time OS y un MCU embebido con sistema operativo Linux quedando completamente Más detalles MANUAL PRACTICO MEDIDOR LCR HP 4263B
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO MEDIDOR LCR HP 4263B HAROLD A. ESQUIVEL C. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.1 CARACTERISTICAS FISICAS. 1.2 VALORES Más detalles Los dispositivos Thin Client más pequeños y eficientes de la actualidad
Los dispositivos Thin Client más pequeños y eficientes de la actualidad ECO MultiPC mejora la eficiencia de tus redes informáticas simplificando el mantenimiento y protegiendo la seguridad de los datos Más detalles Análisis de espectro de radiofrecuencia sin precedentes
A i r M a g n e t S p e c t r u m X T AirMagnet Spectrum XT es el primer analizador de espectros profesional que combina análisis exhaustivos de radiofrecuencias con información de WLAN en tiempo real Más detalles Sesión 3: PL 2b: Sistema para la adquisición de señales analógicas.
Sesión 3: PL 2b: Sistema para la adquisición de señales analógicas. 1 Objetivo... 3 Signal Logging Basics... 3 Configure File Scope (xpc) Blocks... 3 File Scope Usage... 4 Create File Scopes Using xpc Más detalles Manual de instrucciones de uso Osciloscopio de mano SERIE PCE-DSO
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es Manual de instrucciones de uso Osciloscopio de mano SERIE PCE-DSO Contenido Aviso general Más detalles DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA Laboratorio de Automatización Industrial Mecánica. TEMA: Adquisición de datos
TEMA: Adquisición de datos Ejercicio: Controlando un proceso con instrumentación analógica y digital mediante el modulo NI USB 6009 Objetivo: Mediante modulo NI USB 6009, controlamos un proceso instrumentado Más detalles ENKVM-USBB. 2-Port USB KVM switch with Easy Switch and Cable. User Guide
ENKVM-USBB 2-Port USB KVM switch with Easy Switch and Cable User Guide i Package Contents 1 ENKVM-USBB 2-Port USB KVM Switch with Easy Switch and Cable 1 User Guide Requirements Console A VGA, SVGA, XGA, Más detalles Introducción a los osciloscopios Guía del instructor
Introducción a los osciloscopios Serie de ejercicios prácticos de introducción al manejo de los controles básicos de un osciloscopio digital para realizar medidas electrónicas comunes. Página 1 de 32 Aviso Más detalles DVR 216 -DVR de Alta Calidad para aplicaciones exigentes (Made in Korea)
DVR 216 -DVR de Alta Calidad para aplicaciones exigentes (Made in Korea) Reproducción Multipantallas Pentaplexer:Operación de Grabación, Reproducción, Copia, Red y Backup, Simultáneamente. Fácil de Operar Más detalles ÍNDICE MEMÓRIA Capítulo 1: Introducción... 3 Capítulo 2: el osciloscopio... 5 Capítulo 3: el front-end analógico... 10
ÍNDICE MEMÓRIA Índice memória... 1 Capítulo 1: Introducción... 3 Capítulo 2: el osciloscopio... 5 2.1. Qué es un osciloscopio?... 5 2.2. Tipos de osciloscopios... 5 2.2.1. Osciloscopio analógico... 5 2.2.2. Más detalles Práctica No. 6 del Curso Meteorología y Transductores. "Mediciones de valor medio y valor eficaz"
Objetivo. Práctica No. 6 del Curso Meteorología y Transductores. "Mediciones de valor medio y valor eficaz" Graficar varias señales del generador de señales y comprobar en forma experimental el voltaje Más detalles Laboratorio de Electrónica Industrial
Laboratorio de Electrónica Industrial Ing. Joel Figueroa DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TABLETA DE CONEXIONES Tableta blanca y de forma rectangular, figura 1.1, en la figura se observa cómo están dispuestas las Más detalles 11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN
11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN En primera aproximación, podemos dividir las tarjetas de adquisición de datos genéricas en los bloques básicos de la figura superior: Entradas Más detalles Guía de Productos. Para Instrumentación Virtual. ni.com/bajocosto/mx. Bajo costo Variedad de señales Resultados rápidos
Guía de Productos Para Instrumentación Virtual Bajo costo Variedad de señales Resultados rápidos ni.com/bajocosto/mx 3384 Mex Prod Flyer.indd 3 3/22/11 6:38:08 PM Dispositivos de Adquisición de Datos para Más detalles Bienvenido...3 Instalar el hardware...4 Instalar el software...5 Iniciar el software...6 El Osciloscopia...7 El módulo analizador de espectro...
2 Bienvenido... Instalar el hardware...4 Instalar el software...5 Iniciar el software...6 El Osciloscopia...7 El módulo analizador de espectro...8 El módulo grabador transitorio...9 El módulo generador...11 Más detalles VRM Monitor. Ayuda en línea
VRM Monitor es Ayuda en línea VRM Monitor Índice es 3 Índice 1 Introducción 3 2 Descripción del sistema 3 3 Getting started 4 3.1 Inicio de VRM Monitor 4 3.2 Inicio de Configuration Manager 4 4 Configuración Más detalles Primary Test Manager (PTM) Pruebas y software de gestión de activos primarios
Primary Test Manager (PTM) Pruebas y software de gestión de activos primarios La herramienta ideal para pruebas de diagnóstico y evaluaciones de Primary Test Manager TM (PTM) es la herramienta de software Más detalles Control remoto de servidores
Switch Conmutador KVM de 16 Puertos VGA con USB PS/2 por IP StarTech ID: SV1641HDIE Este conmutador KVM IP digital permite una administración local y remota de manera segura y flexible de sistemas y servicios Más detalles DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC.
TESIS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC. DIRECTOR DE TESIS.- Ing. Francisco Novillo AUTOR Walter Mestanza Vera. Egresado Más detalles Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie 2550
Hoja de Datos Osciloscopios de Almacenamiento Digital Serie 2550 Los Osciloscopios de Almacenamiento Digital, de la Serie 2550 de BK Precisión, brindan tanto rendimiento como valor en configuraciones de Más detalles Gestión centralizada. Aplicación Cliente. (IPCMonitor) Septiembre, 2012 Versión 1.7. Manual de Usuario. 1 ofertasmultimedia.es
Cámara IP Gestión centralizada Aplicación Cliente (IPCMonitor) Septiembre, 2012 Versión 1.7 Manual de Usuario 1 ofertasmultimedia.es Contenido 1. Introducción... 2 2. Requisitos del Equipo... 3 3. Instalación... Más detalles OD-624 OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL
OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL Versión Fecha Versión Software 1.0 Octubre 2014 2.0.5-0 MI2011 - MANUAL DE INSTRUCCIONES PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD * La seguridad puede verse comprometida si Más detalles ANEXO D X-CTU CONFIGURATION & TEST UTILITY SOFTWARE. Technical Support: Online support: http://www.digi.com/support/eservice/login.
ANEXO D X-CTU CONFIGURATION & TEST UTILITY SOFTWARE Technical Support: Online support: http://www.digi.com/support/eservice/login.jsp TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCION... 2 2. PC SETTINGS... 3 2.1 COM Más detalles Data Center Power Distribution Solution Provider
Data Center Power Distribution Solution Provider Funcionalidades kwh Información True RMS Medidor de Per Outlet Monitoring Monitorización Total de la Remote Control Secure Web Access Mail & Trap Alert Más detalles HD DVR - Guía de inicio rápido
HD DVR - Guía de inicio rápido Parte I: Funcionamiento básico... 2 1. Instalación básica... 2 2. Encendido... 2 3. Apagado... 2 4. Inicio de sesión... 2 5. Vista previa... 3 6. Configuración de la grabación... Más detalles Adaptador Gráfico Externo Multimonitor USB 3.0 a VGA con Hub Concentrador USB de 3 Puertos - 1920x1200 1080p
Adaptador Gráfico Externo Multimonitor USB 3.0 a VGA con Hub Concentrador USB de 3 Puertos - 1920x1200 1080p StarTech ID: USB32VGAEH3 El adaptador de USB 3.0 a VGA, modelo USB32VGAEH3, convierte un puerto Más detalles 2 1.1 2 1.2 2 2. SOFTWARE +... 3 3. COMUNICACIÓN - CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO...
Manual de software Dynamic Plus Fecha: 03/04/2014 Manual Software Dynamic Plus v2.0.5 ÍNDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN... 2 1.1 Configuración mínima del PC... 2 1.2 Instalación del Software Dynamic Plus... Más detalles CallRecorder. Silver Line Octo Quarto ISDN ll PRI
Silver Line Octo Quarto ISDN ll PRI Silver Line Call Recorder: Grabación y Registro de sus Llamadas Telefónicas La grabación de las llamadas telefónicas es importante para poder revisar acuerdos e incrementar Más detalles PicoScope 4262 OSCILOSCOPIO USB DE ALTA RESOLUCIÓN
PicoScope 4262 OSCILOSCOPIO USB DE ALTA RESOLUCIÓN Un osciloscopio digital para el mundo analógico Bajo nivel de ruido Dos canales Memoria intermedia de 16 MS Resolución de 16 bits Muestreo de 10 MS/s Más detalles Introducción al LabVIEW
Introducción al LabVIEW Qué es LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un entorno de desarrollo basado en programación gráfica. Utiliza símbolos gráficos en lugar de lenguaje Más detalles NEXUS 3001XLM-IMP Brinell hardness tester
FULLY-AUTOMATIC SYSTEM with fully automatic indent video measuring system, equipped with a automatic motorized turret/revolver (indentor/objective positions). Optical system with high quality objective. Más detalles PJD7822HDL. Overview. Full HD 1080p ofrece la mejor calidad de imagen. 2 x entradas HDMI
Overview El PJD7822HDL de ViewSonic es un proyector Full HD para entretenimiento en el hogar. Con 3.200 lúmenes ANSI y una relación de contraste de 15.000:1, este proyector puede mostrar imágenes nítidas Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA
CICLO 01 2016 UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA GUÍA DE LABORATORIO 01 NOMBRE DE LA PRACTICA: Instrumentación ASIGNATURA: Sistemas de Comunicación Analógicos/Sistemas Más detalles PN-L702B MONITOR LCD CONTROLADOR DE PANEL SENSIBLE AL TACTO MANUAL DE INSTRUCCIONES. Versión 2.1
PN-L702B MONITOR LCD CONTROLADOR DE PANEL SENSIBLE AL TACTO MANUAL DE INSTRUCCIONES Versión 2.1 Contenido Configuración de la PC...3 Instalación del controlador de panel sensible al tacto..3 Ajustes del Más detalles Multímetro 34405A de Agilent
Multímetro 34405A de Agilent Multímetro digital para bancos de trabajo con pantalla doble de 5,5 dígitos Un mayor número de funciones a un precio razonable Hoja de datos Características Resolución de 120.000 Más detalles Osciloscopios de almacenamiento digital Digital Storage Oscilloscopes
Osciloscopios de almacenamiento digital Digital Storage Oscilloscopes Hoja de datos de la serie TDS1000B / TDS1000B Series Data Sheet Aplicaciones Diseño y depuración Enseñanza y formación Prueba de fabricación Más detalles Práctica #11. Adquisición y análisis de datos en LabVIEW
Práctica #11 Adquisición y análisis de datos en LabVIEW Objetivo de la práctica Al terminar esta práctica, el discente será capaz de: generar una señal analógica mediante un dispositivo de adquisición Más detalles Osciloscopio Digital de 100 MHZ 2[4] canales HMO1022 [HMO1024]
Osciloscopio Digital de 100 MHZ 2[4] canales HMO1022 [HMO1024] HMO1024 Cartera de transporte HZO90 Tester de componentes/ Fuente de señal de bus Interfaz Ethernet/USB para aplicaciones industriales (opción) Más detalles DVR de red H.264. Inicialización rápida
DVR de red H.264 Inicialización rápida Pantalla de interfaz GUI con control por ratón USB Lea detenidamente estas instrucciones antes del uso y consérvelas para futuras consultas. Para la visualización Más detalles PicoScope serie 5000. Alta velocidad y alta resolución. www.picotech.com OCILOSCOPIOS DE RESOLUCIÓN FLEXIBLE. Resolución flexible, de 8 a 16 bits
YEAR serie 5000 OCILOSCOPIOS DE RESOLUCIÓN FLEXIBLE Alta velocidad y alta resolución Osciloscopios para PC de alto rendimiento y flexibles Resolución flexible, de 8 a 16 bits Hasta 200 MHz de ancho de Más detalles 0 a 900 (± 450 VDC) Detección de Rizo (Ripple) AC
Esta hoja técnica contiene las especificaciones de desempeño y condiciones de operación del Monitoreo Continuo CM-Series (CM1000 y CM2000 ). El CM1000 y CM2000 son sistemas avanzados de monitoreo continuo Más detalles Software de configuración String Box
Software de configuración String Box Queda terminantemente prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, incluso de forma parcial, excepto autorización expresa de la empresa fabricante. Más detalles Registrador de datos fuerza G en 3 ejes modelo VB300 Versión 1.0, Noviembre 2010
Utilería de ayuda Registrador de datos fuerza G en 3 ejes modelo VB300 Versión 1.0, Noviembre 2010 Presentación del Software El software registrador de datos es un programa que recolecta datos del registrador Más detalles Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de espectros y al generador de RF
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Teoría Electromagnética II Prof. Ing. Luis Carlos Rosales Instructivo de Laboratorio 2 Introducción al analizador de Más detalles KIP 720 SISTEMA DE ESCANEO CIS CON TECNOLOGÍA AVANZADA RTT DE KIP
KIP 720 SISTEMA DE ESCANEO CIS CON TECNOLOGÍA AVANZADA RTT DE KIP SISTEMA DE ESCANEADO KIP 720 Escáner de imágenes KIP 720 El escáner monocromático y a color KIP 720 entrega una funcionalidad de escaneo Más detalles USO DE OSCILOSCOPIO Y GENERADOR DE FUNCIONES
Objetivos: USO DE OSCILOSCOPIO Y GENERADOR DE FUNCIONES Conocer el funcionamiento del Osciloscopio Tektronix. Conocer el funcionamiento del Generador de funciones Tektronix. Realizar mediciones a fin de Más detalles LABORATORIO DE CONTROL POR COMPUTADOR 4º - INGENIERIA DE TELECOMUNICACION
PRACTICA 1. LABVIEW. TARJETA OBJETIVOS Que el alumno se familiarice con el entorno de trabajo: Por un lado con las conexiones posibles entre el sistema y computador, y por otro lado, con el entorno del Más detalles SX-METRO Página 2 / 23 Manual de instrucciones Fecha : 13/10/2010. Sumario. Página
SX-METRO Software Manuall de iinsttrrucciiones Data : 13/10/2010 SX-METRO Página 2 / 23 Sumario Página Fichero...4 Nuevo...4 Abrir...4 Guardar...4 Cerrar...4 Importar...5 Exportar...5 Imprimir...5 Salir...5 Más detalles MC. Christian Aldaco González. Microcontroladores
MC. Christian Aldaco González Microcontroladores La familia M68HC08 M68HC08 Central Processor Unit(CPU08) Features include: High-performance M68HC08 CPU core Fully upward-compatible object code with M68HC05 Más detalles ELECTRONICS WORKBENCH
PRÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES CON ELECTRONICS WORKBENCH Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Miguel Martínez Iniesta Juan Antonio Ruiz Palacios Más detalles ANEXO Nº 2 : Introducción al Manejo del Osciloscopio Analógico ( parte A )
Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Física ANEXO Nº 2 : Introducción al Manejo del Osciloscopio Analógico ( parte A ) Objetivo: La presente guía pretende dar Más detalles Notas sobre la versión de TOOLS for MR V1.7.2-2 para Mac
Notas sobre la versión de TOOLS for MR V1.7.2-2 para Mac TOOLS for MR V1.7.2-2 para Mac consta de los siguientes programas. - V1.7.1 - Steinberg MR Editor V1.6.0 - V1.7.2 Contenido Requisitos del sistema Más detalles Especificaciones y Características
Sistema Multiusuario NComputing L300 (hasta 30 estaciones en un solo PC - Conexión LAN) El sistema multiusuario L300 es una herramienta versátil con la usted podrá conectar hasta 30 estaciones independientes Más detalles Tema: Instrumentación Virtual II
1 Tema: Instrumentación Virtual II Objetivo General Utilizar la tarjeta adquisidora de datos NI USB 6008/6009 para obtener y generar señales analógicas. Objetivos Específicos Generar una señal análogica Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN

 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución