Source: https://www.opto-e.es/products/matrix-detector-telecentric-lens-model-TC23064
Timestamp: 2020-07-02 06:50:59+00:00

Document:
TC23064 | Serie TC | Objetivos telecéntricos | Opto-Engineering®
Objetivos bi-telecéntricos para sensores de 2/3″, aumento 0.138 x, montura C
Aumento (×) 0.138
Círculo de imagen Ø (mm) 11.0
con sensor 1/3″ (4.8 x 3.6 mm) (mm × mm) 34.78 x 26.09
con sensor 1/2.5″ (5.70 x 4.28 mm) (mm × mm) 41.30 x 31.01
con sensor 1/2″ (6.4 x 4.8 mm) (mm × mm) 46.38 x 34.78
con sensor 1/1.8″ (7.13 x 5.37 mm) (7) (mm × mm) 51.67 x 38.62
con sensor 2/3″ - 5 MP (8.45 x 7.07 mm) (mm × mm) 61.59 x 51.38
Distancia de trabajo (1) (mm) 181.8
Telecentricidad típica (máx.) (3) (deg) < 0.05 (0.08)
Distorsión típica (máx.) (4) (%) < 0.03 (0.07)
Profundidad de campo (5) (mm) 35
Longitud (6) (mm) 245.5
Número f de trabajo (superior wF/#): el número real de F de un objetivo cuando se utiliza como un macro. Los objetivos con aberturas más pequeñas se pueden proporcionar bajo pedido.
Pendiente máxima de los rayos principales dentro del objetivo: cuando se convierte en milirradianes, da el error de medida máximo para cualquier milímetro de desplazamiento del objeto. Se indican los valores típicos (producción media) y los valores máximos (garantizados).
En los bordes de la profundidad de campo, la imagen puede usarse todavía para la medición, pero para obtener una imagen realmente nítida sólo se debe considerar la mitad de la profundidad nominal del campo. El tamaño de píxel utilizado para el cálculo es de 5.5 μm.
Con sensores 1/1.8″ (diagonal 8,9 mm), el área de visión del objetivo TC12yyy puede mostrar un ligero efecto de viñeteado en los ángulos de la imagen, porque el objetivo está optimizado para sensores 1/2" (diagonal 8 mm).
Para los campos con la indicación "Ø =", la imagen de un objeto circular de tal diámetro está totalmente incluida en el sensor.
Indica la disponibilidad de una función de ajuste de fase de cámara integrada. Si faltan, pueden suministrarse bajo pedido (excepto para TC23004, TC23007,TC23009, TC23012).
LTCLHP064‑R Iluminador telecéntrico HP, diámetro haz luminoso 80 mm, rojo
LTCLHP064‑G Iluminador telecéntrico HP, diámetro haz luminoso 80 mm, verde
LTCLHP064‑B Iluminador telecéntrico, diámetro haz luminoso 80 mm, azul
LTCLHP serie CORE
Iluminadores telecéntricos ultra compactos
LTCLCR064‑R Iluminador telecéntrico CORE, dimensiones del haz Ø = 86; X = 67, rojo
LTCLCR064‑G Iluminador telecéntrico CORE, dimensiones del haz Ø = 86; X = 67, verde
LTCLCR064‑W Iluminador telecéntrico CORE, dimensiones del haz Ø = 86; X = 67, blanco
LTLAC2‑R Iluminador de anillo de luz de ángulo bajo estroboscópico difusivo - tamaño grande, alta potencia, rojo
LTLAC2‑G Iluminador de anillo de luz de ángulo bajo estroboscópico difusivo - tamaño grande, alta potencia, verde
LTLAC2‑W Iluminador de anillo de luz de ángulo bajo estroboscópico difusivo - tamaño grande, alta potencia, blanco
LT2RZF120‑60‑2‑W‑24V Anillo de luz LED, 2 filas LED, 126,5 mm de diámetro externo, 60º, blanco, 24V
LT2RZF120‑60‑2‑R‑24V Anillo de luz LED, 2 filas LED, 126,5 mm de diámetro externo, 60º, rojo, 24V
LT2RZF120‑60‑2‑G‑24V Anillo de luz LED, 2 filas LED, 126,5 mm de diámetro externo, 60º, verde, 24V
LT2RZF120‑60‑2‑B‑24V Anillo de luz LED, 2 filas LED, 126,5 mm de diámetro externo, 60º, azul, 24V
LTRN064RD Iluminador de anillo a LED, diámetro interno 100 mm, luz directa, roja 630 nm
LTRN064GR Iluminador de anillo a LED, diámetro interno 100 mm, luz directa, verde 525 nm
LTRN064BL Iluminador de anillo a LED, diámetro interno 100 mm, luz directa, azul 470 nm
LTRN064NW Iluminador de anillo a LED, diámetro interno 100 mm, luz directa, blanca
LTBC114114‑W Continuos retroiluminador a LED, área de iluminación 114x114, luz blanca
LTBC114114‑G Continuos retroiluminador a LED, área de iluminación 114x114, luz verde
LTPVR100‑00‑1‑W‑24V Retroiluminación LED con emisión lateral plana, zona de iluminación de 100x100 mm, blanca, 24V
LTPVR100‑00‑1‑R‑24V Retroiluminación LED con emisión lateral plana, zona de iluminación de 100x100 mm, roja, 24V
LTPVR100‑00‑1‑G‑24V Retroiluminación LED con emisión lateral plana, zona de iluminación de 100x100 mm, verde, 24V
LTPVR100‑00‑1‑B‑24V Retroiluminación LED con emisión lateral plana, zona de iluminación de 100x100 mm, azul, 24V
LTZPFL120‑00‑6‑W‑24V Barra de luz led, 6 filas LED, zona de iluminación de 120x26,3 blanca, 24V
LTZPFL120‑00‑6‑R‑24V Barra de luz led, 6 filas LED, zona de iluminación de 120x26,3 roja, 24V
LTZPFL120‑00‑6‑G‑24V Barra de luz led, 6 filas LED, zona de iluminación de 120x26,3 verde, 24V
LTZPFL120‑00‑6‑B‑24V Barra de luz led, 6 filas LED, zona de iluminación de 120x26,3 azul, 24V
LT2QOG100‑00‑X‑W‑24V Luz coaxial LED, zona de iluminación de 100x100 mm, blanca, 24V
LT2QOG100‑00‑X‑R‑24V Luz coaxial LED, zona de iluminación de 100x100 mm, roja, 24V
LT2QOG100‑00‑X‑G‑24V Luz coaxial LED, zona de iluminación de 100x100 mm, verde, 24V
LT2QOG100‑00‑X‑B‑24V Luz coaxial LED, zona de iluminación de 100x100 mm, azul, 24V
Divisores de haz a 45º
CMBS064 Objetivo con separador de haz de 45° con soporte para diámetro de sujeción de 100 mm
Espejos de primera superficie a 45º
CMMR064 Objetivo 45° espejo de primera superficie para diámetro de sujeción de 100 mm
WI064 Ventana de protección para objetivo con diámetro de sujeción de 100 mm
CMHO064 Mecánica de sujeción
Patrones de calibración precisos para sistemas de visión de máquina
PT064‑096 Patrón de calibración
PT064‑096‑C Patrón de calibración para objetivos telecéntricos con certificado de conformidad
LTPRHP3W‑W Proyector de patrones a LED, 3W, HP, blanco
LTPRHP3W‑R Proyector de patrones a LED, 3W, HP, rojo
LTPRHP3W‑G Proyector de patrones a LED, 3W, HP, verde
LTPRHP3W‑B Proyector de patrones a LED, 3W, HP, azul
LTPRUP‑W Proyector de patrones estroboscópico a LED 90W, blanco
LTPRUP‑R Proyector de patrones estroboscópico a LED 90W, rojo
LTPRUP‑G Proyector de patrones estroboscópico a LED 90W, verde
LTPRUP‑B Proyector de patrones estroboscópico a LED 90W, azul
Cámaras GenICam® PoE
COE‑050‑M‑POE‑023‑IR‑C Cámara de escaneo de área MT9P031, CMOS, Obturador rodante, 2592 x 1944, 5 Mpx, 2.2 píxeles, 1/2.5", Gris, 14 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑013‑M‑POE‑030‑IR‑C Cámara de escaneo de área PYTHON 1300, CMOS, Obturador global, 1280 x 1024, 1.3 Mpx, 4.8 píxeles, 1/2", Gris, 90 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑013‑C‑POE‑030‑IR‑C Cámara de escaneo de área PYTHON 1300, CMOS, Obturador global, 1280 x 1024, 1.3 Mpx, 4.8 píxeles, 1/2", Color, 90 fps, GigE, POE, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑106‑M‑POE‑031‑IR‑C‑2 Cámara de escaneo de área MT9J003, CMOS, Obturador rodante, 3840 x 2748, 10.6 Mpx, 1.67 píxeles, 1/2.3", Gris, 11 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑106‑C‑POE‑031‑IR‑C Cámara de escaneo de área MT9J003, CMOS, Obturador global, 3840 x 2748, 10.6 Mpx, 1.67 píxeles, 1/2.3", Color, 7 fps, GigE, POE, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑032‑M‑POE‑040‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX265, CMOS, Obturador global, 2048 x 1536, 3.1 Mpx, 3.45 píxeles, 1/1.8", Gris, 37.5 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑032‑C‑POE‑040‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX265, CMOS, Obturador global, 2048 x 1536, 3.1 Mpx, 3.45 píxeles, 1/1.8", Color, 37.5 fps, GigE, POE, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑063‑M‑POE‑040‑IR‑C‑B Cámara de escaneo de área IMX178, CMOS, Obturador rodante, 3072 x 2048, 6.3 Mpx, 2.4 píxeles, 1/1.8", Gris, 17 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑063‑C‑POE‑040‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX178, CMOS, Obturador rodante, 3072 x 2048, 6.3 Mpx, 2.4 píxeles, 1/1.8", Color, 17 fps, GigE, POE, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑122‑M‑POE‑041‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX226, CMOS, Obturador rodante, 4024 x 3036, 12.2 Mpx, 1.85 píxeles, 1/1.7", Gris, 9.6 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑122‑C‑POE‑041‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX226, CMOS, Obturador rodante, 4024 x 3036, 12.2 Mpx, 1.85 píxeles, 1/1.7", Color, 9.6 fps, GigE, POE, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑023‑M‑POE‑050‑IR‑C Cámara de escaneo de área PYTHON 2000, CMOS, Obturador global, 1920 x 1200, 2.3 Mpx, 4.8 píxeles, 2/3", Gris, 51 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑023‑C‑POE‑050‑IR‑C Cámara de escaneo de área PYTHON 2000, CMOS, Obturador global, 1920 x 1200, 2.3 Mpx, 4.8 píxeles, 2/3", Color, 51 fps, GigE, POE, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑050‑M‑POE‑050‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX264, CMOS, Obturador global, 2448 x 2048, 5 Mpx, 3.45 píxeles, 2/3", Gris, 23.5 fps, GigE, POE, montura C, filtro de Vidrio
COE‑050‑C‑POE‑050‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX264, CMOS, Obturador global, 2448 x 2048, 5 Mpx, 3.45 píxeles, 2/3", Color, 23.5 fps, GigE, POE, montura C, filtro de corte por infrarrojos
Cámaras GenICam® con USB 3.0
COE‑016‑M‑USB‑021‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX273, CMOS, Obturador global, 1440 x 1080, 1.6 Mpx, 3.45 píxeles, 1/2.9", Gris, 165 fps, USB 3.0, montura C, filtro de Vidrio
COE‑016‑C‑USB‑021‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX273, CMOS, Obturador global, 1440 x 1080, 1.6 Mpx, 3.45 píxeles, 1/2.9", Color, 165 fps, USB 3.0, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑050‑C‑USB‑023‑IR‑C Cámara de escaneo de área AR0521, CMOS, Obturador rodante, 2592 x 1944, 5 Mpx, 2.2 píxeles, 1/2.5", Color, 31 fps, USB 3.0, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑013‑M‑USB‑030‑IR‑C Cámara de escaneo de área PYTHON 1300, CMOS, Obturador global, 1280 x 1024, 1.3 Mpx, 4.8 píxeles, 1/2", Gris, 170 fps, USB 3.0, montura C, filtro de Vidrio
COE‑013‑C‑USB‑030‑IR‑C Cámara de escaneo de área Python 1300, CMOS, Obturador global, 1280 x 1024, 1.3 Mpx, 4.8 píxeles, 1/2", Color, 90 fps, USB 3.0, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑063‑M‑USB‑040‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX178, CMOS, Obturador rodante, 3072 x 2048, 6.3 Mpx, 2.4 píxeles, 1/1.8", Gris, 42 fps, USB 3.0, montura C, filtro de Vidrio
COE‑063‑C‑USB‑040‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX178, CMOS, Obturador rodante, 3072 x 2048, 6.3 Mpx, 2.4 píxeles, 1/1.8", Color, 42 fps, USB 3.0, montura C, filtro de corte por infrarrojos
COE‑050‑M‑USB‑050‑IR‑C Cámara de escaneo de área IMX264, CMOS, Obturador global, 2448 x 2048, 5 Mpx, 3.45 píxeles, 2/3", Gris, 35 fps, USB 3.0, montura C, filtro de Vidrio
RT‑mvBF3‑2004 Cámara de visión Usb3 con sensor Cmos Sony Pregius imx287
RT‑mvBF3‑2016 Cámara de visión Usb3 con sensor Cmos Sony Pregius imx273
RT‑mvBF3‑2032a Cámara de visión USB3 con sensor CMOS Sony Pregius IMX265
RT‑mvBF3‑2032 Cámara de visión USB3 con sensor CMOS Sony Pregius IMX252
RT‑mvBF3‑2064 Cámara de visión Usb3 con sensor CMOS Sony Pregius imx178
RT‑mvBF3‑2051aG Cámara de visión USB3 con sensor CMOS Sony Pregius IMX264
RT‑mvBF3‑2051G Cámara de visión USB3 con sensor CMOS Sony Pregius IMX250
RT‑mvBC‑X100w Cámara con interfaz GigE (1 GB/s), tamaño del sensor 1/3", 0,36 megapíxeles, resolución 752 x 480, nombre del sensor MT9V034, tipo de sensor CMOS.
RT‑mvBC‑X100f Cámara con interfaz GigE (1 GB/s), tamaño del sensor 1/2,9", 0,4 megapíxeles, resolución 728 x 544, nombre del sensor IMX287, tipo de sensor CMOS.
RT‑mvBC‑X102f Cámara con interfaz GigE (1 GB/s), tamaño del sensor 1/2,9", 1,58 megapíxeles, resolución 1456 x 1088, nombre del sensor IMX273, tipo de sensor CMOS.
RT‑mvBC‑XD102f Cámara con interfaz Dual GigE (2 GB/s), tamaño del sensor 1/2.9", 1,58 megapíxeles, resolución 1456 x 1088, nombre del sensor IMX273, tipo de sensor CMOS
RT‑mvBC‑X105 Cámara con interfaz GigE (1 GB/s), tamaño del sensor 1/2.5", 5,04 megapíxeles, resolución 2592 x 1944, nombre del sensor MT9P031, tipo de sensor CMOS
RT‑mvBC‑X1010 Cámara con interfaz GigE (1 GB/s), tamaño del sensor 1/2.3", 10,66 megapíxeles, resolución 3856 x 2764, nombre del sensor MT9J003, tipo de sensor CMOS
RT‑mvBC‑X104i Cámara con interfaz GigE (1 GB/s), tamaño del sensor 1/1,8", 3,19 megapíxeles, resolución 2064 x 1544, nombre del sensor IMX265, tipo de sensor CMOS.
RT‑mvBC‑XD104h Cámara con interfaz Dual GigE (2 GB/s), tamaño del sensor 1/1,8", 3,19 megapíxeles, resolución 2064 x 1544, nombre del sensor IMX252, tipo de sensor CMOS.
RT‑mvBC‑X105b Cámara con interfaz GigE (1 GB/s), tamaño del sensor 2/3", 5,07 megapíxeles, resolución 2464 x 2056, nombre del sensor IMX264, tipo de sensor CMOS.
RT‑mvBC‑XD105a Cámara con interfaz Dual GigE (2 GB/s), tamaño del sensor 2/3", 5,01 megapíxeles, resolución 2448 x 2048, nombre del sensor IMX250, tipo de sensor CMOS.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución