Source: http://docplayer.es/164959-Soluciones-superiores-resolviendo-los-retos-mas-complejos-de-sus-aplicaciones-para-aguas-de-procesos.html
Timestamp: 2018-04-24 15:08:51+00:00

Document:
soluciones superiores resolviendo los retos más complejos de sus aplicaciones para aguas de procesos - PDF
Download "soluciones superiores resolviendo los retos más complejos de sus aplicaciones para aguas de procesos"
Benito Herrero Peralta
1 Product Name Optional Generic Descriptor 2013 Thermo Scientific Catálogo de Productos para bullets Aguas 12/15 de Procesos bullets 12/15 bullets Sensores 12/15 bullets Sistemas 12/15de Medición Analizadores en Línea Transmisores Instrumentos de Laboratorio soluciones superiores resolviendo los retos más complejos de sus aplicaciones para aguas de procesos
2 2013 Catálogo de Productos Thermo Scientific para Procesos de Agua Líderes en Tecnología de Detección Desde el suministro de agua potable o control fiable de proceso de tratamiento de aguas residuales hasta entregar un valor significativo a los proveedores de tratamiento de aguas industriales nuestros expertos de agua pueden ayudarle a cumplir con los desafíos de aplicación. Los productos de medición para procesos de análisis de Thermo Scientific están diseñados para ofrecer flexibilidad, facilidad de uso y bajo costo de operación en el tratamiento del agua, entregando exactitud en la que usted puede confiar año tras año. Seleccione de nuestros sistemas digitales de conectar y usar, sensores ópticos DO avanzados y una amplia cartera de capacidades de medición diferencial y analógico para construir prácticamente cualquier solución de calidad de agua. Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Puras/Ultra Puras para Generación de Energía Agua Potable Alimentos & Bebidas Procesamiento Químico
3 Tabla de Contenido Aplicaciones 6 Sensores 14 ph 16 Sistemas de Medición Digital 20 ORP 24 Conductividad 26 Turbidez 30 Oxígeno Disuelto 34 Ozono Disuelto 38 Cloro 40 Analizadores en línea 43 Sílice 43 Sodio 44 Cloruro 45 Remoción de Oxigeno 46 Amoníaco 47 Fluor 48 Calcio 49 Transmisores 50 Multi-parámetros 51 Parámetro simple 53 Instrumentos de Laboratorio 56 Medidores Portátiles 58 Medidores de Mesa ISE 60 Medidores de Mesa para Oxígeno Disuelto 62 Medidores de Mesa para Conductividad 63 Instrumentos de Medición Óptica 64 Servicio 66
4 Productos en un Vistazo Sensores Thermo Scientific Electrodo para ph ROSS de Alta Pureza 2001SC 19 Electrodo ROSS para Procesos phr Orion 19 Sistema de Medición por Sensor para ph AquaSensors DataStick 22 Sensores para ph Diferencial AquaSensors AnalogPlus 22 Sistemas de Medición para ph Alpha Series 23 Sistemas de Medición para ORP AquaSensors DataStick 24 Sensores para ORPDiferencial AquaSensors AnalogPlus 25 Sensor para ORP Alpha Series 25 Celda de Conductividad Orion 2002SS 27 Celda de Conductividad Orion 2002CC 27 Sistema para Medición para Conductividad/Resistividad AquaSensors Data Stick 28 Sistema para Medición para Conductividad Toroidal AquaSensors Data Stick 28 Sensores para Resistividad/Conductividad AquaSensors AnalogPlus 28 Sensores para Conductividad Alpha Series 29 Sistemas para Turbidez por Sólidos Suspendidos AquaSensors DataStick 31 Sistema de Medición para Turbidez de Rango Amplio AquaSensors DataStick 32 Turbidímetro de Bajo Rango AquaSensors DataStick AquaClear 33 Sensores para Oxígeno Disuelto RDO Pro Optical AquaSensors 35 Sensor para Oxígeno Disuelto AquaSensors AnalogPlus 35 Sistema para Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick AquaTrace 36 Sistema de Medición para Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick 37 Sensor para Ozono Disuelto AquaSensors AnalogPlus Thermo Scientific 39 Sistema de Monitoreo y Sensor para Cloro Libre AquaSensors DataStick AquaChlor 41 Analizador para la Calidad del Agua En Línea OrionChlorine XP Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
5 Products At-A-Glance Analizadores En Línea Thermo Scientific Analizador para Sílice Orion Analizador para Sodio Orion 2111XP 44 Analizador para cloruro de Bajo Nivel Orion Orion 2111LL 44 Analizador para cloruro de Bajo Nivel Orion Orion 2117LL 45 Analizador para cloruro Orion 2117XP 45 Analizador para cloruro de Alto Nivel Orion 2117HL 45 Analizador para Remoción de Oxígeno Orion 2118XP 46 Analizador para Amoníaco Orion 2110XP 47 Analizador para Fluor Orion 2109XP 48 Analizador para Dureza de Calcilo Orion 2120XP 49 Transmisores Thermo Scientific Analizadores para Conductividad y ph/orp Orion 2100 Series 51 Analizadores para Procesos Inteligentes de Multi-Entrada AquaPro 52 Analizador Universal AV88 53 Controlador y Monitor Local AV38 DataStick 53 Controlador/Transmisor Alpha ph Controlador/Transmisor Alpha COND Instrumentos de Laboratorio Thermo Scientific Medidor Portátil Orion Star A Medidor Portátil para Conductividad Orion Star A Medidor Portátil para Oxígeno Disuelto/RDO Orion Star A Medidor de Mesa para ph/ise Orion Star A Medidor de Mesa para Oxígeno Disuelto/RDO Orion Star A Medidor de Mesa para Conductividad Orion Star A Espectrofotómetro UV-VIS AquaMate Medidor de Turbidez Orion AQ Colorímetro Orion AQ Colorímetro Orion AQ Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 5
6 Análisis para Agua Pura u Desinonizada (DI) u Agua Ultra Pura (UPW) Hay muchas industrias que manufacturan y usan DI/UPW. Algunas de las más comunes y sus aplicaciones incluyen: Energía generación de vapor para mover turbinas Semiconductor producción de agua para enjuague Pulpa y Papel generación de vapor para hervir la pulpa de madera y mover las turbinas de generación de energía. Farmacéutico Agua estéril para inyección (WFI), limpieza y enjuagado, fabricación de granulación para tabletas y generación de vapor. Petroquímica generación de vapor usado para calentar y hervir productos y para la generación de energía. DI y UPW son generalmente manufacturados usando dos métodos, con frecuencia una combinación de ambos: Ósmosis/Ósmosis Reversa La ósmosis es el proceso natural y espontáneo por el cual el agua se difusa a través de una membrana semipermeable. Para igualar la presión osmótica, el agua deberá fluir naturalmente desde el volumen de la dilución del flujo al volumen de alta dilución. La presión osmótica es el monto de presión requerida a una alta dilución para detener el flujo o revertirlo en una condición en la cual sólo un lado tiene soluto. En el caso donde un lado tiene soluto y el otro es comprimido de agua pura, la presión osmótica es la fuerza necesaria para detener el flujo de agua dentro del lado del soluto y en vez de de filtrar el agua dentro del lado con menos soluto. La presión osmótica puede empujar el volumen de la dilución a través de la membrana dentro del volumen del flujo de dilución, incrementando tanto el nivel de la dilución y la concentración del soluto en el lado de la alta dilución. Esto es llamado ósmosis reversa (RO) y una de las aplicaciones más comunes de este proces es la purificación del agua. Ósmosis reversa Columnas de Resina para extracción de cationes (iones cargados positivamente) y aniones (iones cargados negativamente). Una medida común para calibración de la eficiencia de su sistema RO es la conductividad. Esta medición puede ser hecha ya sea con resistencia o con TDS (Sólidos Totales Disueltos) High Pressure Feed Water Under Presssure Raw Water Semi-permeable Membrane Low Pressure Purified Water Reject Water Permeate Water Drain or Recycle Productos para la Medición de Un Sistema RO Thermo Scientific Celdas de Conductividad Orion 2002 Celdas de Conductividad Alpha Series Espectofotómetros AquaMate 7000/ Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
7 Análisis de Agua Pura PURE WATER APPLICATIONS Columnas de Resina Las columnas de Resina son las mejores y más común elección para el agua desionizada. Las buenas resinas dejan agua pura, pero una columna de resina solamente tiene vida limitada antes que la resina necesite ser regenerada. Este proceso de regeneración toma tiempo y es caro. Incluye resinas de lavado con grandes cantidades de ácido sulfúrico (para columnas de cationes) o cáustica (para columnas de aniones). La mayor eficiencia de la columna es antes del logro, la menos costosa y más segura para el medio ambiente para el uso. Las unidades de ósmosis reversa son frecuentemente usadas delante de desmineralizadores porque remueven una cantidad significativa de sales disueltas en el agua sin procesar. Esto extiende el tiempo de corrida de las camas de resina y baja más la frecuencia de regeneración. Anión El agua que abandona la columna de catión está ahora libre de todos los cationes, habiendolos reemplazado con iones de hidrógeno, H+. Los aniones tales como el cloro y el sulfato están aún presentes, a pesar. La columna de anión retira estos iones cargados negativamente y los reemplaza con iones de hidróxido, OH-, creando H2O pura. Cation Anion Catión El agua (usualmente el agua de la ciudad o agua RO condicionada) inicialmente pasa a través de una columna de resina para cationes tales como sodio, potasio y calcio y los intercambia por iones de hidrógeno. Cuando la columna está saturada, los iones con el límite más débil al escape de la resina una condición llamada breakthrough. Cuando se detecta a tiempo, permite al usuario cambiar a una nueva columna de resina mientras regenerando la columna agotada. Remueve cationes Tales como Na +, K + y Ca + Remueve aniones Tales como Cl -, Br - y SO 2-2 H 2 O Productos para Monitorear Breakthrough Thermo Scientific Analizador para Sodio Orion 2111XP Analizador para Sodio de Bajo Nivel Orion 2111LL Analizador para Sílice Orion 2230 Células de Conductividad Orion 2002 Celdas de Conductividad Alpha Series Espectrofotómetros AquaMate 7000/ Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 7
8 Análisis de Agua en Plantas de Energía u Agua Pura u Monitoreo en Línea La operación confiable de largo término de una planta moderna de energía requiere grandes cantidades de agua de composición ultra pura, adicionalmente para reciclar agua que es casi perfectamente condicionada. La razón es simple: Los depósitos minerales y material particulado en el agua que alimenta la caldera y el generador de vapor acortan la vida de las tubinas, resultando en reparaciones costosas o aún en reemplazo. En consecuencia, el asegurar agua de ultra alta calidad requiere medición precisa de trazas de impurezas a nivel de parte por millón, así como el fuerte seguimiento y control de productos químicos agregados normalmente para evitar la corrosión de las turbinas, calderas y tuberías dentro de la planta. La clave para la prevención de la deposición y corrosión es no detener el monitoreo en tiempo real de trazas de cationes, aniones y gases disueltos que puedan contaminar el agua de alta pureza. Los sensores Thermo Scientific y analizadores de agua en línea cumplen sus necesidades de aplicación para la purificación del agua pura, control del agua de caldera, condensado y aplicaciones para el efluente. La minimización de la contaminación por trazas de sal y sílice es crítica para prevenir problemas serios de corrosión que puedan causar daños costosos a las turbinas y otros componentes de la planta. El control de gases disueltos tales como oxígeno y amoníaco, en rangos de concentración apropiadamente bajos, es requerido para prevenir la corrosión. Los rangos de ph deben ser mantenidos en una ventana estrecha por las mismas razones. Un control apropiado de la química en estos procesos críticos no solamente prevendrán costosos cortes no programados, sino también se extenderá la vida útil de la planta. El interés del análisis de agua dentro de la industria de energía incluye: Química del Agua de la caldera Tratamiento del agua de la caldera y de alimentación. Arrastre y contaminación de vapor causado por sodio Sodio en el condensado Salida del área de ventilación por concentración de oxígeno Breakthrough de Sodio y sílice en desmineralizadores o breakthrough de dureza de calcio sobre suavizadores. Conductividad y ph a varios puntos Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
9 Análisis de Agua para Planta de Energía PURE WATER APPLICATIONS Bomba de Condensado Cambio Desmineralizador Provisión de Agua Calentadores de Baja Presión Torre de Enfriamiento Condensador Ventilador Turbinas de Baja Presión & Intermedias Bomba de Alimentación Re-calentadores Calentadores de Alta Presión Economizador Super Calentadores Turbinas de Alta Presión Generador Caldera Monitores Thermo Scientific para: Producción de Agua Pura Analizador de Sodio de Bajo Nivel Orion 2111LL Analizador de Sodio Orion 2111XP Analizador de Sílice Orion 2230 Electrodo para ph ROSS de Alta Pureza Orion 2001SC y Celdas de Conductividad de Bajo Nivel Sistema de Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick AquaTrace Alimentación del Agua de la Caldera Analizador de Oxígeno para Remoción de Impurezas Orion 2118XP Analizador de Amoníaco Orion 2110XP Analizador de Sodio de Bajo Nivel Orion 2111LL Electrodo Combinado ROSS de Alta Pureza Celdas de Conductividad de Bajo Nivel Sistema de Medición de Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick AquaTrace Condensado Analizador de Sodio de Bajo Nivel Orion 2111LL Electrodo Combinado para ph ROSS de Alta Pureza Orion 2001SC y Celdas de Conductividad de Bajo Nivel Afluente de Agua de Enfriamiento Sistema de Monitoreo de Cloro Libre AquaSensors AquaChlor Analizador de la Calidad del Agua Orion Chlorine XP Ventilador Analizador de Oxígeno en Remoción de Impurezas Orion 2118XP Electrodo Combinado para ph ROSS de Alta Pureza Orion 2001SC y Celdas de Conductividad de Bajo Nivel Agua de Caldera/Purga Analizador de Sílice Orion 2230 Analizadores de Cloruro de Bajo Nivel Orion 2117LL y Orion 2117XP Electrodo Combinado para ph ROSS de Alta Pureza Orion 2001SC y Celdas de Conductividad de Bajo Nivel 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 9
10 Análisis de Agua Potable u Tratamiento de Agua Potable Municipal Millones de norteamericanos dependen de los sistemas públicos y privados por su agua potable de alta calidad. De hecho, hay más de 160,000 sistemas de agua pública que solos de manera confiable cumplen las necesidades del país cada día. La seguridad de agua potable es claramente una prioridad crítica. Sin embargo el número de amenazas a la seguridad del agua continúa creciendo diariamente e incluye desechos humanos y animales, la eliminación inadecuada de productos químicos, pesticidas y la inyección profunda en la tierra de materiales peligrosos. La contaminación también es una amenaza debido a procedimientos inadecuados de tratamiento y desinfección del agua, así como de sistemas de distribución de agua mal mantenidos. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, a través de la Declaración de Seguridad del Agua Potable, ha establecido estándares nacionales sobre la salud que abordan tanto los problemas provocados por el hombre y que ocurren por la contaminación natural. El cumplimiento de normas requiere consistencia y medición precisa de parámetros del agua realizados en el laboratorio, campo y on-line. Mientras que muchas medidas se pueden tomar en el laboratorio, las variables clave tales como ph, conductividad, flúor y cloro pueden medirse también en línea en tiempo real para avisar inmediatamente si se sobrepasan los límites Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
11 Análisis de Agua Potable PURE WATER APPLICATIONS Drinking Water Applications Entrada a la planta Coagulación & Floculación Monitoreo de Filtrado y Clarificación Planta de Entrada Contratistas de Ozono (Pre-cloración) Mezcladores rápidos Depósito Depósito de de reposo Floculación Camas de Filtrado Adición de Cloro Adición de amoniaco Pozo clarificador Desinfección y Adición Oleaje del Filtro de Agua Servida Casa Torre de agua Estación de bombeo Hacia Sistema de Distribución Monitoreo de Distribución Productos Thermo Scientific para: Entrada de la Planta Sistema de Medición de ph AquaSensors DataStick Sensores de ph Diferencial AquaSensors AnalogPlus Sensores de ph Alpha Sistemas de Medición de Turbidez de Amplio Rango AquaSensors DataStick Sistema de Medición de Cloro Libre AquaSensors AquaChlor Analizador de la Calidad del Agua Orion Chlorine XP Medidores de Laboratorio Portátiles y de Mesa Orion Star A Espectrofotómetros UV-VIS de Mesa Orion AquaMate Coagulación & Floculación Electrodo ROSS para Procesos de phr Orion Sistema de Medición para ph AquaSensors Data Stick Sensores de ph Diferencial AquaSensors AnalogPlus Sensores para ph Alpha Sistemas de Medición de Turbidez de Amplio Rango AquaSensors DataStick Sensor de Oxígeno Disuelto AquaSensor Analog Plus Medidores de Laboratorio Portátiles y de Mesa Orion Star A Monitoreo de Filtrado & Clarificación Sistemas de Medición de Turbidez de Amplio Rango AquaSensors DataStick Electrodo ROSS para Procesos de phr Orion Sistema de Medición para ph AquaSensors Data Stick Sensores de ph Diferencial AquaSensors AnalogPlus Sensores para ph Alpha Sistemas de Medición de Turbidez de Amplio Rango AquaSensors DataStick Medidor de Turbidez AQUAfast AQ4500 Desinfección & Adiciones Sistema de Monitoreo de Cloro Libre AquaSensors AquaChlor Analizador de Calidad del Agua Orion Chlorine XP Analizador de Fluor Orion 2109XP Sistema de Medición de Ozono Disuelto AquaSensors Data Stick Medidores de Laboratorio Portátiles y de Mesa Orion Star A Espectrofotómetros UV-VIS de Mesa Orion AquaMate Colorímetros AQ3070 y AQUAfast AQ3700 Monitoreo de la Distribución Sistema de Monitoreo de Cloro Libre AquaSensors AquaChlor Analizador de Calidad del Agua Orion Chlorine XP Medidores de Laboratorio Portátiles Orion Star A Medidor de Turbidez AQUAfast AQ4500 Colorímetros AQ3070 y AQUAfast AQ Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 11
12 Análisis de Aguas Residuales u Municipal/Industrial Las aguas residuales comunmente se refieren a los desechos líquidos colectados y transportados a las instalaciones de tratamiento vía un sistema de alcantarillas. Es generalmente dividido en dos amplias clasificacioens: doméstica e industrial. La composición química de las aguas residuales es cuidadosamente medido tanto al entrar a tratamiento y antes de ser liberada en ríos públicos, lagos y el océano. La exactitud de todas las mediciones es críticamente importante. Las aguas residuales son reguladas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, así como también por el estado y autoridades municipales, con cada uno proporcionando diferentes normas que deben seguirse estrictamente. Las empresas que no cumplan pueden ser multadas con miles de dólares por día hasta que cumplan la normativa. Hay cinco procesos básicos en el tratamiento de aguas residuales: 1 Pretratamiento: El primer paso incluye la separación física de los sólidos del flujo tamizándolos, moliendo los escombros y sacando la arena inerte pesada. Aunque esto se traduce en un muy pequeño porcentaje de sólidos que deben eliminarse, es un paso esencial para evitar problemas posteriores en el proceso de tratamiento. 2 Tratamiento Primario: En esta etapa, la fuerza de gravedad en los clarificadores primarios remueve algunos de los sólidos suspendidos totales. 3 Tratamiento Secundario: El tratamiento secundario se compone de procesos biológicos que usan microorganismos para digerir el material orgánico que permanece después de la clarificación primaria. Esto estabiliza la materia prima orgánica que podría amenazar el agua receptora. Procesos adicionales en esta etapa incluyen filtros de goteo, lagunas y estanques de estabilización, contactores biológicos giratorios (RBCs) y varios tipos de procesos de lodos activados. 4 Tratamiento Terciario: El tratamiento terciario incluye numerosas opciones. Por ejemplo, estanques de pulido para bacterias y eliminación de DBO han sido añadidas a las plantas de filtración para mejorar en la eficiencia de remoción total de toda la planta. Si se requiere tratamiento adicional para permitir una descarga del sistema, procesos tales como nitrificación/ desnitrificación, precipitación de fósforo y remoción de amoníaco puede ser implementado. 5 Desinfección: La desinfección es necesaria para destruir organismos nocivos en el afluente de aguas residuales. La desinfección de aguas residuales comunmente se logra a través de cloración, estanques de pulido, ozonización y radiación UV Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
13 Análisis de Aguas Residuales Wastewater Applications PURE WATER APPLICATIONS Pila de igualación Clarificador Primario Pila de Ventilación Clarificador Secundario Pila de Nitrificación Ingreso a Planta (Afluente) Lodo de Aglutinación por gravedad Retorno del Lodo Activado (RAS) Descarte del Lodo Activado (WAS) Filtración Final Desinfección Productos Thermo Scientific para: Digestor Aeróbico/Anaeróbico del Lodo Eliminación de agua del Lodo Centrado Descarte del Lodo Afluente de la Planta Entrada a la Planta Cuenca de ventilación Sistema de Medición de Turbidez de Sólidos Suspendidos AquaSensors DataStick Sistemas de Medición de ph AquaSensors DataStick Sensores de ph AquaSensors AnalogPlus Sensores de ph Alpha Espectrofotómetros Orion AquaMate Turbidímetros y colorímetros AQUAfast Medidores portátiles Orion Star Cuenca de Igualación Sistema de Medición de Turbidez y Sólidos Suspendidos AquaSensors DataStick Sistema de Medición ph AquaSensors DataStick Sensores de ph AquaSensors Analog Plus Sensores de ph Alpha Sistema de Medición de Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick Sensor de Oxígeno Disuelto AquaSensor RDO Pro Optical Sensor de Oxígeno Disuelto AquaSensor Analog Plus Sensores de Oxígeno Disuelto Alpha Medidores portátiles Orion Star A Clarificador Secundario Sistema de Medición de Turbidez y Sólidos Suspendidos AquaSensors DataStick Cuenca de Nitrificación Sistemas de Medición de Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick Sensor de Oxígeno Disuelto AquaSensors RDO Pro Optical Sensor de Oxígeno Disuelto AquaSensors AnalogPlus Sensores de Oxígeno Disuelto Alpha Medidores portátiles Orion Star A Espectrofotómetro Orion AquaMate Turbidímetros y colorímetros AQUAfast Medidores de mesa Orion Star A Desinfeccion Sistema de Medición de Ozono Disuelto AquaSensors DataStick Sensor de Ozono Disuelto AquaSensors DataStick Analizador de Calidad de Agua Orion Chlorine X Salida de la Planta Sistema de Medición de Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick Sensor de Oxígeno Disuelto AquaSensors RDO Pro Optical Sensor para Oxígeno Disuelto AquaSensors AnalogPlus Sensores de Oxígeno Disuelto Alpha Sistema de Medición de Turbidez y Sólidos Suspendidos AquaSensors DataStick Medidores portátiles Orion Star A Espectrofotómetro Orion AquaMate Colorímetros y turbidímetros AQUAfast Medidores de mesa Orion Star A Lodo de Descarte Sistema de Medición para ph AquaSensors DataStick Sensores de ph AquaSensors AnalogPlus Sensores de ph Alpha Digestor Aeróbico/ Anaeróbico de lodo Sistema de Medición de Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick Sensor de Oxígeno Disuelto AquaSensors RDO Pro Optical Sensor para Oxígeno Disuelto AquaSensors AnalogPlus Sensores de Oxígeno Disuelto Alpha Sistema de Medición de Turbidez y Sólidos Suspendidos AquaSensors DataStick Medidores de mesa Orion Star A Lodo de Descarte Activado Sistema de Medición para Turbidez por Sólidos SuspendidosAquaSensors DataStick 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 13
14 Los Sensores u Ofrecemos una amplia selección de sensores que encajan dentro de una amplia variedad de aplicaciones. u Alta precisión de medición más carácterísticas avanzadas para las aplicaciones más exigentes u Un paso adelante en construcción robusta y desempeño, con características de fácil uso u Sensores Thermo Scientific Orion ROSS Disponible en los parámetros de conductividad y ph, los Sensores Orion ROSS son simplemente la mejor opción en procesos de sensores, debido a: Estabilidad superior en mediciones Respuesta rápida a las fluctuaciones de temperatura Exactitud excepcional Alto nivel de resultados reproducibles en comparación con los sensores convencionales en línea. Los sistemas AquaSensors DataStick son versátiles, sistemas de medición analítico configurable que incluyen: Sensores Thermo Scientific AquaSensors AnalogPlus Los sensores AnalogPlus son robustos y resistentes a la suciedad, ideal para uso continuo en procesos de aplicación compleja Respuesta exacta y rápida de la temperatura Disponible en los parámetros de ph, ORP, conductividad, oxígeno disuelto y ozono disuelto. Ofrecidos en CPVC para un rango amplio de aplicaciones y un precio razonable Ofrecido en PEEK para altas temperaturas y la más grande resistencia química en procesos de aplicación Mediciones exactas y confiables con sólido desempeño costo-eficacia Sensores Thermo Scientific Alpha Series Ya sea que esté midiendo ph, ORP, conductividad u oxígeno disuelto, los sensores Alpha Series dan mediciones exactas y consistentes. Alta calidad, sensores de doble junta para operación en ambientes de 0 C hasta 110 C Sensores de conductividad de 2-celdas y 4-celdas que incorporan compensación automática de temperatura en altas temperaturas de hasta 200 C Diseñado para mantenimiento mínimo y lecturas rápidas y estables con tiempo de respuesta corto. Robusto y de larga duración electrodos galvánicos que no requieren tiempo de polarización Los sistemas AquaSensors Data Stick son sistemas de medición analítica configurables y versátiles que incluyen: Componentes intercambiables de conectar y usar, personalizado para varias calidades de agua y aplicaciones de procesos de control Configuración remota, calibración y diagnóstico Muchos protocolos de comunicación Muchos parámetros de medición Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
15 Aplicaciones/Industria u Agua Potable Aguas Residuales Generación de Energía Pulpa & Papel Procesos Generales Producto u Thermo Scientific Recomendado u Tratamiento de Agua Municipal Agua Embotellada Tratamiento de Aguas Residuales Municipales Tratamiento de Aguas Residuales Industriales Química de Agua para Calderas Agua Ultra Pura Agua de Enfriamiento Generación de Vapor Tanques de Licor Lavado & Blanqueado Petroquímica Galvanización Fabricación de Alimentos & Bebidas ph Electrodo Purity ROSSS de Alta Pureza Orion 2001SC Electrodo ROSS para procesos phr Orion Sistemas de Medición para ph AquaSensors DataStick Sensor para ph Diferencial AquaSensors AnalogPlus 1.0 plg/1.5 plg Sensor para ph Alpha EC100GTSO20B Sensor para ph Alpha EC100GTSO10B Sensor para ph Alpha EC100GTSO05B Sensor para ph Alpha ECARGTSO05B Sensor para ph Alpha ECARTSOHF05B Sensor para ph Alpha ECARTSO05B ORP Sistema de Medición para ORP AquaSensors DataStick Sensor para ORP Diferencial AquaSensors AnalogPlus 1.0 plg/1.5 plg Sensor para ORP Alpha ECHTPTTSO05B Conductividad Celdas para Conductividad Orion 2002SS/2002CC Sistema de Medición para Conductividad/Resistividad AquaSensors DataStick Sistema de Medición para Conductividad Toroidal AquaSensors DataStick Sensor para Conductividad/Resistividad AquaSensors AnalogPlus 1.0 plg Propósitos Generales Sensor para Conductividad Alpha ECS T Sensor para Conductividad Alpha ECCS TS Sensor para Conductividad Alpha ECCS S Sensor para Conductividad Alpha ECCS SS Sensor para Conductividad Alpha ECCS10-0-1S Sensor para Conductividad Alpha ECCS10-0-1SSP Sensor para Conductividad Alpha ECCS10-1-OS Sensor para Conductividad Alpha ECC10-1-0SSP Turbidez Sistema de Medición para Turbidez de Rango Amplio AquaSensors DataStick Sistema para Turbidez por Sólidos Suspendidos AquaSensors DataStick Turbidímetro de Bajo Rango AquaSensors DataStick AquaClear Oxígeno Sistema de Medición para Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick Disuelto Sensor para Oxígeno Disuelto Pro Optical RDO AquaSensors Sensor para Oxígeno Disuelto AquaSensors AnalogPlus Sistema para Oxígeno Disuelto AquaSensors DataStick Aqua Trace Ozono Sistema de Medición para Ozono Disuelto AquaSensors DataStick Disuelto Sensor para Ozono Disuelto AquaSensors AnalogPlus Cloro Sistema de Monitoreo/Sensor para Cloro Libre AquaSensors DataStick AquaChlor Analizador para la Calidad del Agua Orion Chlorine XP Sílilce Analizador para Sílice Orion 2230 Sodio Analizador para Sodio Orion 2111XP Analizador para Sodio de Bajo Nivel Orion 2111LL Cloruro Monitor para Cloruro de Bajo Nivel Orion 2117LL Analizador para Cloruro Orion 2117XP Analizador para Cloruro de Alto Nivel Orion 2117HL Remoción Analizador para Remoción de Oxígeno Orion 2118XP de Oxígeno Amoníaco Analizador para Amoníaco Orion 2110XP Fluoruro Analizador para Fluoruro Orion 2109XP Calcio Analizador para Dureza de Calcio Orion 2120XP 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 15
16 sensores: Resumen para ph sensores: ph Sobre Mediciones para ph Por qué es Importante el ph? El ph es uno los parámetros más comunes medidos en una amplia variedad de industrias tales como tratamiento de agua y aguas residuales, monitoreo ambiental, química y ciencias de la vida, producción electrónica y muchas otras aplicaciones industriales. Teoría de ph El término ph se deriva de una combinación de p para la palabra poder y H para el símbolo del elemento Hidrógeno. El ph sirve como una forma conveniente para comparar la acidez relativa o alcalinidad de una solución a una temperatura dada. Por ejemplo, el agua pura tiene un ph neutral de 7, donde la actividad del ión de hidrógeno y de los iones de hidroxido son iguales. Si la actividad del ión de hidrógeno es mayor que la del ión de hidróxido la muestra es descrita como ácida. En general, ya que el nivel de actividad del ión de hidrógeno se incrementa, el valor del ph disminuye. Un ph debajo de 7 es conocido como ácido. En cambio, ya que el nivel de actividad del ión de hidrógeno disminuye, el ph se incrementa. Un ph arriba de 7 es conocido como alcalino o básico. Medición por Electrodo para ph Convencional El ph es siempre medido a través de un medio. La medición de ph es usualmente ejecutado con una combinación de electrodo convencional, consistente en dos partes: el electrodo de vidrio y la referencia (figura 1). El electrodo de vidrio contiene un alambre de plata inmerso en una solución conductiva. Durante la medición el bulbo de vidrio y el tallo son las únicas partes que entran en contacto con la muestra. Así que, la contaminación del alambre de plata y la solución conductiva no ocurre. El electrodo de referencia, por otro lado, está construido simplemente con una junta porosa y un alambre de plata. Esta junta porosa permite al electrolito de referencia fluir de su cámara a la muestra, estableciendo una conexión entre los dos. Aunque la porosidad también permite a los contaminantes fluir dentro de la cámara de referencia, reaccionando con el electrolito y/o alambre de plata. El electrodo de referencia es también susceptible a obstrucciones. En el casod de PRE-AMPLIFIER los electrodos de combinación PRE-AMPLIFIER convencional, el electrodo completo debe ser reemplazado debido que el electrodo de referencia se obstruye. Cuando la contaminación y la obstrucción Reference en el Solution electrodo ocurre, la ejecución Electrode Ground de la (E2) (E3) (E1) medición es comprometida. Process Reference Electrode Electrode (E2) Medición de Electrodo para ph Diferencial En un electrodo diferencial, el alambre expuesto de plata es reemplazado con un diseño construido en beneficio de un electrodo de vidrio para ph (Figura 2). Una unión cuádruple de puentes de sal y una cámara llena de electrolito actúan como barreras para prevenir contaminants desde la completa cámara interna, mientras al mismo tiempo, permite la conexión entre PRE-AMPLIFIER el electrolito de referenia y la muestra. El el caso de obstrucción, los puentes de sal y el electrolito son fácilmente reemplazados, reduciendo la inactividad y el costo de mantenimiento. Un campo líquido individual es también construido dentro del electrodo, eliminando efectivamente ruidos desde un campo potencial de rizos (Figura 3): (E1 E3) (E2 E3) = E1 E3 ph Con estos diseños mejorados, Glass los electrodos diferenciales Electrode gozan de (E1) una vida Solution más Process larga en ambientes rigurosos Ground comparados Electrode a los (E3) (E1) electrodos convencionales. Reference Electrode (E2) ph Reference Electrode (E2) Solution Ground (E3) ph Glass Electrode (E1) Process Electrode (E1) ph Reference Electrode (E2) Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
17 sensores: Resumen para ph sensores: ph Afluente Mezclador Bomba Válvula Bomba Ácido Electrodo Efluente Base Uniones de los Electrodos Para muchas aplicaciones de rutina, un electrodo de referencia convencional de unión simple es satisfactorio. Así, si la muestra contiene proteínas, sulfuros, metales pesados o cualquier otro material que interactúa con la plata, efectos colaterales no deseados pueden ocurrir. Estos efectos pueden guiar a señales de referencia erróneas o a la precipitación en la union de referenia, guiando a una vida útil corta. Un diseño de electrodo de referencia de doble unión ofrece una barrera de protección para combatir las reacciones arriba mencionadas y por lo tanto es recomendado par uso en la mayoría de aplicaciones de procesos. Desempeño del Electrodo Cuando un electrodo para ph entra en contacto con una muestra, se desarrolla un potencial en la superficie de la membrana y el valor de ph del electrodo varia con el ph de la solución. Esta variación en potencial es medida en milivoltios (mv) por un medidor o analizador y es cubierto por valores directos de ph y mostrado en la pantalla del medidor. Dependiendo de la concentración de iones en la muestra, los mv y ph varía. El desempeño del electrodo depende de dos factores: ajuste y caída. Ajuste en electrodos para ph Teóricamente, cuando es colocado en un búfer de ph 7.00 a 25 C, un electrodo para ph produce 0 mv el cuall el phmetro lee como 7.00 ph. La diferencia entre 0 mv y la lectura acual del electrodo es llamado el error de ajuste el cual puede ser tan alto como ±25 mv. Mientras en teoría el valor mv debería ser cero, en la práctica esto es raramente el caso debido a la diferencia líquida, composición del bulbo, geometría del alambre y otros factores. El micro-procesador avanzado Thermo Scientific basado en analizador/transmisor proveen capacidades de calibración de ajuste para mediciones consistentes y confiables. Caída del ph Un electrodo para ph produce diferentes mv en diferentes soluciones. Así, la caída del electrodo puede ser definido como: Caída = unidades mv/ph Un electrodo para ph perfecto, a 25 C, produce una caída de mv or unidad de ph. Por ejemplo, un electrodo con ajuste de 0 mv debe leer valores mv de cuando es colocado en una solución de ph4.01. La caída es luego calculada como: mv/3 ph = mv/ph. La diferencia entre estas lecturas de caídas perfectas y las lecturas actuales del electrodo es llamado error de caída. Estos valores teóricos no siempre son alcanzados, aún con electrodos nuevos. La caídad de un electrodo nuevo de ph debe caer entre 92% y 102% de mv. Compensación de Temperatura La causa más común de error en mediciones de ph es la variación de la temperatura dentro del bufer, la muestra y los elementos internos del electrodo y el ambiente. La compensación para los cambios en la caída del electrodo pueden ser alcanzados al usar compensación automática de la temperatura. Los transmisores y analizadores para ph Thermo Scientific calculan la caída del electrodo basada en la medición de temperatura de los bufers de ph. Los transmisores 100 C (74 mv/ph Unit) C (64 mv/ph Unit) o analizadores automáticamente 0 C (54 mv/ph Unit) ajustarán el valor del bufer de ph al actual ph del bufer a la Isopotential Point temperatura de medicón. 0 Electrode Potential (mv) ph 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 17
18 sensores: ph sensores: ph Sensores para ph Thermo Scientific Los sensores para ph Thermo Scientific ofrecen beneficios superiores Comparados a los electrodos de combinación convencionales Ahorros en costo, tiempo de inoperatividad mínimo y Mantenimiento El puente salino obstruido y el bufer de referencia pueden reemplazarse fácilmente a una fracción del costo de un nuevo electrodo de combinación Compensación Automática de Temperatura Un electrodo de temperatura integrado permite una medición precisa Sistema de Referenia Interna Única Sin plata, su diseño de líquido a líquido de doble unión libre de obstrucciones para mediciones precisas y libres de derivaciones. Amplificador Electrónico Incorporado Opcional Provee una baja salida de impedancia del electrodo y permite al analizador ser localizado hasta 3,000 pies lejos del electrodo. Tecnología Superior Orion ROSS Un legado en el laboratorio, ahora traído a aplicaciones del proceso Ya no sólo un un estándar en el mundo del laboratorio, la tecnología para ph Orion ROSS también está disponible para medir agua ultra pura, pura o potable en línea, donde es necesaria la máxima exactitud. Las muestras de agua pura tienen relativamente baja fuerza iónica y por lo tanto son malos conductores. Si usted está midiendo muestras en línea que tienen baja fuerza iónica o fluctúan con la temperatura, el sistema de referencia interno patentado del electrodo de la ROSS proporciona: Estabilidad de medición superior Respuesta más rápida Mayor exactitud Resultados más reproducibles que los electrodos para ph convencionales ph en línea El sistema de referencia ROSS libre de plata NO tiene metales disueltos. En los sistemas de referencia convencionales basados en cloruro de plata, los metales disueltos se precipitan. El resultado es uniones obstruídas, provocando una respuesta lenta y floja. El sistema de referencia interna ROSS presenta un diseño único de líquido a líquido de doble unión. Esto evita la desviaciones a largo plazo o lecturas inexactas. El gráfico abajo muestra resultados típicos de cómo responden los electrodos ROSS versus los electrodos ph convencional. El electrodo ROSS responde casi inmediatamente al valor de ph del bufer correcto con el cambio de temperatura Conventional 75 C 25 C ROSS Electrode Theoretical Response Minutes Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
19 sensores: ph Electrodo para ph ROSS de Alta Pureza Thermo Scientific 2001SC sensores: ph El electrodo para ph ROSS de Alta Pureza Orion 2001SC es un electrodo combinado diseñado específicamente para aplicaciones en línea cuando la alta exactitud y precisión son requeridas. El sensor de ph y los electrodos de referencia son combinados dentro de un solo electrodo mejor adaptado para medicioens de alta pureza. Inigualable sistema de referencia ROSS patentado libre de desviaciones, con precisión de ph 0.02 Resultados fiables y reproducibles en muestras de alta pureza Respuesta más rápida para electrodos ph en línea Cat No. 2001SC Rango de ph ph de 0 a 14 Rango de Temperatura 0 a 100 C Desviación Menos de 0.05 ph uniddes para 30 días Caída 92 a 102% Referencia Interna (54.4 a 60.3 mv/dec) Unión ROSS Tamaño Cerámica frita L 125 mm Cable D 12 mm Coaxial desmontable, 1 metro [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Electrodo ROSS para Procesos phr Thermo Scientific 2001SC El electrodo ROSS para Procesos phr está diseñado para proveer mediciones para ph en linea rápidas y exactas en una variedad de aplicaciones. Mediciones libres de desviaciones que incrementa a largo plazo la exactitud y la estabilidad. Los requisitos de mantenimiento mínimos y fiabilidad a largo plazo del producto proporcionan muy bajo costos de operación, lo que le permite mejorar su productividad. Sistema de referencia ROSS libre de desviaciones probada en el campo proporciona larga vida útil Resultados exactos y reproducibles en muestras de alta pureza Diseño de doble unión que previene la contaminación Respuesta excepcional de ph a extremos cambios de temperatura APRENDA MÁS Descargue nuestra Historia de Éxito sobre el uso del 2001SC en una planta de generación de energía. Cat No. Rango de Presión Rango de Temperatura Rango de Medición de ph Respuesta de Temperatura Resolución Exactitud Respuesta de Medición de ph Precisión Vea hoja de datos para información para ordenar 0 a 100 psig -5 C a 95 C 0 a 14 ph 90% en 2 minutos para un cambio de temperatura de 10 C 0.01 ph 0.1 ph 95% en 30 segundos en un rango de ph de ± ph 0.5 C [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 19
20 Sistema de Medición Sistemas de Medición Thermo Scientific AquaSensors DataStick Los productos Thermo Scientific AquaSensors DataStick son un sistema de medición analítica versátil y configurable. El sistema provee soluciones verdaderamente personalizables, inigualables para el control de calidad del agua y aplicaciones de control de procesos, ofreciendo componentes permutables de plug-and-play, configuración remota, calibración y diagnósticos y soporte para una variedad de protocolos de comunicaciones. Un salto en Innovación del Sensor Los sistemas de medición AquaSensors DataStick empiezan con una idea revolucionaria simplificar las mediciones analíticas por sensores diseñados digitalmente que se conectan directamente a PLCs, HMIs y PC basados en sistemas SCADA. Los sistemas de medición con características pre-calibrados patentados DataStick, con cabezas de sensor de conexión proveen datos de 14 bits y pueden ser calibrados, configurado o diagnosticado directamente desde una PLC o sistema de computadora. Esta evolución de medición analítica está disponible en una línea completa de configuraciones de sensor modular de conectar y usar para la medición de ph, ORP (Redox), conductividad toroidal y de contacto, resistividad, oxígeno disuelto turbidez del agua potable, alto nivel turbidez, sólidos suspendidos, disueltos ozono y cloro libre. DataStick Significa Comunicaciones Integrales El sistema modular DataStick provee flexibilidad incomparable. Configure un protocolo de comunicación y parámetro de medición simplemente conectando la cabeza de sensor apropiado y módulo de comunicación. Una amplia variedad de protocolos de redes de trabajo integrados son respaldados directamente desde el sistema de medición DataStick incluyendo Modubus RTU Ethernet/IP, DeviceNet, CANopen, USB y RS232. El sistema DataStick consume muy poca energía y puede ser usado con aplicaciones portátiles con conexiones USB a computadoras laptop. Los sistemas DataStick múltiple puede ser accedidos directamente usando un navegador de red, programa de terminal AquaComm para Windows o programas PLC. Son tres pasos para configurar un sistema de medición AquaSensors DataStick: 1 Seleccione el protocolo de comunicación preferido 2 Elija el material del cuerpo y los requisitos de montaje para el sensor DataStick 3 Seleccione un parámetro de medición y cabeza de sensor Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
21 Cuerpo Universal DataStick Adaptador de Protocolo de Comunicación Cabeza de Sensor PASO 1 PASO 2 PASO 3 Seleccione el Protocolo de Comunicación deseado La línea de productos AquaSensors ofrecen un amplio rango de protocolos de comunicación para cumplir con los requerimientos de sus procesos de control. Todos los protocolos pueden ser reemplazados con la misma o diferente configuración vía simple instalacion de conexión y uso. Si un protocolo de interés no está listado aquí, pueden ser considerados otros. Contacte a su representante Thermo Scientific para más información. Material del Cuerpo DataStick y Requisitos de Montaje Elija el material de construcción preferido y la preferencia del proceso de montaje. El cuerpo del sensor DataStick es diseñado como un módulo universal que permite ser configurable cambia-y-combina entre el adaptador de comunicaciones y la cabeza del sensor que es parecido a los sensores convencionales con 1 pulgada. Las roscas para procesos NPT para inmersión convertible o montaje en línea. Otros montajes especiales están disponibles. Selecciene la Cabeza del Sensor de Medición Elija un sensor DataStick basado en el parámetro de medición. Los sensores son robustos y resistentes a la suciedad y puede ser conectado a un PLC para integración continua con sistema de control universal. Use cualquier computadora para mostrar los datos. Puede calibrar y personalizar la medición sin una caja electrónica analizador intermedio. Las cabezas de sensor están pre-calibrados y pueden ser reemplazados o cambiados con cualquier otro tipo de sensor sin apagar el sistema. Matriz de Selección del Adaptador de Comunicaciones Material del cuerpo Comunicaciones Longitud Terminal del de cable cable Acero inoxidable 316 RS-232 ASCII 10 pies Alambres desnudos RTU Modbus 30 pies PEEK RS-232 Modbus Ethernet USB CANopen A la medida A la medida Matriz de Selección DataStick Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 CPVC PEEK Montaje 1 pulgada NPT frente/atrás 1 pulgada NPT atrás c/frente suave 2.0 & 2.5 pulgadas Tri-Abrazadera Montaje personalizado Especificaciones para las Cabezas de Sensor Catálogo No. Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Parámetros de Medición Ambiente de operación Construcción Cabeza de Sensor PEEK Cabeza de Sensor CPVC Unidades de Medición Aprobaciones & Índices ph, ORP, conductividad de contacto y toroidal, resistividad, oxígeno disuelto, turbidez en agua potable, alto nivel de turbidez, sólidos suspendidos, oxígeno disuelto y cloro libre Rango de Temperatura: -5 C a 95 C Presión Máxima: 100 C Índice de Flujo Máximo: 10 p/segundo Rango de Temperatura: -5 C a 75 C Presión Máxima: 85 C Índice de Flujo Máximo: 10 p/segundo Electrodos de procesos: Platino Varilla de polarización: Titanio (estándar), acero inoxidable 316 o Hastelloy Anillos O: VitonR Material de la Cabeza del Sensor: PEEK o CPVC Material del DataStick: Acero inoxidable 316, PEEK o PCVC Peso: 1.2 lbs. (PEEK o CPVC); 2.6 lbs (acero inoxidable 316) Unidades de Medición: mv Unidades de Temperatura: C, F Certificado CE; listado culus; Clase Haz Loc, Div. 2, Grupos A, B, C, D 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 21
22 sensores: ph sensores: ph Sensores para ph Thermo Scientific AquaSensors Sensores para ph Diferencial Thermo Scientific AquaSensors AnalogPlus Los sensores de ph diferencial AquaSensors AnalogPlus entregan un desempeño excepcional para procesos demandantes de aplicación. Thermo Scientific DataStick ph Sensor 1 o 1.5 pulgada de montaje NPT Cuerpo del material CPVC o PEEK Puente salino reemplazable que extiende la vida útil del sensor. Ofrecido con elementos de temperatura NTC300 o PT1000 Los electrónicos incorporados están completamente encapsulados y sellados con anillos O para protección contra la humedad y la formación de condensado. El sistema de medición AquaSensors DataStick para conectado y uso universal. Conecte este sensor para ph directamente a una PLC para integración continua con sistema de control industrial. Medición de ph diferencial Pre-calibrado (no requiere calibración en campo) Cabezas de sensor de conectar y usar Junta cuádruple de puentes salinos reemplazables Electrónicos incorporados están completamente encapsulados y sellados con Anillos O para protección de la humedad y la condensación Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Rango ph de 0 a 14 Resolución ph 0.01 Exactitud 1% de lectura Tiempo de Respuesta 90% en 30 segundos de Paso APRENDA MÁS ahora sobre DataSticks Cat No. Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Conexión del Proceso Elemento de Temperatura Construcción Aprobaciones Vea la hoja de datos para información de pedido Rango: ph de 0 a 14 ph Resolución: 0.01 ph Exactitud: 0.1% de lectura Tiempo de Respuesta de Paso: 90% en 30 segundos Sensor Cabeza PEEK Rango de Temperatura: -5 C a 95 C Presión Máxima: C Índice Máximo de Flujo: 10 p/segundo Sensor Cabeza CPVC Rango de Temperatura: -5 C a 75 C Presión Máxima: C Índice Máximo de Flujo: 10 p/segundo 1-plg NPT NTC300 o PT1000 Electrodos del Proceso: G, HF, baja temperatura, vidrio de agua pura o alta temperatura Barra de Polarizado: Titanio (estándar), acero inoxidable 316 o Hastelloy C Anillos O: Viton Material del Sensor: PEEK o CPVC Peso: 0.5 lbs (PEEK o CPVC) Cumple los requisitos de la CE para uso industrial pesado [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
23 sensores: ph Sensores para ph Thermo Scientific Alpha Sensores para ph Thermo Scientific Alpha Series Los sensores para ph Alpha Series son la opción de bajo costo para ayudarle a cumplir los requisitos de su proceso. Probados en campo y exactos, los sensores Alpha ofrecen desempeño consistente a un precio de venta. Electrodos para ph de doble junta con valor de alta calidad opera en un ambiente desde 0 C hasta 110 C Provistos con cable semiconductor integral de bajo-ruido (a menos que se establezca otra cosa) Junta anular de Teflón para amplia compatibilidad de aplicación Cuerpo robusto de material Ryton que puede soportar la demanda de aplicaciones Opción de solución de polarizado para ayudar en aplicaciones eléctricamente ruidosas. sensores: ph Modelo No. EC100GTSO20B EC100GTSO10B EC100GTSO05B ECARGTSO05B ECARTSOHF05B ECARTSO05B Rango de ph 0 a 14 Referencia Eletrolito de referencia Doble junta, PTFE anular Saturated KCl saturado, gel polimerizado 0 a 14, restistente a HF Temperatura de Operación 0 a 80 C / 32 a 176 F 0 a 80 C / 32 a 176 F Tolerancia de Presión 6 bars (87 psi) 6 bars (87 psi) Sensor de Temperatura PT100 Coincidencia Potencial Pin/Polarizado líquido Platino Material PPS (Ryton) Rosca. NPT Conector BNC Dimensiones Longitud 151 mm (no incluye cable) Diámetro 26 mm (externo) Peso 950 g 850 g 650 g 430 g 0 a Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 23
24 sensores: Revisión ORP sensores: ORP Sobre la Medición ORP La Oxidación-Reducción Potential (ORP) o mediciones Redox Potencial son usadas para monitorear reacciones químicas, para cuantificar la actividad de los iones o para determinar la oxidación o las propiedades de reducción de una solución. ORP es una medición de la electricidad potencial de una reacción redox y sirve como criterio para juzgar cuanta oxidación o reducción toma lugar bajo condiciones existentes. Los electrodos ORP miden el voltraje a través de un circuito formado por la medición de la mitad de la célula de metal y la mitad de la célua de referencia. Cuando el electrodo ORP es colocado en presencia de agentes oxidantes o reductores, los electrones son constantemente transferidos hacia adelante y atrás en su superficie de medición, generando un voltaje pequeño. La medición ORP puede ser hecha usando el modo mv de un phmetro. Las áreas de mayor uso incluyen el tratamiento de desechos industriales, estudio de sistemas biológicos, oxidación del cianuro, blanqueado de pulpa, fabricación de blanqueador y reducción de desechos de cromato. Sensor ORP Thermo Scientific DataStick Conecte este sensor ORP directamente a una PLC para una integración continua con sistemas industriales de control. Use cualquier computadora para desplegar datos,calibrar y personalizar la medición sin un caja de analizador de electrónico intermedia. Las cabezas de sensor están precalibradas y pueden ser reemplazadas o intercambiadas con cualquier otro tipo de sensor sin botar el sistema. Ahorre espacio y dinero. La medición diferencial ORP Pre-calibrado (no requiere calibración en campo) Cabezas de sensor de conectar & usar Puentes salinos de junta cuádruple reemplazable Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Rango mv to mv Resolución 0.1 mv Exactitud 0.1% de lectura Tiempo de Respuesta 90% en 30 segundos de Paso APRENDA MÁS ahora sobre DataSticks Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
25 sensores: sensors ORP sensores: ORP Sensores ORP Diferenciales Thermo Scientific Analog Plus Aqua Sensors Los sensores ORP Diferenciales Analog Plus son ideales para uso continuo en aplicaciones dificiles, incluyendo tratamiento de aguas de desecho, pulido de metales, blanqueado de pulpa y control de desinfeccion. Montaje 1 pulg o 1.5 pulg NPT Membrana reemplazable que extiende la vida del sensor Se ofrece con elemento de temperatura NTC300 o PT1000 Opciones de proteccion del electrodo Sensores ORP Alpha Series Thermo Scientific Los sensores ORP Alpha son una opcion de bajo costo para ayudarle a alcanzar sus requerimentos del proceso. Los sensores Alpha confiables y probados en el campo, ofrecen un desempeno consistente a un precio razonable. Los electrodos ORP de doble union de alta calidad operan en ambientes de 0C hasta 110C Suministrados con cables semiconductor de bajo ruido. (a menos que se indique lo contrario) Cat No. Vea la hoja de datos para información de pedido Código de pedido EC100GTSO20B Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Conexión del Proceso Elemento de Temperatura Construction Aprobaciones Rango: mv a mv Resolución: 0.1 mv Exactitud: 0.1% de lectura Tiempo de Respuesta de Paso: 90% en 30 segundos Sensor Cabeza PEEK Rango de Temperatura: -5 C a 95 C Presión Máxima: C Índice Máximo de Flujo: 10 p/segundo Sensor Cabeza CPVC Rango de Temperatura: -5 C a 75 C Presión Máxima: C Índice Máximo de Flujo: 10 p/segundo 1-plg NPT NTC300 or PT1000 Electrodos del Proceso:Platino Barra de Polarizado: Titanio (estándar), acero inoxidable 316 o Hastelloy C Anillos O: Viton Material del Sensor: PEEK o CPVC Peso: 0.5 lbs (PEEK o CPVC) Cumple los requisitos de la CE para uso industrial pesado Clasificación ph Rango de ph 0 a 14 Referencia Doble union PTFE anular Electrolito de referencia Gel polimerizada saturada con KCL Temperatura de Operacion 0 a 80 C / 32 a 176 F Tolerancia de Presion 6 bars (87psi) Temperature Sensor PT100 Pin de Referencia Platino Material PPS PPS (Ryton) Rosca 3/4" NPT Conector BN Longitud 151mm (no incluye cable) Dimensiones Diametro 26 mm (externo) Peso 430 g [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 25
26 sensors sensores: Revisión Conductividad sensores: Conductividad Acerca de la Conductividad Los medidores de Conductividad electrica (CE) miden la capacidad de los Iones en una solución acuosa para conducir electricidad. Debido a que los rangos en soluciones acuosas son generalmente bajos, las unidades de medidas son milisiemens/cm (ms/cm) y microsiemens (us/cm). La Conductividad es ampliamente usada para determinar los niveles de impurezas en suministro de aguas para consumo doméstico así como también para uso industrial Soluciones con Solución Conductividad Conductividad asociada Agua Pura us/cm Agua de Caldera 1.0 us/cm Agua de Ciudad 50 us/cm Agua de Océano 53 ms/cm Agua Destilada 0.5 us/cm Agua Desionizada us/cm Agua Desmineralizada 0-80 us/cm Agua Potable ms/cm Agua Residual 0.9 ms/cm Agua de Mar 53 ms/cm 10% NaOH 355 ms/cm 10% H 2 SO ms/cm 31% HNO ms/cm El Principio de la Medición de la Conductividad El principio por medio del cual los instrumentos miden la conductividad es simple: Dos placas son colocadas en la muestra, un potencial es aplicado a través de las placas (normalmente un voltaje de onda senoidal) y se mide la corriente. La Conductividad (G), el inverso de la Resistivida (R), se determina de los valores de voltaje y corriente de acuerdo a la Ley de Ohm: G=I/R=I (amps)/e (voltios). Debido a que la carga de Iones en una solución facilita la conducción de la corriente eléctrica, la conductividad de una solución es proporcional a su concentracion de Iones. En algunos casos, sin embargo, la conductividad Cloruro de Sodio no puede correlacionarse directametne a la concentración. Los gráficos abajo ilustran la relación entre la conductividad y la concentración de Iones para dos soluciones comunes. Note que el gráfico es lineal para una solución de cloruro de sodio pero no para un Acido Sulfurico concentrado. Las interacciones iónicas pueden alterar la relación lineal entre Concentración de ión de Cloruro de Sodio la conductividad y la concentración en algunas soluciones altamente concentradas Conductivity Cloruro de Sodio No Solution Interaction Concentración de ión de Cloruro de Sodio No Solution Interaction 26 Acido sulfúrico 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater ctivity Conductivity Conductivity Solution Interaction Acido sulfúrico Concentración de ión de Cloruro de Sodio Compensacion de Temperatura Las mediciones de Conductividad son dependientes de la temperatura. El grado al cual la temperatura afecta a la Conductividad varía de solución a solución y puede ser calculada. Todos los medidores tienen una compensación de temperatura automática fija o ajustable referenciada a un estándar de temperatura -generalmente 25 C. La mayoría de medidores con compensación de temperatura fija utilizan un coeficiente de temperatura de 2% por grado C (el coeficiente de temperatura aproximado para soluciones de NaCl a 25 C). Los medidores con compensacion de temperatura ajustable le permiten ajustar el coeficiente a un valor más cercano al coeficiente de su solución medida. Celdas de Conductividad La mayoria de los medidores de conductividad, tienen disponible un electrodo con 2 celdas en ya sea estilos de inmersión o de flujo continuo. La superficie del electrodo es generalmente de Platino, Titanio, Nikel dorado o grafito. Los electrodos de 4 celdas usan un voltaje de referencia para compensar cualquier polarización o suciedad de las placas del electrodo. El voltaje de referencia asegura que las mediciones indican el valor actual de conductividad independientemente de la condición del electrodo, resulando en una mayor precisión para la medición del agua pura. tion
27 sensores: Conductividad sensors Celdas de Conductividad Thermo Scientific Orion Nuestra línea industrial de electrodos de conductividad y monitores esta diseñada con durabilidad, confianza y resultados de alto desempeño en un rango amplio de aplicaciones de conductividad, comenzando desde agua pura hasta tratamientos de agua final sensores: Conductividad Celda de Conductividad Thermo Scientific Orion 2002SS La celda de conductividad de dos placas Orion 2002SS es un sensor de acero inoxidable, con una constante de celda de 0.1 cm -1. Este sensor, con su valor de constante de celda bajo, esta diseñado para dar alta precisión en conductividades bajas, agua ultra pura y muestra de agua pura de procesos ambientales. Construida en acero inoxidable 316, este sensor de alta pureza provee meses de medición precisas con virtualmente ningún mantenimiento entre las calibraciones. Celda de Conductividad Thermo Scientific Orion 2002CC La celda de conductividad de 4 placas 2002CC es un sensor de cuerpo epoxico con una constante de celda de cm-1. Este sensor es ideal para muestras de condutividad altas y estandard, para una variedad de aplicaciones industriales. El diseño del electrodo de 4 placas compensa por cualquier suciedad, resistencia del cable y del conector y errores de polarización. El material de epoxico/grafito es extremadamente durable y químicamente resistente. Cat No. 2002SS/2002SS10M 2002CC/2002CC10M Descripción Celda de coductividad de 2 placas de Acero inoxidable con, ya sea un cable de 5 o 10 mt, incluye un frasco de estándar de 60 ml de 100uS/cm Celda de conductividad de 4 placas de epoxico/grafito ya sea con un cable de 5 o 10 mt, incluye 1x60 ml frasco de estándar de cada uno de : 100uS/cm, 1413 us/cm y uno de 12.9 ms/cm Material del Cuerpo Acero Inoxidable Epoxico Tipo de electrodo Celda de dos placas Celda de 4 placas Material del electrodo Acero inoxidable Grafito Rango de medicion 0.01 us/cm a 300 us/cm 10 us/cm hasta 200mS/cm Constante de celda nominal 0.1 cm cm -1 Compensacion automatica de Temp Sí Sí [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 27
28 sensores: Conductividad sensores: Conductividad Sensores de Conductividad / Resistividad Thermo Scientific AquaSensors AnalogPlus Sistema de medición de Conductividad / Resistividad Thermo Scientific DataStick AquaSensor Conecte estos sensores de Coductividad directamente a un PLC para una integración sin problemas a sistemas de control industrial. Use cualqueir computador para mostrar los datos, calibrar y adecuar la medición sin una caja electrónica analizadora intermedia. Las cabezas de los sensores pueden ser reemplazados o intercambiados con cualquier otro tipo de sensor sin apagar el sistema. ahorrando espacio, tiempo y dinero. Construcción de alto rendimiento Medicion de alta resolución Pre-Calibrado (no requiere calibración de campo) Membrana resistente a la suciedad Reporte de datos directo (24 bits) Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Conductividad/ Resistividad Rango 0.01 Celda: 18.2 MΩ/c a 50 us/cm; 0.1 Celda: 0 a 500 us/cm; 1.0 Celda: 0 a 5000 us/cm Resolución 4.5 digitos significativos Exactitud 0.1% de lectura Tiempo de Respuesta de Paso 90% en 30 segundos Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Conductividad/ Resistividad Rango 0 to 2,000,000 μs/cm (2 S/cm) Resolución 4.5 digitos significativos Exactitud 0.1% de lectura Tiempo de Respuesta de Paso 90% en 30 segundos Sistema de medición de Conductividad Toroidal Thermo Scientific DataStick AquaSensor APRENDA MÁS ahora sobre DataSticks Los sensores de conductividad Aquasensors analogplus tienen un diseno de dos placas para uso continuo en aplicaciones industriales muy demandantes. Montaje de 1 a 1.5 pulg NPT Posee excepcional resistencia quimica y mecanica Sensor de temperatura integrado compensa los valores por los cambios de temperatura en el proceso Cat No. Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Conexión del Proceso Elemento de Temperatura Construcción Aprobaciones Vea la hoja de datos para información de pedido Rango: 0.01 Celda: 18.2MΩ/cm a 50 μs/cm 0.1 Celda: 0 to 500 μs/cm 1.0 celda: 0 to 5000 μs/cm Resolución: 4.5 digitos significativos Exactitud: 0.1% de lectura Tiempo de Respuesta de Paso: 90% en 30 segundos Sensor Cabeza PEEK Rango de Temperatura: -5 C a 95 C Presión Máxima: C Índice Máximo de Flujo: 10 p/segundo Sensor Cabeza CPVC Rango de Temperatura: -5 C a 75 C Presión Máxima: C Índice Máximo de Flujo: 10 p/segundo (3 m/seg) Ver seccion DataStick en pags NTC300 o PT1000 Constantes de celda: 0.01 para resistividad, 0,1 y 1.0 para conductividad Material del electrodo: Titanio o Acero Inox 316 Anillos O: Viton Material del Sensor: PEEK o CPVC Peso: 0.5 lbs (PEEK o CPVC) Cumple los requisitos de la CE para uso industrial pesado [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
29 sensores: Conductividad sensors Sensores de Conductividad Alpha Thermo Scientific Sensores de Conductividad Series Alpha Thermo Scientific Los sensores de conductividad Alpha son una opcion de bajo costo para ayudarle a cumplir los requisitos de sus procesos. Confiables y probados en el campo, los sensores Alpha le ofrecen un desempeno consistente a un precio accesible. Los electrodos de conductividad de 2 celdas incorporan un PT100 de 3 lineas para una compensacion automatica de temperatura. Electrodos duraderos de bajo mantenimiento en titanio o Inox 316 dan un desempeno consistente en altas temperaturas de hasta 200C Amplia variadad de opciones para usarse en cualquier aplicacion Disponible en conexiones de Nylon y acero de 1/2 pulg sensores: Conductividad Modelo No. ECCS T ECCS TS ECCS S ECCS SS ECCS10-0-1S ECCS10-0-1SSP ECCS10-1-0S ECCS10-1-0SSP Rango de Conductividad a 20 μs/cm 0.5 a 200 μs/cm 0.01 a 100 ms/cm Constante de Célula, K 0.01, 2-celdas 0.1, 2-celdas 1.0, 2-celdas Sensor de temperatura PT100, 3-wire Índice de Presión a 25 C Temperatura de Operación 3.4 bars (50 psi) -5 a 50 C / 23 a 122 F 5.5 bars (80 psi) -5 to 80 C / 23 to 176 F 3.4 bars (50 psi) -5 to 50 C / 23 to 122 F 5.5 bars (80 psi) -5 to 80 C / 23 to 176 F 3.4 bars (50 psi) -5 to 50 C / 23 to 122 F 6.8 bars (100 psi) -5 to 150 C / 23 to 302 F 3.4 bars (50 psi) -5 to 50 C / 23 to 122 F 0.01 to 200 ms/cm 6.8 bars (100 psi) -5 to 120 C / 23 to 248 F Material Titanio SS316 Material de fijación nylon plastico Acero inoxidable nylon plastico Acero inoxidable nylon plastico Acero inoxidable nylon plastico Acero inoxidable Rosca 1/2 NPT Dimensiones Longitud 168 mm (no incluye el cable) Diametro 12.8 mm (externo) Peso 600 g 680 g 680 g 660 g 560 g 660 g 590 g 660 g 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 29
30 sensores: Turbidez sensores: Turbidez Sobre la Medición de Turbidez La turbidez, medida en Unidades Nefelometricas de Turbidez (NTU), se refiere a la concentración de partículas no disueltas, suspendidas y presentes en un líquido. Puede ser definido como la expresión de la propiedad óptica que causa la luz al ser dispersada y absorbida más que transmitida en líneas rectas a través de la muestra. La turbidez es una medición de la claridad de la muestra, sin color. Entre más nublada está una muestra, más alta la lectura de turbidez.la alta turbidez es causada por partículas tales como cieno, microorganismos de barro y materia orgánica. Por definición, la turbidez no es una medición directa de estas partículas, sino cómo estas partículas diseminan la luz. Efectos de las Partículas No hay diferencia absoluta entre la materia disuelta y la no disuelta. La cantidad de luz diseminada no es la misma en todas las direcciones y el patrón de distribución varía con el tamaño de las partículas. La figura abajo representa cómo las partículas grandes y pequeñas muestran diferentes líneas de igual intensidad de la luz. Los patrones de distribución de diseminación muestran que cuando las partículas son iguales o más grandes que la longitud de onda del rayo de luz del incidente (1 micron),hay una gran cantidad de luz diseminada hacia adelante. Ya que las partículas se vuelven más pequeñas, el patrón se vuelve de alguna manera con forma de maní. Aunque, las partículas más pequeñas que 0.05 micrones en diámetro (coloides) diseminan la luz igualmente en todas las direcciones. Factores que influyen en la Diseminación de la Luz: 1 ] Color de la partícula la habilidad de absorber o reflejar el rayo de luz del incidente 2 ] Forma de la partícula la habilidad de los sólidos suspendidos para proveer un patrón de distribución espacial constante 3 ] Diferencia entre los índices refractivos de las partículas y el fluído de la muestra la habilidad de diseminar la luz; la intensidad de la luz diseminada aumenta en la medida que esta diferencia aumenta Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
31 sensores: Turbidez sensores: Turbidez El Papel Crítico de la Medición de Turbidez en el Tratamiento de Agua La turbidez es un parámetro importante en muchas operaciones de fábrica, tales como alimentos y bebidas y plantas de tratamiento de agua. En aplicaciones de agua potable, la turbidez del agua puede indicar la presencia de bacterias, patógenos o partículas que puedan albergar organismos perjudiciales de los procesos de desinfección; en aplicaciones industriales, la turbidez es un parámetro para la medición de la efectividad del tratamiento de agua en varios procesos de fabricación. La Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) y el gobierno local han establecido estándares especificando la turbidez en el agua potable. En los sistemas de Estados Unidos que usan métodos convencionales o filtración directa, la turbidez no puede ser mayor de 1.0 NTU en la desembocadura de la planta y todas las muestras para turbidez deben ser menores o iguales a 0.3 NTU por al menos 95 por ciento de las muestras en cualquier mes. Los sistemas que usan filtración diferente a la convencional o filtración directa deben seguir los límites establecidos, los cuales deben incluir turbidez en ningún momento superior a 5 NTU. Muchos servicios públicos de agua potable se esfuerzan por alcanzar niveles tan bajos como 0.1 NTU. Sistema de Turbidez de Solidos Suspendidos Thermo Scientific AquaSensors DataStick Conecte este sensor para Sólidos Suspendidos (TSS) directamente a una PLC para una integración continua con sistemas industriales de control. Use cualquier computadora para desplegar datos, calibrar y personalizar la medición sin un caja de analizador de electrónico intermedia. Este sistema versátil es ideal para el monitoreo de todas las concentracioens de sólidos a través de la planta de tratamiento de aguas residuales. Rango de medición de 0 a 20,000 mg/l Corrección por suciedad óptica Construcción robusta Diagnóstico y configuración local y remota Medición de temperatura incluida Montaje versátil Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Rango 0 a 10,000 mg/l (diatomita) Resolución 1 mg/l Exactitud ±1% de lectura Tiempo de Respuesta 90% en 15 segundos de Paso APRENDA MÁS ahora sobre DataSticks 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 31
32 sensors sensores: Turbidez sensores: Turbidez Sistema de Medición de Turbidez de Rango Amplio Thermo Scientific AquaSensors DataStick Conecte este sensor de turbidez de rango amplio directamente a un PLC para una integración perfecta con sistema de control industrial. Utilice cualquier computador para mostrar los datos, calibrar y adecuar las mediciones sin una caja electrónica intermedia. La cabeza del sensor de turbidez de rango amplio se encuentra pre-calibrado para turbidez y temperatura. El Sistema de Medición de Turbidez de Rango Amplio DataStick puede ser conectado a cualquier adaptador de comunicación DataStick para una medición interactiva, calibración, configuración y diagnóstico. Rango de medición de 0 a 4000 NTU Cumple ISO 7027 Incluye medición de temperatura Construcción robusta y resistente Construcción robusta y resistente Diagnóstico y configuración local y remota APRENDA MÁS ahora sobre DataSticks Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Rango: 0 a 4000 NTU Resolución: 0.1 NTU Exactitud: 1% de lectura Tiempo de Respuesta de Paso: 90% en 15 segundos Ambiente de Operación Rango de Temperatura: -5 C a 50 C Presión Máxima: C Índice Máximo de Flujo: 10 p/segundo Construcción Ventanas: Cuarzo Topología óptica: Detección a 90 y 180 de la fuente Anillos O: Viton Material de la Cabeza del Sensor: Policarbonato Material DataStick: Acero 316, PEEK o PCVC Peso: 1.2 lbs Unidades de Medición Modo de Turbidez: NTU Unidades de Temperatura: C, F Modos de medición Turbidez 90/180, rayo concentrado, luz IR Temperatura: Automática desde -5 C a 50 C Aprobaciones & índices Certificado CE; Listado culus; Clase Haz Loc 1, Div. 2, Grupos A, B, C, D [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
33 sensores: Turbidez sensors Turbidimetros de Bajo rango Thermo Scientific AquaClear AquaSensors Datastick Los sistemas de medición de turbidez para agua potable AquaClear desarrollan una medición de turbidez muy precisa en aplicaciones de agua potable. Conecte este sistema directamente a un PLC para un funcionamiento óptimo. Utilice cualquier computador para mostrar los datos, calibrar y ajustar las mediciones. Reporte los datos con salidas de corriente estandard y seleccione las alarmas con relevadores opcionales. Ahorre en costos de calibracion con volumenes pequeños de estandar de Formazina. El medidor de turbidez AquaClear es parte de la familia de productos AquaSensor DataSticks. El DataStick usa un detector óptico con conector pre-calibrado y es simplemente insertado en la cámara de muestra diseñada específicamente para preparar el agua para mediciones de turbidez. La cámara remueve las burbujas del agua de forma que las partículas sólidas pueden ser detectadas con precisión. Operación simple Cumple o excede el método EPA Medición pre-calibrada Cabezas de Sensores Plug & Play Pantalla opcional AquaPro Cat No. Vea la hoja de datos para información de pedido Meets or exceeds the requirements of EPA COMPLIANT FOR DRINKING WATER USEPA Method and Method 2130 B sensores: Turbidez Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Requisitos de Energía Construcción Unidades de Medición Aprobaciones e Índices Rango: 0 a 200 NTU Resolución: NTU Exactitud: ± 2% de la lectura o ± NUT lo que sea mayor. ±5% de la lectura arriba de 40 NTU Rango de Temperatura del agua: -5 C a 50 C Aire Rango de Temperatura: -20 C a 60 C Índice de Flujo Máximo: 500 ml/min (7.9 gal/hr) Índice Mínimo de Flujo: 250 ml/min (4 gal/hr) Rango de Voltaje: 24 VDC or VAC Energía Máxima: 8 W con AV38 DataStick & fuente de luz Energía típica: 6 W con AV38 DataStick &fuente de luz Fuente de luz: Luz blanca (tungsteno) Material de la Cámara de Muestra: Plástico ABS Volumen de la Cámara de Muestras: 135 ml Carcasa de la Fuente de Luz: Aluminio anodizado Plato de Montaje: 12 x 12 pulgadas, 4 huecos de montaje Material de la Cabeza del Sensor: Vidrio de cuarzo, aluminio anodizado Peso: 5.8 lbs Unidades de Medición: NTU Unidades de Temperatura: C, F Certificado CE; listado culus [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 33
34 sensores: Revisión de Oxígeno Disuelto sensores: Oxígeno Disuelto Qué es Oxígeno Disuelto? El Oxigeno Disuelto (OD) es una medición de la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución. Algunos gases, como el amoníaco, dioxido de carbón y cloruro de hidrógeno, reaccionan químicamente con el agua para formar nuevos compuestos. Sin embargo, gases como el nitrógeno y el oxígeno, simplemente se disuelven en el agua sin reaccionar químicamente y existen como burbujas microscopicas entre las moleculas del agua. Existen dos maneras principales en que el oxigeno disuelto ocurre naturalmente en el agua: En la atmósfera circundante, donde el oxígeno en el aire se disuelve cuando se mezcla con el agua hasta la saturación, durante el movimiento del agua; y vía fotosíntesis cuando el oxígeno es producido por plantas acuáticas y algas como un subproducto de la fotosíntesis. La cantidad de oxígeno disuelto en agua es normalmente medida en porcentaje de saturación, o expresada como una concentración en miligramos por litro de agua. Mediciones precisas de oxígeno disuelto son escenciales en procesos en donde el contenido de oxigeno afecta la velocidad de reacción, eficiencia del proceso o condiciones ambientales - tratamiento de aguas de desecho biologicas y pruebas de aguas ambientales. Principio Básico en la Medición de OD En teoría, la cantidad de OD en una solución depende de tres factores: 1 ] Temperatura del agua - la solubilidad del oxígeno se reduce a medida que aumenta la temperatura. De alli que, mientras mas fria es el agua, mayor cantidad de OD contiene, ya que la temperatura afecta tanto la solubilidad como la velocidad de difusión del oxígeno, la compensación de temperatura es necesaria para cualquier medición de OD estandarizada. 2 ] Salinidad - La cantidad de OD se incrementa a medida de que el nivel de salinidad disminuye; por lo tanto, el agua fresca mantiene más oxígeno que el agua salada. Debido a que la presencia de sales disueltas limita la cantidad de oxígeno que puede disolverse en el agua, la relación entre la presión parcial y la concentración de oxígeno varía con la salinidad de la muestra. 3 ] Presión Atmosférica - Existe una relación directamente proporcional entre la solubilidad del oxígeno disuelto y la presión atmosferica circundante. A medida que la presión disminuye debido al incremento de altitud, la cantidad de oxígeno disuelto encontrado en el agua también disminuye. Ventana óptica Fotodiodo con filtro rojo para la luz de retorno LED rojo de referencia Para el diagnóstico del sensor O 2 O 2 O O2 2 O 2 O 2 O 2 Pelicula sensible (Lumiphore) Cubierta del sensor Filtro Azul LED Azul Medición Óptica de OD La medición óptica de OD es una tecnología nueva pero ya probada para la medición de oxígeno disuelto. El Detector está fabricado de un elemento sensor (lumiphore) que es activado o excitado cuando se ilumina por una luz azul. Cuando es activado, el sensor emite una luz roja de una intensidad inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno presente en el agua. Existe también un retraso de tiempo entre el pico máximo de emisión de la luz azul y la máxima respuesta de la luz roja fluorescente. La cantidad de retraso es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno presente. Este retraso puede ser expresado como un cambio de fase entre las formas de onda de la luz azul incidente y la luz roja fluorescente Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
35 sensores: Oxígeno Disuelto Sensor de Oxígeno Disuelto Thermo Scientific AquaSensors RDO Pro Óptico El sensor de oxígeno disuelto AquaSensor RDO Pro Óptico es la última generación en la tecnología de oxígeno disuelto luminiscente aplicada para el monitoreo de aguas de desecho.conecte este sensor avanzado directamente a un PLC para una integración suave con sistemas de control industrial. Utilice cuaquier computador para mostrar los datos, calibrar o ajustar la medición sin una caja electrónica analizadora intermedia. Este sistema versátil es ideal para monitorear todos los niveles de oxígeno disuelto a través de toda la planta de tratamiento de aguas de desecho. Rango de medición de 0 a 20 ppm Sin membrana únicamente cubiertas reemplazables anualmente Altra precisión y exactitud con respuesta rápida y estable No requiere acondicionamiento antes de su uso Mantenimiento reducido calibración de larga vida Resistente al foto-blanqueado y medios con procesos abrasivos Diseño plug & play con interfase de red digital Sensor de Oxígeno Disuelto Thermo Scientific AquaSensors RDO AnalogPlus Sensores basados en un diseño polarográfico para uso continuo en las aplicaciones industriales más demandantes, este sensor automáticamente compensa los valores medidos por cambios en la temperatura del proceso y reemplazos de cubiertas de larga vida. Rango de medición de 0 a 40 ppm Resolución de 0.01 ppm La electrónica del sensor está encapsulada y sellada con O-ring para protección contra la humedad sensores: Oxígeno Disuelto Cat No. RD5A43 Cat No. Ver hoja de datos para información de pedido Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Índice IP Construcción Unidades de Medición Rango: 0 a 20 ppm, 0 a 20% saturación Resolución: Abajo de 10 ppm; 0.01 ppm, 0.1% sat Arriba de 10 ppm; 0.1 ppm, 0.1% sat Exactitud: ±0.1 ppm hasta 8 ppm, ±0.2 ppm desde 8 a 20 ppm Velocidad de respuesta del paso: 90% en 30 segundos (a 25 C) 95% en 37 segundos Rango de Temperatura del agua: 0 C a 50 C (32 F a 122 F) Presión Máxima: C Índice de Flujo Máximo: No requiere flujo Ambiental: IP-67 sin cubierta, IP-68 con cubierta instalada Material de la Cabeza del Sensor: Delrin & poliestireno Peso: 0.93 lbs. Dimensiones: 8 plg L (203.2 mm) x 1.85 plg (47 mm) de diámetro Requisitos de Montaje: 1.25 plg NPT (rosca interna atrás del sensor para adaptadores de inmersión y flotadores) Unidades de Medición: Extinción de Luminiscencia Dinámina Unidades de Temperatura: C, F Modos de Medición Oxígeno Disuelto: ppm, % Temperatura: Automática de -5 C a 50 C Aprobaciones CE, FCC, RoHS Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Construcción Aprobaciones Rango: 0 a 40 ppm, 0 a 200% saturación Resolución: 0.01 ppm Precisión: 1% de la lectura Tiempo de respuesta: 90% en 30 seg Rango de Temperatura del agua: -5 C a 50 C Presión Máxima: C Índice de Flujo Máximo: 10 pies/seg Electrodos de Procesos: Cátodo Oro, Ánodo Plata, referencia Plata (celda Clark de 3 electrodos polarográficos) Membrana: FEP Teflón Material del Sensor: PEEK. Peso: 0.5 lbs. Cumple los requisitos CE para uso industrial [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 35
36 sensores: Oxígeno Disuelto sensores: Oxígeno Disuelto Sistemas de Oxígeno Disuelto Thermo Scientific AquaSensors DataStick AquaTrace Nuestros sensores de oxígeno disuelto AquaTrace medirán con presición procesos de agua pura. Monitorear a niveles de trazas de oxígeno permitirá una rápida respuesta y minimiza los costos de inactividad. El desempeño óptimo es alcanzado cuando se utiliza en aplicaciones donde la temperatura, flujo y presión de los procesos, es estable. Diseño Amperometrico libre de reactivos Sistema OD trazas consiste de un DataStick OD traza, celda de flujo, pantalla local AV38 y está montado en el panel para una instalación sencilla Compensación de temperatura Sensores pre-calibrados plug & play Membraanas de teflón resistente en una cubierta reemplazable Medición, calibración, configuración y diagnóstico remoto. El sistema de monitoreo de OD conveniente giro de llave ofrece mediciones de bajo OD confiables con un diseño compacto. Cat No. Ver hoja de datos para información de pedido Desempeño del Sistema de Medición Construcción Aprobaciones & Índices Rango de Medición de OD: 0.1 ppb a 20 ppm Precisión para Rango Bajo (<200 ppb): ±1 ppb o ±2% de la lectura (lo que sea mayor) Precisión para Rango Alto: ±5% de la lectura Respuesta de la Medición OD: <2 horas a 10 ppb Desviación de la Medición de OD: 4% max. Durante 60 días Elemento de la Temperatura: PT1000RTD Resolución de la Temp de Medición: 0.1 C Respuesta a la Medición de Temp: <475 seg por 90% de cambio por ±50 C Rosca de Montaje del Sensor: 1 NPT enfrente y atrás del sensor. Materiales del Sensor: Inox 316, PEEK, Vitón, FETP Teflon. Conexiones de proceso: Conexión de tubería ¼ para entrada y salida. Ensamblaje cumple RoHS [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
37 sensores: Oxígeno Disuelto sensores: Oxígeno Disuelto Sistemas de Oxígeno Disuelto Thermo Scientific AquaSensors DataStick Conecte este sensor de OD directamente a un PLC para una integración fácil con sistemas de control industrial. Utilice cualquier computador para mostrar los datos, calibrar y ajustar la medición sin necesidad de una caja electrónica analizadora intermedia. El sensor puede ser reemplazado o intercambiado con cualquier otro tipo de sensor sin detener el sistema. Tecnología de celda Clark Pre-calibrado (no requiere calibración de campo) Membrana resistente Reporte de datos directos (24 bits) Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Rango 0 a 40 ppm a 200% saturación Resolución Exactitud Tiempo de Respuesta de Paso 0.01 ppm 1% de lectura 90% en 90 segundos APRENDA MÁS ahora sobre DataSticks 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 37
38 sensores: Revisión de Ozono Disuelto sensores: Oxígeno Disuelto Qué es la Medición de Ozono Disuelto? El ozono es una forma tri-atómica del oxígeno (O3) y existe naturalmente como un gas. El ozono se forma cuando el oxígeno está en contacto con energía UltraVioleta (UV). La energía UV separa la molécula de oxígeno, la cual luego se une a otra molécula de oxígeno. La molécula de gas ozono resultante quiere regresar a su estado diatómico estable (O2). Para lograr eso, esta debe reaccionar con otro compuesto o transferir energía por medio de otra fuente. Esto hace que el Ozono sea uno de los más fuertes desinfectantes disponibles y puede ser utilizado para destruir los compuestos orgánicos que afectan el olor y el sabor del agua potable. Este proceso no corroe ni causa incrustaciones. Adiciomamente, el ozono posee un fuerte olor a bajos niveles, pero es extremadamente rápido eliminando la actividad microbiológica en el agua en dosis relativamente bajas. El ozono disuelto es muy utilizado en muchas industrias para la sanitización del agua y la limpieza de los sistemas de alimentos y bebidas. Las situaciones ambientales han llevado al incremento de utilizar el ozono ya que, a diferencial del cloro, este no forma sub-productos peligrosos. Su efectividad es medida sabiendo cuánto ozono ha entrado al agua, cuánto ha quedado y el grado al cual ha sido removido antes que el proceso lo utilice para su desinfección. La observación contínua de la tendencia en estas mediciones es necesaria para un monitoreo continuo de calidad y la medición puede ser utilizada para un lazo cerrado de control de ozonización Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
39 sensores: Ozono Disuelto sensores: Oxígeno Disuelto Sensor de Ozono Disuelto Thermo Scientific AquaSensors AnalogPlus Sistemas de Medición de Ozono Disuelto Thermo Scientific AquaSensors DataStick Conecte este sensor de ozono directamente a un PLC para una integración fácil con sistemas de control industrial. Utilice cualquier computador para mostrar los datos, calibrar y ajustar la medición sin necesidad de una caja electrónica analizadora intermedia. El sensor puede ser reemplazado o intercambiado con cualquier otro. Tecnología de celda Clark Pre-calibrado (no requiere calibración de campo) Cabeza del sensor Plug & Play, membrana durable y resistente Contacte a servicio al cliente o su rep de ventas para configurar un sistema DataStick Desempeño del Sistema de Medición Rango 0 a 10 ppm Resolución Exactitud Tiempo de Respuesta de Paso 0.01 ppm 2% de lectura 90% en 90 segundos APRENDA MÁS ahora sobre DataSticks El sensor de ozono disuelto AnalogPlus tecnología de celda Clark polarográfica usa tres electrodos para trabajar continuamente en la mayoría de aplicaciones industriales más desafiantes. Cuando se utiliza en conjuunto con el transmisor/ Analizador universal AV88, el sensor de ozono disuelto provee soluciones efectivas a los procesos de control. Diseño de sensor polarográfico para uso continuo en la mayoría de aplicaciones industriales demandantes Cubierta de reemplazo de membrana de larga vida Rango de medición de 0 a 40 ppm Resolución de 0.01 ppm Cat No. Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Construcción Aprobaciones Ver hoja de datos para información de pedido Rango: 0 a 10 ppm Resolución: 0.01 ppm Precisión: 2% Tiempo de respuesta: 90% en <90 segundos Cabeza del Sensor PEEK Rango de Temperatura del agua: -5 C a 50 C Índice de Flujo Máximo: C Polarográfico de Tres Electrodos: Celda Clark, Cátodo Oro, Ánodo Plata, referencia Plata. Ensamblaje de la cubierta de la membrana (remplazable): Teflón PFA Anillos-O: Viton Material del Sensor: PEEK. Peso: 0.5 lbs. Cumple los requisitos CE para uso industrial [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 39
40 sensores: Cloro sensores: Cloro Acerca de la Medición de Cloro El cloro y los compuestos liberados por el Cloro son frecuentemente utilizados como desinfectantes en albercas, agua potable y otros sistemas de tratamiento de agua. La cloración rutinaria mata a los microorganismos dañinos. En las aplicaciones en donde existe contacto humano con el agua, es esencial que la cantidad correcta de cloro esté presente. Insuficiente cloro, bajará la eficiencia de la desinfección, mientras que el exceso de cloro causará irritación de ojos y piel y llegaría a ser un peligro para la salud. La mayoría de los métodos de desinfección matan los microorganismos eficientemente pero no dan ninguna protección contra la recontaminacíón más allá del sistema de suministro. El Cloro tiene la ventaja de ser un desinfectante efectivo y sus residuos pueden proteger a lo largo de la línea de suministro desde el punto de desinfección. Cómo trabaja el Cloro? Cuando el Cloro es agregado al agua, este mata a los microorganismos al contacto directo. El Cloro desinfecta el agua pero no la purifica. El cloro lleva tiempo para matar los microorganismos. A temperaturas de 180 C y más, el Cloro deberá estar en contacto con el agua por al menos 30 minutos. Si el agua está más fría, entonces el contacto deberá ser mayor. Por lo tanto, es necesario agregar Cloro al agua mientras ingresa al tanque de almacenamiento o a una tubería de suministro extensa para dar al Cloro el tiempo necesario de desinifección antes de que llegue al consumidor. Cloro Residual Cuando el Cloro es agregado al agua, este ataca la materia orgánica e intentará destruirla. Si suficiente Cloro es agregado, algo de él quedará aún en el agua después de que todos los posibles organismos han sido destruidos. Lo que queda de Cloro se llama Cloro Libre, esto demostraría que la mayoría de organismos peligrosos han sido removidos del agua y es segura para beber. Este proceso es llamado Medición de Cloro Residual. Analizando Cloro Residual/Cloro Libre Un método usado para analizar cloro residual es el método químico DPD (N,N-dietil-p-fenilanediamina) utilizando un colorímetro. Este método involucra un reactivo que es mezclado con un volumen pequeño de la muestra de agua. El reactivo específicamente y selectivamente reacciona con el analito para formar un complejo coloreado con el cloro. La muestra coloreada es analizada por medio de la lectura de absorbancia y la absorbancia es comparada a una curva de calibración. Mientras más fuerte el color, más alta la concentración de cloro en el agua. Cuándo y Dónde Analizar el Agua? La Cloración continua es mayormente utilizada en suministros de agua en línea. El agua normalmente se analiza en busca de cloro residual en los siguientes puntos: Inmediatamente después de agregar el cloro al agua para asegurar que el proceso de cloración está trabajando. A la salida al consumidor, lo más cerca posible del punto de cloración, para revisar que los niveles de cloro residual están dentro de niveles aceptables. En los puntos más alejados de la red en donde se supone que los niveles de cloro se encuentran debajo de los niveles mínimos, podría ser necesario agregar más cloro en un punto intermedio en la red. Mientras más altos sean los niveles de cloro en el suministro, más y mejor el químico protegerá el sistema contra contaminación. Sin embargo, altos niveles de cloro, dan al agua un olor y sabor desagradable y podrían causar problemas de salud. En el uso normal, los niveles de cloro residual al punto en donde el agua llega al consumidor, debería estar entre 0.2 y 0.5 mg/l. El punto más alto deberá estar cerca del punto de desinfección y el nivel más bajo en el punto más lejano de la red de suministro. Qué es Cloro Total? Cuando el cloro libre ataca los microorganismos en el agua, llega a ser cloro combinado y no sirve más para ser usado como desinfectante. El cloro total no es más que cloro libre más cloro combinado Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
41 sensores: Cloro Sistema de Monitoreo y Sensor de Cloro Libre Thermo Scientific AquaSensors DataSticks AquaChlor sensores: Cloro El sensor de Cloro Libre AquiaChlor está diseñado para procesos de agua limpia entre 4 a 9 ph, el mejor desempeño se obtiene cuando es utilizado en aplicaciones en donde el ph, temperatura, flujo y presión son estables. El sistema AquaChlor consiste está compuesto por el sensor de cloro libre, el controlador con pantalla local AV38, módulo opcional de ph DataStick y concentraciones de ácido hipocloruro (HOCl) y Ión hipoclorito (OCl-) pre-calibradas para determinar los niveles de cloro presentes. Diseño amperométrico libre de reactivos Cumple con el método EPA para monitoreo de agua potable en línea Compensación Automática o manual del ph Temperatura compensada Sistema de monitoreo turn-key para un desempeño óptimo Pantalla AquaPro opcional Cat No. Ver hoja de datos para información de pedido Descripción Desempeño del Sistema de Medición Ambiente de Operación Operación en Cloro Libre Construcción Sistemas AquaChlor. Sistema de medición de cloro libre pre-calibrado y sensor de ph opcional, compensación de temperatura integrada con módulo(s) DataStick, cámara de muestra de bajo flujo, placa de montaje y controlador/pantalla local. Rango de Medición: 0 a 10 ppm Resolución: 0.01 ppm Límite Mínimo de Detección: 0.03 ppm Precisión: ±3% de la muestra medida (a ph constante de 4.0 a 7.2) ±10% de lamuestra analizada (a ph arriba de 9.0) Tiempo de respuesta: 90% en 90 segundos Rango de Temperatura del agua: 0 C a 45 C (32 F a 113 F) Presión Máxima: C Flujo de Muestra en la Cámara: 200 a 250 ml/min Cuando DataSticks de cloro y ph están conectadas a una pantalla local AV38, las curvas de disociación de HOCl y OCl están compensadas en ph y utilizadas para calcular cloro libre presente. Un valor estable de ph puedenn ser ingresado manualmente. Electrodos de Procesos: Cátodo Oro, Ánodo Plata. Membrana: Teflón Anillos-O: Viton Cámara de Flujo: Acrílico Material del Sensor: Noryl. Material del DataStick: CPVC Peso: 1.2 lbs. Aprobaciones Certificado CE; listado culus; Clase Loc Haz 1, Div. 2, Grupos A, B, C, D [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 41
42 sensores: sensors Cloro sensores: Cloro Analizador de Cloro Thermo Scientific Orion Análisis de niveles de cloro en tiempo real Cat No. CXP71, CXP72, CXP73 Desempeño Precisión/Repetibilidad 3% Exactitud/ Estabilidad ±5% Analizador de Calidad de Agua en Línea Thermo Scientific Orion Chlorine XP El analizador en líne Orion Chlorine XP mide cloro libre, cloro total y cloro total combinado con un colorímetro, dando resultados precisos y confiables de cloro en agua. Tiene acaracterísticas como calibraciones mínimas y es compatible con todos los sistemas de desinfección. Este sistema basado en DPD usa una mínima cantidad de reactivo dando un bajo costo de propiedad. El analizador Orion XP puede ser configurado para medir cualquiera de los siguientes parámetros de la calidad del agua: Cloro libre Cloro total Ambos: Cloro libre y total Ajuste de Punto Cero Duración del Ciclo/ Tiempo de Respuesta Parámetros Rango de Medición Costo de Propiedad Mantenimiento Calibración Consumo de energía Utilización de Reactivo Peso Dimensiones (WxHxD) Opciones/ Características Encapsulado I/O Local Tipo de Pantalla Servicio/ Mantenimiento Requisitos Adicionales Operación, Temperatura de la muestra Presión Máxima de Entrada Autocero en cada lectura 2 a 10 minutos FC, TC, F&TC, ORP, ph, Temp 0 a 10 ppm (Cl); 0-14 (ph); mv (ORP); TP-100 (temperatura) 1-2 meses por reemplazo de reactivo y limpieza de filtros Cada 6 meses (solamente ph) Aprox. 60VA DPD hasta 2 meses 11 lbs (4.5 Kg) 67 cm x 33 cm x 14 cm 26 x 13 x 5.5 Encapsulado IP-65 (NEMA 4 equivalente) RS-485 estándar; 2-4 a 20 ma estándar 4-4 a 20 ma opcional 5.5 gráfico monocromático. LCD caracteres con luz de fondo, alarmas y estado Celda con auto-limpieza 32 F a 212 F (0 C a 100 C) 14.5 psi (1 bar) Además, el Chlorine XP ofrece: Inteface gráfica intiuitiva Instalación y operación sencilla y rápida Auto-Calibración y Auto-Limpieza Intervalos de mantenimiento más largos comparados a otos sistemas de DPD Reemplazo de reactivos simple y rápido Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
43 analizadores en línea: sensors Revisión Los Analizadores en Línea Thermo Fisher Scientific ofrece un amplio rango de analizadores de agua en línea diseñados para medir concentraciones de especies químicas variadas en un ambiente en línea, incluyendo sílice, sodio, cloro, hidracina, amoníaco, flúor y oxígeno disuelto, calcio y dureza. Las mediciones en línea han llegado a ser muy importantes para cumplir los estrictos requisitos de las regulaciones para los niveles de contaminantes del agua y los analizadores Thermo Scientific Orion están listos para cubrir todas sus necesidades de mediciones críticas. analizadores en línea: Revisión Analizadores Thermo Scientific Orion Detección temprana en línea de niveles de sílice Analizador de Sílice 2230 Thermo Scientific Orion Nuestro Analizador de Sílie 2230 Orion suministra mediciones en línea continua de sílice reactiva para proteger sistemas críticos. Gracias al diseño optimizado del Analizador 2230 Orion, el consumo de reactivo está reducido drásticamente comprardo con otros sistemas, reduciendo así los costos totales de propiedad. Bajo consumo de reactivo gracias a su diseño altamente optimizado Amplio rango de detección o a 5000 ppb suministra un análisis más completo de la intrusión del sílice en el proceso. Menú de navegación sencillo una estructura fácil de entender y leer Tamaño compacto Tamaño del sistema total acctualmente más pequeño en el mercado, capaz de estar en panel o montado en pared. Cat. No Descripción Analizador de Sílice Modelo 2230 Rango de Medición 0 a 5000 ppb autorango o programable Error en Exactitud Error de Resolución Tiempo de Respuesta Error de Repetibilidad Límite de Detección Método Menos del 5% de la lectura o ±5 ppb, lo que sea más grande, desde 0 a 300 ppb. Menos del 10% de lectura desde 300 a 5000 ppb. 0.5 ppb en todos los rangos Menos de 15 minutos por análisis Menos del ±2% de la lectura o ±5ppb, lo que sea más grande desde 0 a 300 ppb. Menos de ±5% de lectura desde 300 ppb a 5000 ppb 0.5 ppb Absorción óptica a 810 nm [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 43
44 analizadores sensors en línea: Sodio analizadores en línea: Cloro Analizadores Thermo Scientific Orion Exactitud y fiabilidad con años de rendimiento comprobado Analizador de Sodio Thermo Scientific Orion 2111XP Análisis confiable de sodio en muestras críticas Nuestro analizador de sodio Orion 2111XP ofrece una inigualable confiabilidad en el análisis de muestras críticas del proceso a lo largo de la generación de energía/vapor y las industrias de agua industrial. Los analizadores de sodio líderes en el mercado los más vendidos más que otros combinados Disponibles en tres paquetes de aplicación: Amoníaco, Disopropilamina (DIPA) y Catión/Altamente Ácido Proporciona mediciones estables, sin desviación que eliminan la necesidad de calibración frecuente Analizadores de Soido de Bajo Nivel Thermo Scientific Orion 2111LL Mediciones de sodio ultra-baja, exactas Nuestro analizador de sodio de bajo nivel Orion 2111LL excede las demandas de alta pureza en las mediciones de agua Detección de nivel ultra bajo a ppb para detección de trazas en agua de alta pureza y en la generación de vapor Fácil de operar y calibrar Provee una respuesta rápida a cambios a ultra bajos niveles, tiempo real de notificación de las condiciones de sodio Reactivo Amoníaco Disopropilamina Rango 0.30 ppb a 200 ppm ppb a 10 ppm Resolución 1, 2 o 3 dígitos 2, 3 o 4 dígitos Exactitud (con DKA cal) ±5% o 0.3 ppb ±5% o 0.1 ppb Cat No. 2111XPEN 2111LLEN Descripción Analizador de sodio con paquete de caja protectora Analizador de sodio de bajo nivel con paquete de caja protectora [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
45 analizadores en línea: sensors Cloruro Analizadores Thermo Scientific Orion Ciclo de vapor preciso y en tiempo real y monitoreo y control quimico de la caldera analizadores en línea: Cloruro Analizador de Cloruro de Bajo Nivel Thermo Scientific Orion 2117LL Analizador de Cloruro Thermo Scientific Orion 2117XP Analizador de Cloruro de Alto Nivel Thermo Scientific Orion 2117HL Mediciones en línea continuas de cloro a niveles bajos de partes por billón El analizador de cloruro de bajo nivel Orion 2117LL da detección temprana del ingreso de cloruro desde la alimentación de agua para ayudar a su planta a mantener el balance óptimo de purificación de agua. Detecta el cloruro en tiempo real proporcionando resultados exactos y confiables El único monitor en tiempo real del mercado capaz de leer a 5 ppb Operación simple y mantenimiento mínimo requerido sin partes movibles Detección de cloro en tiempo real con largos ciclos de calibración El analizador de cloruro Orion 2117XP detecta el cloruro en tiempo real proporcionando resultados exactos y confiables con los que puede contar. Ofrece una detección temprana del ingreso de cloruro desde la alimentación de agua, optimizando el balance de la planta de purificación de agua con facilidad Muestra continuamente los niveles de cloruro para ayudar a monitorear y prevenir la corrosón que puede causar daños mecánicos Calibración rápida y altamente exacta que aumenta la productividad Analizadores de nivel de cloro en tiempo real La solución para sus necesidades de medición de cloruro de alto nivel el analizador de cloruro de alto nivel Orion 2117HL ofrece liderazgo en la industria para medir los niveles elevados de cloruro en tiempo real Ofrece tecnología de electrodos superior para estabilidad, combinado con un diseño fluídico virtualmente libre de mantenimiento No requiere reactivo para análisis Mediciones repetibles y verificables en una mirada usando la pantalla grande Reactivo Acido fórmico Acido fórmico No se requiere Rango 5 ppb a 10 ppm 0.1 ppm a 100 ppm 75 ppm a 1000 ppm Resolución 2, 3 o 4 dígitos 2, 3 o 4 dígitos 2, 3 o 4 dígitos Exactitud 10% de la lectura o ±5 ppb, la que sea más grande, dentro de ±5 C de temperatura de calibración, la que sea más grande (con cal DKA): ±0.1 ppm o 10%, el que sea más grande Exactitud (con cal DKA): ±10% Cat No. 2117LLEN 2117XPEN 2117HLEN Descripción Monitor de Cloro de Bajo Nivel con Paquete de caja protectora Analizador de sodio de bajo nivel con paquete de caja protectora Analizador de sodio de bajo nivel con paquete de caja protectora [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 45
46 analizadores sensors en línea: Oxígeno analizadores en línea: Oxígeno Analizadores de Remoción de OxígenoThermo Scientific Orion Sistemas de control y optimización de la remoción de oxígeno Analizador de Remoción de Oxígeno Thermo Scientific Orion 2118XP El nuevo analizador de remoción de oxígeno Orion 2118XP ofrece resultados incomparables para el control y optimización de la remoción optimización de los sistemas de remoción de oxígeno. Controle el gasto y proteja su sistema usando el Orion 2118XP el balance perfecto de desempeño y fácil uso. Nuestra química única mide la mayoría de remoción de oxígeno con un simple cambio en el estándar Correlación repetible y verificable de lecturas de hidracina para concentración ELIMIN-Oxs. Provee mediciones estables y sin desviaciones con mantenimiento mínimo y menos calibraciones frecuentes. Reactivo Rango Resolución Exactitud (con DKA cal) Yoduro Hidrazina: 0 ppb a 200 ppb ELIMIN-OX; 0 ppb a 1000 ppb 2, 3 o 4 dígitos ±5% o 2 ppb ELIMIN-OX: ±5% o 30 ppb Cat No. Descripción 2118XPEN Analizador de Remoción de Oxígeno con Paquete de Caja de Protección [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
47 analizadores en línea: ammonia sensors Analizadores de Amoníaco Thermo Scientific Orion Resultados de amoníaco en tiempo real para un control efectivo de la corrosión analizadores en línea: ammonia Analizador de Amoníaco Thermo Scientific Orion 2110XP El nuevo analizador de amoníaco Orion 2110XP proporciona mediciones continuas, directas y precisas para el control y optimización de los niveles de amoníaco en la caldera. Reduzca los costos operacionales mientras produce vapor con la más alta pureza con fácil uso para resultados que solamente el Orion 2110XP puede proporcionar. El Orion 2110XP muestra los cambios más sensitivos en concentración de amoníaco para la optimización y control del condensador y el alimentador de aguas. Diseñado para la especificación de amoníaco su química única ofrece resultados insuperables en una amplia gama sin efectos de fondo de ph y conductividad Mediciones de amoníaco repetibles y verificables usando la tecnología superior en electrodos de amoníaco Mantiene la sensitividad y la exactitud a altos y bajos niveles para producir resultados rápidos con la máxima confianza. Reactivo Rango Resolución Exactitud (con DKA cal) Yoduro Hidrazina: 0 ppb a 200 ppb ELIMIN-OX; 0 ppb a 1000 ppb 2, 3 o 4 dígitos ±5% o 2 ppb ELIMIN-OX: ±5% o 30 ppb Cat No. Descripción 2110XPEN Analizador de Remoción de Oxígeno con Paquete de Caja de Protección [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 47
48 analizadores sensors en línea: Fluoruro analizadores en línea: Fluoruro Analizadores de Fluoruro Thermo Scientific Orion Mediciones de Fluoruro fáciles, confiables y exactas Thermo Scientific Orion 2109XP Fluoride Analyzer Como pioneros en la tecnología de electrodos para fluoruro, el analizador de fluoruro Orion 2109XP está basado en el Método de Prueba Estándar para Ión de Fluoruro en Agua (ASTM D ). El Orion 2109XP proporciona mediciones de fluoruro de la más alta calidad requeridas por la Ley de Seguridad en Agua Potable (1974) para control exacto de los niveles de fluoruro entre 1.4 and 2.4 ppm. El analizador para fluoruro Orion 2109XP ofrece exactitud, confiabilidad y fácil uso para cumplir mejor las demandas para análisis de fluoruro con completa seguridad. El Orion 2109XP maximiza el tiempo de actividad y mantiene su planta en perfecto funcionamiento ofreciendo incomparable rendimiento y versatilidad. Implementa el reconocido método EPA para análisis de fluoruro usando un electrodo de ión selectivo (ISE) Elimina problemas con la turbidez y sólidos suspendidos en las muestras Correlaciona en línea IC para la validación QA/QC Reactivo Rango Resolución Exactitud (con DKA cal) Ácido fórmico 10 ppb a 200 ppm 2, 3 o 4 dígitos ±10% o 10 ppb, lo que sea más grande Cat No. Descripción 2109XPEN Analizador de Fluoruru con Paquete de Caja de Protección [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
49 analizadores en línea: Calcio Analizadores de Calcio Thermo Scientific Orion Detección temprana de avance para maximizar la integridad de proceso de purificación de agua analizadores en línea: Calcio Analizador de la Dureza de Calcio Thermo Scientific Orion 2120XP Muchas aplicaciones industriales y comeriles deben eficiente y económicamente producir la más alta calidad en la alimentación del agua para vapor de alta pureza en la generación de energía o el mejor sabor en el agua embotellada disponible para los consumidores. El monitor de dureza de calcio Orion 2120XP detecta calcio como el mayor componente de la dureza en tiempo real proporcionando resultados exactos y confiables con los que puede contar. Limitar los costosos efectos de purificación de agua incorrecta nunca ha sido tan fácil. El monitor continuamente muestra niveles de dureza en calcio para prevenir el sarro en el tubo de la caldera, corrosión, restricción del flujo de agua y la pérdida de la eficiencia en la transferencia de calor para aplicaciones de generación de energía. Proporciona una detección temprana del avance debido a la suavización del desgaste de zeolita maximizando la integridad de su proceso Muestra los niveles de la dureza de calcio para ayudar a prevenir el sarro en el tubo de la caldera y la corrosión Tecnología de larga vida del sensor que ofrece estabilidad y alto rendimiento. Reactivo Rango Resolución Exactitud (con DKA cal) Ácido fórmico 25 ppb a 500 ppm 1, 2 o 3 dígitos ±10% o 10 ppb CaCO 3, lo que sea más grande Cat No. Descripción 2120XPEN Analizador de Dureza de Calcio con Paquete de Caja de Protección [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 49
50 transmisores: revisión transmisores: revisión Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de sistemas de medición simples y multi-parámetros. u Mediciones y análisis de u Mediciones precisas y u precisión avanzada confiables Mediciones para propósitos generales confiables y rentables Analizadores ph/orp y Conductividad Thermo Scientific Orion Series 2100 Ofrecido en configuraciones de canal simple o dual, todos con protocolos de comunicación opcionales digitales, estos analizadores están diseñados para fácil operación y confiabilidad en la medición. Fácil operación y calibración Mediciones fáciles y estables Compensación de temperatura flexible Plataforma expandible Analizador Inteligente para Procesos Thermo Scientific AquaPro Con hasta cuatro parámetros, una interfaz amigable al usuario y menús fáciles de entender en siete idiomas, el analizador AquaPro con su plataforma sofisticada es altamente flexible y cumple las necesidades de aplicaciones de proceso completo alrededor del mundo. La capacidad multi-canal reduce el número de transmisores requeridos Capacidad flexible hasta cuatro entradas para sensores (análogos o digitales) Alta visibilidad y fácil de usar con gran pantalla a color Plataforma expandible puede ser usada con muchos diferentes sistemas de datos Thermo Scientific AquaSensors AV38 DataStick Analyzer El analizador de doble canal AquaSensors AV38 DataStick es robusto e ideal para el uso industrial pesado. Se conecta a cualquier sistema DataStick Ahorro de espacio recinto de ¼ DIN Fácil visibilidad de los datos de temperatura y sensor Opciones de protocolo digital para mediciones remotas, calibración, configuración y diagnósticos. Analizador Universal Thermo Scientific AquaSensors AnalogPlus AV88 El robusto, analizador de canal simple AquaSensors AV88 es ideal para uso industrial pesado. Se conecta a cualquier sensor AnalogPlus usando conector en módulo Ahorro de espacio recinto de ¼ DIN Fácil visibilidad de los datos de temperatura y sensor Opciones de protocolo digital para mediciones remotas, calibración, configuración y diagnósticos. Transmisores/Controladores Thermo Scientific Series Alpha 2000 Si es ph, ORP, conductividad u oxígeno disuelto su medición, los controladores de canal simple de las series Alpha combinan operaciones simples con rendimiento excepcional y valor. Construcción confiable y durable Fácil operación con seis botones Versatilidad para fácil personalización a su aplicación Opción de versiones de panel de montaje de ½ o ¼ DIN Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
51 transmisores: multi-parámetros transmisores: multi-parámetros Analizadores para ph/orp y Conductividad Thermo Scientific Orion Series 2100 Mediciones simples, duales o combinadas de ph/orp y conductividad Los analizadores de las series Orion 2100 para ph/orp, conductividad/resistividad o una combinación de ambos proporcionan mediciones exactas y confiables en los severos ambientes industriales. Ofrecidos en configuraciones de canales simples o duales todas con protocolos de comunicación opcional digital estos analizadores establecen un nuevo estándar para operación fácil y confiabilidad en las mediciones. Nuestro sistema incopora décadas de experiencia tecnológica de los sensores Orion y entrega resultados rápidos con estabilidad completa. El LCD grande retro-iluminado proporciona una pantalla de 3 líneas de parámetros que incluyen desplazamiento de texto de mediciones y mensajes de calibracón. El recinto robusto de ½ DIN químicamente resistente ofrece protección NEMA 4X IP 65 así como un diseño compacto para facilitar la instalación en un panel (montaje estándar) o para el montaje en tubo. La protección de contraseña multi-nivel ofrece la seguridad necesaria para la integridad de los datos. Los niveles de acceso de supervisor a operador protegen los parámetros de configuración personalizado y permite acceso de sólo lectura para la medición, calibración y registros de diagnósticos, evitando que se produzcan cambios accidentales o modificaciones imprevistas. La seguridad en sus resultados nunca ha sido tan fácil. Desarrollado con décadas de experiencia en análisis de agua ultra pura, nuestra medición y algoritmos de compensación de temperatura ofrecen el más alto nivel de exactitud a través de las medidas más difíciles de alta pureza. Nuestro sistema ofrece una compensación catión y amoníaco/eta para personalizar a las necesidades de su planta. Entradas de compensación de temperatura flexible son adecuados para su uso con una amplia variedad de sensores Recinto personalizado resistente NEMA 4X ½ DIN apto para montje en panel (estándar) o montaje en tubo Ofrece interfaz avanzada de usuario con menús de diagnósticos, medición y calibración detallada Rango 0 a 14 Resolución 0.1, 0.01 Exactitud Relativa +/ Función de Espera Sí Auto Reconocimiento SÍ de Búfer Compensación de SÍ Solución Cat No. Descripción 2102PH Solamente analizador de canal simple para ph/orp 2102PH [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 51
52 transmisores: multi-parámetros transmisores: revisión Analizador Inteligente Multi-Entrada de Procesos Thermo Scientific AquaPro Proporciona exactitud, amigable al usuario, monitoreo en línea de los procesos de aplicación desde la generación de energía al agua municipal y aguas residuales Información de Procesos Detallada en una Mirada Mostrado el estado de hasta cuatro parámetros simultáneamente, AquaPro proporciona fotos completas del estado del proceso en un instrumento simple. Esta capacidad multi-canal reduce tanto el número de equipos requeridos y el tiempo necesario para instalación, mantenimiento y actualizaciones. Un Analizador para Hoy y Mañana Los usuarios selecciona desde siete idiomas y configuran el AquaPro mediante menús de lenguaje claro y sencillo. La operación es sencilla e intuitiva para todos los parámetros desde mediciones básicas para ph hasta complejas de cloro libre. AquaPro proporciona un interfaz simple para PLC, SCADA y otros sistemas de control basados en PC y compatibilidad con todos los protocolos de comunicación de datos de la industria actual Modbus RTU sobre RS485 o RS232, DeviceNet, Profibus, Ethernet/IP, Modbus TCP y CANopen. Puede ser fácilmente actualizado para respaldar cualquier protocolo futuro usando nuestro diseño único modular. AquaPro es completamente compatible con un amplio rango de sensores analíticos de líquido ya sea análogos o digitales permitiendo mediciones de muchos parámetros, incluyendo: MIRE El analizador AquaPro en acción ph/orp Conductividad (incluyendo resistividad, concentración, salinidad y STD) Oxígeno disuelto Ozono disuelto Cloro libre Turbidez Sólidos suspendidos Cat No. Descripción Xxxxx Analizador Inteligente de Procesos Multi-Entrada AquaPro (llame para configuración) Ambiente de Operación -20 a 60 C (-4 a 140 F) Humedad Máxima 95% sin-condensación Eléctrico Requisitos de Energía Opción de Energia AC: VAC, 50/60Hz 0.4A Max & 25 C Salidas ±10% o 10 ppb CaCO3, lo que sea más grande Bucle de Corriente Dos por entrada de medición (Max 8) 0/4-20mA (Aislado), Resolución.01mA Relés Tres relés de forma C, 5A a 250V - Asignable (Estándar) Tres relés de forma C, 5A a 250V - Asignable (Opcional -Espacio 4) [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
53 transmisores: simples y multi-parámetros Analizador Universal de Parámetro Simple Thermo Scientific AV88 AnalogPlus Monitor y Controlador Local Multi-Parámetro Thermo Scientific AV38 DataStick transmisores: simples y multi-parámetros Conecte a cualquier sensor AnalogPlus usando el módulo plug-in para desplegar los datos del sensor y la temperatura. Ahorra espacio en un recinto ¼ DIN La característica incluye dos salidas de corriente de 4 a 20 ma y dos relés de forma C Ofrece opción de protocolos digitales para mediciones remotas, calibración, configuración y diagnósticos Controlador PID para uso con sensor ph y conductividad AnalogPlus Conecte a cualquier sistema de medición DataStick para mostrar los datos del sensor y la temperatura. Ahorra espacio en un recinto ¼ DIN La característica incluye dos salidas de corriente de 4 a 20 ma y dos relés de forma C Ofrece opción de protocolos digitales para mediciones remotas, calibración, configuración y diagnósticos Controlador PID para uso con sensor ph y conductividad DataStick Cat No. Vea la hoja de información para ordenar Cat No. Vea la hoja de información para ordenar Opciones de Montaje Gabinete para montaje en pared: NEMA 4X Montaje en Panel: ¼ or ½ DIN NEMA Panel 4X de montaje disponible Solamente Pantalla: con junta NEMA 4X Opciones de Montaje Gabinete para montaje en pared: NEMA 4X Montaje en Panel: ¼ or ½ DIN NEMA Panel 4X de montaje disponible Solamente Pantalla: con junta NEMA 4X Interfaz de Usuario Pantalla: LCD de 2 líneas por 16 caracteres Interfaz de Usuario Pantalla: LCD de dos líneas por 16 caracteres Luz Trasera Verde de alto contraste Luz Trasera Verde de alto contraste Teclado 4 flechas direccionales, MENU, ESCAPE y ENTER Teclado 4 flechas direccionales, MENU, ESCAPE y ENTER Condiciones Ambientales Módulos de Sensor Intercambiables Sensores Respaldados Rango de Temperatura en Ambiente de Operación: -20 a 65 C Humedad Relativa Máxima: 95% sin condensación Módulo de personalidad de 1-plg de largo se enchufa el dentro del AV88 para que funcione con cualquier sensor AnalogPlus configurado con un elemento de temperatura PT1000 ph, ORP, dos electrodos de conductividad, dos electrodos de resistividad, conductividad toroidal, oxígeno disuelto y ozono disuelto. Condiciones Ambientales Conexión de Sensor DataStick Sensores Respaldados Rango de Temperatura en Ambiente de Operación: -20 a 65 C Humedad Relativa Máxima: 95% sin condensación Respalda sensoeres de 1 a 255 Modbus RTU DataStick de cualquier tipo ph, ORP, dos electrodos de conductividad, conductividad toroidal, oxígeno disuelto (ppm y ppb), ozono disuelto, agua potable y turbidez de amplio rango, sólidos suspendidos y cloro libre. Aprobaciones Cumple los requerimientos CE para uso industrial pesado Aprobaciones Cumple los requerimientos CE para uso industrial pesado [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 53
54 transmisores: parámetro-simple transmisores: parámetro-simple Transmisores/Controladores Thermo Scientific Series Alpha 2000 Los transmisores/controladores de las Series Alpha 2000 combinan la operación con seis botones simples con rendimiento excepcional. Confiable, durable y rentable, cada contolador está construido para uso fácil y versatilidad, de manera que es fácil personalizar su procesador de acuerdo a sus necesidades de aplicación. Los medidores viene para pared en ½ DIN y montaje en panel o ¼ DIN para que las versiones de montaje en panel cumplan sus requerimientos de instalación en la mayoría de ambientes severos. Transmisor/Controlador Thermo Scientific Alpha ph 2000 El controlador Alpha ph 2000 cuenta con un modo simétrico de operación que permite, lecturas exactas ph/orp en ambientes electricamente ruidosos. El gabinete IP65 NEMA 4X es a prueba de agua y resistente a la corrosión, protegiendo el medidor contra elementos severos. Rango amplio de ph de a exactitud de ph a 2-decimales Mediciones en modo ORP en concentración mv o %, con modos de calibración independiente Rápido, fácil calibración con botón de pulso con reconocimiento automático de búfer. Muestra el estado del electrodo después de cada calibración Controla y mide ph y ORP simultáneamente con operación master-slave al colocar dos controladores lado a lado Acepta electodos de Antimonio útil en aplicaciones que involucran ácido hidrofluorico (HF) Modelo No. Montaje en pared TSCONCTP2000W Montaje en panel TSCONCTP2000P Cat. No. 01X / 01X Rango de ph a Rango de ORP a 1000 mv/0 a 100% Compensación de Temperatura Auto/manual (proceso independiente/temperatura CAL) Puntos de Configuración Dos, intercambiables Salidas Dos 0/4 a 20 ma salidas expansibles para ph/orp y temperatura, galvánicamente aislada Pantalla Retro-iluminación LCD Rango de Temp. De Operación 0 a 40 C Dimensiones Montaje en pared (TSPHCTP2000W) ½ DIN, 144 x 144 x 110 mm Montaje en panel (TSPHCTP2000P) ¼ DIN, 96 x 96 x 175 mm Protección de Montaje en pared (TSPHCTP2000W) IP66 NEMA 4X Ingreso Montaje en panel (TSPHCTP2000P) IP54 panel frontal Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
55 transmisores: parámetro-simple Transmisor/Controlador Thermo Scientific Alpha COND 2000 El controlador Alpha COND 2000 le permite medir un amplio rango de conductividad, desde agua ultra pura hasta muestas altamente conductivas. Este controlador acepta electrodos de 4-celdas y de 2-celdas y cuenta con coeficientes de temperatura progamable para darle compensación de temperatura precisa. El gabinete IP65 NEMA 4X es a prueba de agua y resistente a la corrosión, protegiendo el medidor de elementos severos. Mide siete rangos, desde 0 a 2 μs/cm a 0 a 1000 ms/cm Lecturas de hasta 3-decimales de resolución a ±1% de exactitud Coeficientes de temperatura ajustables para una compensación de temperatura más precisa. Elija entre compensación lineal de temperatura desde 0.0% a 10.0% y compensación de temperatura de agua pura para corregir la no linealidad de la curva de corrección de la temperatura de agua ultra pura. Muestra el estado del electrodo después de cada calibración Valores constantes de celda ajustable por el usuario. El usuario puede ingresar la constante de la célula correspondiente al electrodo de conexión independientemente durante la calibración Acepta sensores de 2- o 3-alambres, PT100 o PT1000 RTD para compensación automática de la temperatura transmitters: single-parameter Modelo No. Montaje en pared TSCONCTP2000W Montaje en panel TSCONCTP2000P Cat. No. 01X / 01X Rango Rango de Conductividad: 7 rangos: de μs/cm; a μs/cm; a μs/cm; a 2000 μs/cm; a ms/cm; a ms/cm; a 1000 ms/cm Compensación de Temperatura Auto/manual (normalizada a 25 C) Puntos de Configuración Dos, intercambiables Salidas Dos 0/4 a 20 ma salidas expansibles para conductividad y temperatura, galvánicamente aislada Pantalla Reto-iluminación LCD Rango de Temp. De Operación 0 a 40 C Dimensiones Montaje en pared (TSCONCTP2000W) ½ DIN, 144 x 144 x 110 mm Montaje en panel (TSCONCTP2000P) ¼ DIN, 96 x 96 x 175 mm Protección de Montaje en pared (TSCONCTP2000W) IP66 NEMA 4X Ingreso Montaje en panel (TSCONCTP2000P) IP54 panel frontal 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 55
56 instrumentos de laboratorio: revisión instrumentos de laboratorio: revisión Sinergia entre Mediciones de Laboratorio y Medición de los Procesos En Línea Los métodos de laboratorio a través de todas las aplicaciones industriales de medición de composición (incluyendo ph, conductividad, sodio, oxígeno disuelto y cloro), son generalmetne aceptadas como altamente precisas y exactas debido a, 1) el ambiente cuidadosamente controlado, y 2) la habilidad de replicar ya sea las medidas en la misma muestra y para hacer comparaciones de muestras estándares bien caracterizadas de concentración conocida. El ambiente del laboratorio mantiene un cuidadoso control de la temperatura, la cual típicamente tiene el mayor impacto de significancia en la variación de la medición. Un flujo de proceso se caracteriza por recuperar una alícuota del líquido de proceso en un recipiente limpio, referido a menudo como una muestra sorpresa. Es típicamente un volumen más grande de lo que se necesita para una medición individual, y los SOPs de las compañías a menudo requieren que la muestra sorpresa se divida en porciones más pequeñas para análisis repetido. Asimismo, los SOPs de las empresas a menudo requieren calibración frecuente o un chequeo para una muestra estándar de concentración conocida. Por lo tanto, la combinación de temperatura controlada, mediciones múltiples de la muestra y calibración con estándares resulta en la mejor precisión y exactitud para una medición. Pero esta medicion del desempeño sí tiene un costo: concretamente el gasto. La medición en línea de proceso está destinada a ofrecer un equilibrio entre la alta exactitud y la capacidad de precisión del laboratorio y la necesidad de rápida, cerca de retroalimentación en tiempo real de los parámetros de control de proceso. El alto nivel de atención a los detalles asociados con los métodos de laboratorio y SOPs asegura que estos datos de laboratorio a menudo son compartidos entre sitios (o puntos dentro de una planta de producción) como metas a alcanzar. Nuevamente, mediante el uso de una muestra al azar y la medición del laboratorio, diferente fabricación (o procesamiento de líquidos) puntos (o sitios) puede ser correlacionados (traídos en línea) con el fin de proporcionar una comparación significativa a lo largo de un complejo entorno industrial. El uso de una muestra al azar alineada o corregida a su línea base es una práctica industrial común y generalmente es válida para el ambiente local o las condiciones de procesamiento. La medición en línea debe tener más o menos equivalente la medición del desempeño relativo a precisión, sensibilidad y resolución, pero con menos precisión que una medición de laboratorio, simplemente porque no es posible replicar las mediciones. A menudo un instrumento de procesos en línea es operado a una frecuencia de medición alta, pero esta alta tasa de datos no debe confundirse con exactitud mejorada. Estas mediciones son todas de diferentes muestras. Este índice de mediciones altas muestra variación en tiempo real en un sistema de procesamiento y nada más - sin mejorar la exactitud de la medición. Una aplicación importante para instrumentos de proceso en línea es la determinación de un evento de incumplimiento o avance dentro de las corrientes de proceso. Estos hechos indican si es necesario mantenimiento o desvío de corrientes de procesamiento. En esta aplicación, el alto índice de datos y la confiabilidad del instrumento (en cuanto a estabilidad y desviación) será el criterio fundamental en la selección y comparación de la medición de laboratorio. Sinergia adicional entre el laboratorio y las mediciones en línea se encuentra en la validación del rendimiento con respecto a los requisitos de cumplimiento normativo. Por ejemplo, la sección de Resumen del método EPA Determinación de Cloro Residual en el Agua Potable Utilizando un Analizador de Cloro en Línea (referencia en el enlace de web gov/scitech/drinkingwater/laboratorycert/upload/met334_0. pdf) establece: Este método permite el uso de cualquier tipo de analizador de cloro en línea (por ejemplo, amperométricos, DPD, etc.) para el control de cumplimiento cuando se utiliza conjuntamente con un método de referencia de la muestra al azar que se ha aprobado para el monitoreo de cumplimiento de normas de agua potable. Este método está pensado para ser utilizado cuando el cloro residual (libres o totales) está en el rango de m/gl 0,2 a 4 mg/l. El método DPD (ASTM 4500-Cl cloro (Residual)) es un método establecido desde hace mucho tiempo con un número de variaciones de laboratorio y campo Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
57 instrumentos de laboratorio: revisión Comparación de Mediciones de Laboratorio y En Línea Si se realiza una comparación de laboratorio con medición en línea esta es la mejor manera de aplicar métodos que hacen uso de la misma tecnología. Por ejemplo, para el sodio en agua pura usando un electrodo selectivo de iones, a menudo se realiza una comparación de ICP-MS; sin embargo, existen diferencias en la preparación de la muestra que puede resultar en una leve desviación, especialmente en concentraciones cer ca de los límites de detección. En una situación ideal, tres tecnologías de medición serían lo ideal para comparar el SOP o proceso por ejemplo, rendimiento en el momento de la instalación de las corrientes de proceso anualmente o dos veces por año. El Sistema de Gestión de Calidad es el controlador general independientemente de la confirmación de la exactitud y precisión de los parámetros de control de proceso, así como las herramientas utilizadas para cuantificarlos diariamente. laboratory instruments: revisión Buenas Prácticas El conocimiento de la composición química y la información brindada por los flujos de proceso puede afectar fuertemente la calidad del producto, la seguridad de la planta y la rentabilidad de la misma. La robusta instrumentación en línea puede proporcionar al operador de la planta con un método conveniente, bajo costo y preciso, con una relación directa con los datos del laboratorio de puesta en marcha inicial de los parámetros de proceso y control Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 57
58 instrumentos de laboratorio: medidores portátiles instrumentos de laboratorio: medidores portátiles Orion Star A221 Orion Star A222 Medidor Portátil para ph Thermo Scientific Orion Star A221 El Medidor Portátil Orion Star A221 ph le permite obtener sus lecturas precisamente donde las necesita. La pantalla grande, LCD gráfica retroiluminada muestra ph/mv/rmv y temperatura a la par del estado del electrodo, tiempo, fecha y puntos de calibración. Cuenta con avisos de pantalla en lenguaje sencillo para operación guiada, teclas de función que se actualiza para una fácil selección e interfaz de multi-lenguaje Bloqueo AUTO-READ en las lecturas estables en su pantalla e indicador de alerta listo cuando lecturas continuas son estables Hasta 5-puntos de calibración de ph con reconocimiento automático para búfers USA/NIST y DIN u opción para ingreso manual de valores de búfer Memoria no volátatil que guarda hasta 1000 puntos de datos con estampado de hora y fecha Transfiere fácilmente datos y mantiene el software del medidor actualizado con el puerto USB y RS232 y software de análisis de datos complementarios Cuatro baterías AA (incluidas) proporcionan cerca de 800 horas de operación Portátil, carcasa clasificada IP67 a prueba de agua 3 años de garantía de reemplazo Medidor Portátil para Conductividad Thermo Scientific Orion Star A222 El medidor para Conductividad Orion Star A222 cuenta con una pantalla grande, LCD gráfica retroiluminada muestra conductividad /SDT /salinidad / resistividad y temperatura a la par de la hora, fecha y datos de calibración. Ofrece teclas de funcion que se actualizan para fácil selección, mensajes en pantalla de lenguaje sencillo para operación guiada, más una interfaz de multi-lenguaje Bloqueo AUTO-READ en las lecturas estables en su pantalla e indicador de alerta listo cuando lecturas continuas son estables Celda constante seleccionable que permite el uso con 2- o 4-celdas de sondas de conductividad y alcance automático de mediciones de conductividad Memoria no volátatil que guarda hasta 1000 puntos de datos con estampado de hora y fecha Transfiere fácilmente datos y mantiene el software del medidor actualizado con el puerto USB y RS232 y software de análisis de datos complementarios Cuatro baterías AA (incluidas) proporcionan cerca de 800 horas de operación Portátil, carcasa clasificada IP67 a prueba de agua 3 años de garantía de reemplazo Rango a ph μs to 3000 ms Resolución 0.1, 0.01, μs mínimo;4 figuras significativas mínimo Exactitud ±0.002 ±0.5% lectura ±1 dígito para conductancias > 3 μs ±0.5% lectura ±0.01 μs para conductancias 3 μs Puntos de Hasta 5 Hasta 5 Calibración Temperatura -5 a 105 C, 23 a 221 F -5 a 105 C, 23 a 221 F Modos de Medición ph, ph relativo mv, ORP, temperatura Conductividad, SDT, salinidad, resistividad, temperatura Cat No. STARA2215P STARA2225P Descripción Juego de Medidor para ph Portátil Orion Star A221 - Triodo 3 en 1 Orion ROSS para ph/atc de bajo mantenimiento, relleno de gel, electrodo de cuerpo expoxico, cable de 3m - Búfer para ph 4.01 Orion, 10 bolsas Juego de Medidor para Conductividad Portátil Orion Star A222 - Sonda de conductividad Orion DuraProbe de 4-celdas, K=0.475, cable de 3 metros - Estándar de conductividad Orion 1413 μs, 10 bolsas - Búfer para ph 7.00 Orion, 10 bolsas - Solución de enjuague de electrodo Orion, 10 bolsas - Búfer para ph Orion, 10 bolsas - Armadura de protección para el medidor con stand - Solución de almacenaje de electrodo Orion ROSS, 475 ml incorporado y puertos para electrodo - Solución de enjuague de electrodo Orion, 10 bolsas - Estuche duro para campo - Armadura de protección para el medidor con stand - Cuatro baterías AA (instaladas) incorporado y puertos para electrodo - CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB - Estuche duro para campo - Cuatro baterías AA (instaladas) - CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
59 instrumentos de laboratorio: medidores portátiles Medidor Portátil para RDO/Oxígeno Disuelto Thermo Scientific Orion Star A223 Obtenga las medidas que necesita donde las necesite con el Medidor Portátil para RDO/Oxígeno Disuelto Orion Star A223. La pantalla grande, retro-iluminada gráfica muestra el oxígeno disuelto en un porcentaje de saturación o concentración con temperatura y hora, fecha, presión barométrica y corrección de salinidad. Ofrece teclas de función que se actualizan para una fácil selección, mensajes de aviso en lenguaje simple para operación guiada, más una interfaz multilenguaje Bloqueo AUTO-READ en las lecturas estables en su pantalla e indicador de alerta listo cuando lecturas continuas son estables No necesita preocuparse por la compatibilidad de la sonda de oxígeno disuelto el medidor acepta y automáticamente reconoce las sondas polarográficas DO Orion y sondas ópticas DO RDO Orion Memoria no volátatil que guarda hasta 1000 puntos de datos con estampado de hora y fecha Transfiere fácilmente datos y mantiene el software del medidor actualizado con el puerto USB y RS232 y software de análisis de datos complementarios Cuatro baterías AA (incluidas) proporcionan cerca de 800 horas de operación Portátil, carcasa clasificada IP67 a prueba de agua 3 años de garantía de reemplazo instrumentos de laboratorio: medidores portátiles Concentración Polarográfica % de Saturación Polarográfica Concentración RDO Rango: 0 a 90 mg/l Resolución: 0.01, 0.1 Exactitud Relativa: ±0.2 Rango: 0 a 600% de saturación Resolución: 0.1, 1 Exactitud Relativa: ±2% Rango: 0 to 50 mg/l Resolución: 0.1, 0.1 Exactitud Relativa: ±0.1 mg/l hasta 8 mg/l; ±0.2 mg/l desde 8 a 20 mg/l; 10% de la lectura desde 20 a 50 mg/l % de Saturación RDO Range: 0 a 500% de saturación Resolución: 0.1, 1 Exactitud Relativa: ±2% Características de Aire saturado de agua, agua saturada de aire, manual (Winkler) y punto cero Calibración Tipos de Sonda Polarográfica o RDO Compatibles Temperatura -5.0 a C, 23.0 a F (0.0 a 50.0 C, 32.0 a F con RDO) Cat No. Descripción STARA2235P Juego de Medidor Portátil para Oxígeno Disuelto /RDO Orion Star A223 - Sonda RDO Orion basada en luminiscencia/óptica con cable de 3m, con protección de acero inoxidable, manga de calibración y cubierta óptica - Armadura protectiva del medidor con soporte incorporado y puerto para electrodo - Estuche duro para campo - Cuatro baterías AA (instaladas) - CD de literatira, guía rápida de inicio impresa, cable USB [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 59
60 instrumentos de laboratorio: medidores de mesa instrumentos de laboratorio: medidores de mesa para ph/ise Medidores de Mesa Thermo Scientific Orion MIRE El medidor Orion Star A en acción Medidor de Mesa para ph/ise Thermo Scientific Orion Star A214 El medidor de Mesa para ph/ise Orion Star A214 es la opción ideal para el análisis de ión selectivo. La pantalla informativa muestra resultados para ph/mv/rmv/ise y temperatura a la vez el estado del electrodo, hora, fecha, ID de la muestra, ID del usuario y puntos de calibración. Para usuarios avanzados, características tales como opciones de estabilidad y promedio proporcionan opciones adicionales. Hasta 5 puntos de calibración con reconocimiento automático para búfers USA/NIST y DIN u opción para ingreso manual de valores de búfer. Hasta 5 puntos de calibración ISE con características avanzadas tales como caída punto a punto lineal, auto-blanco seleccionable no lineal y rango de estabilidad de baja-concentración La edición de calibración para ph e ISE permite que puntos individuaels sean corregidos o removidos sin hacer una nueva calibración Memoria no volátil que guarda hasta 2000 puntos de datos con hora y fecha estampados Guarda hasta 10 métodos para procedimientos personalizados para diferenciación entre pruebas y/o usuarios Fácilmente transfiere datos y mantiene la actualización del software con el puerto USB y RS232 y software de análisis de datos complementarios Agita muestras con control directo del medidor a la sonda de agitador Orion Star (096019) no necesita plato o barra de agitación Incluye stand para el electrodo anexado al medidor y puertos para el electrodo recientemente diseñado que hace fácil mantener y mover los electrodos dentro y fuera de las muestras. [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Sourcebook Thermo Scientific Water Analysis Catalog thermoscientific.com/water
61 instrumentos de laboratorio: medidores de mesa Modo ph Rango a Resolución 0.1, 0.01, Exactitud Relativa ±0.002 Puntos de Calibración Hasta 5 Edición de Calibración Sí mv/rel Rango ± mv mv/orp Resolución 0.1 Exactitud Relativa ±0.2mV o ±0.05% de lectura, lo que sea mayor Puntos de Calibración 1 Modo ISE Rango 0 a Resolución Hasta 3 díigitos significantes Exactitud Relativa ±0.2 mv o ±0.5% de lectura, lo que sea mayor Unidades ppm, M, mg/l, %, ppb, ninguno Puntos de Calibración Hasta 5 Edición de Calibración Sí Temperatura Características de Calibración Lineal punto a punto, auto-blanco seleccionable no lineal, rango de estabilidad de baja concentración Rango -5 a 105 C, 23 a 221 F Resolución 0.1 Exactitud Relativa ±0.1 Compensación de 1 punto la Calibración Cat No. STARA2146P STARA2147P STARA2145P Descripción Juego de Medidor de Mesa ph/ise para Amoníaco Orion Star A214 - Electrodo cuerpo de vidrio, ultra ph rellenable Orion ROSS - Electródo para amoníaco de alto rendimiento Orion - Sonda ATC de acero inoxidable Orion - Sonda agitadora Orion Star - Estándar para amoníaco 100 ppm Orion, 475 ml - ISA para amoníaco de bajo nivel Orion, 475 ml - Solución de almacenaje para amoníaco Orion, 475 ml - Soporte y sostén anexo al medidor para el electrodo - Adaptador de energía universal - CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB Juego de Medidor de Mesa ph/ise para Floruro Orion Star A214 - Electrodo cuerpo de vidrio, ultra ph rellenable Orion - Electrodo para fluoruro ROSS Orion - Sonda ATC de acero inoxidable Orion - Sonda agitadora Orion Star - Estándar para fluoruro, 1 ppm con TISAB II Orion, 475 ml - Estándar para fluoruro, 2 ppm con TISAB II Orion, 475 ml - Solución TISAB II Orion, 1 galón - Estándar para fluoruro, 10 ppm con TISAB II Orion, 475 ml - Soporte y sostén anexo al medidor para el electrodo - Adaptador de energía universal - CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB Juego de Medidor de Mesa ph/ise Orion Star A214 - Electrodo cuerpo de vidrio, ultra ph rellenable Orion - Sonda ATC de acero inoxidable Orion - Sonda agitadora Orion Star - Juego de solución de búfer y almacenaje para ph Orion ROSS (búfer ph 4, 7 y 10, solución de almacenaje ROSS, solución de limpieza para el electrodo y botella de almacenaje para electrodo) - Soporte y sostén anexo al medidor para el electrodo - Adaptador de energía universal - CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB instrumentos de laboratorio: medidores de mesa para ph/ise [ ] El electrodo de proceso ROSS puede ser usado en el medidor de lab Star A214 con la cubierta de tornillo 91CBNC a cable adaptador BNC. Para información del electrodo 2001SC ROSS CLICK AQUÍ 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 61
62 instrumentos de laboratorio: medidores de mesa instrumentos de laboratorio: medidores de mesa MIRE El medidor Orion Star en acción Medidor de Mesa para Oxígeno Disuelto/RDO Thermo Scientific Orion Star A213 El Medidor de Mesa para Oxígeno (DO)/RDO Orion Star A213 es la opción ideal para asegurar niveles apropiados de oxígeno. Obtenga la información que usted necesita rápida y fácilmente en la pantalla LCD grande, retro-iluminada gráfica. La pantalla informativa muestra el oxígeno disuelto en porcentaje de saturación o concentración y temperatura a la par de la hora, ID de la muestra, ID del usuario e información de calibración. Para usuarios avanzados, características tales como opciones de estabilidad y promedio proporcionan opciones adicionales. Calibre usando aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor a la medida de titulación Winkler o calibración de punto cero Memoria no volátil que guarda hasta 2000 puntos de datos con hora y fecha estampada Guarda hasta 10 métodos para procedimientos personalizados para diferenciar entre pruebas y/o usuarios Fácilmente transfiere datos y mantiene la actualización del software con el puerto USB y RS232 y software de análisis de datos complementarios Para lecturas más rápidas de BOD, controle la sonda Polarográfica DO AUTO-STIR Orion (086030MD) directamente desde el medidor Incluye stand para el electrodo anexado al medidor y puertos para el electrodo recientemente diseñado que hace fácil mantener y mover los electrodos dentro y fuera de las muestras. Concentración Polarográfica % de Saturación Polarográfica Concentración RDO % de Saturación RDO Rango: 0 a 90 mg/l Resolución: 0.01, 0.1 Exactitud Relativa: ±0.2 Rango: 0 a 600% de saturación Resolución: 0.1, 1 Exactitud Relativa: ±2% Rango: 0 to 50 mg/l Resolución: 0.1, 0.1 Exactitud Relativa: ±0.1 mg/l hasta 8 mg/l; ±0.2 mg/l desde 8 a 20 mg/l; 10% de la lectura desde 20 a 50 mg/l Range: 0 a 500% de saturación Resolución: 0.1, 1 Exactitud Relativa: ±2% Corrección Automática de la to mm Hg Presión Barométrica Factor de Corrección Manual de la Salinidad 0 to 45 ppt Características de Calibración Aire saturado de agua, agua saturada de aire, manual (Winkler) y punto cero Tipos de Sonda Compatibles Polarográfica o RDO Cat No. Descripción STARA2136P Juego de Medidor de Mesa para Oxígeno Disuelto Orion Star A213 para Análisis de BOD Sonda BOD/OD polarográfico AUTO-STIR Orion Kit de mantenimiento para sonda OD Solución de electrolito para sonda polarográfica OD Soporte y stand anexo al medidor para el electrodo Adaptador de energía universal CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Buscando una opción para OD óptico en el Laboratorio? El sensor de tecnología Óptica RDO está también disponible para aplicaciones de laboratorio. Contáctenos para descubrir más Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
63 instrumentos de laboratorio: medidores de mesa Thermo Scientific Orion Star A212 Conductivity Benchtop Meter El Medidor de Mesa para Conductividad Orion Star A212 es la elección ideal para ayudar a cumplir los requisitos USP usando el kit de medidor para agua ultrapura o medición de los niveles de conductividad estándar usando el kit para agua natural. No pierda una lectura AUTO-READ indica que la lectura ya está estable en su pantalla, con un indicador de lectura de alerta La opción de lectura cronometrada recoge datos en intervalos de tiempo específicos Constante de celda seleccionable que le permite usar con sondas de conductividad de 2 o 4-celdas y clasificación automática de la medicion de conductividad Para resultados exactos, lecturas de referencia de temperatura seleccionables de 5, 10, 15, 20 o 25 C con nlfn lineal y no lineal o opciones de curva USP/EP Elección de salinidad práctica o curvas de agua de mar natural para las lecturas de salinidad Memoria no volátil que guarda hasta 2000 puntos de datos con hora y/o usuarios Guarda hasta 10 métodos para procedimientos personalizados para diferenciación entre pruebas y/o usuarios Fácilmente transfiere datos y mantiene la actualización del software con el puerto USB y RS232 y software de análisis de datos complementarios Mezcla muestras con control directo del medidor a la sonda de agitador Orion Star (096019) no necesita plato o barra de agitación Incluye stand para el electrodo anexado al medidor y puerto para el electrodo recientemente diseñado que hace fácil mantener y mover los electrodos dentro y fuera de las muestras. instrumentos de laboratorio: medidores de mesa Conductividad Rango μs a 3000 ms Resolución μs mínimo; 4 figuras significantes mínimo Exactitud Relativa 0.5% de lectura ±1 dígito Temperatura de Referencia 5, 10, 15, 20, 25 C Compensación de Temperatura Constantes de Celda Compatible Puntos de Calibración Hasta 5 Edición de Calibración Sí MIRE El medidor Orion Star en acción Lineal (0 a 10.0% C), nln, nlfu, USP/EP a Cat No. Descripción Cat No. Descripción STARA2126P Juego de Medidor de Mesa para Conductividad Orion Star A212 para Agua Ultrapura Sonda de conductividad con celda de flujo Orion, K=0.1 Estándar de conductividad 100 μs Orion, 5 x 60 ml Soporte y stand anexo al medidor para el electrodo Adaptador de energía universal CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB STARA2125P Juego de Medidor de Mesa para Conductividad Orion Star A212 para Agua Natural Sonda de 4 celdas de conductividad Orion DuraProbe, K=0.475 Estándar de conductividad 1413 us/cm Orion, 5 x 60 ml Soporte y stand anexo al medidor para el electrodo Adaptador de energía universal CD de literatura, guía rápida de inicio impresa, cable USB [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 63
64 instrumentos de laboratorio: medidiciones ópticas instrumentos de laboratorio: medidiciones ópticas Espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific AquaMate 8000 El instrumento ideal para opciones de medición extensiva y longitud de onda completa El Espectrofotómetro UV-Vis AquaMate 8000 ofrece de 190 a 1100 nm longitud de onda seleccionable y 1.8 nm de ancho de banda y ofrece datos de insuperable calidad a través del rango espectral completo UV hasta cerca de la región IR del espectro. Una geometría óptica de doble haz y lámpara de xenón de alta intensidad, instant-on son utilizados para mediciones precisas y un promedio de cinco años de funcionamiento libre de mantenimiento. Rendimiento superior de señal a ruido y tecnologia de rápido escaneado de longitud de onda permiten datos espectrales de alta calidad que se adquirirá rápidamente y confiablemente. Doble haz óptico utilizando una lámpara de Xenon Flash para un promedio de cinco años de funcionamiento libre de mantenimiento Ancho de banda espectral de 1.8 nm para resolución óptima Tecnología de escaneado de longitud de onda mejorado que adquiere datos espectrales de alta calidad a velocidades de hasta 4,200 nm por minuto 1 año de garantía Doble haz detector de referencia interna 1.8 nm Medidor de Turbidez Thermo Scientific Orion AQ4500 Capacidad todo en uno, contando tanto con fuentes de luz blanca como Infrarroja Incluye una fuente de luz dual LED para permitir lecturas que cumplan con los requisitos reportados para las metodologías tanto por la EPA como por ISO Método de reporte EPA de luz LED blanca aprobado por U.S. Método de reporte LED IR ISO 7027 Portátil y IP67 a prueba de agua con memoria de 100 puntos de dato y vida promedio de la batería de 2,500 hora Métodos para Agua Potable y Aguas Residuales Orion AQ4500 aprobados por reportes regulatorios de la EPA U.S. Interfaz de computadora para transferencia de datos usando el puerto RS232. Fuente de Luz Incidente Modos de Medición Fuente Dual Luz Blanca LED y LED IR EPA 180.1, ISO nefelométrico, Absorbancia ISO, proporcionales IR, % transmitancia, método 2 EPA GLI, EBC (Químicos Cerveceros Europeos), ASBC (Sociedad Americana de Químicos Cerveceros) 0 a 4000 NTU EPA 0 a 2000 NTU Rango GLI 0 a 40 NTU ISO a 150 FNU ISO-ABSB 40 a 4000 FAU Índice IR 0 a 4000 NTU EBC 0 a 24.5 ASBC 0 a (0 a 9.99 NTU) 0.1 (10 a 99.9) 1 (100 a 4000) Redonda 24 mm Diseño Óptico Ancho de Banda Espectral Fuente de Luz (Vída Útil Típica) Detector Longitud de Onda Rango Exactitud Repetibilidad Monto de Velocidad Velocidad de Escaneo Intervalo de Datos Lámpara de Xenón flash (5 años) Fotodiodos duales de silicón Rangos de Medición 190 a 1100 nm ±1.0 nm ±0.5 nm 11,000 nm/min 10 a 4,200 nm/min 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm Resolución Compatibilidad de la Celda de Muestra Energía Garantía 4 baterías AA 2 años Cat No. AQ8000P Cat No. AQ4500P Descripción Espectrofotómetro UV-Vis AquaMate 8000 Incluye métodos de memoria USB, torreta de 6-posiciones, Descripción Medidor AQ4500 con 4 baterías AA, kit de calibración primaria estándar, viales de Torreta de 3-posiciones, torreta de 1-posición, documentación turbidez de 24 mm, estuche de campo, del usuario, cubierta contra el polvo, cable USB y cables de guía de usuario, aceite de silicon y trapo energía para 110 V, 220 V, 240 V [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
65 instrumentos de laboratorio: medidiciones ópticas APRENDA MÁS Obtenga más información sobre químicos reactivos colorimétricos Colorímetro Thermo Scientific Orion AQ3700 Colorímetro multi-parametro que cuenta con pruebas para nitrógeno, fosfato y COD Este medidor portátil es la más reciente adición a la línea de colorimetría ofreciendo cerca de 70 opciones de métodos pre-programados. Colorímetro multi-parámetro con seis opciones de longitud de onda y autoselección de longitud de onda por el método de pre-programado IP67 a prueba de agua con memora de 1000 puntos de datos y batería de larga vida Numerosas pruebas preprogramadas para polvo, tabletas y líquidos químicos reactivos, los tubos de reacción, digestión tubos COD y tubos de digestión ácida, incluyendo pruebas de nutrientes fosfato y nitrógeno Interfaz de usuario disponible en idiomas seleccionables de inglés, francés, alemán, indonesio, italiano, polaco, portugués y español Colorímetro Thermo Scientific Orion AQ3070 Dedicated chlorine colorimeter measures free and total chlorine for EPA reporting El colorímetro AQ3070 está diseñado con rangos expandidos para mediciones de cloro libre y total y entrega su resultado en un número real de proceos rápidos. Colorímetro con cinco parámetros con una longitud de onda Portátil y IP67 a prueba de agua con una batería de larga vida Pruebas de reactivo pre-programado para cloro libre, cloro total, dióxido de cloro, ácido cianúrico y ph (5.9 a 8.2) Métodos aprobados por EPA US para cloro libre y total en agua potable, aguas residuales y díoxido de cloro en agua potable instrumentos de laboratorio: medidiciones ópticas Fuente de Luz Incidente Longitudes de Onda Exactitud de Longitud de Onda Exactitud Fotométrica Compatibilidad de la Celda de Muestra Energía Garantía 6 diodos de emisión de luz (LED) 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm ±1nm ±0.005 Abs Redondas de 13mm, 16mm y 24 mm 4 baterías AA 2 años Fuente de Luz Incidente Longitudes de Onda Exactitud de Longitud de Onda Exactitud Fotométrica Compatibilidad de la Celda de Muestra Energía Garantía 1 luz 525 nm ±2nm ±0.015 Abs Redondas de 25 mm 4 baterías AAA 2 años Cat No. AQ3700P Cat No. AQ3070P Descripción Medidor AQ3700 con 4 baterías AA, (4) viales de 24 mm, (3) viales de 16 mm, adpatador de vial de 16 mm, adaptador de vial de 13 mm, estuche de campo, guía de usuario con métodos de prueba, varilla de agitación alterador de tableta y vial de cepillo de limpieza Descripción Medidor AQ3070 con 4 baterías AAA, (6) viales de 25 mm, 100 sobres de polvo para pruebas de cloro libre, 100 pruebas en polvo para cloro total, estuche de campo, guía de usuario con métodos de prueba, varilla de agitación alterador de tableta y vial de cepillo de limpieza [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] [ CLICK AQUÍ para especificaciones detalladas ] 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 65
66 Servicio u Programas de Servicio y Soporte del Producto Thermo Scientific Nuestro compromiso de servicio no finaliza con la venta. Estructuraremos un Programa de Servicio de Mantenimiento de acuerdo a sus necesidades. Si su instrumento fue adquirido recientemente o hace algunos años, déjenos ser sus proveedores de servicio paa sus productos de Análisis de Agua Thermo Scientific. Un producto mantenido profesionalmente le da años de rendimiento libres de problemas, le ahorra tiempo no planeado sin operar y la frustración de solucionar problemas de tecnología desconocida. Con una red de trabajo de expertos proveedores de servicio, Thermo Fisher Scientific provee un alto nivel de servicio post-venta en su domicilio o en nuestra fábrica. Nuestras opciones de servicio y mantenimiento responden a sus necesidades con rapidez y exactitud. Extienda la vida de sus instrumentos Como líderes en tecnología analítica de líquidos, estamos preparados para nuestros productos. Nuestros repuestos y productos le aseguran que tendrá años de operación confiable. Cuando compra repuestos genuinos Thermo Scientific para sus sistemas de análisis AquaSensors u Orion, puede confiar que su equipo durará mucho y más eficientemente. Programa de Servicio y Mantenimiento para sistemas de medición Analítica para Líquidos: Estamos felices de ofrecer a nuestros clientes varias opciones de programas. Los programas están diseñados para ayudar a mantener equipos críticos y funcionando evitando costosas reparaciones e inactividad. Programa de Mantenimiento y Validación Opciones disponibles: anual, semi-anual o trimestral Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Validación de Rendimiento Reemplazo de consumibles Reporte de visita de servicio y rendimiento del analizador Entrenamiento Basado en Fábrica, en el sitio Entrenamiento en el sitio: Disponible para sistemas AquaSensors o Analizadores Orion Entrenamiento VIP del producto: Entrenamiento en nuestro laboratorio de proceso de última generación. Asistencia para Instalación e Inicio Instalación en sitio: Nuestro personal de servicio calificado verificará que los sistemas estén instalados correctamente, ejecutarán calibraciones y se asegurarán que el equipo se desempeña de acuerdo a la especificación. Garantía extendida ofrecida para equipos nuevos Servicio en Campo Servicio en sitio: Nuestros experimentados técnicos de campo corrigen cualquier error asociado con cualquier sistema analizador AquaSensors u Orion Repuestos Genuinos Thermo Scientific Alargan la vida operativa de su instrumentación de procesos Aseguran la compatibilidad y eficiencia operacional del equipo Los repuestos están diseñados y probados para asegurar un desempeño óptimo y una larga operación Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater
67 2013 Catálogo de Productos para Procesamiento de Agua Thermo Scientific thermoscientific.com/processwater 67
68 Thermo Fisher Scientific Instrumentos para Análisis de Agua Chelmsford, MA USA Sistema de Gestión de Calidad Registrado a ISO 9001 thermoscientific.com/water 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados. Modbus es una marca registrada de Schneider Electric. Windows es una marca de Microsoft Corporation. PEEK es una marca registrada de Victrex plc. DeviceNet es una marca ODVA. Hastelloy es una marca registrada dehaynes International, Inc. Viton es una marca registrada de E. I. Du Pont De Nemours & Company. Teflon es una marca registrada de E. I. Du Pont De Nemours & Company. Delrin es una marca registrada de E. I. Du Pont De Nemours & Company. Ryton es una marca de Chevron Phillips Chemical Company. RDO es una marca registrada de In-Situ, Inc. Noryl es una marca registrada de SABIC Innovative Plastics Holding BV. ELIMIN-OX es una marca registrada de NALCO Company. Todas las demás marcas son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. & sus subsidiarias. Water Analysis Instruments North America Toll Free: Tel: C-PROCESSCAT-S 1114 Rev A Netherlands Tel: (31) China Tel: (86) India Tel: (91) Singapore Tel: (65) Japan Tel: (81) Australia Tel: (613) in Australia (1300)

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución