Source: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-suelo-2814.htm
Timestamp: 2017-06-25 17:23:44+00:00

Document:
Balanza de suelo serie PCE-SD
Transductores Sonómetro Reguladores de pH Termómetro Indicadores de procesos Termómetro para fiebre Convertidores de señal Videoscopio Regulador temperatura Balanza de suelo
serie PCE-SD ( clase III) balanza de suelo verificable con un rango de pesado máximo de 2.000 kg / resolución desde 0,1 kg / permite una instalación con un bajo nivel sobre el suelo, incluye una rampa acoplada, se trata de un modelo muy robusto, con interfaz RS-232, con función de suma y cómputo de piezas, con valores de pesado máx. / mín. y determinación de peso estadístico
La balanza de suelo es ideal, si no quiere empotrar la balanza en el suelo. Simplemente coloque la balanza de suelo en el suelo, fije las placas de fijación a la balanza de suelo y a la rampa de acceso, conecte la pantalla a la toma de corriente, y comience a pesar. Nosotros realizaremos una primera verificación antes del envío, con el fin de que la balanza de suelo sea inmediatamente operativa incluso en caso de circulación de mercancías sujeta a verificación. La balanza de suelo tiene una altura mínima de sólo 5 cm y permite un acceso sencillo, incluso con material pesado. El envío de la balanza de suelo incluye una rampa de acceso, la segunda rampa puede pedirse de forma opcional. La pantalla de la balanza de suelo tiene un sistema de fijación que permite el montaje en pared o en mesa; opcionalmente puede pedir un trípode. Más funciones de la balanza de suelo son: cómputo de piezas, pesaje mín. y máx., pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor de taraje e interfaz RS-232 ajustable. La balanza de suelo también está disponible como balanza de suelo verificable de acero inoxidable. Así como una
balanza de suelo no verificable.
Si tiene más preguntas acerca de la balanza de suelo, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca de la balanza de suelo o cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, de equipos de laboratorio, de instrumentos de medida o balanzas de
- Pesaje en porcentaje % - Filtro ajustable (tiempo de reacción) - Función de peso de animales - Un valor de tara almacenable - Tolerancia mínima de peso / ok / máx. - Suma de varios pesajes - Determinación de peso medio
- Pesaje de recetas y mezclas - Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable - Desconexión automática ajustable - Botón bruto/neto en la pantalla - Menú de ajuste libre - Componentes libres de mantenimiento - Opcional: RS-484, USB, LAN o 4-20 mA, etc.
* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza de suelo verificable indica pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal
Verificable según clase III
(verificación opcional, sin coste)
Tenga en cuenta por favor las dimensiones de la superficie útil (A0), así como la superficie total (A1) de la balanza de suelo de la serie PCE-SD Contenido del envío
1 x balanza de suelo serie PCE-SD, 1 x pantalla, 1 x rampa de acceso, 4 x placas de fijación a suelo,
La pantalla de la balanza de suelo dispone de un soporte universal, lo que le ofrece la posibilidad de montar la pantalla de forma segura en una mesa o pared, o montarlo en el trípode opcional de acero inoxidable de unos 80 cm de altura. Nº-Art. PCE-M-STATIV
El envío de la balanza de suelo incluye una rampa de acceso. Una segunda rampa de acceso es opcional. La balanza de suelo es de acero lacado. Las dimensiones de la rampa dependen de los tamaños de los diferentes modelos. Nº-Art. PCE-TP-Ramp-1 para superficie útil de 86 x 100 mm Nº-Art. PCE-TP-Ramp-2
Interfaz Como la balanza de suelo en acero inoxidable dispone de un alto grado de protección IP, no se incluye ninguna interfaz. Sin embargo, es posible añadirlo opcionalmente. Tenga en cuenta que posteriormente no es posible añadir esta opción. Nº-Art. AF-RS232-PCE - Interfaz RS-232
Nº-Art. AF-RS485-PCE Interfaz RS-485 Nº-Art. AF-USB-S Interfaz USB
Nº-Art. AF-LAN-S Interfaz LAN
Software Procell El software permite simular la entrada del teclado y enviar los datos de la balanza de suelo en acero inoxidable directamente a Excel con hora y fecha. También existe la posibilidad de almacenar los datos al fondo como datos txt. Nº-Art. PCE-SOFT-Procell
Adaptador de memoria USB Si no hay ningún ordenador o impresora conectada a la balanza de suelo , los datos de pesado pueden almacenarse, con hora y fecha, como datos txt en un lápiz USB. La conexión se hace mediante la interfaz RS-232 y el adaptador requiere una fuente de alimentación externa (adaptador de red incluido). Nº-Art. PCE-USM
Salida analógica 4-20 mA o 0-10 V La salida analógica de 16 bits convierte el peso en mA o V, lo que permite, realizr un control a través del PLC. Ejemplo con salida 4-20 mA: Cuando la balanza de suelo en acero inoxidable indica 0 kg, la interfaz analógica envía 4 mA y en la carga máxima de la balanza, 20 mA. El límite de 20 mA / 10 V puede ajustarse de forma individual. Nº-Art. AF-4-20mA-PCE Nº-Art. AF-0-10V-PCE
Contacto libre de potencialEsta salida también es conocida como salida OC o como salida con separación galvánica. Esto significa que en los límites de peso preestablecidos, por ejemplo MIN / OK / MAX, la balanza de suelo en acero inoxidble puede conmutar hasta tres contactos. La conexión puede ajustarse como pulso o señal continua. Nº-Art. AF-TSD Impresora Para imprimir directamente los valores de la balanza de suelo en acero inoxidable (p.e. documentación). La impresora se envía con un cable RS-232 y un adaptador a la red de 240 V; el ancho del papel es de 112 mm. Nº-Art. PCE-BP 1
Avisador ópticoMediante este avisador óptico hace visible los valores límite. Si el peso está por debajo del valor límite inferior se encenderá una luz amarilla; entre los valores límite superior e inferior se encenderá una luz verde, y al sobrepasar el límite superior se encenderá una luz roja. Para ello se precisa un contacto de conmutación AF-TSD Nº-Art. PCE-CSD
El cable de serie RS-232 mide aprox. 1 m e incluye las correspondientes asignaciones de pines 2-3 / 3-2 / 5-5 necesarias para la comunicación bidireccional entre la balanza de suelo en acero inoxidable y el ordenador. Nº-Art. PCE-BDM-RS232
Adaptador USBSe trata de un adaptador de interfaz RS-232 Sub D 9 a USB. Además, se necesita un cable de serie donde la polaridad esté conectada correctamente. Nº-Art. RS232-USB Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza de suelo": -
serie PCE-RS N
(balanza de suelo no verificables, rango hasta 2000 kg, resolución
serie PCE-EP E
(plataforma 1500 x 2000 mm, rango hasta 5000 kg, resolución desde 1 kg, RS-232)
serie PCE-SD ... E
(balanza
verificada, sin rampa, hasta
6000 kg, resolución
serie PCE-SD ...SST (verificada, acero inoxidable, rango de peso hasta 2000 kg, resolución desde 0,1 kg, con pantalla) -
serie PCE-SD ... F
(balanza de suelo
verificadas, rango hasta un máx.
6.000 kg, resolución
todas las balanzas que le ofrece PCE Instruments. Contacto España:PCE Ibérica S.L.C/ Mayor 53 - BajoE-02500 TobarraTel. 902 044 604Fax +34 967 543 542

References: resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución