Source: https://es.scribd.com/document/296859533/Catalogo-Schneider-8650
Timestamp: 2019-04-22 19:57:59+00:00

Document:
Cargado por sofia
Catalogo ION 8650
Sistema de Detección de Gas y Fuego de Una Plataforma Petrolera
Guia Medidas N9
Lina Alejandra Rios Taller 3.docx
Catálogo 2014 / Capítulo 06
Tel.: 934·84·31·00 Fax: 934·84·32·00
variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.
http://www.facebook.com/SchneiderElectricES
Bac de Roda, 52, ediﬁcio A · 08019 Barcelona
ESMKT01013A14
CUBIERTA_INT_POWERLOGIC.indd 1
07/05/2014 10:11:13
Analizadores de redes ION7550/ION7650
Analizadores de redes ION8650
Analizadores de redes ION8800
ION7650 Anticipación. Sistema de menús basado en pantallas para configurar los parámetros del medidor. Certificado de conformidad con Clase A según IEC 61000-4-30 por el laboratorio Power Standards Lab. etc. . 6 Detección y captura de transitorios de 20 µs a 50 Hz (ION7650) • Identificación de problemas debidos a perturbaciones cortas. durante la transferencia de un conmutador estático de alta velocidad) no detectados por las alarmas clásicas basadas en umbrales. EN50160(1). es suficiente un navegador web. varias opciones de comunicación. compatibilidad con la web y funciones de control. Identificación de objetivos. Tendencia de las curvas y previsiones a corto plazo • Rápida exposición de tendencias y previsiones de los valores próximos para una mejor toma de decisiones. Control de la conformidad de la calidad de energía • Controlar la conformidad con las normas internacionales de calidad de suministros (IEC 61000-4-30 clase A(1). español y ruso. Clase 0. Evaluar el parpadeo según IEC 61000-4-15 y IEEE 1453. etc. IEC 61000-4-15. Análisis de la calidad de suministro. francés. cuando prima la precisión) Registrador de parámetros Características principales Pantalla configurable fácil de usar. multilingüe y conforme con IEC/IEEE • Pantalla LCD luminosa con contraste ajustable. Grabación ultrarrápida de parámetros eléctricos cada 100 ms o cada ciclo • Mantenimiento preventivo: adquisición de una curva de arranque de motor. diagnóstico y verificación • Reducción de riesgos de fiabilidad. 6/2 (1) ION7650 únicamente. Resumen de la calidad de energía. Realizar un análisis comparativo de la calidad y la fiabilidad de la energía respecto a normas o comparar instalaciones o procesos. identificación de objetivos. IEEE 1159 y CBEMA/ITIC). por ejemplo.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Funciones y características Medida avanzada Utilizado en puntos de distribución clave y cargas sensibles. IEC 61000-4-7. Nota: consultar referencias en pág. los analizadores de redes ION7550 e ION7650 ofrecen una funcionalidad sin igual que incluye un análisis avanzado de calidad de la energía combinado con precisión de medidas. Soporte multilingüe en inglés. diagnóstico de aspectos relacionados con la alimentación del equipo y verificación de fiabilidad del funcionamiento. Servidor de páginas HTML personalizables • Acceso a la información sin herramientas especiales.2S según IEC 62053-22 • Alta precisión en las medidas. las instalaciones o los procesos. medición y verificación de resultados • Establecimiento de comparativas entre los datos referentes a la calidad y fiabilidad de la red eléctrica y la normativa. 6/6. Notificación de alarmas y envío de datos por correo electrónico • Las alarmas de prioridad alta se pueden enviar directamente al PC del usuario. Detección de cambios importantes en la forma de onda • Detección de fenómenos de conmutación de fase (por ejemplo. Puede enviar datos en formato XML. procesos o abonados. la conmutación de condensadores. Reloj de 12/24 horas en múltiples formatos. incluidas las notaciones IEC o IEEE. Aplicaciones Asignación de costes • Asignación o subfacturación de los costes de energía a los departamentos. IEEE 519. Es posible la integración de estos analizadores de redes con nuestro software Power Monitoring Expert o compartir los datos con otros sistemas existentes mediante varios canales y protocolos de comunicación. medición y verificación de los resultados • Consolidar todas las características de la calidad de energía en un único índice de tendencias. Análisis espectral de armónicos Supervisión exhaustiva de la instalación eléctrica en: • Acometidas • Cargas críticas • Instalaciones sensibles o problemáticas • Grandes consumos (en control de energía.
024 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 63 127 ● ● – ● – – ● – ● ● 63 511 ● ● ● ● 20 µs (50 Hz) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5/10 ● ● ● ● ● ● ● 5/10 ● ● 1 24 30 ● ● 1 24 30 1 1 1 ● 1 1 ● ● ● 1 ● ● 1 1 1 ● 1 1 ● ● ● 1 ● ● 6 6/3 .2% 512/1. reactiva y aparente Total y por fase Factor de potencia Total y por fase Valores de energías Energía activa.. de los valores instantáneos Registros de datos Registros de sucesos Tendencias/previsiones SER (secuencia de grabación de sucesos) Fechado Sincronización GPS (1 ms) Memoria (en Mbytes) Visualizador y E/S Pantalla de panel frontal Prueba automática del cableado Salida de impulso Entradas digitales o analógicas (máx. frecuencia Potencia activa. reactiva y aparente Modos de acumulación configurables Medida de los valores medios Corriente Actual y máx.1% 0. reactiva y aparente Actual y máx./máx. tensión.) Salidas digitales o analógicas (máx.1% 0. reactiva y aparente Sincronización de la ventana de medición Ajuste del modo de cálculo Fijo. por módem e I/R ION7550 ION7650 ● 0.1% 0. incluida salida de impulso) Comunicación Puerto RS485 Puerto RS485/232 Puerto óptico Protocolo Modbus Puerto Ethernet (protocolos Modbus/TCP/IP) Pasarela Ethernet (EtherGate) Alarmas (ajuste de alarmas opcional automático) Notificación de alarmas por correo electrónico (MeterM@il) Servidor de páginas web HTML (WebMeter) Módem interno opcional Pasarela de módem (ModemGate) DNP 3. positivo y negativo Captura de forma de onda adaptativa (hasta 64 s) Detección y captura de transitorios Fluctuaciones (IEC 61000-4-15) Adquisición rápida de datos de 100 ms o 20 ms Comprobación de cumplimiento EN 50160 Programable (funciones lógica y matemática) Registro de datos Mín. deslizante Medida de calidad de energía Distorsión armónica Corriente y tensión Armónicos individuales A través del panel frontal A través de ION Enterprise Captura de forma de onda Detección de huecos y picos de tensión Componentes simétricos: cero.1% 0.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Guía de elección ION7550/ION7650   1	Entradas de corriente y de tensión   2	Tarjeta de extensión de E/S   3	Entradas digitales   4	Entradas analógicas   5	Salidas analógicas   6	Tarjeta de comunicaciones   7	Fuente de alimentación   8	Salidas digitales de forma C   9	Entradas digitales 10	Salidas digitales de forma A Captura de perturbaciones de forma de onda e informe de calidad de la energía Aspectos generales Utilización en sistemas de BT y AT Precisión de intensidad Precisión de tensión Precisión de potencia y energía Número de muestras por ciclo o frecuencia de muestreo Valores rms instantáneos Corriente. Potencia prevista activa.0 a través de puertos serie.2% 256 ● 0. Potencia activa.
5 3 216.002 de 0. 6 6/4 .3 3 133. 1 A y 5 A 1/2 ciclo o 1 segundo Rango automático de 57 V a 347 V F-N/600 V F-F 5 MW / fase (fase-Vref) De 47 Hz a 63 Hz 1 A. a 120 V CC Estándar: típica 15 VA.001 A-10 A (rango opcional) 500 A rms durante 1 s.015 VA por fase (a 1 A) 85 V-240 V CA ±10% (47 Hz-63 Hz) 110 V-300 V CC ±10% 20 V-60 V CC ±10% 100 ms mín. no recurrente (a 5 A) 200 A rms durante 1 s. TRAN –40 °C a +85 °C almacenamiento Humedad Del 5% al 95% sin condensación Categoría de instalación III (2.002 W por fase (5 A) 0.024 muestras/ciclo (ION7650) ±0.2S.075% de lectura + ±0. 18 VA 8 entradas digitales (120 V CC) 3 salidas de relé (250 V CA/30 V CC) 4 salidas digitales (estado sólido) 8 entradas digitales adicionales 4 salidas analógicas y/o 4 entradas analógicas Características mecánicas Peso 1.000 m sobre el nivel del mar) Resistencia dieléctrica Según EN 61010-1. IEC 62051-22A (3) Compatibilidad electromagnética Descargas electrostáticas IEC 61000-4-2 Inmunidad a los campos radiados IEC 61000-4-3 Inmunidad a los transitorios rápidos IEC 61000-4-4 Inmunidad a las sobretensiones IEC 61000-4-5 Emisiones conducidas y radiadas CISPR 22 Seguridad Europa IEC 61010-1 (1) Consulte en la guía de instalación de ION7550/ION7650 las especificaciones completas.1 mm Condiciones de entorno Temperatura de Alimentación estándar –20 °C a +70 °C funcionamiento Alimentación de baja –20 °C a +50 °C tensión en CC Visualización de rango –20 °C a +70 °C de funcionamiento Temperatura de Display.025% de la escala completa ±0.05 VA por fase (a 5 A) 0.005 A-20 A (rango estándar) Rango automático 0. 5 A. delante: IP50.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Guía de elección (continuación) Características eléctricas Tipo de medición Precisión de Corriente y tensión medición Alimentación ION7550 Frecuencia Factor de potencia Energía Velocidad de actualización de datos Características Tensión medida de la tensión Impedancia de entrada Rango de medición de frecuencia Características Corriente nominal de la corriente Rango de medición de entrada Sobrecarga admitida Impedancia Carga Alimentación Entradas/ salidas (1) CA CC Baja tensión de CC (opcional) Tiempo “ride-through” Carga Estándar Opcional rms reales hasta 1. (3) IEC 62051-22B con puertos serie únicamente. 35 VA Baja tensión de CC: típica 12 VA.5 de retraso IEC 62053-22 0. (2) Display integrado. máx.015 W por fase (1 A) 0.9 kg (2) Grado de protección IP (IEC 60529) Dimensiones Modelo estándar 192 3 192 3 159 mm Modelo TRAN 235. detrás IP30. máx. Modelo transductor (sin display): IP30.5 de lectura a 0. 2 A.025% de la escala completa ±0. no recurrente (a 1 A) 0.01% de lectura + ±0. 10 A Rango automático 0.005 Hz ±0.
200 baudios (57. conector RJ45. GPS.0. DNP 3. condiciones de alarma/suceso o manualmente Curvas de tendencia Acceso a los datos históricos desde el panel frontal Visualización. GPS. EtherGate. sincronizaciones de tiempo o configuraciones de medidores según los privilegios de usuario Corrección del transformador Corrección de fase/imprecisiones de magnitud en transformadores de intensidad (TI) o transformadores de tensión (TT) Memoria 5 Mbytes a 10 Mbytes (especificados en el momento del pedido) Actualización de firmware Actualización mediante los puertos de comunicación Características de visualización Pantalla integrada LCD retroiluminada.0. Modbus. conector dúplex LC. nuevas funciones de creación de páginas. corriente. calidad de energía o cualquier parámetro medido. tendencias y actualización continua de datos históricos con fecha y hora para hasta cuatro parámetros al mismo tiempo Capturas de forma de onda Captura simultánea de todos los canales de tensión y corriente Captura de perturbaciones de ciclo Ciclos máximos 214. DNP 3. ruso Notaciones IEC. Registro por pulso de “set point” definido por el usuario o por equipos externos Distorsión armónica Hasta el 63.° armónico para todas las entradas de corriente y tensión Detección de huecos y picos Análisis del efecto grave/potencial de huecos y picos: Datos de magnitud y duración adecuados para trazar curvas de tolerancia de tensión Por disparos de fase para registro de forma de onda u operaciones de control Valores instantáneos Mediciones de alta precisión (1 s) o alta velocidad (1/2 ciclo). incluidos rms reales por fase/total para: Corriente y tensión Potencia activa (kW) y reactiva (kVAR) Potencia aparente (kVA) Frecuencia y factor de potencia Desequilibrio de corriente y tensión Inversión de fases Perfil de carga Las asignaciones de canal (800 canales a través de 50 grabadores de datos) se pueden configurar para cualquier parámetro que se pueda medir. 1. DNP 3. NAND. ION. Modbus. 6/5 6 . Grabaciones por pulsos basados en intervalos de tiempo. Modbus Master ANSI tipo 2. ION. NOR Seguridad avanzada Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos Realiza reinicios.600 baudios.0 Puerto de infrarrojos (1) Puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX. compatible con HTML/XML Características de firmware Registro de datos Intervalo de hasta 5 ms de grabación de ráfagas.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Guía de elección (continuación) Comunicación Puerto RS232/485 (1) Ejemplo de página WebMeter con valores en tiempo real Ejemplo con alarmas y valores instantáneos Hasta 115. Telnet EtherGate Se comunica directamente con hasta 62 dispositivos esclavos a través de puertos serie disponibles ModemGate Se comunica directamente con hasta 31 dispositivos esclavos WebMeter 5 páginas personalizables. español. Modbus Master Hasta 57. TCP/IP. francés.5/125 µm o 50/125 µm. OR. numerosos niveles de activación posibles para un tipo determinado de alarma Niveles de prioridad definidos por el usuario La combinación booleana de alarmas es posible utilizando los operadores AND. incluido el registro histórico de tendencias de energía.000 m Protocolo ION.000 (16 muestras/ciclo 3 96 ciclos. FO multimodo con índice de gradiente 62. 10 Mbytes de memoria) 256 muestras/ciclo (ION7550) 512 muestras/ciclo estándar. tensión. enlace de 100 m Enlace de fibra óptica Ethernet 100Base-FX.600 baudios para RS485). hasta 19.200 baudios.0.024 muestras/ciclo opcional (ION7650) Alarmas Alarmas de umbral: Puntos de ajuste de recogida y pérdida ajustables y temporizaciones.300 nm. pantallas configurables Idiomas Inglés. Modbus. enlace de 2. 1. DNP 3. Modbus. IEEE (1) Todos los puertos de comunicación se pueden utilizar simultáneamente. ION. EtherGate. Puerto RS485 (1) ModemGate. Guarda de alta velocidad las características detalladas de perturbaciones o cortes de alimentación. planificación de calendarios. demanda. ModemGate.
5 MB de memoria de registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550) T1 ION7650 únicamente. de 0 mA a 20 mA) P E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 ent. las sondas se venden por separado) G Entradas de sonda de corriente con tres abrazaderas Universal Technic de 10 A en los TO. 10 MB de memoria de registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550) B1 ION7650 únicamente.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Referencias M Elemento 5 Ejemplo de referencia de producto ION7650  1	Modelo  2	Factor de forma  3	Entradas de corriente  4	Entradas de tensión  5	Fuente de alimentación  6	Frecuencia del sistema  7	Comunicaciones  8	Entradas/salidas  9	Seguridad 10	Pedidos especiales 6 6/6  1 Modelo Código Descripción M7650 Medidor avanzado con entradas de tensión de amplio rango (57 V-347 V F-N o 100 V-600 V F-F).) 10 Pedidos A Ninguno especiales C Tratamiento de tropicalización aplicado E Supervisión cumplimiento EN 50160. Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie D7 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45) y Ethernet 100Base-FX. Admite ION. de –1 mA a 1 mA)  9 Seguridad 0 Protección con contraseña. detección de huecos y picos. ±10%/47 Hz-63 Hz/110 V-330 V CC. módem interno universal de 56 k (RJ11). 4 ent.024 muestras/ciclo  3 Entradas C Entrada de corriente 5 A nominal de 20 A a escala completa de corriente E Entrada de corriente 1 A nominal de 10 A a escala completa F Entradas de sonda de corriente (para utilización con sondas de corriente de 0 V-1 V CA. formas de onda y resolución de 256 muestras/ciclo  2 Factor de forma A0 Pantalla integrada con puerto óptico frontal. adic.. 5 MB de memoria de registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550) A1 ION7650 únicamente. y 4 ent. de 0 mA a 20 mA y cuatro sal. registro de datos. La función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie M1 Comunicación estándar más módem interno universal de 56 k (RJ11). detección de transitorios. 10 MB de memoria de registro y resolución de 1. Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie E0 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45). sin tratamiento de tropicalización F Supervisión cumplimiento EN 50160. analóg. 5 MB de memoria de registro y resolución de 1. analóg.024 muestras/ciclo B0 Pantalla integrada con puerto óptico frontal.024 muestras/ciclo U0 Modelo de transductor (sin pantalla). Modelo de transductor (sin pantalla). 3 relés de forma C. La función de pasarela de módem utiliza un puerto de comunicación serie  8 E/S A E/S estándar (8 entradas digitales. ±10%) C Fuente de alimentación de CC de baja tensión (20 V-60 V CC)  6 Frecuencia 5 Calibrado para sistemas de 50 Hz del sistema 6 Calibrado para sistemas de 60 Hz  7 Comunicaciones A0 Comunicación estándar (1 puerto RS232/RS485. 10 MB de memoria de registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550) U1 ION7650 únicamente. 5 MB de memoria de registro y resolución de 1. Modbus-RTU y DNP 3. sin bloqueo de hardware 1 Protección con contraseña y bloqueo de hardware (bloqueo activado/ desactivado a través de puente en tarjeta de comunic. dig. adic. registro de datos y formas de onda. Modelo de transductor (sin pantalla). 1 puerto RS485) Los modelos con pantalla integrada también incluyen 1 puerto óptico de comunicación ANSI de tipo 2 C1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45). dig.0 M7550 Medidor avanzado con entradas de tensión de amplio rango (57 V-347 V F-N o 100 V-600 V F-F).024 muestras/ciclo T0 Modelo de transductor (sin pantalla). La función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie F1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45) y 100Base-FX (conexión macho de fibra óptica SC). de 0 a 1 y cuatro salidas analóg. cumple la precisión IEC 1036  4 Entradas 0 57 V CA a 347 V CA de línea a neutro/100 V CA a 600 V CA de línea a línea de tensión  5 Alimentación B Fuente de alimentación estándar (85 V-240 V CA. módem interno universal de 56 k (RJ11). Pantalla integrada con puerto óptico frontal. con tratamiento de tropicalización . 10 MB de memoria de registro y resolución de 1. 4 salidas de estado sólido de forma A) D E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales adicionales y 4 entradas analógicas de 0 mA a 1 mA) E E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales adicionales y 4 entradas analógicas de 0 mA a 20 mA) H E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales adicionales y 4 salidas analógicas de –1 mA a 1 mA) K E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales adicionales y 4 salidas analógicas de 0 mA a 20 mA) N E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 ent. Pantalla integrada con puerto óptico frontal.
Ethernet 100Base-FX.000 A/1 V CA pinza universal en sonda de corriente P32UEP815-3. Utilice este grupo de códigos cuando solicite las tarjetas de E/S o de comunicación ION7550/7650 1 Tarjeta de E/S o de comunicación 2 Tipo 3 Pedidos especiales ION7550 TRAN Código Descripción Tarjeta de comunicaciones 1 Tarjeta de P760C comunicaciones 2 Tipo A0 Tarjeta de comunicación ION7550/ION7650 Comunicación estándar (1 puerto RS232/RS485. módem interno universal de 56 k (RJ11.000 A 3. el puerto del módem se comparte con el puerto óptico frontal). Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie E0 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX La función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie F1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX. módem interno universal de 56 k (RJ11.333 V CA sonda de corriente de núcleo partido Magnelabs SCT1250-300-300 A 300 A/0. 4 entradas analógicas de 0 a 1 y cuatro salidas analógicas de –1 mA a 1 mA Pedidos A Ninguno especiales C Tratamiento de tropicalización aplicado Productos relacionados TERMCVR-7500 Dos tapas: una para la pletina que contiene los relés y entradas digitales (inferior) y otra para la pletina que contiene las entradas de tensión y corriente de fase (superior) M1UB10A1 V-10 A 10 A/1 V CA pinza universal en sonda de corriente P32UEP813-1.000 A / 1 V CA pinza universal en sonda de corriente SCT0750-005-5 A 5 A/0. Compatibilidad con puerto óptico frontal para medidores con pantalla integrada C1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100BaseTX (RJ45). La función de pasarela de módem utiliza un puerto de comunicación serie 3 Pedidos especiales A Ninguno C Tratamiento de tropicalización aplicado Tarjeta de extensión de entradas/salidas Tarjeta de E/S P760A E/S de extensión para instalaciones de renovación Tipo D Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas analógicas de 0 mA a 1 mA E Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas analógicas de 0 mA a 20 mA H Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas analógicas de –1 mA a 1 mA K Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas analógicas de 0 mA a 20 mA N Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales. 1 puerto RS485). La función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie M1 Comunicación estándar más módem interno universal de 56 k (RJ11. el puerto del módem se comparte con el puerto óptico frontal). Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie D7 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Referencias (continuación) Elemento P C1 Ejemplo de código de pedido. el puerto del módem se comparte con el puerto óptico frontal). 4 entradas analógicas de 0 mA a 20 mA y cuatro salidas de 0 mA a 20 mA P Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales. Ethernet 100Base-FX.000 A 1.333 V CA sonda de corriente de núcleo partido Magnelabs 6/7 6 .
Analizadores de redes ION7550/ION7650 Instalación y conexiones Medida avanzada Dimensiones (mm) Dimensiones ION7550/ION7650 184 192 159 192 15 Dimensiones ION7550/ION7650 TRAN 5 102 135 200 216 6 184 Montaje Montaje en panel frontal 186 186 6/8 167 .
Son posibles otros tipos de conexión.si el neutro no está conectado a tierra Protección (3 A) 6 Alimentación L/+ N/Protección (2 A) V1 V2 V3 V4 Conecte a tierra el terminal G para la fuente de alimentación de CA Vref I11 I12 Bloque de cortocircuito I21 I22 I31 I32 I41 I42 } I4 opcional I51 I52 Sólo representación de conexión.si el neutro no está conectado a tierra N L1 L2 L3 Protección (3 A) Alimentación L/+ N/Protección (2 A) V1 V2 V3 V4 Vref Conecte a tierra el terminal G para la fuente de alimentación de CA I11 I12 Bloque de cortocircuito I21 I22 I31 I32 I41 I42 } I4 opcional I51 I52 Sólo representación de conexión. Son posibles otros tipos de conexión.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Instalación y conexiones (continuación) Medida avanzada Conexiones Conexiones directas de 4 cables Fusible obligatorio para N/. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión de comunicación. 6/9 . Conexión de 3 elementos y 4 cables con 4 TI y 3 TT N L1 L2 L3 Fusible obligatorio para N/. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión de comunicación.
+ D1 .18 Wh para medidores de la clase 2 (con fines de pruebas de calibración). 6/10 .8 Wh para medidores de la clase 20 o uno cada 0.+ D2 .8 Wh Nota: la salida D4 está configurada de serie para impulsos cada 1. Entradas digitales: S1-S8 Excitación interna ION7550/ION7650 6 _ + _ + Excitación externa ION7550/ION7650 _ S7 + S7 _ S8 SCOM + 30 V CC + +30 V CC _ Interruptor óptico conbinado S8 + _ _ SCOM Interruptor óptico combinado Nota: alimentación externa = 130 V CC máx.Analizadores de redes ION7550/ION7650 Instalación y conexiones (continuación) Medida avanzada Entradas y salidas Salidas digitales de forma C: relés mecánicos R1-R3 ION7550/ION7650 Relé de forma C NA NC K R11 R13 R12 R 11 R 12 R 13 R 21 Carga Lámpara de alarma Alimentación externa Nota: los relés mecánicos se deben proteger siempre con fusibles externos.+ Alimentación externa 30 V CC máx. Relés externos 1.+ D3 . Entradas digitales: DI1-DI8 (opcional) Excitación externa ION7550/ION7650 Excitación interna ION7550/ION7650 _ _ + DI7 + _ _ + DI7 DI8 DICOM + 30 V CC + _ DI8 30 V CC + Interruptor óptico combinado + _ DICOM _ Interruptor óptico combinado Nota: alimentación externa = 50 V CC máx. Salidas digitales de forma A: relés de estado sólido D1-D4 ION7550/ION7650 + _ _ + _ _ D1 + _ D1 + + + _ _ _ + D2 + D3 Relé de forma A DIGITAL OUTPUTS D4 .
Analizadores de redes ION7550/ION7650 Instalación y conexiones (continuación) Medida avanzada Entradas y salidas (continuación) Entradas analógicas: AI1-AI4 (opcional) ION7550/ION7650 Transductor tensión a corriente Termopar AI3 + - Ejemplo de aplicación: detección de temperatura AI4 AI3 AI2 AI1 Nota: no conecte las entradas analógicas de la tarjeta de E/S a las salidas analógicas de la misma tarjeta de E/S. 6 6/11 . Salidas analógicas: AO1-AO4 (opcional) ION7550/ION7650 AO3 Medidor analógico Ejemplo de aplicación: accionamiento de un medidor analógico con salida de corriente de CC OUT COM AO4 A03 A02 AO1 Nota: no conecte las entradas analógicas de la tarjeta de E/S a las salidas analógicas de la misma tarjeta de E/S.
IEC 61000-4-7. puertos de múltiples protocolos entre los que se incluyen puertos serie.Analizadores de redes ION8650 Funciones y características PB107500 Medida avanzada Utilizados para supervisar redes de proveedores de energía eléctrica y subestaciones de servicio. IEEE 1159. Múltiples tarifas y tiempo de utilización Puede aplicar tarifas y planificaciones de tasas por temporadas para medir los valores de demanda y energía para períodos de tiempo con requisitos específicos de facturación. DNP 3. Aplicaciones Medidor de soporte ION8650 PowerLogic •	Medición de consumos •	Supervisión del cumplimiento •	Análisis de calidad de la energía •	Demanda y control de factor de potencia •	Insuficiencia de carga •	Impulsos de energía y totalización Características principales Medidor ANSI Clase 0. Notificación instantánea de eventos de calidad de potencia por correo electrónico. Modbus Maestro. Comunicaciones completas Múltiples puertos. Referencias Medidores ION8650 ION8650A ION8650B ION8650C 6/12 M8650A M8650B M8650C . infrarrojos. DNP. Registro de perturbaciones Captura simultánea de canales de tensión e intensidad para perturbaciones de subciclos. Supervisión del cumplimiento de la calidad de la energía Supervisión del cumplimiento de las normas internacionales de calidad de la energía (IEC 61000-4-30 Clase A/S.2S Para puntos de interconexión en redes de media. IEC 61000-4-15. IEC 61850. IEEE 519). Al mismo tiempo.2 e IEC 62053-22/23 Clase 0. Estos medidores proporcionan a las compañías eléctricas las herramientas necesarias para gestionar contratos de suministro de energía complejos que incluyen compromisos de calidad de la energía. Se pueden integrar con nuestro software de operaciones StruxureWare Power Monitoring Expert u otros sistemas de gestión de energía y SCADA a través de múltiples canales y protocolos de comunicación. Modbus. los medidores ION8650 de PowerLogic son ideales para productores de electricidad independientes y aplicaciones de cogeneración que requieran una medida precisa de la energía de forma bidireccional tanto en el modo de generación como en el de espera.0 e IEC 61850. Modbus. 6 Múltiples “setpoints” para alarmas y funciones Utilice hasta 65 “setpoints” para alarmas de estado único o múltiple y funciones E/S con tiempos de respuesta mínimo 1/2 ciclo. alta y muy alta tensión. incluidos Itron MV-90. admite múltiples protocolos estándar de la industria incluidos: Itron MV-90. Notificación de alarmas a través de correo electrónico Alarmas de prioridad alta y registros de datos enviados directamente al PC del usuario. EN50160. módem y Ethernet.
fase e interarmónicos 50 40 Detección de huecos/picos de tensión c c c IEC 61000-4-30 claseA /S A S IEC 61000-4-15 (parpadeo) c c Registro de datos de alta velocidad (inferior a 10 ms) c c Informe de conformidad con EN50160 c c Programable (funciones lógica y matemáticas) c c c Grabación de datos Memoria integrada (en Mbytes) 128 64 32 Registros de ingresos c c c Registros de eventos c c c Registros de histórico c c c Registros de armónicos c c c Registros de huecos/picos c c c Registros de transitorios c Registro de eventos a 1 ms c c c Sincronización GPS (estándar IRIG-B) c c c Visualizador y E/S Visualizador del panel frontal c c c Prueba automática del cableado c c c (requiere la configuración ION de PowerLogic) Salida impulsional (panel frontal LED) 2 2 2 Entradas digitales o analógicas(1) (máx. Los puertos pueden ser activados o desactivados por el usuario. incluida 16 16 16 la salida impulsional) Comunicación Puerto de infrarrojos 1 1 1 Puerto RS 485 / RS 232 1 1 1(2) Puerto RS 485 1 1 1(2) Puerto Ethernet (protocolo Modbus/TCP/IP) con pasarela 1 1 1(2) Módem interno con pasarela (ModemGate) 1 1 1(2) Servidor de páginas web HTML c c c Puerto IRIG-B (formato de tiempo no modulado 1 1 1 IRIG B00x) Modbus TCP Maestro/ Esclavo (puerto Ethernet) c/c c/c -/c Modbus RTU Maestro/ Esclavo (puertos serie) c/c c/c -/c DNP 3.024 1. botones ALT/Enter LED VAR Etiqueta de la placa de características Interruptor de restablecimiento de demanda PE86002 1	2	3	4	5	6	7	8	Captura de perturbaciones de forma de onda e informe de calidad de la energía ION8650 ION8650 ION8650 A B C General Uso en sistemas de distribución de BT.1% Precisión de potencia 0.1% 0. reactiva y aparente Total y por fase c c c Factor de potencia Total y por fase c c c Rango de medida de intensidad 0 A .024 1.024 Valores instantáneos Intensidad.1% 0.20 A 0 A .1% Muestras/ciclo 1..20 A Valores de energía Energía activa. frecuencia c c c Potencia activa. c c c térmica (exponencial) Medidas de calidad de la energía Distorsión armónica Intensidad y tensión c c c Armónicos individuales A través del panel 63 63 31 frontal Forma de onda / captura de transitorios -/c/c -/c Armónicos: magnitud.20 A 0 A .0 a través de puertos serie.1% 0. reactiva y aparente c c c Modos de acumulación configurables c c c Valores de demanda Intensidad Valores actual y máx. MT y AT c c c Precisión de intensidad 0.Analizadores de redes ION8650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada PE86302-95 Guía de elección Medidor de soporte ION8650 PowerLogic Bornas Puerto óptico Barra de estado del visualizador principal LED vatios Navegación. 6/13 6 .1% 0. c c c Potencia activa.1% 0. tensión.) 11 11 11 Salidas digitales o analógicas (1) (máx.1% Precisión de tensión 0.1% 0. reactiva y aparente c c c Sincronización de la ventana de medida c c c Modos de demanda: Bloque (deslizante). c c c Potencia activa. (2) Modelo C limitado a IR + 2 otros dos puertos de forma simultánea. módem e I/R c c c (1) Con tarjeta de ampliación opcional E/S. reactiva y aparente Valores actual y máx.
001 A . 5 A y 10 A (Clase 1/2/10/20) 0. Soporte: mín garantizado: 6 ciclos a una frecuencia (Fuente de alimentación nominal (mínimo 50 Hz). 0.1% de lectura 0.20%) V CC Tiempo “ride-through”. V3.5 ciclo o 1 segundo (según el valor) 57 V a 277 VLN rms 100 V a 480 VLL rms (35S) 347 VLN rms. a 120 V L-N rms (208 V L-L estándar) rms) funcionamiento trifásico Cuadro de distribución: mín. detrás IP51 Delante IP50.20%) V CC Alimentación auxiliar de alta CA: 160-277 (+/.24 A 500 A rms durante 1 segundo.20%) VLN RMS.1% ±0. no recurrente Soporte: Típica: 3 W.1 (1) Las especificaciones están limitadas por el rango de funcionamiento de la fuente de alimentación si se utiliza una fuente de alimentación no auxiliar.0 kg Delante IP65.2 y IEC 62053-22/23 (0. Máximo: 4 W.024 muestras por ciclo 0. 47 Hz-63 Hz baja tensión CC: 80-160 (+/. V2.Analizadores de redes ION8650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada PE86041 Características eléctricas Tipo de medida Precisión de medida Visualizador armónico del panel frontal de ION8650 PowerLogic Tensión e intensidad Potencia Frecuencia Factor de potencia Energía Tasa de actualización de datos Características de Tensión nominal la tensión de Tensión máxima entrada (1) Impedancia Entradas Características Clase de intensidad de la intensidad nominal asignada Rango de precisión de entrada Rango de medida Sobrecarga admisible Carga por fase rms reales 1.20 A (rango estándar) 0. 47 Hz-63 Hz tensión CC: 200-300 (+/. detrás IP30 178 mm x 237 mm 285 mm x 228 mm x 163 mm Condiciones ambientales Tabla y visualización de fasores en el panel frontal del ION8650 Temperatura de funcionamiento Rango de funcionamiento del visualizador Temperatura de almacenamiento Calor húmedo Grado de contaminación Categoría de instalación Resistencia dieléctrica –40 °C a +85 °C –20 °C a +60 °C –40 °C a +85 °C 5% a 95% HR sin condensación 2 Cat III 2. funcionamiento trifásico.01 A . 8 VA/fase. a 120 V L-N rms (208 V L-L rms) funcionamiento trifásico Entradas/Salidas Salidas digitales (forma C) 4 relés de estado sólido (130 V CA/ 200 V CC) 50 mA CA/CC Salidas digitales (forma A) 4 relés de estado sólido (a través de tarjeta de ampliación opcional E/S) Entradas digitales 4 entradas de estado sólido (a través de tarjeta de ampliación opcional E/S) Características mecánicas PE86042 6 Peso Grado de protección IP Dimensiones Soporte Cuadro de distribución Soporte Cuadro de distribución 7. dos veces más preciso que la ANSI Clase 0.05 VA a 1 A (máx.1%. garantizado: 6 ciclos a una frecuencia nominal (mínimo 50 Hz). 600 VLL rms (9S) 5 MW /fase (fase-Vref/tierra) V1.2S) 0.15%) VLN RMS. 6/14 .001 Hz 0. 11 VA/fase. 2 A.1% 0. funcionamiento trifásico Cuadro de distribución: 0.5 kV Compatibilidad electromagnética Descarga electrostática Inmunidad a campos radiados Inmunidad a transitorios rápidos Inmunidad a las ondas de sobretensión Inmunidad conducida Inmunidad a las ondas de oscilación amortiguadas Emisiones conducidas y radiadas IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-12 CISPR 22 (clase B) Seguridad Europa Según IEC62052-11 Estados Unidos Según ANSI C12.05 Ω) Fuente de Fuente de alimentación 120-277 VLN RMS (-15%/+20%) 47 Hz-63 Hz o alimentación estándar 120-480 VLL RMS (-15%/+20%) 47 Hz-63 Hz (35 S) Alimentación auxiliar de CA: 65-120 (+/. VREF 1 A.
numerosos niveles de activación posibles para un tipo determinado de alarma -	niveles de prioridad definidos por el cliente -	combinación booleana de alarmas Seguridad avanzada Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos. Grabación por pulsos basados en intervalos de tiempo.57. conexión directa a un PC o módem Puerto Ethernet 10/100BaseT.600 baudios Puerto óptico ANSI 12. conector RJ45. seleccionable por el usuario 300 baudios . -	64 canales a través de 4 grabadores de datos (conjunto de funciones C) Se puede configurar para registro histórico de tendencias de energía. planificación de calendarios. Registro por pulso de un “setpoint” definido por el usuario o por equipos externos Distorsión armónica Hasta el armónico 63. intensidad.600 baudios. demanda.600 baudios). Modbus. -	720 canales a través de 45 grabadores de datos (conjunto de funciones B). Se realizan restablecimientos.Analizadores de redes ION8650 Funciones y características (continuación) PE86004-C Medida avanzada PE86005-C Ejemplo de página WebMeter con valores en tiempo real Comunicación Puerto RS 232 / RS 485 (COM1) RS 232 o RS 485.18 Tipo II (COM3) Hasta 19. calidad de la energía o cualquier parámetro medido.024 muestras/ciclo) Alarmas Alarmas de umbral: -	puntos de ajuste de recogida y pérdida de "setpoints" y temporizaciones. GPSTRUETIME/DATUM Puerto de módem interno (COM2) 300 baudios . estados de alarma/evento o manualmente Capturas de formas de onda Captura simultánea de toda los canales de tensión e intensidad -	captura de perturbaciones de subciclos (16 a 1. protocolos: ION. 32 Mbytes (C) Actualización del firmware Actualización a través de los puertos de comunicación Características de visualización Tipo LCD FSTN transreflectiva Retroiluminación LED Idiomas Inglés 6/15 6 .200 baudios (RS485 limitado a 57. Modbus/TCP/Mastering.115. tensión. Modbus/RTU/Mastering.º para todas las entradas de intensidad y tensión Detección de huecos y picos Análisis del impacto potencial y de la gravedad de huecos y picos: -	datos de magnitud y duración adecuados para trazar curvas de tolerancia de tensión -	registro de forma de onda por fase u operaciones de control Instantáneo Mediciones de alta precisión con 1 s o velocidad de actualización de 1/2 ciclo para: -	tensión e intensidad -	potencia activa (kW) y potencia reactiva (kVAR) -	potencia aparente (kVA) -	factor de potencia y frecuencia -	desequilibrio de tensión e intensidad -	inversión de fases Perfil de carga El usuario puede configurar las asignaciones de canal: -	800 canales a través de 50 grabadores de datos (conjunto de funciones A). ION. DNP 3.0. 64 Mbytes (B). almacena las características detalladas de perturbaciones o cortes de alimentación. IEC 61850 EtherGate Hasta 31 dispositivos esclavos a través de puertos serie ModemGate Hasta 31 dispositivos esclavos Características del firmware Registro de datos de alta velocidad Registro de ráfagas de hasta 1/2 ciclo de intervalo. sincronizaciones de tiempo o configuraciones de medidores según los privilegios de usuario Corrección del transformador Corrección de fase / imprecisiones de magnitud en transformadores de intensidad (TI) o transformadores de tensión (TT) Memoria 128 Mbytes (A).200 baudios Puerto RS 485 (COM4) Hasta 57. protocolos: DNP.
001 A) 5 Entradas de tensión 0 Estándar (véase el factor de forma anterior) 6 Fuente de alimentación E Forma 9/29/35/36S. puerto RS 232/485. Alimentación desde las conexiones de tensión del medidor H Alimentación auxiliar: 65 V-120 V CA o 80 V-160 V CC (potencia desde fuente externa) J Alimentación auxiliar: 160 V-277 V CA o 200 V-300 V CC (potencia desde fuente externa) 7 Frecuencia del sistema 5 Calibrado para sistemas de 50 Hz 6 Calibrado para sistemas de 60 Hz 8 Comunicaciones A0 Puerto de infrarrojos óptico. puerto RS 232/485 E1 Puerto de infrarrojos óptico. 20 amperios a escala completa (captura de perturbaciones 24 amperios. puerto RS 485 (nota: este puerto no está disponible con el conjunto de funciones C). puerto RS 485 C1 Puerto de infrarrojos óptico. Ethernet (10BaseT). Forma 35S (soporte) y Forma 35 (Cuadro de distribución FT21) 120 V-480 V CA. 3 entradas digitales de forma A C 4 salidas digitales de forma C. 1 salida digital de forma A. el conjunto de funciones C puede utilizar cualquiera de los dos puertos (configurable)]. el conjunto de funciones C puede utilizar cualquiera de los dos puertos (configurable)]. 1 entrada digital 0 Protección con contraseña. 6/16 . Ethernet (10BaseT). puerto RS 485 [nota: además del puerto de infrarrojos óptico.Analizadores de redes ION8650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada PE86043-C Referencias Ejemplo de referencia de producto 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Modelo Conjunto de funciones Factor de forma Entradas de intensidad Entradas de tensión Fuente de alimentación Frecuencia del sistema Comunicaciones Opciones de Entrada/Salida Seguridad Opciones de pedidos especiales Artículo Código Descripción 1 Modelo M8650 Medidor de calidad de la energía y la potencia de Schneider Electric 2 Conjunto de funciones A Análisis de calidad de la energía con memoria de 128 MB. C7 Puerto de infrarrojos óptico. 57-277 VLN (rango automático) 3-Elementos. 4-Hilos 1 Forma 35S Base . (soporte) y Forma 9. inicio a 0.120-480 VLL (rango automático) 2-Elementos. 2 o 5 amperios nominal. 64 canales) 0 Forma 9S/29S/36S Base. puerto RS 232/485. y sellado de fábrica)(1) Medidor ION8650 PowerLogic con caja de cuadro de distribución 6 9 E/S integradas 10 Seguridad 11 Pedidos especiales A Ninguno (1) Las especificaciones están limitadas por el rango de funcionamiento de la fuente de alimentación si se utiliza una fuente de alimentación no auxiliar. Ethernet (10BaseT). módem interno universal de 56 k (RJ11). 36 (cuadro de distribución FT21): 120 V-277 V CA. módem interno universal de 56 k (RJ11) E0 Puerto de infrarrojos óptico. puerto RS 485 [nota: además del puerto de infrarrojos óptico. puerto RS 485 [nota: además del puerto de infrarrojos óptico. 3-Hilos 4 Forma 9/29/35/36S cuadro de distribución FT21 (medidor + caja) con panel de conexiones Forma 9/29/35/36S cuadro de distribución FT21 (medidor + caja) con cable de conexiones 3 Factor de forma (1) PB107507 7 4 Entradas de intensidad C 1. 4-Hilos / 2 1/2-Elementos. puerto RS 232/RS 485. clase A. sin bloqueo de seguridad 1 Protección con contraseña con bloqueo de seguridad habilitado (requiere la extracción de la tapa exterior para configurar los parámetros de facturación) 3 RMICAN (aprobado por Measurement Canada) 4 RMICAN-SEAL (aprobado por Measurement Canada. Ethernet (10BaseT). Puerto RS 232/485 (nota: este puerto no está disponible con el conjunto de funciones C). módem interno universal de 56 k (RJ11) A Ninguna B 4 salidas digitales de forma C.024 muestras/ciclo B Supervisión de calidad de la energía con el medidor de energía con memoria de 64 MB Clase S EN50160 C Medición básica de tarifas y energía con memoria de 32 MB (4 grabadores de datos. el conjunto de funciones C puede utilizar cualquiera de los dos puertos (configurable)] M1 Puerto de infrarrojos óptico. puerto RS 232/485. captura de formas de onda y transitorios con 1.
CBL-8X00IOE15FT y CBL-8XX0-BOP-IOBOX según los cables conectores que se indican más abajo E/S Digitales/Analógicas Opción E/S Opción de cable PE86131 1	2	3	Opción de cable Adaptadores con base A A-BASE-ADAPTER-9 Adaptador de Forma 9S a Forma 9 A A-BASE-ADAPTER-35 Adaptador de Forma 35S a Forma 35 A Interfaz de comunicación óptica SONDA-ÓPTICA Interfaz de comunicación óptica Cables conectores CBL-8X00BRKOUT Cable de extensión 5'. Remisión a las referencias: CBL8X00IOE5FT. 4 forma C) B Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 forma C) y 4 salidas analógicas (0 mA a 20 mA) C Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 forma C) y 4 salidas analógicas (-1 mA a 1 mA) D Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 forma C) y 4 salidas analógicas (dos salidas de -1 mA a 1 mA. se acopla con un conector Molex macho de 24 pines desde el medidor al conector Molex de 24 pines en la caja de ampliación de E/S (no disponible para factores de forma de panel de conexiones E8. se acopla con un conector Molex macho de 24 pines desde el medidor al conector Molex de 24 pines en la caja de ampliación de E/S (no disponible para factores de forma de panel de conexiones E8. F8 & G8) CBL-8X00IOE5FT Cable de extensión 15'. la supervisión del estado e interfaz analógica para SCADA Opción E/S A Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 8 salidas digitales (4 forma A. se acopla con un conector Molex macho de 24 pines desde el medidor al conector Molex hembra de 24 pines en la caja de ampliación de E/S (no disponible para factores de forma de panel de conexiones E8. el contaje de energía. conector Molex de 24 pines macho a 14 pines macho para la conexión con un medidor de la serie ION8000 con un panel de conexiones a una caja de ampliación de E/S 6/17 6 . Utilice este grupo de códigos cuando vaya a realizar el pedido de una tarjeta de ampliación de E/S Tarjeta de ampliación de E/S de Schneider Electric para medidores ION8600: Entradas y salidas para los impulsos de energía.) Tarjeta de ampliación E/S P850E A 2 E/S Digitales/ Analógicas P850E Ejemplo de código de pedido. F8 & G8) CBL-8X00IOE15FT Cable de extensión 15'. y dos de 0 mA a 20 mA) 0 Sin cables: los cables para la caja externa de E/S se han de pedir como referencia separada. el control.Analizadores de redes ION8650 Funciones y características (continuación) Medida avanzada PE86044 Referencias (cont. F8 & G8) CBL-8XX0-BOP-IOBOX Cable conector de 6'.
Analizadores de redes ION8650 Dimensiones y conexión Medida avanzada PE86304 PE86303 Dimensiones del medidor de soporte ION8650 PE86306 PE86305 Dimensiones del cuadro ION8650 6 6/18 PE86308 PE86307 Dimensiones de la tarjeta de ampliación E/S .
Analizadores de redes ION8650 Dimensiones y conexión (continuación) Medida avanzada PE86052 Dimensiones de ION8650 recomendadas para montaje de cuadro PE86309 Montaje del cuadro ION8650 6 6/19 .
Comunicaciones completas 6 El módulo opcional de comunicaciones permite la comunicación Ethernet (10Base-FL o 10Base-T). Medición precisa Para puntos de interconexión en redes de media. 6/20 . ION8800 Aplicaciones • Supervisión exhaustiva de la instalación eléctrica • Precisión IEC 62053-22 clase 0. También dispone de puerto óptico IEC 1107. Múltiples tarifas y tiempo de utilización Puede aplicar tarifas y planificaciones de tasas por temporadas para medir los valo­res de demanda y energía para períodos de tiempo con requisitos específicos de facturación. Integración con software Fácil integración con ION Enterprise u otros sistemas de gestión de la energía. Supervisión del cumplimiento de la calidad de la energía Supervisión del cumplimiento de las normas internacionales de calidad de la alimen­tación (IEC 61000-4-30 Clase A. CBE­MA/ITIC).2S para control de energía • Análisis y supervisión avanzados de la calidad de la energía • Registrador de datos • Optimización de contratos y comprobación del cumplimiento Características principales Diseño para montaje en rack IEC de 19 pulgadas según la norma DIN 43862 Conectores Essailec con medición común y asignación de pines para impulsos de energía a fin de obtener una sustitución sencilla de los equipos existentes. Nota: consultar referencias en pág. IEC 61000-4-15. El ION8800 ofrece las herramientas necesarias para: • Gestionar el abastecimiento energético y los contratos de suministro • Llevar a cabo planificaciones de la capacidad de la red y análisis de estabilidad • Supervisar el cumplimiento de la calidad de la energía.Analizadores de redes ION8800 Funciones y características Medida avanzada El ION8800 es un analizador de redes de grandes prestaciones al ofrecer una gran precisión y una amplia gama de características para la medición de los parámetros eléctricos y el análisis de la calidad de la red eléctrica. serie y por módem. Registro de perturbaciones Captura simultánea de canales de tensión y corriente para perturbaciones transi­­torias. Múltiples alarmas para funciones de señalización y control “Setpoints” disponibles para funciones de control y alarmas de condición única o múltiple. Resumen de la calidad de energía Consolidación de todas las características de la calidad de energía en un único ín­dice de tendencias.2S. EN 50160. los contratos de suministro y los requisitos legales Se puede integrar el analizador de redes con nuestro sistema de supervisión Power Monitoring Expert o compartir datos de operaciones con otros sistemas a través de varios canales y protocolos de comunicación. Notificación de alarmas y envío de datos por correo electrónico Las alarmas de prioridad alta y los registros de datos se pueden enviar directamente al PC del usuario. IEC 61000-4-7. Compensación de pérdida de línea/transformador Determinación de las pérdidas técnicas del sistema en tiempo real. 6/24. Puede enviar datos en formato XML. Corrección de transformadores Mejora de la precisión al corregir transformadores menos precisos. alta y muy alta tensión de confor­midad con IEC 62053-22 clase 0.
024 ● ● ● 0. deslizante.1% 0. opcional Estado sólido.005 A-10 A ● ● ● 0. IEE159. LED y puerto según IEC 61107 Salidas de impulso digital.º máx.024 ● 0.001 1/2 ciclo 65 ● 5/10 Mbytes ● ● 8 4 1 3 ● ● 8 4 1 3 1 1 1 1 1 ● ● ● ● ● 1 1 1 1 1 ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 6/21 6 . Potencia prevista activa. reactiva y aparente Actual y máx. térmico y previsto) Medida de calidad de energía Detección de huecos/picos de tensión Componentes simétricos: cero. frecuencia Potencia activa.1% 0. reactiva.1% 0. por módem. de condición única o múltiple Notificación de alarmas por correo electrónico (MeterM@il) Datos registrados a través de correo electrónico (MeterM@il) Servidor Web integrado (WebMeter) (1) Para frecuencia de línea de 50 Hz. por módem e I/R Modbus TCP a través de Ethernet Transferencia de datos entre Ethernet y RS485 (EtherGate) Transferencia de datos entre módem interno y RS485 (ModemGate) Alarmas.001 A-10 A 0. de ciclos Resolución de fechado en segundos “Setpoints”.005 A-10 A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 20(2) 63. Potencia activa. forma C Salida de relé de alarma Forma C Entradas digitales (opcionales) Comunicaciones Puerto RS232/485 Puerto RS485 Puerto Ethernet Puerto óptico IEC 61107 Módem interno DNP 3. por módem e I/R Maestro Modbus RTU en puertos serie. tiempo de respuesta mínimo Número de “setpoints” Sincronización de tiempo GPS Memoria ampliable (en Mbytes) Visualizador y E/S Pantalla de panel frontal Impulsos energía activa/reactiva.° ● ● ● ● – – 63.001 1/2 ciclo 65 ● 5/10 Mbytes ● 32 – 0.º máx. impar y total hasta Armónicos: magnitud.Analizadores de redes ION8800 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Guía de elección ION8800 1	Módulo de comunicación opcional 2	Conectores Essailec 3	Módem interno 4	Comunicación opcional 10Base-T o 10Base-FL 5	Puerto serie RS485 seleccionable 6	Puerto serie RS232 o RS485 seleccionable 7	Terminal de tierra Informe de calidad de la alimentación de muestra Aspectos generales Utilización en sistemas de BT y AT Precisión de intensidad Precisión de tensión Precisión de potencia y energía Número de muestras por ciclo o frecuencia de muestras Valores rms instantáneos Corriente./máx.1% 0. ION8800A ION8800C ION8800B ● 0. reactiva y aparente Modos de acumulación configurables Medida de los valores medios Corriente Actual y máx. para cualquier parámetro Registros históricos N. Ethernet e I/R Esclavo Modbus RTU en puertos serie.2% 1. fase e interarmónicos Fluctuaciones (IEC 61000-4-15) Configurable para IEEE 519-1992. par. (3) ION8800B únicamente.2% 1.001 A-10 A 0.° – – – ● ● 800(2) 640(3) 96(2) 0. (2) ION8800A únicamente. reactiva y aparente Ajuste del modo de cálculo (fijo. tensión.0 por puertos serie. de ciclos Registros de forma de onda N. positivo y negativo Detección de transitorios.° 50. aparente Total y por fase Factor de potencia Total y por fase Rango de medición de intensidades (opción de baja corriente) Rango de medición de intensidades (opción de corriente elevada) Valores de energías Energía activa. forma A Salidas de impulso digital Estado sólido. SEMI Programable (funciones lógicas y matemáticas) Registro de datos Registro mín. microsegundos(1) Armónicos: individual.
51 3 132.999. 14 W Tiempo “ride-through” Típico: de 0.Analizadores de redes ION8800 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Guía de elección (continuación) Características eléctricas Tipo de medición Precisión Corriente y tensión de medición Potencia Frecuencia Factor de potencia Energía Velocidad de actualización de los datos Características Tensión medida de la tensión Rango de medición de entrada Impedancia ION8800 con módulo de comunicación opcional 6 6/22 rms reales hasta 1. salidas 1 A CA/0.) Salidas digitales (forma C) 4 salidas de relé de estado sólido (210 V CA/250 V CC) 100 mA CA/CC Salidas digitales (forma A) 8 salidas de relé de estado sólido (210 V CA/250 V CC) 100 mA CA/CC Entradas digitales 3 entradas digitales de estado sólido (entrada de baja tensión. 1 min Compatibilidad electromagnética Descargas electrostáticas IEC 61000-4-2 Inmunidad a los campos radiados IEC 61000-4-3 Inmunidad a los transitorios rápidos IEC 61000-4-4 Inmunidad a las ondas de sobretensión IEC 61000-4-5 Inmunidad conducida IEC 61000-4-6 Inmunidad a las ondas de oscilación IEC 61000-4-12 amortiguadas Emisiones conducidas y radiadas CISPR 22 (clase B) Seguridad Europa Según IEC 62052-11 Entradas Nominal TI primario/secundario TT primario/secundario Sobrecarga admitida . entradas de alta tensión de 75 V a 280 V CA/V CC. 1 A. 0.2% ±0.1 A CC máx. (con módulo de comunicación): 32 VA. (sin módulo de comunicación): 24 VA. 3 mA máx. 12 W Máx.) Velocidad de impulsos 20 Hz máx. 47 Hz-63 Hz CC 110 V-270 V CC (±10%) Carga Típica (sin módulo de comunicación): 13 VA. U3. forma C (250 V CA/125 V CC.000 m sobre el nivel del mar) Resistencia eléctrica 2 kV CA. Características mecánicas Peso 6 kg (6.1 3 261.5 kg con módulo de comunicación opcional) Grado de protección IP (IEC 60529) IP51 Dimensiones 202. U2. entradas 57 V-288 V F-N AC rms (99-500 F-F AC rms) 5 MΩ / fase (fase-Uref/tierra) U1. 10 W Máx.: 120 ms (6 ciclos a 50 Hz) Entradas/ Relé de alarma mecánica 1 salida digital.01 VA por fase a 1 A. Uref Características 5 A.2 mm Condiciones de entorno Temperatura de funcionamiento De –25 °C a +55 °C Rango de funcionamiento del display De –10 °C a +60 °C Temperatura de almacenamiento De –25 °C a +70 °C Humedad Del 5% al 95% (sin condensación) Grado de contaminación 2 Categoría de instalación III (hasta 2. 50 Hz. 2 A de la corriente De 1 a 999. no recurrente (IEC 62053-22) Impedancia 10 mW / fase Carga 0.5 s a 5 s en función de la configuración Mín.5% IEC 62053-22/23 clase 0.999. de 15 V a 75 V CA/V CC.25 VA por fase a 5 A Alimentación CA 85 V-240 V CA (±10%).999 de entrada De 1 a 999.5 s.005 Hz 0.1% de lectura 0.024 muestras/ciclo 0.999 200 A rms durante 0.2S 1/2 ciclo o 1 segundo Rango automático 57-288 V F-N (500 F-F). 8 W Típica (con módulo de comunicación): 19 VA.
Modbus/RTU. guarda las características detalladas de perturbaciones o cortes de alimentación.200 baudios (RS485 limitado a 57. Registro por pulso de un “setpoint” definido por el usuario o por equipos externos Distorsión armónica Hasta el armónico 63. ION. numerosos niveles de activación posibles para un tipo determinado de alarma Niveles de prioridad definidos por el usuario La combinación booleana de alarmas es posible utilizando los operadores AND. protocolos: mismos que en puerto Ethernet EtherGate Se comunica directamente con hasta 62 dispositivos esclavos a través de los puertos serie disponibles ModemGate Se comunica directamente con hasta 31 dispositivos esclavos Servidor web integrado (WebMeter) 5 páginas personalizables.° para todas las entradas de corriente y tensión Detección de huecos/picos Análisis de huecos y picos: Datos de magnitud y duración adecuados para trazar curvas de tolerancia de tensión Registro de forma de onda por pulso u operaciones de control Valores instantáneos Mediciones de alta precisión (1 s) o alta velocidad (1/2 ciclo). Utilice estos datos para añadir y sumar valores de energía y realizar totales complejos Capturas de forma de onda Captura simultánea de todos los canales de tensión y corriente: Captura de perturbaciones de red 214. incluidos rms reales por fase/total para: Corriente y tensión Potencia activa (kW) y reactiva (kVAR) Potencia aparente (kVA) Frecuencia y factor de potencia Desequilibrio de corriente y tensión Inversión de fases Perfil de carga Las asignaciones de canal (800 canales a través de 50 grabadores de datos) se pueden configurar para cualquier parámetro que se pueda medir. calidad de alimentación o cualquier parámetro medido. incluido el registro histórico de tendencias de energía. (16 muestras/ciclo 3 96 ciclos. Grabación por pulsos basados en intervalos de tiempo.000 baudios Puerto Ethernet 10Base-TX. 1. NOR Seguridad avanzada Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos Realiza reinicios. corriente.300 nm. hasta 19. planificación de calendarios. protocolos ION. enlace de 2. condiciones de alarma/suceso o manualmente Modbus maestro Control de hasta 32 dispositivos esclavos por canal serie y almacenamiento de sus datos a intervalos programables. sincronizaciones de tiempo o configuraciones de medidores según los privilegios de usuario Corrección del transformador Corrección de fase/imprecisiones de magnitud en transformadores de intensidad (TI) o transformadores de tensión (TT) Memoria 5-10 Mbytes (especificados en el momento del pedido) Actualización de firmware Actualización mediante los puertos de comunicación Características de visualización Tipo LCD FSTN transreflectiva Retroiluminación LED 6/23 6 . Modbus.000 m.600 baudios).00. conector RJ45.5/125 µm o 50/125 µm. protocolos: DNP.024 muestras/ciclo Alarmas Alarmas de umbral: Puntos de ajuste de recogida y pérdida ajustables y temporizaciones. DLMS Puerto para módem interno 300-56. GPSTRUETIME/ DATUM. nuevas funciones de creación de páginas. TCP. conector dúplex LC. OR.Analizadores de redes ION8800 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Guía de elección (continuación) Comunicación Puerto óptico IEC 1107 Puerto RS485 Ejemplo de página de servidor web integrada (WebMeter) con valores en tiempo real 2/4 cables. conexión directa a un PC o módem Módulo de comunicación (opcional) Puerto RS232/485 300-115. tensión.600 baudios. compatible con HTML/XML Características de firmware Registro de datos de alta velocidad Grabación de ráfagas de hasta 1/2 ciclo de intervalo. FO multimodo con índice de gradiente 62. Modbus Master Enlace de fibra óptica Ethernet 100Base-FL. 10 Mbytes de memoria) 1. enlace de 100 m. NAND.000 ciclos como máx. Modbus TCP. demanda. DNP 3.200 baudios Hasta 57.
co­rriente 5 A nominal. 3 entradas bá­sica) digitales (80 V-280 V CC/V CA) D Base opcional y 1 puerto de sincronización IRIG-B(2). sin bloqueo de seguridad 1 Protección con contraseña.005 A. con bloqueo de seguridad 11 Pedidos A Ninguno especia­les C Tratamiento de tropicalización aplicado Productos relacionados RACK-8800-RAW Rack IEC/DIN 34862 de 19 pulgadas con bloques hembra de E/S y tensión/corriente hembra sin montar IEC-OPTICAL-PROBE Sonda óptica opcional compatible con IEC 1107 para utilización con medidores ION8800 BATT-REPLACE-8XXX Baterías de sustitución para ION8600 o ION8800. 3 entradas digitales (80 V-280 V CC/V CA)(1) 10 Seguridad 0 Protección con contraseña. 1 A nominal. módem interno universal de 56 k (RJ11) E0 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45) F0 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)/ 10Base-FL (conexión macho de fibra óptica ST) M1 Comun.024 muestras/ciclo) B Conjunto de características C más supervisión de calidad de la alimentación compatible con EN 50160 C Medidor básico de ingresos de tarifas/energía  3 Memoria/factor 1 Memoria de registro de 10 Mb. conectores Essailec de forma 2 Memoria de registro de 5 Mb. . 10 A escala completa y 14 A captura de fallos (V1-V3): rango automático (57 V-288 V CA F-N o 99 V-500 V CA F-F)  5 Entradas tensión 0  6 Alimentación B Fuente de alimentación monofásica: 85 V-240 V CA ±10% (47 Hz-63 Hz) o 110 V-300 V CC  7 Frecuencia 5 Calibrado para sistemas de 50 Hz del sistema 6 Calibrado para sistemas de 60 Hz  8 Módulo de A0 Comunicación estándar: 1 punto RS232/RS485. 1 puerto comu­nicación RS485 (COM2)(1) (mante­nimiento C1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45). conectores Essailec  4 Entradas de C (I1-I3): configurado para corriente de arranque de 0. (2) Todas las opciones de comunicación y E/S integradas (opción básica) incluyen: 4 salidas di­gitales de estado sólido y forma C. 1 salida de relé mecánico de forma C. 3 entradas digitales (20 V-56 V CC/V CA)(1) E Base opcional y 1 puerto de sincronización IRIG-B(2).0 y DLMS. 1 puerto RS485 (COM2)(1) y E/S integradas (sin mantenimiento B Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2). Para las E/S integradas. DNP 3. Entradas de corriente I1-I3 con I4 adicional. Modbus-RTU. 1 puerto de comunica­ción óptico IEC 1107. consulte los siguientes comentarios  2 Conjunto de A Conjunto de características B más análisis de calidad de ca­racterísticas alimentación (captura de transitorios y formas de onda con resolución de 1.001 A. 3 entradas en la instalación. entradas de tensión de amplio rango V1-V3 (57 V-288 V CA F-N o 99 V-500 V CA F-F). digitales (20 V-56 V CC/V CA) par­te de la unidad C Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2).Analizadores de redes ION8800 Funciones y características (continuación) Medida avanzada Referencias Elemento B Ejemplo de referencia de producto  1	Modelo  2	Conjunto de características  3	Memoria/factor de forma  4	Entradas de corriente  5	Entradas de tensión  6	Alimentación  7	Frecuencia del sistema  8	Comunicaciones  9	Entradas/salidas integradas 10	Seguridad 11	Pedidos especiales Módulo de comunicación opcional ION8800 6 6/24  1 Modelo Código Descripción M8800 Medidor ION8800 de montaje en rack de 19 pulgadas IEC/ DIN 43862 con pantalla integrada. 1 puerto RS485 (COM2). estándar más módem interno universal de 56 k (RJ11)  9 Comunicaciones A Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2). cantidad 10 (1) El canal COM2 está disponible en el puerto situado detrás del medidor o bien en el módulo de comunicación (si está instalado). 2 puertos de impulso ópticos según IEC 1107. Admite protocolos ION. 1 puerto RS485 (COM2). módem en la instalación) interno universal de 56 k (RJ11) D1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)/ Ethernet 10Base-FL. 10 A escala completa y 14 A captura de fallos E (I1-I3): configurado para corriente de arranque de 0. Debe seleccionar los conectores a los que está conectado su cableado de comunicación durante la configuración del dispositivo.
Analizadores de redes ION8800 Instalación y conexiones Medida avanzada Dimensiones (mm) Dimensiones de ION8800 Dimensiones del rack Essailec ION8800 482 57 133 461-469 Dimensiones en rack del ION8800 6 Dimensiones del módulo de comunicación ION8800 6/25 .
Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión de comunicación.si el neutro no está conectado a tierra Protección (3 A) Alimentación L/+ N/Protección (2 A) V1 V2 V3 V4 Vref Conecte a tierra el terminal G para la fuente de alimentación de CA I11 I12 Bloque de cortocircuito I21 I22 I31 I32 I41 I42 } I4 opcional I51 I52 Sólo representación de conexión.si el neutro no está conectado a tierra Fuente de alimentación monofásica L/+ Protección (2 A) N/- B1 U1 B2 U2 B3 U3 B0 Uref Asegúrese de que el terminal de tierra está conectado con un cable de 3.3 mm² (12 AWG) > _ 30 cm de longitud A01 I11 A1 I12 Bloque de cortocircuito A02 I21 A2 I22 A03 I31 A3 I32 A04 I41 A4 I42 Sólo representación de conexión. 6/26 . Conexión 3 TT de 3 elementos y 4 cables N L1 L2 L3 6 Protección (3 A) Fusible obligatorio para N/. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión de comunicación.Analizadores de redes ION8800 Instalación y conexiones (continuación) Medida avanzada Conexiones Conexión directa de 3 elementos y 4 cables N L1 L2 L3 Fusible obligatorio para N/.
NA Estándar. NA Estándar. L/+ Relés de estado sólido. reloj entrada DI-SCOM DI1 DI2 DI3 Entradas de alimentación Fuente aliment. DO1 y DO2 K forma C DO1 DO1 DO2 DO2 DO3 y DO4 K DO3 DO3 DO4 DO4 Relé mecánico. NA Estándar. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado com­pleto de Essailec y los detalles de conexión de comunicación. línea (+) Estándar. N/– de potencia (ca/cc) Fuente alimen. NC Sin usar Blindaje RS485 RS485 + RS485 – Sin usar Opcional. común Estándar. neutro (–) Fuente alimen. NC Estándar. NC Estándar. NC Estándar. común Estándar Estándar Estándar Fuente alimen. reloj entrada común Opcional. NC Estándar. Rack Medidor D C B Código 15 Código 15 Código 15 A 6/27 6 . forma C Alarma K Alarma Alarma – Puerto RS485 Blindaje RS485 RS485 + RS485 – – Entrada de sincronización Común de entrada IRIG-B de reloj IRIG-B(1) Entrada IRIG-B (1) Opción actualmente no disponible.Analizadores de redes ION8800 Instalación y conexiones (continuación) Medida avanzada Conexiones (continuación) Elemento Entradas de medición de corriente Entradas de medida de tensión Entradas digitales Puerto de medidor Conector Descripción I11 I12 I21 I22 I31 I32 I41 I42 Vref V1 V2 V3 A01 A1 A02 A2 A03 A3 A04 A4 80 81 82 83 B5 B6 B7 B8 B4 B9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D0 D1 D2 D3 D5 D6 D7 D8 D4 Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Opcional Opcional Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar. NA Estándar. sincr. NA Estándar. D9 Sólo representación Essailec. común Estándar. sincr. común Estándar.
http://www.facebook.schneiderelectric. el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y.: 934·84·31·00 Fax: 934·84·32·00 Soporte Técnico Servicio Posventa SAT http://www.isefonline.schneider-electric.A. 52. S.es/soporte en productos y aplicaciones Elección Reparaciones e intervenciones Asesoramiento Gestión de repuestos Diagnóstico Asistencia técnica www.schneiderelectric.com/SchneiderElectricES . edificio A · 08019 Barcelona ESMKT01013A14 horas En razón de la evolución de las normativas y del material.es Instituto Schneider Electric de Formación Schneider Electric España. las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios.es/faqs http://www.Make the most of your energy www. Bac de Roda.com/es @SchneiderES Centro Atención Clientes Tel. por tanto.
Documentos similares a Catalogo Schneider 8650
Ejercicios en Clase Motor Sincrono
potencia presentacion finalizada.pptx
Sepam S80 (Manual Del Usuario)
Tarea2_Sanchez2
Vento 2 Pro y Vento 210
Memoria Descriptiva Departamento

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución