Source: http://docplayer.it/15415619-Fornitura-in-service-di-sistemi-diagnostici-per-esami-emocromocitometrici-per-l-area-vasta-emilia-centrale.html
Timestamp: 2018-02-23 11:02:42+00:00

Document:
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI PER L AREA VASTA EMILIA CENTRALE. - PDF
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI PER L AREA VASTA EMILIA CENTRALE.
Download "FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI PER L AREA VASTA EMILIA CENTRALE."
1 Dipartimento Amministrativo Servizio Acquisti Metropolitano Settore Attrezzature in Service Il direttore CAPITOLATO SPECIALE PROCEDURA APERTA N. 150/2014 FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI PER L AREA VASTA EMILIA CENTRALE. timbro e firma per accettazione Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna Via Gramsci, Bologna Sede Legale: Via Castiglione, Bologna Tel fax Tel fax Codice fiscale e Partita Iva
2 INDICE Premessa... 3 Art.1 - Oggetto della Gara... 4 Art. 2 - Durata della fornitura... 4 Art. 3 - Conformità a disposizioni e norme... 5 Art. 4 - Organizzazione dei Laboratori AVEC - Obiettivi della fornitura... 5 Art. 5 - Caratteristiche della fornitura... 7 Art. 6 - Tempistiche... 9 Art. 7 - Aspetti informatici Art. 8 - Privacy Art. 9 - Obblighi di riservatezza Art Gestione logistica del transitorio, sopralluogo, lavori e necessità impiantistiche. 12 Art Consegna, installazione e collaudo delle Apparecchiature Art Formazione Art Periodo di prova Art Assistenza tecnica ed aggiornamenti tecnologici Art Reagenti, controlli di qualità, calibratori, materiale di consumo, ecc Art Acquisto in danno Art Notifica di rischi o richiami Art Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro Art Penalità Art Risoluzione del contratto Art Responsabilità Art Contratto Art Fatturazione e Pagamento Art Prezzi/revisione Art Cessione e subappalto del contratto Art Recesso dal contratto Art Referenti delle attività Art Clausola di adesione Art Controversie e Foro competente
3 Premessa Il Ministero della Salute ed il Ministero della Economia e delle Finanze hanno dato indicazioni per costruire un sistema omogeneo a livello nazionale che sviluppi reti integrate di punti di Laboratorio delle Aziende Sanitarie, garantendo e l urgenza laboratoristica e l equità di accesso dei pazienti alle prestazioni con l eliminazione delle ridondanze dei servizi. La rete che si sviluppa su base di Area Vasta avrà l obiettivo di migliorare l efficacia diagnostica, l efficienza economica e l appropriatezza nei servizi erogati. In questo ambito la Regione Emilia Romagna aveva già provveduto nel Piano sanitario Regionale ad individuare una modellistica di organizzazione dei servizi afferenti alla medesima linea di produzione secondo il modello Hub & Spoke che prevede la concentrazione della produzione dell assistenza di maggiore complessità in centri di eccellenza (Hub) attraverso l invio degli esami dai centri periferici (Spoke). L'Area Vasta Emilia Centrale (AVEC) rappresenta il luogo dell'integrazione fra le Aziende Sanitarie: Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche e costituisce uno strumento organizzativo per consolidare e sviluppare le prerogative di autonomia territoriale delle Aziende stesse. Il LABORATORIO UNICO DI AVEC è una struttura operativa unica con articolazioni territoriali orientate ad una risposta appropriata, sia qualitativa sia in termini di efficienza operativa, ai bisogni di diagnostica chimico clinica della popolazione delle province di Bologna e Ferrara. Il modello organizzativo prevederà a regime: - due Laboratori Hub, uno collocato a Bologna all Ospedale Maggiore presso la palazzina L, l altro collocato a Ferrara presso l Ospedale di Cona. Queste due strutture saranno i nodi principali della rete, su questi andranno a convergere, oltre che le attività per esterni di tutto il territorio di riferimento, anche quelle per interni con valenza specialistica non eseguite nelle strutture satelliti Spoke. I due Laboratori Hub saranno di riferimento per la supervisione qualitativa anche dei punti POCT inseriti nella rete. L organizzazione del lavoro avverrà sulla base di una turnistica H 24 che terrà conto dell afflusso giornaliero dei campioni. - Un Laboratorio Spoke collocato presso l ospedale ad altissima complessità Sant Orsola Malpighi. L organizzazione di questo Laboratorio sarà tarata per dare risposte alle attività per interni e percorsi dedicati dell Azienda Ospedaliera Universitaria (H24) e per tutte quelle funzioni di riferimento regionale che già da oggi si avvalgono di questo Laboratorio. - Una rete di Laboratori Spoke collocati negli ospedali ad alta e media complessità al fine di dare una risposta ai bisogni dei pazienti interni. L organizzazione del lavoro sarà tarata sulla base delle esigenze locali caratterizzate in particolare dai volumi e dalla complessità degli esami richiesti, e la turnistica varierà quindi dalla tipologia H 12 alla H 8 o H 6. Sulla base delle esigenze locali questa organizzazione potrà essere supportata da servizi guardia attiva, reperibilità o POCT. 3
4 Art.1 - Oggetto della Gara La fornitura riguarda Sistemi diagnostici in Service per esami emocromocitometrici ed è finalizzata alla esecuzione in routine/urgenza ed in emergenza di circa 1,9 milioni di esami refertati/anno presso i Laboratori Analisi AVEC delle seguenti Aziende: Azienda USL di Bologna; Azienda Ospedaliero-Univesitaria di Bologna; Azienda USL di Imola; Istituto Ortopedico Rizzoli; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara; Azienda USL di Ferrara e sarà regolata dalle norme del presente Capitolato speciale. Le Aziende sopra elencate saranno d ora in poi denominate Aziende Appaltanti. La strumentazione richiesta è costituita da analizzatori per esami emocromocitometrici, da strisciatori / coloratori di vetrini e da quant altro previsto nel presente Capitolato speciale. Per i due Laboratori Hub e per il Laboratorio del S. Orsola-Malpighi, i contaglobuli e lo strisciatore/coloratore di vetrini devono essere integrati tra loro in un sistema automatizzato (Allegato C, sezione C) che consenta anche il check in, il sorter, la preparazione dei rack destinati agli analizzatori per VES e ad eventuali ulteriori analizzatori esterni ed il check-out. Deve inoltre essere presente un software di gestione del flusso dei campioni dalla fase pre-analitica alla fase post-analitica. Vengono infine richieste per tutti i Laboratori le dotazioni hardware e software necessarie per il collegamento dei dispositivi al LIS (DNLab della ditta Noemalife) e per l integrazione con l applicativo per la gestione del magazzino dei Laboratori dell AVEC (MAIA della Ditta Noemalife) (vedi Art.7). La strumentazione offerta dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione; dovrà avere un livello correlato alle necessità di ciascuno dei Laboratori dell AVEC e possedere una tecnologia avanzata o, comunque, assicurare tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici; dovrà essere corredata di tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento. Tali caratteristiche dovranno essere rapportate alle specifiche tecniche-organizzative. Le strumentazioni proposte per gli HUB ed il S.Orsola dovranno essere installate nelle aree indicate negli Allegati D (planimetrie dei laboratori), nei quali sono evidenziati i vincoli strutturali con cui le strumentazioni proposte devono essere compatibili. Art. 2 - Durata della fornitura La fornitura avrà durata di 6 anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori 3 anni (anche singolarmente considerati), previo interpello della Ditta aggiudicataria. In caso di rinnovo, la Ditta si impegna ad effettuare uno sconto minimo del 5% sul prezzo di aggiudicazione. Alla scadenza del contratto di fornitura, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni. Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato speciale. Allo scadere della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, provvedendo all approvvigionamento degli imballi. 4
5 Art. 3 - Conformità a disposizioni e norme Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e rispettare, se applicabili: Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro conformi alla Direttiva Europea 98/79, recepita dal Decreto Legislativo 332/2000; Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici conformi alla Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336); Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata ( V) e continua ( V) conformi alla Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23); Apparecchiature con organi meccanici in movimento conformi alla Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37); Dispositivi utilizzati in Laboratorio conformi alla Norma specifica sugli apparecchi da Laboratorio CEI 66.5 (EN ); Dispositivi rispondenti al Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro; Dispositivi rispondenti al DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine) e successive modifiche ed integrazioni. Ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, la Ditta Partecipante deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettati. Il progetto presentato dalle Ditte Partecipanti dovrà inoltre illustrare adeguate soluzioni atte a limitare il più possibile il rumore ed il calore. In relazione al rumore, fatto salvo quanto riportato nelle relative norme di settore, per i livelli di pressione sonora generati dai dispositivi di automazione all interno degli ambienti di lavoro, il riferimento legislativo è il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e in particolare il Capo II Artt. 187, 188, 189, 190. In particolare per gli spazi laboratoriali di lavoro si richiede, in qualsiasi posizione possa essere occupata da un lavoratore, un livello di pressione sonora all operatore non superiore ai valori limite inferiori di azione come definiti all Art. 189 suddetto e cioè: L EX,8h 80 dba e p peak 112 Pa (135 dbc riferito a 20 µpa) È onere a carico del Fornitore il calcolo dei suddetti livelli di esposizione dei lavoratori nello specifico ambiente di installazione dei dispositivi di automazione e secondo l effettivo schema di assemblaggio dei dispositivi stessi, considerando la reale presenza di più catene automatiche e il loro eventuale funzionamento contemporaneo. Il calcolo è da effettuarsi ipotizzando turni di 8 ore per operatori sempre presenti all interno dello stesso ambiente di lavoro. È inoltre onere a carico del Fornitore/installatore delle macchine lo svolgimento di rilievi fonometrici in sito per la verifica post operam in condizioni a regime, secondo i requisiti sopra definiti. Art. 4 - Organizzazione dei Laboratori AVEC - Obiettivi della fornitura Nell Allegato C, Sezione A, vengono riportati, per ciascun Laboratorio, i carichi di lavoro annuali per le analisi previste, da intendersi come risultati refertati. Ai fini della determinazione delle quantità di reagenti necessarie per la loro esecuzione, tali carichi di lavoro devono essere 5
6 aumentati anche in relazione alla tecnologia (apparecchiature e reattivi) offerta per consentire l esecuzione delle calibrazioni, dei campioni di controllo, e dei rerun (vedi Art.5). Tutti i controlli strumentali ed i calibratori necessari alla corretta valutazione ed al funzionamento dei sistemi analitici dovranno essere forniti gratuitamente dalla Ditta Aggiudicataria. I controlli di qualità saranno invece acquisiti dalle Aziende Appaltanti presso altro fornitore. Tutti i laboratori dell AVEC effettuano mediamente i controlli di qualità su due livelli, tre volte al giorno su ciascun analizzatore. Per il liquor viene eseguito 1 controllo/die su due livelli. La percentuale di ripetizioni è stimabile intorno al 1%. I controlli inter-macchina vengono effettuati mediamente una volta/die per analizzatore. La percentuale di vetrini è mediamente pari a ca il 7% degli emocromi. Per ottenere i carichi di lavoro medi giornalieri i dati annuali riportati in Allegato C, sezione A, sono da distribuirsi su 365 giorni lavorativi per i laboratori di urgenza, su 300 giorni per gli altri laboratori. I flussi giornalieri di tutti i campioni ematologici in ingresso nei Laboratori Hub e negli Spoke ad elevata attività sono riportati nell Allegato C, Sezione B, con l indicazione degli orari di arrivo. A tale proposito, si segnala che tutti i Laboratori dell AVEC utilizzeranno le stesse tipologie di provette; in particolare, per gli esami oggetto della presente gara e per la VES, è previsto l utilizzo di una unica provetta primaria. Gli strumenti devono consentire la analisi anche su microprelievi (provette pediatriche) o campioni con volumi ridotti di sangue e di liquidi biologici. In tutti i laboratori le provette, di norma, arriveranno ai sistemi ematologici dopo essere state accettate dalle pre-analitiche automatiche o manuali in dotazione ai laboratori. Per garantire la massima flessibilità e la massima tracciabilità dei campioni, la fase di check-in deve poter essere eseguita direttamente anche sulle catene di ematologia, laddove previste. In tutti i Laboratori Spoke (incluso il S.Orsola), gli esami con carattere di urgenza/emergenza verranno processati sugli stessi analizzatori richiesti per la routine. Per i Laboratori HUB è invece prevista un area separata con dispositivi dedicati (Allegato D - planimetrie). La dotazione strumentale minima richiesta per ciascun Laboratorio è indicata in Allegato C, Sezione C. In Allegato A, Sezione A sono invece riportati i requisiti indispensabili a cui i sistemi richiesti devono essere rispondenti. OBIETTIVI DELLA FORNITURA Con la presente fornitura, le Aziende Appaltanti si propongono di realizzare i seguenti obiettivi: 1) Dotare tutti i Laboratori dell AVEC del massimo livello di automazione, in relazione alle specifiche esigenze, in tutte le diverse fasi, dal caricamento del campione sul sistema ematologico fino alla refertazione, all allestimento e colorazione dei preparati, all acquisizione ed elaborazione immagini, incluse le operazioni di manutenzione giornaliera. Le Ditte Partecipanti dovranno illustrare nelle relazioni progettuali, le novità tecnologiche proposte, le modalità di interfaccia nella gestione della validazione a distanza di tutti gli analizzatori distribuiti sul territorio, la semplificazione e la riduzione dei processi lavorativi. 2) Uniformare l attività analitica dei Laboratori dell AVEC in tutti gli aspetti: tecnologie, metodiche, standard qualitativi. Tutti i Laboratori dell AVEC dovranno pertanto essere dotati di strumentazioni omogenee, dimensionate ai carichi di lavoro, che utilizzino le stesse metodiche e che assicurino elevati standard di qualità (All.A, sez.b, mod. B4 e B5). 3) Garantire in tutti i Laboratori dell AVEC il contenimento dei tempi di refertazione sia in routine/urgenza, sia in emergenza. Le Ditte Partecipanti dovranno illustrare nei loro progetti le cadenze analitiche consentite dai sistemi offerti, le modalità e semplicità di gestione delle richieste con livello di emergenza, la flessibilità di lavoro di ciascuna tipologia di strumento collegato in catena, le modalità progettuali adottate per evitare la formazione di code. 4) Garantire la tracciabilità dei singoli campioni e dei relativi dati in tutte le fasi del processo di lavorazione (dal sample seen/check-in al check-out). Tali dati dovranno anche essere 6
7 trasferiti al LIS e dovranno essere sia visibili in tempo reale sia recuperabili dallo storico. Dovrà essere sempre visibile lo stato di avanzamento della processazione del campione ed i tempi legati ad ogni singolo passaggio, al fine di garantire un governo complessivo. Le Ditte Partecipanti dovranno illustrare nei loro progetti anche la soluzione da adottare per garantire, laddove tecnicamente fattibile, la rintracciabilità dei lotti utilizzati per analizzare ogni singolo campione. 5) Garantire la continuità delle prestazioni: ipotesi e livelli di back-up devono essere considerati sia dal punto di vista strumentale, che organizzativo (ad esempio: ridotti tempi di risposta alle chiamate, presenza di un tecnico on-site, teleassistenza, trasporto dei campioni da un Laboratorio ad un altro, formazione e supporto,ecc.). I progetti proposti dovranno contenere accurate analisi e simulazioni di casi di emergenza. 6) Semplificare e razionalizzare le attività legate alla gestione del service, del magazzino, degli ordini, della fatturazione, ecc. In particolare, le Ditte dovranno illustrare le modalità progettuali, organizzative e tecnologiche per assicurare la gestione ottimale del magazzino, la tracciabilità dei prodotti, la semplificazione dei processi organizzativi, le modalità di reintegro dei prodotti al fine di garantire la continuità delle prestazioni. le modalità di integrazione con i software di gestione magazzino in dotazione alle Aziende Appaltanti (vedi anche Art.7) 7) Agevolare l ottimizzazione degli spazi e garantire la massima ergonomia per la gestione operativa da parte dei tecnici. Il progetto presentato dalle Ditte Partecipanti dovrà inoltre specificare sia le soluzioni adottate per limitare il più possibile il rumore ed il calore sia le opere edili ed impiantistiche ritenute indispensabili, che dovranno essere della minor entità possibile anche economica. Il progetto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di raggiungere gli obiettivi sopra indicati. Art. 5 - Caratteristiche della fornitura La fornitura si intende costituita da un unico lotto non frazionabile. Per tale motivo, la Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto nel presente Capitolato speciale, nulla escluso. Nell Allegato C viene specificata l attività annua oggetto della presente fornitura ed il fabbisogno minimo di attrezzature. Si prevede che l attività complessiva dei Laboratori nel periodo contrattuale potrà variare in misura non superiore al ± 20%, fermo restando la possibilità di una diversa distribuzione dei carichi di lavoro tra i Laboratori della Provincia di Bologna, fino al momento in cui non sarà a regime il modello organizzativo del Laboratorio Unico AVEC. I sistemi offerti devono rispondere ai requisiti tecnici e funzionali indispensabili descritti nell Allegato A (Sezione A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale. La mancata rispondenza anche ad uno solo dei requisiti indispensabili implica la non ammissione alla gara. Le ulteriori caratteristiche indicate nell Allegato A (Sezione B Questionario tecnico) sono da relazionare seguendo le indicazioni ivi riportate. La fornitura prevede: Strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica, idonea all uso previsto nel presente Capitolato speciale e dotata dei requisiti indispensabili indicati nell Allegato A (Sezione A). Dovrà inoltre essere fornito tutto quanto necessario per l utilizzo delle apparecchiature (esempio: deionizzatori, ecc.), anche in relazione alla tecnologia proposta. Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica. 7
8 Consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione ; A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l hardware, il software, i toner, le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei sistemi analitici, nulla escluso, durante l intero periodo contrattuale e per il periodo di tempo necessario all installazione, messa in funzione e collaudo delle apparecchiature. Sono escluse dalla fornitura i contenitori primari per la raccolta dei campioni biologici. Collegamento bidirezionale al LIS dei Laboratori (DNLab della ditta Noemalife), inclusi software ed hardware necessari (vedi Art.7) Integrazione del software di gestione del magazzino di Laboratorio delle Aziende Appaltanti, inclusi software ed hardware necessari (vedi Art.7) Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria nell Allegato B e conformemente a quanto richiesto nel presente Capitolato speciale. Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio. Aggiornamenti tecnologici gratuiti. Corsi di formazione iniziale all uso dei sistemi analitici ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori (vedi Art.12). Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti. Sottoscrizione gratuita per l intero periodo contrattuale al programma di valutazione esterna di qualità : NEQAS L eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione all interno di una Azienda o tra le Aziende Appaltanti, qualora la collocazione iniziale dovesse variare a seguito di riorganizzazioni legate all avanzamento del progetto dei Laboratori dell AVEC. Fornitura gratuita di ulteriori sistemi/analizzatori che si rendessero necessari per garantire i livelli prestazionali minimi e/o la continuità delle prestazioni. Fornitura alle stesse condizioni di ulteriori sistemi ematologici da ubicare presso altri laboratori delle Aziende appaltanti (es. SIT, Ematologia ecc.); in particolare per i laboratori Trasfusionali, se richiesto, dovrà essere realizzato il collegamento bidirezionale al LIS ELIOT della ditta Engineering. Quant altro previsto nel presente Capitolato speciale. PREZZO A REFERTO Nell Allegato C (Sezione A) è indicata l attività annua presunta dei Laboratori, espressa come numero di referti su cui dovrà essere dimensionata l offerta economica (Allegato F). Si segnala che il numero di referti si riferisce ai soli processi analitici rilevati dal LIS; non sono pertanto conteggiati né i cicli dello strumento corrispondenti a controlli, calibrazioni, lavaggi, avviamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta, né eventuali campioni ripetuti o sedute risultanti invalide per cause di qualsivoglia natura. Verrà conteggiato un unico referto anche in presenza di eventuali metodiche che dovessero prevedere l esecuzione dell indagine sul campione in doppio. La Ditta dovrà indicare, utilizzando l Allegato F, un prezzo a referto omnicomprensivo per ciascun esame, identico per tutti i Laboratori delle Aziende Appaltanti, indipendentemente dal livello tecnologico della strumentazione fornita. Preme sottolineare che il prezzo a referto è omnicomprensivo ed include quote strumentali, assistenza tecnica, collegamento al LIS, reagenti, calibratori, materiali di consumo, ecc. e quant altro necessario al corretto e completo funzionamento dei sistemi diagnostici, anche se non specificato in offerta o se i quantitativi dei reagenti/consumabili necessari dovessero risultare maggiori di quanto ipotizzato dalla Ditta Aggiudicataria. Sono esclusi dal prezzo i soli contenitori primari per la raccolta dei campioni biologici ed i controlli di qualità (vedi Art.4). L approvvigionamento di tutti i reagenti/materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell attività analitica prevista e per il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici è a carico della 8
9 Ditta Aggiudicataria (vedi Art. 15) Il prezzo a referto dichiarato in offerta (Allegato F) costituirà la base per gli ordini che verranno emessi con cadenza mensile dai Servizi competenti di ciascuna Azienda Appaltante per consentire la successiva fatturazione. Gli ordini verranno emessi entro il 15 di ciascun mese (o con periodicità diversa se concordato con i referenti delle Aziende Appaltanti) e saranno relativi ai referti prodotti nel mese precedente, rilevati dal LIS delle Aziende Appaltanti nella modalità sopra indicata. Eventuali fatture emesse con modalità difforme da quanto sopra indicato non saranno corrisposte. Le Aziende Appaltanti si rendono disponibili ad effettuare in contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria entro il primo bimestre di ciascun anno, un controllo tra l attività complessiva rilevata dal LIS in quella data ed il numero di referti corrisposti alla Ditta per lo stesso periodo di riferimento. Nel caso di discordanza, verrà corrisposto un conguaglio di importo pari alla differenza con i referti fatturati. Qualora nel corso del rapporto contrattuale sorgesse l'esigenza di inserire altri analiti non inclusi in offerta economica, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a formulare un prezzo/referto congruo con i prezzi di mercato e/o congruo con i prezzi offerti per gli analiti previsti in gara. La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell Azienda e/o da terzi autorizzati. La Ditta Aggiudicataria, inoltre, si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale potrà accedere agli uffici e locali delle Aziende Appaltanti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure. Le Aziende Appaltanti sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del contratto di fornitura, intendendosi a tal riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta Aggiudicataria risponde anche dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare alle Aziende Appaltanti per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura, sollevando pertanto le Aziende Appaltanti da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo venisse mossa. La Ditta Aggiudicataria è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta stessa o al proprio personale. Art. 6 - Tempistiche Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, qui di seguito sono indicati i tempi che la Ditta dovrà rispettare per: Consegna delle apparecchiature: secondo il tempogramma proposto dalle Ditte Partecipanti e comunque nei limiti di cui al calendario previsto nel successivo Art.11). Installazione, messa in funzione e consegna alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del verbale di installazione: secondo il tempogramma proposto e comunque nei limiti di quanto previsto in Art.11). Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l installazione dei dispositivi: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre la giornata dell installazione dei dispositivi (vedi Art.11). Collaudo di accettazione: entro 30 giorni solari dalla ricezione da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del Verbale di Installazione; tale termine potrà essere 9
10 prorogato di ulteriori 30 giorni solari nel caso in cui vengano riscontrate carenze di qualsiasi natura durante la fase di collaudo (vedi Art.11). Richiesta di possibili chiarimenti alle Aziende Appaltanti sull esito del collaudo di accettazione e sugli eventuali provvedimenti: entro 15 giorni solari dalla data di trasmissione del collaudo stesso (vedi Art.11). Periodo di prova: sei mesi dal collaudo positivo o positivo con riserva da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti (vedi Art.13). Intervento tecnico per guasto di un dispositivo: entro al massimo 4 ore lavorative dalla chiamata (esclusi festivi). Ripristino della totale funzionalità di un dispositivo (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up): entro al massimo 12 ore lavorative dalla chiamata (esclusi festivi). Art. 7 - Aspetti informatici STAZIONI DI LAVORO (PC o Workstation o Elaboratore): è vincolante ai fini dell accettazione la consegna di PC non assemblati ma identificabili con un modello e costruttore univoco e forniti delle idonee certificazioni di conformità alle norme e direttive di riferimento e licenze software originali (compresi i CD ed i manuali previsti). Qualora la stazione di lavoro debba essere collegata alla rete aziendale delle Aziende AVEC, dovrà essere garantito il rispetto delle politiche di sicurezza di ciascuna azienda. Le Ditte Partecipanti devono pertanto assicurare la compatibilità del sistema operativo e di ogni applicativo fornito con i software antivirus in dotazione alle Aziende Appaltanti al momento dell aggiudicazione, nonché con i loro periodici aggiornamenti. Per es., nel caso in cui tali apparati eseguano un sistema operativo Microsoft Windows, su di essi dovrà essere installato il software antivirus aziendale che sarà mantenuto aggiornato dall azienda stessa. Allo stesso modo dovrà essere sarà garantita l'applicazione delle opportune patch del sistema operativo COLLEGAMENTO AL LIS Tutte le Aziende Appaltanti utilizzano il sistema informatico di gestione del Laboratorio analisi (LIS) DNLab prodotto e fornito da Noemalife. La Ditta deve garantire, a pena di esclusione, il collegamento diretto di tutti i sistemi analitici forniti al middleware HALIA di NoemaLife, prodotto scelto dalle Aziende Appaltanti come soluzione unica ed omogenea per la gestione di tutta la fase pre-analitica, analitica e post-analitica. La proposta presentata, infatti, deve garantire i seguenti requisiti: - ridurre il più possibile la presenza di applicativi di terze parti che richiedano formazione ed assistenza continua; - garantire al personale di Laboratorio che opera su tutti gli strumenti analitici l utilizzo di una soluzione omogenea e integrata; - permettere un immediata individuazione del corretto interlocutore in caso di problemi derivanti dall'integrazione. Tuttavia la ditta può prevedere in offerta anche l utilizzo del proprio sistema gestionale, se tecnicamente necessario. Anche in questo caso, il sistema proposto deve comunque essere collegato al LIS attraverso l'utilizzo del middleware HALIA. In merito alle specifiche tecniche di integrazione, si precisa che tutti gli strumenti da gestire tramite il middleware HALIA devono poter essere mappati in rete con un indirizzo IP ed una porta assegnata dalle Aziende AVEC e dovranno comunicare con i server centrali tramite socket. Pertanto, nel caso in cui lo strumento non sia dotato nativamente di una uscita TCP/IP, la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico dell hardware necessario per convertire il segnale RS232 in TCP/IP. La Ditta deve fornire tutti gli elementi per valutare la qualità effettiva di questa interfaccia di collegamento. Sarà a carico della Ditta Aggiudicataria garantire il passaggio al middleware HALIA di tutte le informazioni (risultati, flag, immagini, QC, ecc.) che le Aziende Appaltanti riterranno necessarie per un completo supporto nella fase di validazione dei campioni. 10
11 INTEGRAZIONE CON IL MAGAZZINO REAGENTI Le Aziende Appaltanti avranno a disposizione un sistema di gestione di magazzino (MAIA della Ditta Noemalife) in grado di registrare, attraverso la lettura di etichetta con codice a barre, carico/scarico prodotti, carico e controllo delle bolle di consegna e verifica data scadenza dei prodotti. Sarà a carico dell Aggiudicataria garantire l integrazione tra il sistema MAIA e il proprio magazzino secondo le modalità descritte nel seguito. Ogni prodotto fornito dalla Ditta Aggiudicataria (indipendentemente dal confezionamento) dovrà essere provvisto di codice a barre (leggibile dal modulo di magazzino) contenente almeno le seguenti informazioni: Fabbricante Codice prodotto/ref Numero di lotto Data di scadenza. Il sistema per la gestione integrata dei magazzini reagenti dei laboratori analisi afferenti alle Aziende AVEC è l applicativo MAIA di NoemaLife. Questo consentirà di uniformare le procedure e la piattaforma applicativa, dando agli operatori di laboratorio e ai fornitori di reagenti la medesima interfaccia. Nel caso specifico per il presente progetto sarà giudicato positivamente se le etichette di ciascun articolo conterranno, oltre a eventuali identificativi barcode tra loro separati, inseriti a discrezione del produttore/fornitore per proprie esigenze operative, un identificativo GS1 1 con le seguenti caratteristiche: L identificativo GS1 deve essere scelto tra le due seguenti alternative: - Codice a Barre GS1-128 (monodimensionale) - GS1-Datamatrix (bidimensionale) Il codice GS1 deve contenere i seguenti AI (Application Identifier): - 01 GTIN (Global TradeIdentificationNumber): identificativo globale del prodotto attribuito dall Authority GS1-10 Batch or Lot Number: identificativo del lotto (o del batch) - 17 Expiration Date: data di scadenza (N.B: da non confondere con il codice AI 12 Due Date) Additional Item Identification (opzionale): codice di identificazione alternativo. Da utilizzare nel caso in cui non sia possibile utilizzare/acquisire il GTIN per il prodotto specifico. In questo caso dovrà contenere il manufactureritemid. L uso di tale campo andrà comunque preventivamente concordato con AVEC. Le specifiche tecniche di integrazione con il magazzino MAIA sono riportate nell Allegato H ACCESSO DALL ESTERNO ALLA RETE DATI Qualora la Ditta Aggiudicataria abbia necessità, per le attività di assistenza e manutenzione, taratura strumenti, aggiornamento di software ecc. previste in offerta, di accedere dall esterno alle reti delle Aziende Appaltanti, le modalità di accesso dovranno essere conformi alle politiche delle Aziende Appaltanti. La Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi alle modalità di accesso dall esterno previste e comunicate da ciascuna Azienda Appaltante (tipicamente VPN-SSL, ma non necessariamente) ed accettarle, senza nulla opporre e senza che questo possa in alcun modo pregiudicare o compromettere le forniture ed i servizi previsti o possa andare a discapito di prestazioni, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. 1 Il documento di riferimento da considerare è: GS1 General Specifications, Version 12, pubblicato online da GS1 medesima (www.gs1.org). Il riferimento italiano è GS1-Italy, che fa riferimento alla Indicod- ECR. 11
12 Si precisa, in particolare, che le politiche delle Aziende AVEC non consentono connessioni cosiddette lan-to-lan, né aperture di firewall per fini di accesso, compresi i forward dall interno verso l esterno. Queste pertanto non saranno accettate. Art. 8 - Privacy Tutti i dispositivi offerti dovranno consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. La Ditta Aggiudicataria, su richiesta dell Azienda, dovrà specificare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni. In particolare, la Ditta Aggiudicataria dovrà descrivere come vengono gestite, se applicabili: Le credenziali e la procedura di autenticazione; Il sistema di Autorizzazione; La sicurezza contro le intrusioni; L aggiornamento del software; L antivirus; La crittografia e l archiviazione; Le politiche di back-up; L archiviazione legale. Art. 9 - Obblighi di riservatezza La Ditta Aggiudicataria ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Aziende Appaltanti hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell art c.c. come espressamente indicato all 0 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse. Art Gestione logistica del transitorio, sopralluogo, lavori e necessità impiantistiche Le Aziende Ospedaliere di Ferrara (Laboratorio Nuovo S. Anna Cona) e Bologna (Laboratorio S. Orsola) si impegnano a rendere disponibili spazi per consentire la gestione logistica del periodo che intercorre tra la stipula del contratto con la Ditta Aggiudicataria e la completa messa a regime qualora al momento della installazione, gli spazi previsti siano ancora occupati dalle attrezzature attualmente in dotazione. Per il Laboratorio Ospedale Maggiore tale aspetto è trascurabile, in quanto l installazione verrà effettuata in locali di nuova realizzazione e non occupati. La definizione della sequenza temporale delle realizzazioni (vedi tempogramma Allegato G) tiene conto delle azioni di carattere organizzativo che le Aziende Appaltanti possono mettere in atto per facilitare la gestione logistica del transitorio (ad esempio: avvio delle installazioni al Laboratorio S. Orsola-Malpighi solo in seguito al trasferimento dei campioni esterni al Laboratorio Maggiore raggiungendo l attività indicata in Allegato C, Sezione A). Nell Allegato D sono riportate relativamente ai laboratori di : Maggiore, Cona, e S. Orsola le planimetrie dei locali in cui dovranno essere installati i sistemi oggetto della fornitura, in cui sono evidenziati eventuali vincoli che le Ditte dovranno rispettare nella predisposizione dei progetti. 12
13 È compito della Ditta verificare lo stato dei locali, delle infrastrutture esistenti e le opere accessorie, al fine di effettuare la valutazione certa di tempi e distribuzione ottimale della strumentazione. E pertanto previsto che la Ditta effettui un sopralluogo nelle strutture aziendali, la cui data e l orario dovranno essere concordati con i referenti indicati nel presente Capitolato speciale. Vista la complessità del progetto e l importanza di presentare progetti aderenti, anche nei tempi di realizzazione, agli obiettivi che le Aziende Appaltanti si prefiggono di raggiungere, il sopralluogo è obbligatorio, pena esclusione dalla gara, per i seguenti Laboratori: Nuovo S. Anna Cona (Ferrara) Maggiore Bologna S. Orsola Bologna Per i suddetti siti di installazione, la copia del verbale di sopralluogo (Allegato E) dovrà essere presentata nella busta B) CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA I lavori di predisposizione dei locali ed eventuali adeguamenti impiantistici/edili che si dovessero rendere necessari non sono a carico della Ditta Aggiudicataria, ad eccezione dei lavori di allacciamento agli impianti e delle eventuali soluzioni tecniche proposte dalla ditta con l obiettivo di limitare il più possibile il rumore (vedi Art.3). Per quanto riguarda il calore, eventuali punti singolari di emissione termica delle macchine da installare (singole o gruppi), potranno essere adeguatamente captati e convogliati, con oneri a carico dell Offerente, con canalizzazioni rigide o flessibili predisposte fino al filo del controsoffitto; Successivamente la stazione appaltante provvederà al collegamento di queste con l impianto centralizzato di ripresa dell aria ambiente. L offerta tecnica dovrà in ogni caso essere completa del dettaglio delle opere edili ed impiantistiche ritenute indispensabili per la realizzazione del progetto (opere a carico delle Aziende Appaltanti), che dovranno essere limitate ad interventi assolutamente necessari per assicurare la progettualità richiesta. Dovrà essere presentato, allegato all offerta, un progetto di installazione (su supporto cartaceo ed informatico) della strumentazione proposta. Da tale progetto deve essere possibile evincere con precisione le tipologie di utenze necessarie (elettriche, informatiche, gas, acqua, ecc.) con il dettaglio dei requisiti tecnici (es. tipo alimentazione elettrica, potenza assorbita, dispersione termica in ambiente; caratteristiche e posizionamento degli scarichi e della tipologia di smaltimento reflui scarichi, ecc.). Art Consegna, installazione e collaudo delle Apparecchiature La consegna delle apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) della Ditta Aggiudicataria entro i tempi di seguito indicati, a meno di diversa indicazione da parte dei referenti Aziendali: Laboratorio Hub e Laboratorio Urgenze Ospedale Maggiore di Bologna: la consegna, l installazione, il collegamento bidirezionale al LIS, la formazione iniziale all uso, la messa in funzione e quant altro occorra per rendere perfettamente operanti i sistemi analitici nella attività di Laboratorio, dovranno essere contenuti al massimo in 90 giorni solari dalla data di stipula del contratto, fatti salvi ulteriori accordi con i referenti del Laboratorio. Laboratorio Hub di Ferrara: la consegna, l installazione e tutte le attività ad essa connesse, sopra descritte, dovranno essere effettuate entro 120 giorni solari dalla stipula del contratto, fatti salvi ulteriori accordi connessi alle esigenze organizzative del Laboratorio. Laboratorio Ospedale S. Orsola-Malpighi: la consegna, l installazione e tutte le attività ad essa connesse, sopra descritte, dovranno essere effettuate entro 45 giorni dal termine del completamento del Laboratorio Hub di Ferrara, fatti salvi ulteriori accordi connessi alle esigenze organizzative del Laboratorio. 13
14 Laboratori Spoke: la consegna, l installazione e tutte le attività ad essa connesse, sopra descritte, dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal termine del completamento del Laboratorio Hub di Ferrara, fatti salvi ulteriori accordi connessi alle esigenze organizzative del Laboratorio. Per il Laboratorio Hub di Ferrara, per il Laboratorio S. Orsola-Malpighi e per i Laboratori Spoke, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, durante il periodo di installazione dei sistemi aggiudicati, la continuità delle prestazioni in routine/urgenza ed in emergenza conformemente a quanto previsto nel progetto. Le Aziende Appaltanti si riservano di revisionare la sequenza di attivazioni previste nel tempogramma (Allegato G) nel caso in cui dovessero sorgere evenienze non preventivate. Gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria. La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura delle attrezzature, una copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura; dovrà, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale (reagenti, materiale di consumo e quant altro occorra) necessario all installazione dei sistemi ed alla messa a punto delle metodiche. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l installazione dei dispositivi entro i tempi previsti all Art.6). L installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN CEI 66-5) ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali. Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi ivi indicati l Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria la penale specificata all Art.19). Il Verbale di installazione, controfirmato dal referente del Laboratorio e tutta la documentazione relativa alle verifiche di sicurezza ed ai controlli di qualità prestazionali e funzionali dovranno essere consegnati alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti per le verifiche di competenza. Le attrezzature installate secondo le modalità sopra indicate, qualora non vengano evidenziate condizioni di rischio da parte dei servizi aziendali competenti, potranno essere inserite in uso clinico e tutti i referti prodotti da quella data verranno conteggiati e potranno essere fatturati (vedi Art.5) dopo la decorrenza del contratto di service. Le medesime modalità hanno valore anche durante il transitorio, anche se l installazione non è completata, previa verifica positiva di inserimento in uso clinico (verbale di installazione provvisorio) Il collaudo di accettazione dei dispositivi verrà eseguito entro 30 giorni solari dalla ricezione da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del Verbale di Installazione. Il collaudo di accettazione verrà eseguito secondo le procedure in vigore presso ciascuna Azienda Appaltante che verranno comunicate alla Ditta Aggiudicataria dopo la stipula del contratto. Le Ingegneria Cliniche di ciascuna Azienda Appaltante si riservano la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto nel Capitolato speciale ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. 14
15 Le verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o con altre figure/servizi aziendali competenti, in presenza della Ditta Aggiudicataria qualora le ingegnerie cliniche lo ritenessero opportuno, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà. Saranno oggetto di valutazione anche i rilievi fonometrici richiesti all Art.3). Nel caso in cui non si evidenziassero irregolarità, le Ingegnerie Cliniche dichiareranno il collaudo Positivo. Qualora, invece, si riscontrassero carenze documentali o di qualsiasi altra natura, le Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti si impegnano a comunicarle per iscritto (anche tramite ) alla Ditta Aggiudicataria, la quale dovrà provvedere, entro 15 giorni solari dalla trasmissione della richiesta, a completare quanto sollecitato. Qualora la Ditta Aggiudicataria non ottemperasse ancora entro il termine sopra indicato a completare quanto richiesto, le Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di dichiarare il collaudo: Positivo con riserva: In tal caso, la specifica penale indicata all Art.19) verrà comminata fino a quando la Ditta Aggiudicataria non provvederà al completamento di quanto richiesto. Negativo. In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta Aggiudicataria è tenuta agli adempimenti indicati in Art.13). Le Aziende Appaltanti si riservano di annullare l aggiudicazione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria e di procedere con l aggiudicazione alla Ditta Partecipante seconda in graduatoria o di indire una nuova gara. Sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dalle Ingegnerie Cliniche, le Aziende Appaltanti provvederanno a trasmettere alla Ditta Aggiudicataria l esito del collaudo di accettazione (Positivo, Negativo o Positivo con riserva) e gli eventuali provvedimenti derivanti da quanto previsto all Art.16 ed all Art.19. Quanto comunicato si riterrà accolto dalla Ditta Aggiudicataria stessa qualora non pervengano richieste scritte di chiarimenti entro i termini previsti all Art.6) Art Formazione La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende Appaltanti per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all uso e la manutenzione autonoma. Il piano formativo che le Ditte Partecipanti dovranno allegare all offerta (vedi Allegato B) dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, per ognuna delle qualifiche professionali oggetto di addestramento: - argomenti trattati - numero di ore totali previste per assicurare la formazione iniziale all uso - numero massimo di partecipanti ad ogni sessione - modalità di valutazione dell esito della sessione formativa. Prima dell avvio dell installazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente di Laboratorio il programma, il calendario della formazione iniziale all uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi. Il piano di formazione dovrà essere articolato e flessibile, in modo da coprire l eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie. L avvenuta formazione dovrà essere attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). 15
16 Qualora, durante il periodo del service, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell Azienda, in tempi compatibili con le necessità dei Laboratori, per: Avviare l attività legata all uso dei nuovi dispositivi; Supplire ad eventuali carenze formative; Fornire supporto a personale non ancora formato. Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare le penali specificate nell' Art. 19) Qualora le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all addestramento del personale tecnico delle Ingegnerie Cliniche, concordando tale formazione con i referenti delle Ingegnerie Cliniche. Art Periodo di prova Al termine del collaudo tecnico positivo o positivo con riserva, inizierà un periodo di prova della durata massima di sei mesi Art.6), al fine di accertare l effettiva rispondenza di quanto fornito al progetto presentato dalla Ditta Aggiudicataria ed ai requisiti dichiarati nell Allegato A ed al fine di verificare l effettiva esecuzione del programma di formazione. Il periodo di prova viene gestito dai referenti delle Aziende Appaltanti. Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti delle Aziende Appaltanti riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova, le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso, come nel caso di collaudo negativo di cui al precedente Art.11), la Ditta Aggiudicataria: Dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalle Aziende Appaltanti: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, le Aziende Appaltanti restituiranno detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto; Avrà diritto esclusivamente al pagamento dei referti prodotti; Dovrà rimborsare alle Aziende Appaltanti il maggior costo derivante dall acquisizione della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto. Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di indire una nuova gara o di adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il periodo di prova) e fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, quindi, resta impegnata a subentrare alla Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova di quest ultima. Art Assistenza tecnica ed aggiornamenti tecnologici La Ditta Aggiudicataria dovrà compilare l Allegato B, dove verranno esplicitate le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica offerto, quantificate nei diversi componenti di tempo di intervento, tempo di risoluzione guasto, numero di manutenzioni preventive previste, ecc. Dovranno inoltre essere specificati i centri di assistenza tecnica autorizzati e l impegno all intervento tecnico ed al ripristino della totale funzionalità (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up) entro i tempi previsti all' Art.6) Tale impegno costituisce parte integrante dell'offerta. 16
17 La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo. Dovrà, inoltre, garantire l esecuzione delle manutenzioni preventive almeno secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante. La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire annualmente il calendario delle manutenzioni programmate. La Ditta Aggiudicataria si impegna al mantenimento in efficienza delle apparecchiature fornite per tutta la durata del service. In caso di ritiro delle apparecchiature per cause legate alla manutenzione preventiva o correttiva, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire apparecchiature analoghe, qualora non siano già presenti apparecchi di back up, in modo tale da garantire la continuità diagnostica. Tutti i dispositivi riparati dovranno essere consegnati presso i Laboratori utilizzatori. Per quanto concerne il ritiro o la consegna di dispositivi per manutenzioni, verifiche e controlli, dovrà essere fatto riferimento al Responsabile del Laboratorio ed alla Ingegneria clinica delle Aziende Appaltanti. La Ditta Aggiudicataria ha comunque l obbligo di comunicare immediatamente alle Ingegnerie Cliniche eventuali interventi di manutenzione correttiva o preventiva che implicassero la reinstallazione dell antivirus. Le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, si riservano il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione dei dispositivi installati. La disinstallazione ed il ritiro dei dispositivi in uso e la consegna e l installazione dei nuovi dispositivi sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà eseguita una nuova procedura di collaudo. Per i Dispositivi Diagnostici in vitro (98/79/CE), la Ditta Aggiudicataria si obbliga a conservare, nelle operazioni di manutenzione e di aggiornamento tecnologico, tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l applicazione del marchio CE, ed a seguire tutte le indicazioni fornite dal fabbricante. Gli operatori addetti all assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati. Qualora, durante il periodo di fornitura, la Ditta Aggiudicataria fosse in grado di commercializzare dispositivi (apparecchiature, reagenti, materiali di consumo, ecc.) maggiormente evoluti e tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli che hanno costituito oggetto del contratto, dovrà presentare alle Aziende Appaltanti la proposta di aggiornamento tecnologico senza maggiorazione dei prezzi. Gli aggiornamenti tecnologici dovranno essere successivamente concordati ed autorizzati dalle Aziende Appaltanti, secondo le procedure in uso presso ciascuna Azienda. Per tutta la durata del contratto di fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà inviare ogni tre mesi alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti, con decorrenza dalla data dell avvenuto collaudo di accettazione, una relazione dettagliata sugli interventi di manutenzione preventiva e correttiva effettuati, comprese le copie delle bolle di lavoro, fermo restando che gli originali saranno conservati in Laboratorio. Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell offerta, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare le sanzioni economiche previste nell Art.19). Art Reagenti, controlli di qualità, calibratori, materiale di consumo, ecc. I reagenti ed i prodotti (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva Europea 98/79 (Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro), recepita dal Decreto Legislativo 332/2000, ed eventualmente alla Direttiva Europea 93/42 (Dispositivi Medici), recepita dal Decreto Legislativo 46/97. 17
18 L approvvigionamento di tutti i reagenti/materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell attività analitica prevista e per il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici è a carico della Ditta Aggiudicataria. Sarà altresì a carico della Ditta Aggiudicataria l integrazione con il software di gestione del magazzino in dotazione alle Aziende Appaltanti Le Aziende Appaltanti si rendono disponibili ad emettere ordini a costo zero per consentire la movimentazione dei prodotti con periodicità che verrà concordata con la ditta aggiudicataria dopo la stipula del contratto. La Ditta dovrà garantire sempre e comunque la continuità delle prestazioni. Di seguito sono elencati i luoghi presso cui dovranno essere effettuate le consegne: Policlinico S. Orsola-Malpighi: c/o Laboratorio Analisi, Pad.20, piano -1 IOR: c/o Farmacia Istituto Ortopedico Rizzoli Imola: c/o Laboratorio Analisi Ferrara: presso la Farmacia Ospedale S.Anna di Ferrara per i prodotti di Farmacia. Per i prodotti di magazzino, la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino Centrale, Ospedale S. Anna Ferrara Spoke di Bologna e Ferrara: presso le sedi dei Laboratori Ospedale Maggiore: c/o Magazzino Laboratorio, Palazzina L, piano -1 Forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi individuate. Al fine di favorire le operazioni di gestione dei reagenti e consumabili, le Aziende Sanitarie si rendono disponibili ad individuare presso i Laboratori di destinazione spazi e dotazione strumentale (frigoriferi, celle, ecc.) per il deposito e la conservazione del materiale. Ulteriori precisazioni circa le modalità, i luoghi delle consegne, gli orari di ricevimento delle merci, ecc. saranno concordate con i referenti delle singole Aziende Appaltanti dopo la stipula del contratto. Le operazioni di scarico, dal mezzo di trasporto a terra, sono a carico della ditta la quale, a tal fine, dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie. La Ditta Aggiudicataria deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti anche durante le fasi di trasporto. Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura relativamente al materiale di consumo viene effettuato dal Servizio competente delle Aziende Appaltanti. La firma all atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli indicati sulla bolla ed il numero dei colli ricevuti. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta Aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all atto dell utilizzazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende Appaltanti presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all atto dell arrivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale usato anche a distanza dalla consegna, quando cioè all apertura dei colli ne sarà possibile il controllo. Imballo e confezioni devono essere a perdere. 18
19 In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi del presente Capitolato speciale, le Aziende Appaltanti li respingeranno alla Ditta Aggiudicataria, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro giorni 5 solari dalla segnalazione. La Ditta Aggiudicataria dovrà indicare chiaramente sulla nuova distinta di trasporto (DDT), relativa al materiale sostituito, la causale di invio (ad esempio: sostituzione senza fattura, sostituzione con fattura ed emissione nota di accredito, ecc.) ed ogni altro chiarimento si rendesse necessario alla precisa registrazione da parte del Servizio competente delle Aziende Appaltanti. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda al ritiro del reso, se dovuto, entro 10 giorni solari dalla comunicazione, le Aziende Appaltanti restituiranno la merce a spese della Ditta Aggiudicataria stessa, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati nella fase del trasporto. Nel caso in cui i prodotti dovessero continuare a risultare inadeguati agli standard qualitativi previsti, la Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire, senza costi aggiuntivi, materiali alternativi di altra Ditta, a scelta degli utilizzatori, fino a quando non verranno ripristinati gli standard qualitativi sui prodotti aggiudicati. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda ad uniformarsi a tale obbligo, le Aziende Appaltanti provvederanno al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta Aggiudicataria l eventuale maggiorazione di spesa. Qualora nascesse l esigenza di acquisire nuovi prodotti non inclusi nel listino della Ditta Aggiudicataria, le Aziende Appaltanti potranno acquisirli da un altro fornitore ed utilizzarli sui dispositivi aggiudicati, se tecnicamente possibile, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare obiezioni al riguardo. Resta inteso che la fattibilità tecnica deve essere attestata dalla Ditta Aggiudicataria. La Ditta Partecipante dovrà fornire, unitamente alla documentazione tecnica, le schede di sicurezza di tutti i prodotti offerti. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria interrompesse la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche, concedendo alle Aziende Appaltanti un congruo periodo di tempo per poterli valutare. Le Aziende Appaltanti, a loro insindacabile giudizio, decideranno se accettare la fornitura dei nuovi dispositivi o risolvere il contratto. Ogni onere inerente alla prova di nuovi dispositivi è a carico della Ditta Aggiudicataria. Art Acquisto in danno Qualora le Aziende Appaltanti riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal Capitolato speciale, invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. Inoltre le Aziende Appaltanti avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell inadempiente sia la differenza per l eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Azienda a causa dell inadempienza stessa. Art Notifica di rischi o richiami La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura immediatamente e comunque entro e non oltre: 2 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante acquisisce consapevolezza del pericolo, nel caso in cui si tratti di pericolo per la salute pubblica; 10 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell evento, nel caso in cui si tratti di decesso o imprevedibile e grave peggioramento dello stato di salute; 30 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell evento, negli altri casi. 19
20 In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate nell 0. Art Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro Le Aziende Sanitarie come previsto dall art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende: Azienda USL di Bologna: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: Istituto Ortopedico Rizzoli: Azienda USL di Imola: Per l'aosp e l AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179,Ferrara tel La ditta aggiudicataria dovrà confermare la Presa visione del Fascicolo Informativo alle Aziende Sanitarie. Le Aziende Sanitarie, valutate le attività oggetto dell appalto, precisano che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto gli oneri relativi risultano essere pari a zero. Come previsto dall art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L AUSL di Bologna in qualità di soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Tale documento è allegato al contratto di appalto L'AUSL di Bologna, l Azienda Ospedaliera Universitaria Di Bologna S. Orsola Malpighi, l Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara S.Anna e l AUSL di Ferrara, l AUSL di Imola e gli Istituti Ortopedici Rizzoli, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda. Art Penalità La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all Art.11 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, 20

References: Art.1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art.1
 Art.7
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 189
 Art. 4
 Art.5
 Art.7
 Art. 5
 Art.7
 Art.7
 Art.12
 Art.4
 Art. 15
 Art. 6
 Art.11
 Art.11
 Art.11
 Art.11
 Art.11
 Art.13
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art.3
 Art.6
 Art.19
 Art.5
 Art.3
 Art.19
 Art.13
 Art.16
 Art.19
 Art.6
 Art. 19
 Art.6
 Art.11
 Art.6
 Art.19
 art. 26
 Art.11