Source: http://docplayer.es/16681884-Www-testo-es-innovador-funcionamiento-segun-aplicacion-con-utiles-preconfiguraciones-claro-y-elegante-amplio-visualizador-grafico-a-color.html
Timestamp: 2018-03-22 03:10:12+00:00

Document:
Innovador: funcionamiento según aplicación con útiles preconfiguraciones Claro y elegante: amplio visualizador gráfico a color - PDF
Innovador: funcionamiento según aplicación con útiles preconfiguraciones Claro y elegante: amplio visualizador gráfico a color
Download "www.testo.es Innovador: funcionamiento según aplicación con útiles preconfiguraciones Claro y elegante: amplio visualizador gráfico a color"
Ana Isabel Crespo Muñoz
1 Analizador de combustión industrial testo 350 El analizador de combustión que planifica sus mediciones Innovador: funcionamiento según aplicación con útiles preconfiguraciones Claro y elegante: amplio visualizador gráfico a color Diseño resistente: la caja sellada hace del testo 350 un analizador insensible a golpes Ahorro de tiempo y costes: mantenimiento rápido y piezas de fácil sustitución Barra de estado para mostrar a distancia el funcionamiento O 2 CO CO bajo NO NO bajo Función de diagnóstico integrada e inteligente NO 2 SO 2 CO 2 H 2 S C X H Y El analizador portátil de combustión testo 350 es el instrumento ideal para el analisis de gases industriales. Los intuitivos preajustes del instrumento guían al usuario a través de las tareas típicas de medición como: Análisis de combustión durante la puesta en marcha, el ajuste, la optimización o las mediciones funcionales en quemadores industriales, motores industriales fijos, turbinas de gas y sistemas de limpieza de productos de la combustión. Control y monitorización de los límites prescritos oficialmente para las emisiones de gases medioambientales. Test de funcionamiento de instrumentos fijos para medir emisiones. Control y monitorización de concentraciones de gas definidas en los diferentes procesos en hornos o fundiciones.
2 Datos de pedido Set testo , CO, NO, y NO 2 Unidad de control testo 350, con batería recargable, comunicación Bluetooth y bus de datos testo con caja analizadora, y conexión Bluetooth y USB con PC ( Unidad analizadora testo 350 con sensores de O2, CO, NO y NO2, medición de temperatura ambiente, presión diferencial y velocidad (con tubo Pitot no incluido, preparadora de gases integrada, dilución de todos los sensores con factor 5 y trampa de condensados. Memoria interna de valores. Comunicación Bluetooth con Unidad de Control y PC ( Alimentador/cargador 230V 8V / 1A ( Sonda de combustión hasta 500 ºC, 335 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( Bolsa de filtros 10 unidades para sonda de combustión ( Impresora Testo Bluetooth, incluye alimentador/cargador y 1 rollo de papel ( Papel térmico para impresora Bluetooth (6 rollos ( Cable de conexión de bus de datos testo de 2m ( Bolsa de 20 filtros para caja analizadora testo 350 ( Maleta de transporte para testo 350, sonda de combustión y accesorios ( : Set testo , CO, NO, y NO 2 Idéntico al set testo excepto: Sonda de combustión hasta 500 ºC, 700 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Set testo , CO, NO, y NO 2 Idéntico al set testo excepto: Sonda de combustión hasta 1000 ºC, 335 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Set testo , CO, NO, y NO 2 Idéntico al set testo excepto: Sonda de combustión hasta 1000 ºC, 700 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Set testo S y SO 2 Set testo S y SO2 Idéntico al set testo S excepto: Sonda de combustión hasta 500 ºC, 700 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Set testo S y SO2 Idéntico al set testo S excepto: Sonda de combustión hasta 1000 ºC, 335 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Set testo S y SO2 Idéntico al set testo S excepto: Sonda de combustión hasta 1000 ºC, 700 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Unidad de control testo 350, con batería recargable, Bluetooth y bus de datos testo con caja analizadora, y conexión Bluetooth y USB con PC ( Unidad analizadora testo 350 con sensores de O2, CO, NO, NO2, y SO2, medición de temperatura ambiente, presión dif. y velocidad (con tubo Pitot no incluido, preparadora de gases integrada, dilución de todos los sensores con factor 5 y trampa de condensados. Memoria para valores. Comunicación Bluetooth con Unidad de Control y PC ( Alimentador/cargador para testo V 8V/1A ( Sonda de combustión hasta 500 ºC, 335 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( Bolsa de filtros 10 unidades para sonda de combustión ( Impresora Testo Bluetooth, incluye alimentador/cargador y 1 rollo de papel ( Papel térmico para impresora Bluetooth (6 rollos ( Cable de conexión de bus de datos testo de 2m ( Bolsa de 20 filtros para caja analizadora testo 350 ( Maleta de transporte para testo 350, sonda de combustión y accesorios ( : Set testo SC, SO 2 y CO 2 Unidad de control testo 350, con batería recargable, Bluetooth y bus de datos testo con caja analizadora, y conexión Bluetooth y USB con PC ( Unidad analizadora testo 350 con sensores de O2, CO, NO, NO2, SO2 y CO2, medición de temperatura ambiente, presión dif. y velocidad (con tubo Pitot no incluido, preparadora de gases integrada, dilución de todos los sensores con factor 5 y trampa de condensados. Memoria para valores. Comunicación Bluetooth con Unidad de Control y PC ( Alimentador/cargador para testo V 8V/1A ( Sonda de combustión hasta 500 ºC, 335 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( Bolsa de filtros 10 unidades para sonda de combustión ( Impresora Testo Bluetooth, incluye alimentador/cargador y 1 rollo de papel ( Papel térmico para impresora Bluetooth (6 rollos ( Cable de conexión de bus de datos testo de 2m ( Bolsa de 20 filtros para caja analizadora testo 350 ( Maleta de transporte para testo 350, sonda de combustión y accesorios ( : Set testo SC, SO2, y CO2 Idéntico al set testo SC excepto: Sonda de combustión hasta 500 ºC, 700 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Set testo SC, SO2, y CO2 Idéntico al set testo SC excepto: Sonda de combustión hasta 1000 ºC, 335 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( : Set testo SC, SO2, y CO2 Idéntico al set testo SC excepto: Sonda de combustión hasta 1000 ºC, 700 mm long., con manguera de alta calidad para mediciones de NO2/SO2, de 2,2 m ( :
3 Datos de pedido Unidad de control testo 350 Unidad de Control testo 350, para visualizar las mediciones y controlar la caja analizadora; incl. batería recargable, memoria para datos, interfaz USB y conector para bus de datos Testo Transmisión inalámbrica por BLUETOOTH Cargador VAC / 6.3 VDC con clavija internacional para conexión a red o recarga de la batería en el instrumento Caja analizadora testo 350 Caja analizadora testo 350, equipada con O2, incl. sensor de presión diferencial, conexión para sonda de temperatura tipo K NiCr-Ni y tipo S Pt10Rh-Pt, conexión para bus de datos Testo, batería recargable, sonda integrada para temperatura del aire de la combustion (NTC, entrada disparador, memoria para datos, interfaz USB, ampliable a un máx de 6 sensores a escoger entre CO, CObajo, NO, NObajo, NO2, SO2, CO2 NDIR, CxHy, H2S Es imperativa la instalación de un segundo sensor en el testo 350, de lo contrario el instrumento no funciona. Se pueden instalar un máximo de 5 sensores adicionales Sensor opcional de CO (H2 compensado, 0 a ppm, resolución Sensor opcional de CObajo (H2 compensado, 0 a 500 ppm, resolución Sensor opcional de NO, 0 a 4000 ppm, resolución Sensor opcional de NObajo, 0 a 300 ppm, resolución Sensor opcional de NO2, 0 a 500 ppm, resolución Sensor opcional de SO2, 0 a 5000 ppm, resolución Sensor opcional de CO2 (NDIR, 0 a 50 Vol %, resolución 0.01 Vol %, principio de medición por IR, incl. medición de presión absoluta, control del nivel de la trampa de condensados y filtro de absorción de CO2 con pack de relleno Sensor opcional de CxHy, metano 100 a ppm, propano 100 a ppm, butano 100 a ppm, resolución 10 ppm. Pellistor ajustado de fábrica a metano Sensor opcional de H2S, 0 a 300 ppm, resolución Opción de transmisión por BLUETOOTH Preparadora de gas Peltier opcional incl. bomba peristáltica para evacuación automática de los condensados Válvula opcional de purgado para mediciones a largo plazo, incl. ampliación del rango de medición con factor de dilución 5 para todos los sensores Ampliación opcional del rango de med. para sensor individual con los siguientes factores de dilución seleccionables: 0, 2, 5, 10, 20, 40 Entrada alimentación opcional CC 11V a 40V Bomba de gas especial en opción para mediciones a largo plazo con extensión de la garantía. Para mediciones >2 horas, se recomienda también la preparadora de gas Peltier. Cero automático opcional en el sensor de presión para medición continua de la velocidad / medición de presión diferencial Accesorios y maletas para caja analizadora testo 350 Filtro de recambio del sensor de NO (1 ud., bloquea el cruce de gas SO2 Maleta para el transporte ordenado del analizador de combustión testo 350, la sonda de muestreo y los accesorios; medidas 570 x 470 x 210 mm (LxAnxAl Mochila de transporte y almacenamiento para el analizador testo 350, sonda de muestreo y accesorios, medidas 540 x 400 x 250 mm (L x An x Al Set de correas de transporte para caja de análisis y unidad de control Repuesto de filtro de partículas, paquete de 20 Soporte de pared, incl. placa de protección contra el calor, se puede asegurar con candado
4 Datos de pedido PC software y bus de datos Testo "easyemission" software con cable USB para conectar el analizador al PC. Funciones: intervalos de medición ajustables por el usuario, exportación de las lecturas a Microsoft EXCEL en segundos, combustibles personalizables, representación de los valores como tabla o gráfca, producción sencilla de protocolos de medición personalizados, etc. Software easyemission, incl. Controlador de Bus de Datos Testo con cable USB para conexión instrumento-pc, y cable para bus de datos Testo.P.ej., si se conectan varias cajas analizadoras Testo 350 al bus de datos Testo, se pueden controlar y leer mediante un PC (posible intervalo de medición en el bus de datos a partir de 1 medición por segundo Cable del bus de datos Testo para conectar la Unidad de Control y la caja analizadora o entre varias cajas analizadoras, conector tipo bayoneta, longitud 2 m Cable de bus de datos Testo para conectar la Unidad de Control a la caja analizadora o entre varias cajas analizadoras, conector tipo bayoneta, longitud 5 m Cables con otras longitudes hasta 800 m bajo pedido Set de salidas analógicas, 6 canales, 4 a 20mA, para transmisión de los valores de medición a, p.ej. un registrador analógico. El set consiste en la caja de salidas analógicas, cable de conexión bus de datos Testo 2 m y impedancia para entrada al bus de datos Testo Impresora y accesorios Impresora portátil IrDA con interfaz por infrarrojos; incl. 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA Impresora portátil con interfaz Bluetooth; incl. 1 rollo de papel térmico, batería de litio y alimentador/cargador Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos, tinta indeleble
5 Sondas Sondas de combustión modulares, disponibles en 2 longitudes, incl. cono de sujeción, termopar NiCr-Ni, manguera de 2,2 m y filtro de partículas Sonda de combustión modular, longitud 335mm, incl. cono de posicionamiento, termopar NiCr.Ni (TI, Tmáx 500 ºC y manguera de 2,2m Sonda de combustión modular, longitud 700mm, incl. cono de posicionamiento, termopar NiCr-Ni (TI, Tmáx 500 ºC y manguera de 2,2m Sonda de combustión modular, longitud 335mm, incl. cono de posicionamiento, termopar NiCr-Ni (TI, Tmáx 1000 ºC y manguera de 2,2m Sonda de combustión modular, longitud 700mm, incl. cono de posicionamiento, termopar NiCr-Ni, Tmáx 1000 ºC y manguera de 2,2m Sonda de combustión modular, con filtro preliminar, longitud 335mm, incl. cono de posicionamiento, termopar NiCr-Ni (TI, Tmáx 1000 ºC y manguera de 2,2m Sonda de combustión modular, con filtro preliminar, longitud 700mm, incl. cono de posicionamiento, termopar NiCr-Ni (TI, Tmáx 1000 ºC y manguera de 2,2m Accesorios para sondas modulares Extensión para manguera, 2.80 m., cable de extensión para analizador y sonda Módulo para sonda con filtro preliminar, longitud 335 mm., con cono de sujeción, Ø 8 mm, Tmáx 1000 ºC Modulo para sonda con filtro preliminar, longitud 700 mm, con cono de sujeción, Ø 8 mm., Tmáx 1000 ºC Filtro sinterizado de repuesto (2 un. Recambio del filtro de partículas (10 u. Vástago para sonda de 335 mm.,incl. cono de sujeción, Ø 8 mm., Tmáx 1000 ºC Vástago para sonda de 700 mm., con cono de sujeción, Ø 8 mm., Tmáx 1000 ºC Sondas de combustión para motores industriales Sonda de combustión para motores industriales, longitud 335 mm, Tmáx 1000 ºC y manguera de 4 m. con filtro de partículas. Sonda de combustión para motores industriales, longitud 335 mm y filtro preliminar, Tmáx 1000 ºC y manguera de 4 m. con filtro de partículas Accesorios para sondas de combustión para motores industriales Termopar de 1,2 m. para sonda de motores industriales (NiCr-N, longitud 400 mm, Tmáx ºC, con cable de 4 m.y protecciones de temperatura adicionales Vástago de repuesto con filtro preliminar para sonda de combustión para motores industriales, longitud 335 mm, Tmáx 1000 C Filtro sinterizado de repuesto (2 unidades EUR Sondas de temperatura Sonda de temperatura del aire de combustión, long. 60 mm Tubos Pitot Tubo Pitot, long. 350 mm, acero inox., para medición de velocidad Tubo Pitot, long mm, acero inox., para medición de velocidad Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud; carga máx. 700hPa (mbar Tubo Pitot, acero inoxidable, longitud 750 mm, para medir velocidad y temperatura, 3 mangueras (5 m de longitud y placa de protección contra el calor
6 Sondas Sondas industriales Sonda de combustión industrial hasta C compuesta de: - empuñadura no calentable - tubo de la sonda no calentable, hasta C de temperatura del gas de combustión - manguera de muestreo no calentable, incl. filtro en línea, longitud 4 m - Termopar tipo K, longitud 1.2 m La sonda puede equiparse opcionalmente con un tubo de extensión y un prefiltro de sonda. Sonda de combustión industrial hasta C compuesta de: - empuñadura no calentable - tubo de la sonda no calentable, hasta C de temperatura del gas de combustión - manguera de muestreo no calentable, incl. filtro en línea, longitud 4 m Para mediciones de temperatura > C recomendamos un termopar tipo S. Sonda de combustión industrial calentable hasta 600 ºC compuesta de: - tubo de la sonda calentable, hasta 600 C de temperatura del gas de combustión - manguera de muestreo calentable, longitud 4 m - Termopar tipo K, longitud 1.2 m La sonda puede equiparse opcionalmente con un tubo de extensión y un prefiltro de sonda. Sonda de combustión industrial hasta 1200 ºC con manguera calentable y controlador de temperatura; compuesta de: - empuñadura no calentable - tubo de la sonda no calentable, hasta 1200 C de temperatura del gas de combustión - manguera de muestreo calentable con controlador de temperatura integrado, longitud 3 m - Termopar tipo K, longitud 1.2 m La sonda puede equiparse opcionalmente con un tubo de extensión y un prefiltro de sonda. Tubo de extensión C para extensión de los sets de sondas industriales de C ( y sets de sondas industriales calentables ( El tubo de extensión puede enroscarse directamente al tubo de sonda no calentable hasta C y al tubo de sonda calentable hasta +600 C. Termopar tipo K, longitud 2.2 m Detalles Tubo de la sonda: Tmáx C Longitud 1.0 m, Ø 12 mm Material Alloy 625 Empuñadura: Tmáx C Material: acero inoxidable Manguera de muestreo de gases: Manguera de 2 cámaras, incl. cara interior de teflón; longitud 4.0 m TP: Tipo K, Longitud 1.2 m, Ø 2 mm Tmáx C Tubo de la sonda: Tmáx C Material Al2O3 > 99.7 % Longitud 1.0 m, Ø 12 mm Manguera de muestreo de gases: Manguera de 2 cámaras, incl. cara interior de teflón; longitud 4.0 m Empuñadura: Tmáx C Material: acero inoxidable Tubo de la sonda: Resistente a la temperatura hasta +600 C Alimentación de corriente 230 V / 50 Hz Longitud 1.0 m, Ø 25 mm Rango de temperatura de calefacción +200 C Material acero inox Manguera de muestreo de gases: Manguera corrugada incl. cara interior de PTFE longitud 4.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm Rango de temperatura de calefacción >+120 C TP: Tipo K Longitud 1.2 m, Ø 2 mm Tmáx C Tubo de la sonda: Tmáx ºC Alimentación de corriente 115 V / 60 Hz; 230 V / 50 Hz Longitud 1.0 m, Ø 12 mm Material acero inox Alloy 625 Empuñadura: Tmáx C Material: acero inoxidable Manguera de muestreo de gases: Manguera corrugada incl. cara interior de PTFE, longitud 3.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm; incluye controlador de temperatura Rango de temperatura de calefacción hasta +180 C TP: Tipo K Longitud 1.2 m, Ø 2 mm Tmáx C Tubo de la sonda: Tmáx C Longitud 1.0 m, Ø 12 mm Material Aleación 625 Tipo K Longitud 2.2 m, Ø 2 mm Tmáx C Prefiltro para sondas industriales, para gases de combustión polvorientos El prefiltro para sondas puede enroscarse directamente al tubo de sonda no calentable hasta C y al tubo de sonda calentable hasta +600 C. Maletín de transporte para sondas Ideal para todas las sondas con una longitud total > 335 mm. Brida de montaje, acero inoxidable ; dispositivo de sujeción rápido apropiado para todos los tubos de extensión/muestreo Manguera de muestreo de gases calentable con controlador de temperatura, longitud 3 m. Material carburo de silicio poroso Tmáx C Longitud 105 mm, Ø 30 mm Finura de filtro 10 μm Acero inox Manguera de muestreo de gases: Manguera corrugada incl. cara interior de PTFE, longitud 3.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm; incluye controlador de temperatura Rango de temperatura de calefacción hasta +180 C Repuesto de filtro de partículas (10 ud. para filtro en línea de la manguera de muestreo
7 Datos técnicos Datos técnicos Unidad de Control testo 350 Temp. Func C Datos técnicos Unidad de Control testo 350 Temp. Almac C Tipo de batería Autonomía Memoria Peso Medidas pila de litio 5 h (sin conexión inalámbrica 2 MB ( valores 440 g 88 x 38 x 220 mm Caja salidas analógicas (salida ma C C 305 g 200 x 89 x 37 mm Países con permiso para la transmisión por BLUETOOTH del analizador testo 350 El módulo para transmisión por BLUETOOTH utilizado por Testo está permitido para el uso exclusivo en los países indicados, no está permitido el uso en ningún otro país. Europa y todos los miembros de la UE Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, y Turquía Otros países europeos (EFTA Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza Países no europeos Canada, USA, Japón, Ucrania, Australia, Colombia, El Salvador, Venezuela. Tipo de protección IP40 Garantía 2 años 3 años Datos técnicos Caja Analizadora testo 350 Rango Medición O Vol. % O 2 ±0.8% del f.e. ( Vol. % O Vol. % O 2 ( Vol. % O 2 Tiempo de respuesta t s (t 95 Med. CO (H 2 compensado* ppm CO ±5% del v.m. ( ppm CO ±10% del v.m. ( ppm CO ±10 ppm CO ( ppm CO CO ( ppm CO 40 s Med. CObajo (H 2 compensado* ppm CO ±5% del v.m. ( ppm CO ±2% del v.m. ( ,9 ppm CO CO ( ppm CO 40 s Medición NO ppm NO ±5% del v.m. ( ppm NO ±10% del v.m. ( ppm NO ±5 ppm CO ( ppm CO Medición NO bajo 0 a +300 ppm NO bajo ±5% of mv (+40 a +300 ppm NO ±2 ppm NO (0 a ppm NO Medición NO ppm NO 2 ±5% del v.m. ( ppm NO 2 ±5 ppm NO 2 ( ,99 ppm NO 2 Medición SO ppm SO 2 ±5% del v.m. ( ppm SO 2 ±10% del v.m. ( ppm SO 2 ±5 ppm SO 2 ( ppm SO 2 ± NO ( ppm NO NO bajo ( ppm NO bajo ± NO 2 ( ppm NO 2 ± SO 2 ( ppm SO 2 30 s 30 s 40 s 30 s MediciónCO 2 (IR Vol. % CO 2 ±0.3 Vol. % CO 2 + 1% del v.m. ( Vol. % CO2 ±0.5 Vol. % CO % del v.m. (> Vol. % CO2 Medición H 2 S ppm H 2 S ±5% del v.m. ( ppm ±2 ppm ( ppm 0.01 Vol. % CO 2 ( Vol. % CO2 0.1 Vol. % CO 2 (>25 Vol. % CO2 10 s ( ppm 35 s * Visualización del H 2 solo como indicador Medición de CO (H 2 compensado Dilución individual con factor de dilución seleccionable (x2, x5, x10, x20, x40 Rango según el factor de dilución Dilución de todos los sensores (Factor 5 Cuando se activa la dilución de todos los sensores, los valores de O 2, CO 2 - (IR y C X H Y no se muestran en la pantalla. Rango ppm Medición de CO bajo (H 2 compensado ppm Medición NO Medición NO bajo Medición SO 2 Medición CxHy según el factor de dilución Methano: 100 a 40,000 ppm Propano: 100 a 21,000 ppm Butano: 100 a 18,000 ppm ±2 % del v.m. (error adicional 10 ppm ppm ppm ppm ±5 % del v.m. (error adicional Rango presión -100 a 0 mbar en la punta de la sonda Medición NO ppm Medición H 2 S ppm
8 Datos técnicos Datos técnicos Caja analizadora testo 350 Rango Grado de efectividad % 0.1 % ( % Tiempo respuesta t 90 Pérdida por chimenea % qa 0.1 % qa ( % qa Cálculo del CO 2 Presión diferencial 1 Presión diferencial 2 0 a CO 2 máx. Vol. %CO 2 Calculado a partir del O2 ±0.2 Vol. % hpa ±1.5% del v.m. ( hpa ±1.5% del v.m. ( hpa ±0.03 hpa ( hpa hpa ±1.5% del v.m. ( hpa ±1.5% del v.m. ( hpa ±0.5 hpa ( hpa 0.01 Vol. % CO2 40 s 0.01 hpa ( hpa 0.1 hpa ( hpa Velocidad m/s 0.1 m/s ( m/s Presión absoluta (opcional si equipa el sensor IR Cálculo punto rocío de la combustión hpa ±10 hpa 1 hpa C td 0.1 C td ( C td Sonda Tipo K (NiCr-Ni C ±0.4 C ( C ±1 C ( C ±1 C ( C 0.1 C ( C Tipo S (Pt10Rh-Pt C ±1 C ( C 0.1 C ( C Sonda de temperatura ambiente (NTC C ±0.2 C ( C 0.1 C ( C Datos técnicos sensor CxHy Parámetro medición Metano Rango ppm Contenido mín. de O2 en la combustión 2% + (2 x v.m. metano á400 ppm ( Propano ppm ppm 2% + (5 x v.m. 10 ppm á10% del v.m. propano 40 s Butano ppm (>4.000 ppm 2% + (6.5 x v.m. butano ¹ Se debe respetar el límite inferior de explosividad. ² El sensor CxHy se ajusta a metano de serie. El usuario puede ajustarlo a otro gas (propano o butano. Tiempo de respuesta t 90 Factor respuesta ² Datos técnicos generales Medidas: 330 x 128 x 438 mm Peso: 4800 g Temperatura almacenamiento: -20 a +50 C Temperatura funcionamiento: -5 a +45 C Material caja: ABS Memoria: valores de medición Alimentación: alimentador CA 90V a 260V (47 a 65 Hz Alimentación CC: 11V a 40V Carga máx. partículas: 20 g/m³ partículas en la combustión Cálculo de punto de rocío: 0 a 99 C t Max. presión pos. combustión: max. +50 mbar Max. presión neg.: min mbar Rendimiento bomba: 1 l/min. con monitorización del rendimiento Longitud manguera: máx 16.2 m (correspondiente a 5 extensiones Carga máx. humedad: +70 C temperatura punto de rocío en la entrada para medición del gas de la caja analizadora Entrada disparador: Voltaje 5 a 12 Volt (flanco ascendente o descendente Amplitud impulso > 1 seg Carga: 5 V/máx, 5 ma, 12 V/máx. 40 ma Garantía:* Instrumento: 2 años (excepto consumibles, p.ej., los sensores de gas...; Sensores de gas:co/no/no2/so2/h2s/cxhy: 1 año; Sensor O2: 1 año y medio; Sensor CO2-IR: 2 años. Batería: 1 año Clase de protección: IP40 Autonomía: a pleno rendimiento, aprox. 2.5 h * Garantía aplicable si los sensores sufren una carga de trabajo normal. Instrumentos Testo, S.A. P.I. La Baileta-Can Xinxa, c/b nº 2, Cabrils T: F:
Medición de emisiones industriales compacta.
Medición de emisiones industriales compacta. El testo 340 con 4 sensores de gas combina tecnología profesional, manejo fácil y ejecución sólida en un mismo instrumento. testo 340 Manejable, robusto y con
Hoja de datos en línea GM32 ANALIZADORES DE GASES IN SITU
Hoja de datos en línea C D E F H I J K N O P Q S T Información sobre pedidos Tipo N.º de artículo Previa solicitud as especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden
El nuevo analizador de PdC industriales equipado con 4 sensores
Compromiso con el futuro testo 340 El nuevo analizador de PdC industriales equipado con 4 sensores PdC Gas Natural Impr. Inicio Guardar Más fiabilidad, más comodidad y más parámetros medidos... Abgas Heizöl
testo 350 Analizador de gases de combustión Manual de instrucciones
testo 350 Analizador de gases de combustión Manual de instrucciones 2 1 Índice 1 Índice 1 Índice...3 2 Seguridad y eliminación...7 2.1. Indicaciones sobre este manual...7 2.2. Garantizar la seguridad...8
El Rápido y Fiable Analizador de Productos de Combustión
Compromiso con el futuro testo 327-1/-2 El Rápido y Fiable Analizador de Productos de Combustión Para Todas las Medidas Necesarias en Sistemas de Calefacción Nuevo! O 2 CO cor C hpa CO O 2 REN EN 50379-2

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución