Source: https://es.scribd.com/doc/155980914/Mitutoyo-Micrometros
Timestamp: 2016-02-13 07:01:53+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Mitutoyo_MicrometrosMitutoyo_Micrometros|Views: 243|Likes: 0Publicado porfestradavMore info:Published by: festradav on Jul 25, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/155980914/Mitutoyo-Micrometros08/29/2015pdftextoriginalCatálogo M25Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.
Micrómetro Digimatic
SERIE 293, 369, 422 Con dispositivo de baja fuerza de medición
Micrómetros Digimatic
Página C- 36
Página C- 40
Micrómetros para Aplicaciones Especiales
Página C- 45
Micrómetros para Profundidades
Página C- 53
Holtest Borematic
Página C- 61
Micrómetro de Interiores Tipo Tubular
Página C- 67
Página C- 70
SERIE 227, 293, 369, 422 Micrómetros Digimatic Resistentes al Agua IP-54
El Quickmike proporciona un rápido avance del husillo de 10mm por revolución del tambor comparado con los micrómetros convencionales de 0.5mm por revolución. Su amplio intervalo de medición permite que varias piezas de trabajo con diferente forma se midan rápidamente. CARACTERISTICAS • Pantalla LCD grande con dígitos de 7.5mm de altura para lecturas libres de errores. • Husillo sin rotación y nuevo tambor con trinquete de fricción. • Con escala lineal absoluta. • Nivel de protección contra rocío de agua y solubles (cuando no está conectado el cable para salida de datos). • Con salida de datos para SPC. • Con una barra para ajustar el punto de origen (en modelos con intervalo mayor a 30mm). DATOS TECNICOS Pantalla: LCD con 6 dígitos (altura de caracteres 7.5mm) Funciones: Fijado de origen, Fijado del cero, apagado/encendido, conversión pulg/mm, salida de datos para SPC, retención de datos Pila: SR44 (1 pieza) (938882) Vida de la pila: Aproximadamente 1.2 años Fuerza de medición: 5 - 10N (500 - 1000gf ) Superficies de medición: Carburo (solamente serie 293) Alarma: Bajo voltaje de la pila, escala sucia Nivel de protección contra Polvo/Agua: Conforma con IP-54
227-211 293-676
Micrómetros Digimatic con dispositivo de baja fuerza de medición SERIE 227
Intervalo 0 - .6 pulg 0.6 - 1.2pulg Código No. 227-211 227-212 227-213 227-214 Resolución .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .00008pulg ± .00008pulg ± .00012pulg ± .00012pulg Fuerza 0.5N-2.5N 2N-10N 0.5N-2.5N 2N-10N
Intervalo 0 - .6 pulg Código No. 227-231 227-232 Resolución .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .0002pulg ± .0002pulg Fuerza 0.5N-2.5N 2N-10N
Quick Mike SERIE 293, 369, 422
Intervalo 0 - 1.2pulg 1 - 2.2pulg 2 - 3.2pulg 3 - 4.2pulg Código No. 293-676 293-677 293-678 293-679 Resolución .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .00008pulg ± .00008pulg ± .00012pulg ± .00012pulg Peso .61 lbs. .78 lbs. 1.16 lbs. 1.38 lbs.
Intervalo 0 - 1.2pulg 1 - 2.2pulg Código No. 369-421 369-422 Resolución .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .00016pulg ± .00016pulg Peso .79 lbs. 1.08 lbs.
Intervalo 0 - 1.2pulg 1 - 2.2pulg Código No. 422-421 422-422 Resolución .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .00012pulg ± .00012pulg Peso .77 lbs. 1.08 lbs.
CARACTERISTICAS. • Tambor de resina, especialmente diseñado para su utilización práctica y protección contra oxidación y choques. • Alimentación de 1 batería SR-44 con vida útil aproximada de 2 años. • Puntas de medición de metal duro microlapeadas. • Avance giratorio de 10mm por vuelta. • Cero en cualquier punto y congelamiento del último valor leido.
Código No. 937387 965013 Descripción Cable para SPC (1m) Cable para SPC (2m)
Intervalo 0 - 30mm 25 - 55mm 50 - 80mm 75 - 105mm
a 9 11.3 13.1 13.5
b 25 36 47 60
• Fuerza de medición: 5 . 293-816 Resolución .Micrómetro Digimatic Ligero
CARACTERISTICAS • El micrómetro digital más ligero del mundo que pesa 215g.000015pulg) • Paralelismo: 0.060mm ± 0.47 lbs.0023 pulg ± .001mm.15N (500 .6 µm (.1pulg Código No.3 105.3µm (.001 mm
Intervalo del indicador ± 0.00003pulg) para modelos hasta 50mm (2pulg) 1µm (.
CARACTERISTICAS • Tope retráctil con indicador para medición del diámetro de paso en tornillos con exactitud por el método de los tres alambres. 293-815 Resolución .37
.1500gf ) • Provisto con una barra para ajuste a cero excepto para el modelo de 25mm (1pulg).47 lbs.0023 pulg ± .35 6.
Micrómetros con Tambor de Fricción
Intervalo 0 .00005pulg) para modelos mayores a 50mm (2pulg) Dimensiones
Intervalo Código No. 510-131 510-132 510-133 510-134
Graduación del indicador .3
d 6.00015pulg) • Indicador: ± 1µm (± .0023 pulg ± .0023 pulg
Intervalo 0 . • Equipo solamente con la tecla de fijado de cero para un fácil fijado del origen.2 años • Construcción esbelta para fácil acceso a características escalonadas como se muestra en la figura.3 55. • Trinquete o tambor de fricción para una fuerza de medición constante.0001pulg Peso .001 mm 0. • Superficies de medición de carburo. Error Instrumental • Micrómetro: ± 3µm (± . • Solamente mediciones de 0 hasta 25mm (1pulg) con resolución hasta 0.1pulg Código No.00005 pulg .35 6.25mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
L 30.3 80.001 mm 0. • Diámetro del husillo: 8mm (.315pulg) • Superficies de medición de carburo. mediciones de redondez y paralelismo.060mm
Intervalo 0-1 pulg 1-2 pulg 2-3 pulg 3-4 pulg
Código No. • Sin seguro de husillo.060mm ± 0. sin salida de datos.00005 pulg .25mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Graduación del indicador 0. • Lectura en pantalla LCD con caracteres grandes.060mm ± 0.35 6.00005pulg/0. Dimensiones
Tambor de Fricción 293-816
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic con Trinquete
Intervalo 0 .001mm Error Instrumental ± .00005 pulg
Intervalo del indicador ± .0001pulg Peso . 510-121 510-122 510-123 510-124
C .00005pulg) Superficies de medición • Planitud: 0.001mm Error Instrumental ± .00005 pulg .001 mm 0.00005pulg/0. • Pila: SR44 (938882) x 1pieza para 1.
0001pulg/0.001mm .001mm . etc*. 293-330† 293-340†* 293-331† 293-341†* 293-332† 293-342†* 293-333† 293-343†* 293-751-30 293-752-30 293-753-30 293-754-30 293-755-30 293-756-30 293-757-30 293-758-30 293-771 293-772 293-773 293-774 293-775 293-776 293-777 293-778 Resolución .0001pulg/0. • Dos tipos de dispositivo de fuerza constante disponibles: Trinquete y Tambor de Fricción.5pulg 5 . Tipo fijado para todos los dígitos • La función de fijado del origen (Modo Absoluto): El punto de origen puede establecerse prefijando cada uno de los dígitos. † Los micrómetros en el intervalo de 0 a 4pulg tienen nivel de protección IP65.3pulg 3 .001mm .38
.001mm Error Instrumental ± .0004pulg
*Sin salida para SPC.00005pulg/0. • Se utilizan materiales resistentes al aceite en todos los componentes.0001pulg ± .0001pulg/0.001mm .00015pulg ± .00005pulg/0.00005pulg/0.001mm.0001pulg/0.00015pulg ± .001mm .00015pulg ± .0001pulg/0.001mm . 05CZA663 (2m).11pulg 11 .001mm .12pulg 12 .00005pulg ± .14pulg 14 .00005pulg
*Sin salida para SPC.00005pulg ± .1pulg 1 .
* Se requiere un tratamiento anticorrosión después de usarlos. 293-334† 293-344†* Resolución .Micrómetros Digimatic
CARACTERISTICAS • Pantalla LCD extra grande con resolución de 0.16pulg 16 . No.001mm . No.00005pulg/0.0002pulg ± .001mm .
Intervalo 0 .001mm .8pulg 8 .0003pulg ± .0001pulg/0.001mm .7pulg 7 .001mm .0001pulg/0.0001pulg/0.
Micrómetros con Tambor de Trinquete
Intervalo 0 .00035pulg ± .25mm (0 . Fijado del cero.0001pulg/0. estos micrómetros tienen nivel de protección IP65 que permite utilizarlos en ambientes expuestos a aceites para corte.0001pulg/0.325mm y mayores.0001pulg ± . (Modo Incremental) CARACTERISTICAS DEL NIVEL DE PROTECCION IP65 • Basado en la nueva tecnología estructural a prueba de agua.0001pulg/0. • Funciones disponibles: Fijado del origen.001mm .0001pulg/0. (Incluye una barra para ajuste del cero.00005pulg ± .001mm . • Función de fijado del cero (Modo Incremental): La pantalla puede ponerse a cero en cualquier posición del husillo con un toque del botón ZERO/ABS.1pulg).00005pulg/0. Tipo prefijado de un toque • Función de fijado del origen (Modo Absoluto): El punto origen puede mostrarse tocando la tecla ORIGIN.001mm .0001pulg/0.
• La función de transferencia de datos es posible con un cable de conexión resistente al agua. • Pila: SR44 (938882) x 1 pieza para modelos con intervalo hasta 275 .001mm .
Juego de Micrómetros Digimatic
Intervalo 0 . • Función de fijado del cero.001mm .9pulg 9 .4pulg 4 .) • Accesorio opcional: cable de conección resistente al agua.00005pulg ± .001mm .300mm.13pulg 13 .19pulg 19 .18pulg 18 . 05CZA662 (1m).15pulg 15 . † Los micrómetros en el intervalo de 0 a 4pulg tienen nivel de protección IP65. 293-335† 293-348†* Resolución .00005pulg ± . • Con salida para SPC.2pulg 2 . Otro toque a la tecla permite a la pantalla regresar al valor origen (en Modo Absoluto). • Dos modos de medición — Absoluto e Incremental para mediciones eficientes.0002pulg ± .0001pulg/0. • Los micrómetros de intervalos hasta 100mm son del "Tipo prefijado de un toque". por el contrario aquellos de intervalo mayores a 100mm son "Tipo prefijado todo digital".001mm Error Instrumental ± .001mm .00005pulg ± .0004pulg ± .00005pulg/0.00005pulg/0. Alarma de error.00005pulg
*Sin salida para SPC.0001pulg ± .001mm .1pulg Código No.001mm . 293-961 Micrómetros en el juego 293-330 293-331 293-332 293-333 • 3 barras para ajuste del cero
Intervalo 0 .0001pulg/0.00005pulg/0.6pulg 6 .1pulg Código No.00005pulg/0. SR44 x 2 piezas para modelos con intervalo de 300 . Retención de datos.20pulg Código No.001mm . • Diseño ligero que permite tomar mediciones con el micrómetro sostenido en una mano.00005pulg/0.17pulg 17 .001mm Error Instrumental ± . Salida de datos.00005pulg/0.001mm .0003pulg ± . excepto el modelo de 0 .00005pulg ± .001mm . selección pulg/mm.00005pulg/0.0001pulg/0. Los micrómetros en el intervalo de 0 a 4pulg tienen nivel de protección IP65.00035pulg ± .0003pulg ± .10pulg 10 .001mm . • Superficies de medición de carburo.00035pulg ± .0001pulg ± .0002pulg ± .4pulg (Juego de 4 micrómetros) Código No.00005pulg ± .
25mm 25 .3µm (.175mm 175 .35 6.2 183.35 8 8 8 8 8 8 8 8
Código No.6 208.35 6.350mm 350 .275mm 275 . 112 Husillo de Punta y Tope de Cuchilla
CARACTERISTICAS • Mide la altura de superficies irregulares.8 134. Fracción redondeada hacia abajo.150mm 150 .225mm 225 .35 6.325mm 325 .00004pulg) para modelos hasta 50mm (2pulg) 2 µm (.425mm 425 .
Micrómetros para Altura de Superficies Irregulares
SERIE 342.500mm L 31.8 2. 342-431-30 Resolución .00005pulg/0.35 6.000012pulg) • Paralelismo: 1µm (.7 5.35 6.125mm 125 .400mm 400 .35 6.5 18 18 18 18 18 18 18 18 b 7 7 10 11 18 19 19 18 17 18 18 18 28 28 28 28 28 28 28 28 c 23 30 47 60 90 94 106 118 130 143 156 169 187 199 212 224 236 248 261 273 d 6.5 6.1pulg Código No.35 6.250mm 250 .00015pulg
Nota: La lectura de 0.8 56.25mm Código No.8 106.375mm 375 .3 158.300mm 300 .8 2.01mm Error Instrumental ± 3µm
C .35 6.00008pulg) para modelos hasta 100mm (4pulg) (2+L/100) µm [(.1 6.5 6.2 258 284 309 353 378 403 428 453 478 503 528 a 2.3 5.125mm.Micrómetros Digimatic
Superficies de medición • Planitud: 0.35 6. 112-401 Graduación 0.3 6.100mm 100 .00008+. 937387 965013 (Ver lista) (Ver lista) Descripción Cable para SPC (1m) Cable para SPC (2m) Base para micrómetros Juego de Bloques Patrón para inspección de micrómetros
Nota: La forma del arco cambia a partir del intervalo de 100 .00004 (L/4))pulg] para modelos mayores a 100mm (4pulg)* *L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].8 2.8 81. • La serie 342 (tipo lectura LCD) incluye salida para SPC.35 6. • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.001mm Error Instrumental ± .7 6.475mm 475 .
Intervalo 0 .200mm 200 .39
.001mm se obtiene con el vernier
Micrómetros para Altura Irregular
Intervalo 0 .8 234.50mm 50 .35 6.
342-431-30
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic para Altura de Superficies Irregulares
Intervalo 0 .450mm 450 .75mm 75 .8 5.
0001 pulg ± 0.35
• Paralelismo: 1 µm (.0001pulg ± .3 55.0001 pulg ± 0. ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 3µm Error Inst. excepto el modelo de 25mm (1 pulgada).001mm 0. • Caras de medición de carburo.001pulg Error Inst. Aislante térmico en el acabado para evitar la difusión térmica que resulta del contacto de los dedos del operador.
Micrómetros con tambor de fricción.50mm Código No.00004 pulg) para modelos de 25 mm (1 pulg) 2 µm (.Micrómetros de Exteriores
ESPECIFICACIONES Micrómetros de exteriores con Trinquete de fuerza
Intervalo 0 .001pulg .0001pulg
Nota: Las lecturas de 0.8 2.75mm 75 .35 6.3 105.40
.0001 pulgada) se obtienen con vernier
Intervalo 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm L 30.3 80.001mm 0.00015 pulg
Arco delgado para mediciones de difícil acceso.01mm 0.001mm 0. 102-305 102-309 102-306 102-310 Graduación 0. cónico (en el lado del tope fijo) para piezas de difícil acceso. Superficies de medición: • Planitud: 0.100mm (Juego de 4 micrómetros) Código No. • Los modelos en pulgadas tienen la fracción en decimales como tablas grabadas en la placa del arco. 102-301 102-307 102-302 102-308 102-303 102-304 Código No.0001pulg .001 mm(0.001 pulg) 0.
Intervalo 0 . • Graduaciones legibles sobre la superficie cromada.000012pulg) para modelos con lectura de 0.000024pulg) para modelos con lectura de 0.0001pulg ± .01 mm (0.001pulg .001pulg . CARACTERISTICAS • Arco aislante de calor.0001pulg
Error Inst. Se utiliza para todas las mediciones de exteriores. ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm
Intervalo 0 .01mm 0.0001 pulg ± 0.0001pulg).0001pulg . 102-321 102-327 102-322 102-328 102-323 102-324 Graduación 0. ± .01mm 0. ± 0.35 6.0001pulg .0001 pulg ± 0.01mm Graduación .3 µm (.25mm 25 .001mm (.35 6.001pulg . 102-911 Micrómetros incluidos 102-301 102-302 102-303 102-304 3 barras para ajuste a cero
C . 102-325 102-329 102-326 102-330
Graduación .25mm 25 .50mm Código No.001mm Error Inst.0001 pulg ± 0.
50 .1pulg 1 .0001pulg ± .0001pulg) se obtienen con vernier.2pulg
Código No.8 2.100mm Intervalo 0-1 pulg 1-2 pulg 2-3 pulg 3-4 pulg
Nota: Las lecturas 0.01mm 0.001pulg .6 µm (. • Incluye una barra para ajuste a cero.8 b 5 8 9 10 c 26 32 45 58 d 6.01mm 0.00008 pulg) para modelos hasta 100 mm (4 pulg).3 a 2.
Juego de micrómetros para exteriores
Intervalo 0 .8 2.001 mm (0.
01mm 0.0001pulg .75mm 75 .6µm (.01mm 0.001pulg .125mm 125 .01mm 0.1pulg 1 .001pulg .00015pulg ± .001pulg .0001pulg ± .00004pulg) para modelos mayores a 300mm (12pulg) • Paralelismo: (2+L/100)µm [(.001pulg .001mm 0.0001pulg) se obtienen con el vernier. Superficies de medición: • Planitud: 0.001pulg .00025pulg ± .001mm (.275mm 275 .0002pulg ± .0001pulg Error Instrumental ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm Error Instrumental ± .12pulg
Código No.01mm 0.01mm 0.001pulg . • Graduaciones legibles en acabado cromo satín.001pulg . • Trinquete o tambor de fricción para repetir lecturas exactas.00008+.7pulg 7 . 103-125 103-133 103-126 103-134 Código No.50mm 50 .000024pulg) para modelos hasta 300mm (12pulg) 1µm (. 103-177 103-131 103-178 103-132 103-179 103-180 103-181 103-182 103-183 103-184 103-185 103-186 103-187 103-188
Graduación .0001pulg ± .4pulg 4 .100mm 100 . • Seguro de fijación.
ESPECIFICACIONES Micrómetros con Trinquete
Intervalo 0 .001pulg .1pulg 1 .0002pulg ± .0001pulg) se obtienen con el vernier.001pulg .001pulg .11pulg 11 .50mm Código No.0001pulg ± .01mm 0.01mm 0.0002pulg ± .0001pulg ± . • Superficies de medición de carburo.0001pulg ± .0001pulg .01mm 0.250mm 250 .00004 (L/4))pug]* *L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].01mm 0.225mm 225 .001pulg .0001pulg ± .10pulg 10 .001pulg .8pulg 8 .175mm 175 .9pulg 9 .01mm Error Instrumental ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 4µm ± 4µm ± 4µm ± 5µm ± 5µm ± 5µm
(Modelos disponibles con capacida hasta 1000mm)
Intervalo 0 .001pulg
Error Instrumental ± .01mm 0.01mm 0.6pulg 6 .) Nota: Las lecturas de 0.2pulg
Nota: Las lecturas de 0.0001pulg ± .5pulg 5 .001mm 0.200mm 200 .25mm 25 .00025pulg
(Modelos con un capacidad hasta 40pulg están disponibles.0001pulg
Intervalo 0 .2pulg 2 .41
. 103-127 103-135T 103-128 103-136T Graduación 0.0001pulg .
C .Micrómetros de Exteriores
CARACTERISTICAS • Arco acabado en pintura esmaltada color verde.25mm 25 . 103-137 103-129 103-138 103-130 103-139-10 103-140-10 103-141-10 103-142-10 103-143-10 103-144-10 103-145-10 103-146-10 103-147-10 103-148-10 Graduación 0.01mm 0.001mm (.0001pulg ± .300mm Código No. • Incluye barra para ajuste a cero excepto el modelo de 25mm (1pulg).01mm 0.00015pulg ± . Fracción redondeada hacia abajo.3pulg 3 .00015pulg ± .001mm Graduación .00025pulg ± .001pulg .
Intervalo 0 .001mm 0.150mm 150 .
103-186. 103-147.00008pulg) para la serie 106 • Diámetro: 6. 103-184.300mm (Juego de 6 Micrómetros) 0 .000012pulg) • Paralelismo: 4µm (. • Fácil de leer debido al vernier grande en el tambor. 103-188 • 6 barras para ajuste a cero • Todos los micrómetros de los juegos 103-904 y 103-906 en un solo juego • 11 barras para ajuste a cero
SERIES 406. 103-144.42
.00015pulg ± .4pulg Código No. 103-182 • 5 barras para ajuste a cero • 103-183.3pulg 3 .12pulg (Juego de 12 Micrómetros)
Código No.12pulg (Juego de 6 Micrómetros) 0 .0002pulg
CARACTERISTICAS • Superficies de medición de carburo. 103-913-30 Micrómetros incluidos • 101-103.3µm (. ± .150mm (Juego de 6 Micrómetros) 150 .00005pulg/0.25mm Código No. 103-146. 103-145.00005pulg/0. 103-179. 103-142 • 5 barras para ajuste a cero • 103-143.00005pulg/0.001mm .0001pulg Error Inst.001mm . 103-180.00016pulg) para la serie 406 2µm (.300mm (Juego de 12 Micrómetros) Código No.1pulg Código No.35mm (. 101-104. 103-141.00015pulg ± .1pulg 1 . 406-721-30 406-722-30 406-723-30 406-724-30 Resolución . 103-139. 103-904
Micrómetros incluídos • 101-105.6pulg (Juego de 6 Micrómetros) 6 .00005pulg/0. 106-102 Graduación . 103-140.00015pulg ± . ± .001mm Error Inst. 106 Tipo Husillo Sin Rotación
Capacidad 0 .2pulg 2 .25pulg) para la serie 406 8mm (.315pulg) para la serie 106
Micrómetros de Exteriores con Tambor de Trinquete
Capacidad 0 . ± 2µm
Micrómetros de Exteriores con Tambor de Fricción
Capacidad 0 . 106-101 Graduación 0.001mm .Micrómetros de Exteriores
ESPECIFICACIONES Juego de Micrómetros de Exteriores
Intervalo 0 . 103-148 • 6 barras para ajuste a cero • Todos los micrómetros de los juegos 103-913-30 y 103-915-30 en un solo juego • 11 barras para ajuste a cero
103-913-30
103-914-30
Intervalo 0 . 103-181. 103-187. Superficies de medición: • Planitud: 0.001mm Error Inst.0001pulg
C . 103-185. 101-106. • Incluye una barra de ajuste a cero excepto el modelo de 25mm (1pulg).
29mm (952153). • Lectura directa en el contador hasta 0.0001pulg ± . • Incluye una barra de ajuste a cero excepto el modelo de 25mm (1pulg).29mm (952135).725mm (952141). 1. Superficies de medición • Planitud: 0. 0.17mm (952131).895mm (952142).22mm (952151). 0.6µm (.01mm 0.) Código No.65mm (952145).25mm (952134).35
Juego de 3 alambres para la medición de cuerdas
CARACTERISTICAS • Facilita mediciones del diámetro de paso de la cuerda de tornillos con micrómetros estándar.5µm • Cilindricidad: dentro de 1µm • Dureza del alambre: 59 .50mm Código No.55mm (952147).05mm (952164). 0.62mm (952158).5 2. 0.0001pulg
Nota: Las lecturas de .35mm (952144).75mm L 30 55 80 a 2.001pulg . 1.1mm (952143). 3. 2. 0. 1.335mm (952154). 0.53mm (952157).01mm (.0001pulg ± . 0.35 6.3d + 0. 0.0001pulg Error Instrumental ± .895mm (952160).00008+.35mm (. 2. 0.
193-101 ESPECIFICACIONES Micrómetros de Exteriores con Trinquete
Intervalo 0 .1mm (952161).001pulg).65mm (952163).62mm (952140). 0.455mm (952156). 3. 0. 2.5 b 5 8 9 c 26 32 45 d 6. 0.866025P donde P= Paso de la rosca del tormillo d= Diámetro del alambre E= Diámetro de paso M= Longitud medida *Para roscas métricas o Unificadas
Ø8mm (.455mm (952138).25mm 25 .39mm (952155). 1. 0. • Redondez del alambre: dentro de 0.5 2. • 18 tamaños de alambres ordenados en un juego. 193-201 193-211 193-212 Graduación .0001pulg . 0. 0.315pulg DIA.725mm (952159). 0. Fracción redondeada hacia abajo.25pulg DIA.001mm 0. 193-101 193-111 193-112 Graduación 0.Micrómetros de Exteriores
CARACTERISTICAS • Contador mecánico para lecturas rápidas y libres de error.2mm (952148) 0.0001pulg son obtenidas con vernier.195mm (952150). 0.001mm Error Instrumental ± 2µm ± 2µm ± 2µm
Intervalo 0 .25mm (952152).53mm (952139).195mm (952132). 1.22mm (952133).05mm (952146).35mm (952162).
Intervalo 0 . 0. 0. 0.1pulg 1 . 0. 0.63HRC INFORMACION TECNICA Método de los 3 alambres Fórmula para obtener el diámetro de paso (E)*: E= M .35 6. 1.55mm (952165). 313-101 Unidades de alambres incluidas 0.) 313-102
ESPECIFICACIONES 313-101
Aplicación Ø6.00004 (L/4))pulg]* *L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)]. • Superficies de medición de carburo para una larga vida.50mm 50 . 2.2pulg Código No.43
.39mm (952137).000024pulg) para modelos hasta 300mm (12pulg) • Paralelismo: (2+L/100)µm [(.335mm (952136).25mm 25 .2mm (952166)
C .17mm (952149).
1. 3.4pulg 0 . 3. 3.6pulg/0-150mm 6 . 25. 5pulg 0.00005pulg/0. 1pulg 0. CARACTERISTICAS • Arco de fierro fundido nodular pintado. 4. 104 con Topes Intercambiables
Éste tipo de micrómetros ofrece capacidades de medición importantes cambiando solo las las puntas de medición.44
. 25.0001pulg/0. 2.2pulg 0 .400mm 400 . 4. 75mm 0.100mm 0 .0001pulg/0. Error Instrumental • ± (4+L/75)µm [± (.Micrómetros de Exteriores
SERIES 340. 4. 5pulg
Intervalo 0 . 2. 104-171* 104-139A 104-135A 104-136A 104-142A 104-143A 104-144A
Graduación 0. 100. • Incluye barras de ajuste a cero para cada intervalo. 2.0001pulg se obtienen con vernier. Nota: Capacidades mayores disponibles
C . 1. 3. 25.12pulg 12 . 2.001mm Topes intercambiables 0.001pulg
Topes intercambiables 0. 2. Fracción redondeada hacia arriba. 5pulg 0. 5pulg 0. • La serie 340 (tipo lectura LCD) incluye salida para SPC. 1. 1. Nota: Capacidades mayores disponibles
Código No. 50. Superficies de medición • Planitud: 0.0001pulg .0001pulg/0.001pulg . 75mm 0. • La superficie del husillo es de carburo. 3pulg 0.0001pulg/0. 2. 5pulg 0. 1. 2.00004pulg) para modelos mayores a 300mm (12pulg) • Paralelismo: (2+L/100)µm [(.300mm 300 . 4.001mm . 3. 25. 2.001pulg . 75. 75mm 0. 4. 125mm 0.00008+.01mm 0. 4. 1.01mm
Topes intercambiables 0.01mm 0. 25mm 0.0001pulg/0. 1. 3. 5pulg
Nota: Las lecturas de . 3. 50. 50. 5pulg 0.01mm 0.001mm .01mm 0.150mm 150 . 125mm 0. 100. Fracción redondeada hacia arriba. 5pulg 0.18pulg/300-450mm 18 . • Incluye un trinquete para obtener fuerza constante. 50. 25. 75mm
Intervalo 0 . 3. 1.00004 (L/4))pulg]** **L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulgadas)].6pulg 6 .01mm 0. 104-165 104-149 104-137 104-138 104-201 104-202
Graduación .12pulg/150-300mm 12 . 25.36pulg/750-900mm Código No.18pulg 18 .24pulg/450-600mm 24 .
104-136 A ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic
Intervalo 0 . 1.00005 (L/3))pulg]* *L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulgadas)]. 4. 5pulg 0. 4.30pulg/600-750mm 30 .50mm 0 .0002+. 3. 50. 3. 75. 340-711-30 340-712-30 340-713 340-714 340-715 340-716 Resolución . 1. 50. 2.24pulg
Código No.000024pulg) para modelos hasta 300mm (12pulg) 1µm (.001pulg .001pulg .500mm 500 . 4.6µm (. 4.600mm
*El arco tiene una cubierta para aislar el calor.001mm . 5pulg 0. 2. 1. 2.001mm .01mm 0. • Amplio intervalo de mediciones con topes intercambiables.001mm .
001pulg
Error Instrumental ± .6 .00005pulg/0.0002pulg ± .75mm/24 .5 . endurecido y rectificado con exactitud.4pulg Código No.01mm 0.001pulg .5TPI (126-820)
Cuerda Whitworth (cuerda de 55°)
126-810 (juego)
Nota: TPI (hilos por pulgada)
C . 326-711-30 326-712-30 326-713-30 326-714-30 Resolución .3pulg 3 .1pulg 1 .40TPI (126-812) 40 .0002pulg ± .5mm/64 .4. 126-137 126-138 126-139 126-140
Graduación .5TPI (126-806) 60 .0.3.00025pulg
(Modelos con un intervalo hasta 12pulg están disponibles.5 .3.14TPI (126-816) 14 .0002pulg ± .1.18TPI (126-815) 18 .00025pulg
Micrómetros para Cuerdas
Intervalo 0 .01mm Error Instrumental ± 4µm ± 4µm ± 4µm ± 5µm
Intervalo 0 .32TPI (126-813) 32 .001mm .00005pulg/0.5TPI (126-819) 4.28TPI (126-802) 1 .3mm/13 .24TPI (126-814) 24 .00005pulg/0.48TPI (126-801) 0.001pulg .)
Barras para Ajuste a Cero para Micrómetros para Cuerdas (Opcional)
Tamaño 25mm 50mm 75mm 100mm Código No.25mm 25 . • La serie 326 (tipo lectura LCD) incluye salida para SPC. 126 Tipo Topes Intercambiables
ESPECIFICACIONES Micrómetro Digimatic para Cuerdas
Intervalo 0 .01mm 0.9mm/44 . están hechos de acero especial de alto grado. V=60° 167-261 167-262 167-263 167-264 V=55° 167-272 167-273 167-274 167-275 Tamaño 1pulg 2pulg 3pulg 4pulg Código No.0. 126-125 126-126 126-127 126-128 Graduación 0.001mm .2pulg 2 . • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.0002pulg ± .01mm 0.0002pulg ± .5 .75mm 75 . • Incluye una barra para ajuste a cero excepto el modelo de 25mm (1pulg).1pulg 1 .Micrómetros para Cuerdas
CARACTERISTICAS • El tope en V de 60° o 55° y el husillo cónico (intercambiables) son opcionales.5mm/8 .7mm/4.48TPI (126-811) 48 .00005pulg/0.10TPI (126-817) 10 .100mm Código No.50mm 50 .5 .7TPI (126-818) 7 .9TPI (126-804) 3. 126-800 (juego) Arreglo de puntas de tope-husillo 0.001mm Error Instrumental ± .4 .4pulg
Código No.001pulg .45
.001mm .0002pulg ± .14TPI (126-803) 2 .2pulg 2 .5TPI (126-805) 5.3pulg 3 . V=60° 167-294 167-295 167-296 167-297 V=55° 167-283 167-284 167-285 167-286
Puntas opcionales a seleccionar
Aplicaciones Cuerda métrica.
SERIE 326. Cuerda Unificada (cuerda de 60°) Código No.
001mm Error Instrumental ± .0001pulg ± .0001pulg ± .01mm 0.001mm .1pulg
Código No.00005pulg/0.00005pulg/0.3mm (.00005pulg/0.00015pulg ± .25mm Código No.001mm .0002pulg
Intervalo 0 . • Provisto con barra para ajuste a cero excepto para el modelo de 25mm (1pulg).001mm .001mm .012pulg) aproximadamente.0001pulg ± .0001pulg ± .0001pulg ± .1pulg 1 . 342-711-30 342-741-30 342-712-30 342-742-30 342-713-30 342-743-30 342-714-30 342-744-30 Resolución .00015pulg
Punta 15° 15° 30° 30°
*Las puntas no son de carburo. 112-189 112-177* 112-237 112-225*
Graduación .001pulg
Error Instrumental ± .Micrómetros de Puntas
SERIE 342. Superficies de medición: • Planitud: 1µm (. • Puntas de medición de 15 ° y 30 ° están disponibles.01mm Error Instrumental ± 4µm
Intervalo 0 . • Las puntas de medición (de carburo) tienen un radio de 0.1pulg
Código No. 112
CARACTERISTICAS • Husillo y tope de punta para medición del espesor de brocas.00012pulg)
Intervalo 0 .4pulg Código No.001pulg .00015pulg Punta 15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30°
Puntas de medición • Paralelismo:3µm (.00015pulg ± .00015pulg ± .
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic de Puntas
Intervalo 0 .00005pulg/0.00004pulg) • Paralelismo: 3µm (.01mm Error Instrumental ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 3µm Punta 15° 15° 30° 30°
• Con trinquete que mantiene la fuerza constante. 169-101 Graduación 0. 112-165 112-153* 112-213 112-201* Graduación 0.001mm .3pulg 3 .001pulg .00005pulg/0.00005pulg/0. • La serie 342 (tipo lectura LCD) está provista con salida para SPC.0001pulg ± .25mm Código No. 169-103
Graduación .01mm 0.00015pulg ± .
Micrómetros para Espesor de Papel
CARACTERISTICAS • Diseñado para medir el espesor del papel. pequeñas ranuras.2pulg 2 .46
.001mm .01mm 0.00005pulg/0.00005pulg/0.001mm .
*Las puntas no son de carburo. • Husillo no rotatorio.001pulg
Error Instrumental ± .00012pulg)
Micrómetros de Puntas
Intervalo 0 .001pulg . • Con trinquete que mantiene la fuerza de medición constante. cuñeros y otras dimensiones difíciles de lograr.
• La serie 295 incluye un contador digital.0001pulg ± .00005pulg/0.00015pulg ± . • Dispositivo para fijación del tambor.25mm
*Tipo esférico-esférico.01mm 0.25mm Código No.0001pulg ± . 295.40pulg d: .40pulg d: .59pulg d: .001mm .001mm
Error Instrumental ± .0001pulg ± .59pulg d: .3pulg 3 .2pulg 2 .00015pulg
DI mínimo del tubo d: .0001pulg ± .00015pulg
DI mínimo del tubo d: .001mm . cojinete. 295-115 295-215* 295-215* Código No. • Con trinquete que mantiene la fuerza de medición constante. etc.0001pulg es obtenida con vernier.) CARACTERISTICAS • Graduaciones legibles sobre la superficie cromada mate.00015pulg
DI mínimo del tubo d: .4pulg
*Tipo esférico-esférico
Código No. • Provisto con una barra para ajuste a cero excepto para el modelo de 25mm (1pulg).001mm .59pulg d: .75pulg d: .1pulg
SERIE 395.00005pulg/0.1pulg 1 .
Código No.79pulg d: .00005pulg/0.00005pulg/0.59pulg d: .1pulg
Graduación .0001pulg
Error Instrumental ± .0001pulg . • Diseñado para medir el espesor de pared de varios tubos.40pulg
*Tipo esférico-esférico Nota: La lectura de .75pulg d: .00005pulg/0. DI : Diámetro interior mínimo del tubo
C .00015pulg ± .0001pulg ± .00015pulg ± .001mm . • Los topes cilíndricos (perpendicular) también están disponibles. 395-711-30 395-741-30* 395-712-30 395-742-30* 395-713-30 395-743-30* 395-714-30 395-744-30*
Resolución .0001pulg
Error Instrumental ± .01mm 0.00005pulg/0.79pulg
Micrómetros de Tubos
Intervalo 0 .01mm Error Instrumental ± 3µm ± 3µm DI mínimo del tubo d: 10mm d: 10mm
Intervalo 0 . 115-115 115-215* Graduación 0.40pulg
*Tipo esférico-esferico DI : Diámetro interior mínimo del tubo
Micrómetros para Tubos
Intervalo 0 . 295-153 295-253*
Graduación 0.00005pulg/0.00005pulg/0. • El Micrómetro para Tubos tiene dos combinaciones de superficies de medición (puntas de carburo): tipo esférica-plana y tipo esférica-esférica.0001pulg . 115-153 115-253*
Graduación .47
Error Instrumental ± 3µm ± 3µm
DI mínimo del tubo d: 10mm d: 10mm
Intervalo 0 . 115 Topes Esféricos y Cilíndricos
Tipo Tope Esférico
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic para Tubos
Intervalo 0 .001mm .001mm .0001pulg ± .001mm . de tipo mecánico.Micrómetros para Tubos
Modelo para la medición de espesores de superficies cilíndricas (tubos.
3pulg 3 .00015pulg ± .00005pulg/0.50mm 50 . • Diámetro del disco de medición: 20mm (.001pulg .0003pulg
Intervalo 0 . 369-711-30 369-712-30 369-713-30 369-714-30 Resolución .5
d 8 8 8 8
C .00015pulg Observaciones Tipo B Tipo C Tipo D
Micrómetros para Tubos.2 L 4 4 12 22
Micrómetros de Disco
SERIE 369 Tipo Husillo No Rotatorio
CARACTERISTICAS • El husillo no rotatorio elimina el torque en la pieza de trabajo. ± .0001pulg Error Inst.Micrómetros para Tubos
SERIE 395.25mm Código No.001mm .00024pulg) para modelos sobre 50mm (2pulg)
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic de Disco
Intervalo 0 .5 63.01mm Graduación .25mm 25 . 115-302 115-315 115-316 Código No.001mm Error Inst.8 8.1pulg
Nota: La lectura de .0001pulg .00005pulg/0.00016pulg) para modelos hasta 50mm (2pulg) 6µm (.00015pulg ± .6 4. ± 3µm ± 3µm ± 3µm Error Inst.75mm 75 .1pulg 1 .01mm 0. Tipo Topes Cilíndrico (Perpendicular)
Intervalo 0 . • Proporcionado con una barra de referencia excepto para el modelo de 25mm (1pulg).00005pulg/0.5 5.2pulg 2 .00005pulg/0.01mm 0.00005pulg/0.100mm
L 37.00005pulg/0. 395-732-30 395-733-30 395-734-30 Resolución . ± . Tipo Tope Cilíndrico (Perpendicular)
Intervalo 0 . ± .
(Unidades: mm) Tope Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D d 2 3.79pulg) • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.00005pulg/0. 115-305 115-313 115-314 Graduación 0.5 62.001mm .1pulg Código No.5 13.001mm Error Inst.5 87 112
a 6 6 5.0001pulg es obtenida con vernier.00015pulg ± .0002pulg ± . 115 Tipo Tope Cilíndrico
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic paraTubos.001mm .00004pulg) • Paralelismo: 4µm (.00015pulg ± . Superficie de medición • Planitud: 1µm (.0003pulg ± .5 13 13
c 25 32 49.5
b 13.00015pulg Observaciones Tipo A Tipo C Tipo D Observaciones Tipo A Tipo C Tipo D
Intervalo 0 . • La serie 369 (tipo lectura LCD) viene con salida para SPC.001mm .0002pulg ± .4pulg Código No.48
9 .26 0.4pulg Código No.30 0.144mm (9/32pulg) 7.9 . 324-711-30 324-712-30 324-713-30 324-714-30 Resolución .5 .25 11 2.001mm .001mm .5.0002pulg ± .5 4.25 6 4.75 15 — 14 2 13 2 13 2.5 .
SERIE 324 Tipo Tope de Bola Intercambiable
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic para Dientes de Engranes
Intervalo 0 .5 17 1.65 45 0.5 7 3.Micrómetros para Dientes de Engranes
CARACTERISTICAS • Mide el diámetro de engranes con exactitud mediante puntas de contacto de bola de acero o de carburo.001mm Error Inst.731mm (11/32pulg)
*Tope con bola de carburo
Código No.0.0002pulg ± .75 7 4.0 .00005pulg/0.00005pulg/0.191mm (3/64pulg) 1.001mm .1pulg 1 .1 28 .556mm (7/32pulg) 6mm 6.5 17 1.5. 124-801* 124-802* 124-803* 124-821* 124-804* 124-805 124-806 124-822 124-807 124-808 124-823 124-809 124-810 124-824 124-811 124-812 124-813 124-814 124-815 124-816 124-817 124-818 124-819 124-820
Dientes que se miden Módulo Paso diámetral 0.00025pulg
Topes de Bola Intercambiables (Opcionales)
Diámetro de topes con bola 0.0 6.5mm 4. • Con trinquete que mantiene la fuerza de medición constante.2pulg 2.0.35mm (1/4pulg) 7mm 7.5 5.8mm 1mm 1.5 5. ± .763mm (3/16pulg) 5mm 5.6 .26 1.75 9 3.1 28 .5mm 3mm 3.5mm 3.5 10 2.00005pulg/0.969mm (5/32pulg) 4mm 4.3pulg 3 .938mm (5/16pulg) 8mm 8.8 35 .25) son opcionales.49
.7 .0 .75 5.55 50 0.3.5 10 2.25 5
C .25 8 3. • Proporcionado con un patrón de referencia excepto sel modelo de 25mm (1pulg).381mm (3/32pulg) 2.0002pulg ± .588mm (1/16pulg) 2mm 2.5 4.0.175mm (1/8pulg) 3.00005pulg/0.5mm 1.25 22 1. • Los topes de bola intercambiables para varios modulos de engrane (0.
7 0.4pulg Código No.00005pulg/0.79pulg) • 0.50
.00004pulg) para modelos hasta de 100mm (4pulg) 1. 123
CARACTERISTICAS • El Micrómetro de Discos está diseñado para medir fácilmente la longitud de la tangente de raíz de engranes rectos y helicoidales.25mm 25 .5 62.Micrómetros de Discos
SERIE 323.0002pulg ± .00004 (L/2))pulg]* para modelos hasta de 100mm (4pulg) de más de 50mm (2pulg) (5+L/75)µm* para modelos de más de 100mm * L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].001pulg
Error Instrumental ± .0003pulg ± .50mm 50 .0002pulg
Intervalo 0 . • La serie 323 (tipo lectura LCD) viene con una salida SPC.5 87 112 a 6 6 5.75mm 75 .001pulg .00016pulg) para modelos hasta de 50mm (2pulg) (4+L/50)µm [(.5 5.01mm Error Instrumental ± 4µm ± 4µm
Nota: El diámetro del disco de los modelos de más de 100mm es de 30mm. INFORMACION TECNICA
Intervalo 0 .6µm para modelos de más de 100mm • Paralelismo: 4 µm (.0002pulg ± .8) 8 (9.001mm .
C . 323-711-30 323-712-30 323-713-30 323-714-30 Resolución . • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.00005pulg/0.7
Los datos en ( ) aplican en aquellos discos con puntas de carburo
En = Longitud de la tangente de raíz Nota: La medición de la longitud de la tangente de raíz no se puede obtener con algunos tipos de engranes. Fracción redondeada hacia arriba. 123-125 123-126
Graduación .0002pulg ± .
Intervalo 0 .8) 8 (9.25mm 25 .100mm L 37.00016+.001mm .7 0.00005pulg/0.0003pulg
Superficies de medición: • Planitud: 1µm (.01mm 0.001mm . • Proporcionado con una barra de ajuste de cero excepto para el modelo de 25mm (1pulg). • Diámetro del disco de medición: 20mm (.7 0.00005pulg/0.8) t 0.5 b 14 14 11 11 c 25 32 49 63 d 20 20 20 20 e 8 (9.
ESPECIFICACIONES Micrómetros de Disco
Intervalo 0 .1pulg 1 .001mm Error Instrumental ± .7mm de espesor en la orilla para introducción en espacios estrechos.2pulg
Código No.50mm Código No. 123-101 123-102 Graduación 0.1pulg 1 .8) 8 (9.3pulg 3 .2pulg 2 .
00012pulg) para modelos hasta de 50mm (2pulg) (3+L/100)µm[(.001mm Error Inst.00015pulg Observaciones Tipo A Tipo A Observaciones Tipo A Tipo A
C .25mm 25 . • Proporcionado con un patrón de referencia excepto para el modelo de 25mm (1pulg).00015pulg ± .00005pulg/0. ± .00005pulg/0.00015pulg ± .Micrómetros con Topes de Cuchilla
CARACTERISTICAS • El tope y el husillo tienen una cuchilla para la medición de diámetros de ranuras de ejes.00005pulg/0. Superficies de medición • Paralelismo: 3µm (.51
.0002pulg Observaciones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo A Tipo B Tipo A Tipo A
• Con trinquete que mantiene la fuerza constante.001mm .01mm Graduación .3pulg 3 .1pulg Código No. Fracción redondeada al número mayor.00005pulg/0.2pulg Código No.001mm .00015pulg ± .0001pulg . ± 3µm ± 3µm Error Inst.001mm . ± . 122-101 122-102 Código No.00005pulg/0.2pulg 2 .00005pulg/0. 122-125 122-126 Graduación 0. cuñeros y otras porciones difíciles de alcanzar. 422-311-30 422-341-30 422-321-30 422-351-30 422-312-30 422-342-30 422-313-30 422-314-30 Resolución .001mm .00004(L/4))pulg] para modelos de más de 50mm (2pulg)* * L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].00015pulg ± .00005pulg/0.001mm .00005pulg/0.00015pulg ± . 122 Tipo Husillo No Rotatorio
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic con Topes de Cuchilla
Intervalo 0 .4pulg
Micrómetros con Topes de Cuchilla
Intervalo 0 .0001pulg Error Inst.
SERIE 422.00012+.
1 .01mm 0.00015pulg ± .001mm .00015pulg ± .001mm .1pulg 1 .50mm Intervalo 0 .00015pulg ± .
• Proporcionado con una barra de referencia excepto para el modelo 25mm (1pulgada).0001pulg ± .01mm Graduación .00012+.25mm Intervalo 0 .52
.00008+. • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.4pulg Código No.1pulg 1 . 343-711-30 343-712-30 343-713-30 343-714-30 Resolución .
• Superficies de medición de puntas de carburo.00005pulg/0.000012pulg) • Paralelismo: (2+L/100)µm [(.0001pulg ± . Superficies de medición • Planitud: 0.Micrómetros con Topes Delgados
SERIE 331.1pulg Código No.0001pulg ± .00005pulg/0.00005pulg/0.3µm (.2pulg 2 .001mm .000012pulg) • Paralelismo: (3+L/75)µm [(.0003pulg ± .0001pulg se obtiene con vernier. Fracción redondeada hacia arriba
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic Tipo Calibrador
Intervalo 0 .0001pulg ± .001mm .0004pulg
C .001mm . 111-166 Graduación 0. 111-115 ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic con Topes Delgados
Intervalo 0 .00005pulg/0.3pulg 3 .00005pulg/0. ranuras y cuñeros. Fracción redondeada hacia arriba. 111-115 Código No. 143
CARACTERISTICAS • Superficies de medición con puntas de carburo.00005pulg/0. 111
CARACTERISTICAS • El tope y el husillo tienen un diámetro pequeño para la medición de pernos ranurados.00015pulg Observaciones Tipo A Observaciones Tipo A
Nota:La lectura de .00004 (L/4))pulg]* *L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].0001pulg ± . • Proporcionado con un patrón de referencia excepto para el modelo de 25mm (1pulg).00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .00015pulg Observaciones Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B
Dimensiones Tope/Husillo
Micrómetros con Topes Delgados
Intervalo 0 .4pulg Código No.0001pulg ± .00005pulg/0.3µm (.00005pulg/0.0001pulg Error Instrumental ± 3µm Error Instrumental ± . • La serie 331 (Tipo Pantalla Digital de Cristal Líquido) viene con salida para SPC. 331-711-30 331-741-30 331-712-30 331-742-30 331-713-30 331-743-30 331-714-30 331-744-30 Resolución . Superficies de medición • Planitud: 0.00035pulg ± . • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.001mm .00004 (L/3))pulg]* * L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].001mm .00005pulg/0.00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .001mm .00005pulg/0.001mm .001mm .2pulg 2 .1pulg 1 .3pulg 3 .00025pulg ± .
Micrómetros Tipo Calibrador
SERIE 343.00015pulg ± .001mm .001mm .
6pulg 0 .5mm (2.3pulg 0 .00008pulg) para base con amplitud de 101. 129-110 129-114 129-111 129-115 129-112 129-116 129-152 129-153 Código No. • La longitud de la varilla se puede ajustar en incrementos de 25mm (1pulg). 937387 965013 Descripción Cable SPC (1m) Cable SPC (2m)
C .01mm 0.6X16mm 63.00015pulg) • Planitud de la superficie de referencia: 1.001pulg Dimensiones de la cara de referencia 63. 329-711-30 329-712-30 Resolución .5X16mm 101.5pulgX.5pulgX.53
.6X16mm Observaciones c/3 varillas c/3 varillas c/4 varillas c/4 varillas c/6 varillas c/6 varillas c/12 varillas c/12 varillas Observaciones con 3 Varillas con 3 Varillas con 4 Varillas con 4 Varillas con 6 Varillas con 6 Varillas con 12 Varillas con 12 Varillas
Intervalo 0 .01mm 0.75mm 0 . con superficie de medición lapeada.001pulg .001pulg .01mm Dimensiones de la cara de referencia 63.001pulg .100mm 0 . • La serie 329 (tipo de lectura LCD) incluye salida de datos para SPC.5X16mm 101.01mm Graduación .00005pulg) para base con amplitud de 63.5pulgX.
Intervalo 0 .5X16mm 101.00005pulg/ 0.Micrómetros para Profundidad
CARACTERISTICAS • Varillas intercambiables de Ø4mm (.6 x 16mm Dimensiones de la cara de referencia 2. Fracción redondeada hacia arriba.63pulg 4pulgX.12pulg Código No.001mm Dimensiones de la cara de referencia 4pulgX.63pulg Observaciones c/6 varillas c/12 varillas
Micrómetros de Profundidad Error Instrumental • Error Instrumental de la cabeza del micrómetro: ± 3µm (. 128. 128-101 128-102 Código No.00005 (L/3))pulg]* * L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)]. Fracción redondeada hacia arriba.5pulgX.63pulg 4pulg x .1pulg
Código No.00004 (L/2))pulg]* * L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].5pulg).3µm (.63pulg 4pulgX.00016+. • Con freno de trinquete para fuerza constante. 129 Tipo Varillas Intercambiables
ESPECIFICACIONES Micrómetros de Profundidad Digimatic
Intervalo 0 .150mm 0 .6X16mm 63.63pulg 2.3µm (.6mm (4pulg).5pulg x . • Completo con estuche
SERIES 329.5 x 16mm 101.63pulg 2. • Muy claras graduaciones en el tambor.300mm Código No.63pulg 4pulgX.0001+.01mm 0.01mm 0.157pulg DIA. incluye un amplio Intervalo de medición.25mm Código No.4pulg 0 .6X16mm 63.001pulg
Dimensiones de la cara de referencia 2.01mm 0. • Planitud de la cara de medición de la varilla: 0.001pulg .63pulg
Capacidad 0 .5X16mm 101.01mm 0.01mm 0.001pulg .).01mm 0. 129-126 129-130 129-127 129-131 129-128 129-132 129-149 129-150 Graduación 0. 2µm (.63pulg
Capacidad 0 .63pulg 4pulgX.12pulg
Graduación .000012pulg) • Paralelismo entre las caras de referencia y de medición: (4+L/50)µm [(.001pulg .001mm .001pulg .6pulg 0 . • Error máximo de la varilla intercambiable: ± (2+L/75)µm [± (.63pulg 4pulgX.63pulg 2.0001pulg/ 0. 128-105 128-106 Graduación 0.001pulg .
01mm Error Instrumental ± 3µm
Intervalo 0 .6µm (.25mm L 31
Micrómetro para Alambres
Intervalo 0 . • También se usa para medir el diámetro de pequeños balines.4pulg Código No. • Superficies de medición de carburo.0001pulg
Peso .10mm Código No.58 lbs.50mm. Superficies de medición • Planitud: 0.54
CARACTERISTICAS • Puede ser usado como un patrón PASA/NO PASA fijando los límites superior e inferior.01mm 0. • Superficies de medición de carburo. • El husillo no tiene rotación. ± 2µm Peso 262g
Intervalo 0 . • Superficies de medición de carburo.3µm (.Micrómetro de Baja Fuerza de Medición
CARACTERISTICAS • Los micrómetros de baja fuerza de medición son especialmente diseñados para piezas elásticas tal como partes plásticas.
CARACTERISTICAS • Diseñado para medir el calibre de alambres. 227-111
Error Inst.00006pulg)
Micrómetros Pasa-No Pasa
Intervalo 0 . • Fuerza de medición constante de 1N es asegurada por el tope de carga de resorte. 147-401 Graduación 0.6µm Paralelismo entre las superficies de medición: 3µm Fuerza de medición: 1N
227-101 ESPECIFICACIONES
Intervalo 0 . ± .01mm Error Inst.6µm • Paralelismo: (3+L/100)µm* * L=Longitud de medición máxima (mm) Fracción redondeada hacia abajo. 147-402 Graduación . 227-101 Graduación 0.1pulg
Código No.25mm 25 .01mm 0. 113-102 113-103 Graduación 0. Superficies de medición:
• Planitud: 0..01mm Error Instrumental 0.
C .25mm Código No. DATOS TECNICOS Superficies de medición: De carburo Planitud de las superficies de medición: 0.000024pulg) • Paralelismo:1.
Intervalo 0 .0001pulg se obtiene con vernier.00015pulg
Nota:La lectura de .0001pulg Error Instrumental ± . • Con tambor de fricción. • Provisto con una barra de referencia para el modelo 25mm .50mm Código No.
altura de cabeza de remache. El Uni-Mike es usado como un micrómetro.00008pulg) para superficie del tope. con topes intercambiables (tope plano. excepto para el modelo 25mm (1pulg)..001pulg . ± .000024pulg) para su perficie del husillo.001mm . 201218 950758 950759 Descripción Tope en V Tope de disco para modelos de 0-1pulg (0-25mm) Tope de disco para modelos de 1-2pulg (25-50mm)
C .2pulg Código No. 117 Tipo Topes Intercambiables
CARACTERISTICAS • Mide espesores de tubería.0002pulg
"Uni-Mike" con Trinquete
Intervalo 0 .1pulg Código No.001pulg Graduación .1pulg 1 . • Provisto con Tope Plano (201216) y Tope cilíndrico: tope cilíndrico Ø3mm (201217) para modelos 0-25mm (0-1pulg). distancia borde-saliente. 117-101 Graduación 0.00005pulg/0. • Están disponibles tres tipos de micrómetros para: latas de acero. Error Instrumental • ± 3µm (± .13mm Código No. 347-104 347-106 347-201 Graduación 0.00012pulg) Dimensiones
Uni-Mike" Digimatic con Tambor de Fricción
Intervalo 0 .Micrómetro para Borde de Latas
CARACTERISTICAS • Mide espesor.001mm Error Inst.00015pulg) Dimensiones 147-103
ESPECIFICACIONES 147-202
Intervalo 0 .25mm Código No.0002pulg
Código No.01mm Graduación . 117-107 Graduación . • Con Tope de Disco especial.001pulg Error Inst..01mm 0.5pulg
"Uni-Mike"
SERIES 317. ± . 2µm (. Los discos tiene un lapeado acabado espejo.0002pulg ± .001pulg Observaciones para latas de acero para latas de aluminio para latas de spray Observaciones para latas de acero para latas de aluminio para latas de spray Observaciones para latas de acero para latas de aluminio para latas de spray
Intervalo 0 .5pulg
Micrómetro para borde de latas Digimatic
Intervalo 0 . • Paralelismo: 3µm (.00005pulg/0.001pulg .55
. latas de aluminio y atomizadores. ± 4µm
"Uni-Mike" con Tambor de Fricción
Intervalo 0 .001pulg . tope cilíndrico.01mm Error Inst. altura y profundidad de bordes de latas. 147-104 147-106 147-201 Código No.001pulg .6µm (. Superficies de medición • Planitud: 0. tope V). 317-711-30 317-712-30 Resolución . etc. Ø5mm (201379) para modelo 25-50mm (1-2pulg).01mm 0. • Provisto con una barra de referencia. 147-103 147-105 147-202 Código No.
INFORMACION TECNICA Inspección de la planitud de superficies de medición usando un patrón de franjas de interferencia.4pulg 1.
Planitud .12. . 158-117 158-119 158-118 158-120 Código No.00.56
. 1. 1.32µm x 3 = 0.0125.19pulg) • Incluye estuche. gire la paralela óptica entre las caras de contacto y observe el número de franjas de interferencia producidas en el lado del husillo bajo la fuerza de medición de los micrómetros.8pulg 2. • Cada juego consiste de 4 espesores. El paralelismo entre las superficies de medición puede ser determinado como sigue. producido por un plano óptico. .4pulg Espesor 12mm 15mm 12mm 15mm Espesor .6pulg
CARACTERISTICAS • Usado para inspeccionar la planitud de las superficies de medición de micrómetro o bloques patrón con alta exactitud.5pulg .00. 12. El paralelismo es aproximadamente 1µm (0. 12. .5125. 25. La franja en el lado del tope no debe ser más que uno.1µm Código No.5000.5pulg .25.
Micrómetros a ser inspeccionados 0-25mm micrómetros 25-50mm micrómetros Código No.Planos Opticos
Planitud 0. 157-903 157-904 Variedad de paralelas (Espesor de paralelas) 12.000008pulg
Paralelas Opticas
CARACTERISTICAS • Diseñado para inspeccionar el paralelismo y la planitud de las superficies de medición de los micrómetros. 25.37mm
Micrómetros a ser inspeccionados 0-1pulg micrómetros 1-2pulg micrómetros
Código No.8pulg 2. 1.000004pulg) • Paralelismo: 0. 157-901 157-902
Variedad de paralelas (Espesor de paralelas) .96µm).0000.5187 (pulg) 1.25. 158-122 158-124 158-121 158-123 Diámetro 45mm 60mm 45mm 60mm Diámetro 1.0187(pulg)
C .2µm 0.12. INFORMACION TECNICA Inspección del paralelismo entre superficies de medición por medio de franjas de interferencia producidas por una paralela óptica.000008pulg) • Diámetro de la paralela óptica: 30mm (1.0062.5062.2µm (.000004pulg
.1µm (.6pulg .37mm 25. 25. • Planitud: 0. 12.
47pulg .47pulg .3µm (.9mm 11.4mm 9.9mm 11. 167-101 167-102 167-103 167-104 167-105 167-106 167-107 167-108 167-109 167-110 167-111 167-112 167-113 167-114 167-115 167-116 167-117 167-118 167-119 167-120 167-121 167-122 167-123 167-124 167-125 167-126 167-127 167-128 167-129 167-130 167-131 167-132 167-133 167-134 167-135 167-136 167-137 167-138 167-139 167-140 Diámetro 6.9mm 7. 167-103 ESPECIFICACIONES
Longitud 25mm 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 175mm 200mm 225mm 250mm 275mm 300mm 325mm 350mm 375mm 400mm 425mm 450mm 475mm 500mm 525mm 550mm 575mm 600mm 625mm 650mm 675mm 700mm 725mm 750mm 775mm 800mm 825mm 850mm 875mm 900mm 925mm 950mm 975mm 1000mm Código No.47pulg .00008pulg)
C .47pulg .9mm Longitud 1pulg 2pulg 3pulg 4pulg 5pulg 6pulg 7pulg 8pulg 9pulg 10pulg 11pulg 12pulg 13pulg 14pulg 15pulg 16pulg 17pulg 18pulg 19pulg 20pulg 21pulg 22pulg 23pulg 24pulg 25pulg 26pulg 27pulg 28pulg 29pulg 30pulg 31pulg 32pulg 33pulg 34pulg 35pulg 36pulg 37pulg 38pulg 39pulg 40pulg Código No.9mm 11.47pulg .47pulg .37pulg .9mm 9.9mm 11.47pulg .9mm 11.9mm 11.35mm 6.9mm 11.4mm 9.25pulg .9mm 11.9mm 11.4mm 9.4mm 9.4mm 9.57
.37pulg .9mm 7.25pulg .9mm 7.47pulg .47pulg .4mm 9.37pulg .47pulg .37pulg . 167-141 167-142 167-143 167-144 167-145 167-146 167-147 167-148 167-149 167-150 167-151 167-152 167-153 167-154 167-155 167-156 167-157 167-158 167-159 167-160 167-161 167-162 167-163 167-164 167-165 167-166 167-167 167-168 167-169 167-170 167-171 167-172 167-173 167-174 167-175 167-176 167-177 167-178 167-179 167-180 Diámetro .31pulg .9mm 11.35mm 6.35mm 7.47pulg .47pulg .47pulg .9mm 11.9mm 11.9mm 11.9mm 11. • Manejo con aislamiento al calor para prevenir la expansión debido a la temperatura del cuerpo.9mm 11.47pulg .31pulg .47pulg .31pulg .37pulg .47pulg .47pulg .4mm 9.000012pulg) Paralelismo entre las superficies de medición: 2µm (.Barras para Ajuste a Cero
CARACTERISTICAS • Usado para fijar el cero de los micrómetro de exteriores.9mm 11.47pulg .9mm 11.9mm 11.9mm 11.47pulg .47pulg
DATOS TECNICOS Planitud de las superficies de medición: 0.37pulg .37pulg .4mm 9.37pulg . • Superficies de medición planas y lapeadas.25pulg .37pulg .4mm 9.4mm 11.4mm 9.37pulg .37pulg .9mm 11.37pulg .47pulg .31pulg .4mm 9.
25-50mm (1pulg-2pulg) Hasta 100mm (4pulg) Hasta 300mm (12pulg) Más de 100mm (4pulg) Más de 300mm (12pulg) Código No. • Incluye una barra de referencia para fijar el origen para mediciones 25-50mm. 1. salida de datos para SPC Recorrido de la cabeza micrómetrica: 25mm (1pulg) Superficies de medición: De carburo Fuerza de medición: 6N .Micrómetro de Banco Digimatic
SERIE 121 Tipo Topes Intercambiables
CARACTERISTICAS • El panel LCD gira en un ángulo de 330 grados para uso en posición horizontal o vertical. Interruptor de cambio de dirección.07 lbs. encendido/ apagado. DATOS TECNICOS Pantalla: LCD de 6 dígitos Funciones: Fijar el cero.
Nota: *Ejemplo de aplicación. error por rebasar la capacidad de conteo Temperatura de operación: 5°C a 40°C
Intervalo 0 . 937387 965013 Descripción Cable para " (1m) Cable para " (2m)
Bases para Micrómetros
* 156-105
Estas bases están diseñadas para colocar micrómetros de gran tamaño u otros instrumentos que tienen un marco suficientemente grande para asirse. prefijado.
Código No.) Vida de la pila: Aprox.58
.2pulg Código No. el micrómetro mostrado es opcional
Para micrómetros de: 0-25mm (0-1pulg).00005pulg/ 0.) (938882 X 2 pzas.10N Pila: SR44 (2 pzas. 156-105 156-101 156-102 156-103 Observaciones Tipo ángulo fijo Tipo ángulo ajustable Tipo vertical Tipo vertical
C .0001pulg Peso 5.8 años bajo uso normal Alarma: Bajo voltaje de la pila. conversión mm/pulg (solamente tipo mm/pulg). 121-155 Resolución . • Topes intercambiables permiten un amplio intervalo de medición de 50mm (2pulg).001mm Error Instrumento ± . • Incluye trinquete para fuerza constante. error de sobrevelocidad.
1. 167-327 167-328 167-329 167-330 167-331 167-332 167-333 Tipo Perno Perno Perno Anillo Anillo Anillo Anillo Longitud .001mm .00005pulg/0.001mm .2pulg 2. Son útiles para la medición de diámetros de paso de machuelos que tienen un diámetro pequeño usando el método de un alambre. 167-337 167-338 167-339 167-340 167-341 167-342 167-343 Tipo Plug Plug Plug Ring Ring Ring Ring
C .001mm Error Instrumental ± .Micrómetros con Topes en V
CARACTERISTICAS • Mide el diámetro exterior de herramientes de corte (tales como machuelos.8pulg 3.4 .001mm .6pulg Código No. ESPECIFICACIONES
Longitud 5mm 10mm 25mm 40mm 55mm 70mm 85mm Código No. • La serie 314 (tipo Pantalla Digital de Cristal Líquido) tiene salida SPC.0002pulg ± .001mm . rimas. Medición del diámetro de paso de un machuelo por el método de un alambre
SERIE 314 Para medir Herramientas de Corte
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic con Topes en V (para Herramientas con 3 Acanaladuras)
Intervalo . fresas) con un número impar de puntas de corte..0002pulg ± .2pulg .4pulg Código No. • Los topes en V con una línea central están disponibles.1pulg 1 .00005pulg/0. • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.05 .00025pulg Observaciones c/ Ranura — c/ Ranura — —
• Incluye un patrón de referencia para ajuste del punto cero.6pulg .4pulg 1pulg 1.00005pulg/0. • Husillo con punta de carburo.
Patrón para Micrómetros con Topes V
CARACTERISTICAS • Especialmente diseñado para fijar el punto cero en micrómetros de topes V.0002pulg ± .59
.00005pulg/0. 314-711-30 314-721-30 314-712-30 314-722-30 314-713-30 Resolución .00005pulg/0.0002pulg ± .6pulg 2.
00005pulg/0.5pulg .001pulg .01mm 0. 1µm (.000024pulg) para modelos con 150mm (6pulg) o menos de profundidad de arco. papel. Interior .25mm 25 .50mm Código No.7mm 12. • Incluye un patrón de referencia excepto el modelo de 25mm (1pulgada).001mm .00025pulg ± .Micrómetros para Espesor de Láminas
SERIE 389.00005pulg/0.001mm Error Instrumental ± .5mm 26.26.00012pulg)
Combinaciones Tope-Husillo
ESPECIFICACIONES Micrómetros Digimatic para Láminas
Intervalo 0 .5mm 146-222 146-223 Graduación 0.05pulg 146-232 146-233
Graduación .00004pulg) para modelos con 300mm (12pulg) de profundidad de arco.0004pulg) • Paralelismo: 10µm (. • Paralelismo: 3µm (. Superficies de medición • Planitud: 0. • Error Instrumental: ± 10µm (± .2N).7-1.2pulg
Código No. • Caras de medición de puntas de carburo. plástico y piezas de caucho. profundidad y localización de diámetros interiores/exteriores de ranuras y tubos.0002pulg ± .001mm . 119-202* Graduación 0. del arco 6pulg 12pulg 6pulg
Micrómetro de Carátula para Láminas
Intervalo 0 . 119
CARACTERISTICAS • Mide el espesor de láminas.0004pulg)
ESPECIFICACIONES Micrómetros para Ranuras (Husillo sin Rotación)
Intervalo Exterior 0 .6 µm (.
Micrómetros para Ranuras
CARACTERISTICAS • Husillo con borde para medición de espesor. 389-711-30 389-713 389-721-30 Resolución . del arco 50mm
*Tope esférico y husillo plano.25mm Código No. Interior 1.51. • El husillo sin rotación tiene trinquete de dos direcciones (Fuerza de medición: 0.055 . • Incluye dos tipos de graduaciones para mediciones de interiores y exteriores.0002pulg Profund.001pulg
Diámetro de borde .2pulg Código No.01mm Error Instrumental ± 4µm Profund. • Con trinquete que mantiene la fuerza constante.60
.01mm Diámetro de borde 12.5 . • La serie 119 se proporciona con una carátula para una fácil y rápida lectura.05pulg 1.5pulg
C .6 .00005pulg/0.7mm
Intervalo Exterior 0 .2.1pulg 1pulg .1pulg 1 .05 .1.
Tres topes igualmente espaciados a 120°.001mm 0.001mm 0.001mm 0.3mm 0.12mm 12 .150mm 150 . CARACTERISTICAS • Altamente durable ya que las puntas de contactos son de carburo (topes).4mm 4 .005mm 0.005mm 0.005mm 0.3mm 0.6mm 6 .5 . (Ver lista) (Ver lista) Descripción Varillas de extensión Anillos de referencia
C .005mm 0.8mm 8 . • Pueden medir agujeros profundos usando una varilla de extensión (opcional) que se encuentra disponible en modelos de capacidad de medición mayores a 6mm (.Holtest
Estos Holtests son micrómetros para interiores de tres puntas versátiles.005mm 0.275mm 275 .50mm 50 .005mm 0.3mm 0.10mm 10 .61
.275pulg).100mm 100 .005mm 0.175mm 175 .001mm 0.225mm 225 .3mm 0.005mm
Error Inst. • Con trinquete para fuerza constante.005mm 0.005mm 0.005mm 0.
SERIE 368 Micrómetros de Tres Puntas para Interiores
368-119
ESPECIFICACIONES Holtest individual
Intervalo 2 .3mm 0.200mm 200 .005mm 0.005mm 0.005mm 0. • Los anillos de referencia para fijar el origen cero se vende por separado.40mm 40 .3mm 0.005mm 0.3mm 0.005mm 0.5mm 5 . hacen contacto con la superficie interna y encuentran la alineación correcta con el eje del agujero para mediciones de diámetros interiores exactas.3mm 0.25mm 25 .3mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm
Dimensión L 12mm 12mm 22mm 22mm 22mm 59mm 59mm 59mm 80mm 80mm 90mm 90mm 98mm 98mm 105mm 105mm 105mm 105mm 158mm 158mm 158mm 158mm 158mm 158mm 158mm 158mm
Varilla de extensión (opcional) — — — — — 100mm (952322) 100mm (952322) 100mm (952322) 150mm (952621) 150mm (952621) 150mm (952622) 150mm (952622) 150mm (952622) 150mm (952622) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623) 150mm (952623)
Dos puntas de contacto para agujeros de muy poco diámetro
Código No. Nota: Es necesario poner en contacto las superficies de medición para asegurar la exactitud. 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 2µm 3µm 3µm 3µm 3µm 3µm 3µm 3µm 3µm 5µm 5µm 5µm 5µm 5µm 5µm 5µm 5µm
Dimensión h — — — — — 2mm 2mm 2mm 0.5mm 2. • Las mediciones pueden ser tomadas desde el fondo del agujero.2.005mm 0.30mm 30 .3mm 3 .005mm 0.001mm 0.125mm 125 .20mm 20 .88mm 87 .250mm 250 . autocentrables para mediciones directas exactas y eficientes de diámetros internos.300mm
Código No.3mm 0.001mm 0.75mm 75 .63mm 62 .16mm 16 . 368-001* 368-002* 368-003* 368-004* 368-005* 368-101 368-102 368-103 368-104 368-105 368-106 368-107 368-138 368-139 368-140 368-141 368-142 368-143 368-117 368-118 368-119 368-120 368-121 368-122 368-123 368-124
Graduación 0.001mm 0.001mm 0.
65pulg 1pulg .1pulg .16pulg.12pulg .5 . Ø5mm Ø8mm.65-.4pulg 4 . 1.51pulg .5pulg 5 . ..0001pulg .35pulg..Holtest
Intervalo .012pulg .5pulg .13pulg 4.5pulg.275 -.5pulg .079pulg .1pulg . .22pulg 6.5pulg 5pulg .0002pulg . 368-926 368-927 368-921† 368-922† 368-958† 368-959† 368-925†
Intervalo individual .0001pulg .51pulg .10pulg 10 .9pulg 9 .0001pulg . 3.0002pulg .5pulg .22pulg 6.0001pulg ..08-.12pulg Código No.0002pulg Dimensión h — — — — — — . 368-906 368-907 368-901† 368-902† 368-953† 368-954† 368-905† Intervalo individual 2-2. 5-6mm 6-8.47pulg .5pulg 3.32pulg 2.12 .13pulg 6.51pulg .0002pulg . .1 ..0001pulg .12-.2-1.35-.0002pulg .00015pulg .87pulg .13pulg 4.5-4pulg 4-5pulg.5-3mm 3-4.0002pulg . 25-30.12mm 12 . 7-8pulg
Anillos patrón incluidos .16pulg .5.2 . 62-75.8 -2pulg 2 -4pulg 4 -8pulg
Código No.5pulg . 5-6pulg.3pulg 3 .11pulg 11 .0002pulg .00015pulg .5 .012pulg .24pulg .0001pulg .15pulg 3.200mm Código No..8-1pulg.5 -.16 .1pulg 1 .0002pulg .5-3pulg. 30-40.6pulg 1.0001pulg .0001pulg .65pulg .00015pulg .24pulg. .0002pulg .0002pulg .5mm Ø4mm.0001pulg .87pulg .20mm 20 . 1.22pulg 6. .5pulg 2.2-. 87-100mm 100-125.28pulg .0002pulg .00015pulg .0002pulg .13pulg 4.0002pulg ..0002pulg .54pulg 3.15pulg 3.65 .87pulg .0002pulg .425 . .08 -.86pulg 3.65pulg.35 .0002pulg ..7pulg 7 .0001pulg .6pulg 2.0001pulg .6pulg. 2.425pulg.5-.0002pulg . 1-1.50mm 50 .35pulg .012pulg .00015pulg .100mm 100 .1.47pulg .51pulg .0002pulg Error Inst.0001pulg . 4-5.0001pulg .51pulg Dimensión L .
Juegos de Holtest Completos
Intervalo 2 . 368-021* 368-022* 368-023* 368-024* 368-025* 368-026* 368-201 368-202 368-203 368-204 368-205 368-206 368-207 368-238 368-239 368-240 368-241 368-242 368-243 368-217 368-218 368-219 368-220 368-221 368-222 368-223 368-224 Graduación .012pulg .8pulg 8 .012pulg .22pulg Varilla de Ext.275-.8pulg . 75-88.62
.22pulg 6. Ø87mm Ø125mm.2pulg 1.012pulg . . .6 .3.0002pulg .22pulg 6. 7pulg
368-953
C .0001pulg .079pulg .51pulg .5 .00015pulg .1pulg.6pulg 6 .16pulg .24 .16-.2pulg . 1.0002pulg . .2pulg 2 . 10-12mm 12-16.0001pulg .2 ..275 .3mm 3 .8 . 3.0002pulg ..08 .5pulg .425-.0002pulg .32pulg 2.51pulg . 6-7pulg..2pulg.425pulg .0001pulg . 16-20mm 20-25.012pulg .2pulg.6-2pulg 2-2. 2.0002pulg .24pulg . Ø175mm
Intervalo .28pulg . 3-3.0001pulg .0002pulg .12 -.87pulg 2. Ø40mm Ø62mm.5pulg.0002pulg .6mm 6 .28pulg ..8pulg . 175-200mm Anillos patrón incluidos Ø2.012pulg . 125-150.54pulg 3. 150-175.22pulg 6.0001pulg .0002pulg .8pulg .0001pulg .24-.1.00015pulg . (opcional) — — — — — — 4pulg (952322) 4pulg (952322) 4pulg (952322) 6pulg (952621) 6pulg (952621) 6pulg (952622) 6pulg (952622) 6pulg (952622) 6pulg (952622) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623)
*Dos puntas de contacto para cavidades muy pequeñas.12pulg . 40-50mm 50-63. Ø10mm Ø16mm Ø25mm.22pulg 6.1-.86pulg 4.32pulg 3. .00015pulg .51pulg .079pulg .012pulg .0001pulg . 8-10.12pulg .2.012pulg .35pulg .
425pulg.5pulg 2.6pulg.5pulg.5pulg . Retención de dato.5pulg .5pulg .51pulg Dimensión L 1.5pulg.2pulg 4.8pulg .5-3pulg 3-3.. • Con trinquete para fuerza constante.275 .2pulg.2 . • Puede medir agujeros profundos con una varilla de extensión (opcional).079pulg .00015pulg .8pulg. 3.94pulg 5.275 . . 468-231 468-232 468-233 468-234 468-235 468-236 468-237 468-238 468-239 468-240 468-241 468-242 468-243 468-244 468-245 468-246 468-247 468-248 468-249 468-250 468-251 Error Inst.5 .13pulg 4.35-.079pulg ..11pulg 11 . • Los anillos para fijar el punto de origen son opcionales. 1.5-3pulg.94pulg 5.0002pulg Dimensión h .65pulg .51pulg .5pulg.16mm 16 .125mm 125 .5-.7pulg 7 .12mm 12 . .Holtest Digimatic
CARACTERISTICAS • Lectura en pantalla LCD grande.25mm 25 .5pulg.2pulg .5pulg 3.46pulg 3.50mm 50 .51pulg . 2.0001pulg .3.5pulg .35pulg.5-. Alarma de Error.5pulg 5pulg .012pulg .150mm 150 .425pulg .275-.012pulg .0002pulg .5.
Resolución: .3pulg 3 .300mm Capacidad .75mm 75 .99pulg 2.001mm
Juego de Holtest Digimatic Completo
Intervalo .00015pulg .275-..51pulg .13pulg 4.65-.77pulg 2.425-. 468-966 468-967 468-968 468-969 468-970 Intervalo individual .425pulg .94pulg 5. 7pulg
468-956 Juegos de Holtest Digimatic Completos: Cada juego incluye medidores completos (pantalla y cabezas de medición para cada tamaño).88mm 87 . 1.200mm 200 .8-1pulg.4pulg 4 . 1.00015pulg .51pulg .2-1.65 . 937387 965013 982693 156-101 (Ver lista) (Ver lista) Descripción Cable para SPC (1m) Cable para SPC (2m) Placa de montaje Base Varillas de extensión Anillos de referencia
Soporte (982693)
La base y el Soporte son opcionales
468-966 Juego de Holtest Digimatic con Cabezas Intercambiables (Juegos Económicos): Cada juego incluye una pantalla con cabezas de medición intercambiables para los tamaños especificados. . 3.13pulg 5. • Puntas de contacto de carburo (topes) que aseguran una larga vida.275mm 275 .012pulg .6pulg.0001pulg .2. 2.0005pulg/0.8pulg .94pulg 5.5-4pulg 4-5pulg. 3-3.012pulg .0002pulg ..5 .100mm 100 .00015pulg .35 .175mm 175 .6-2pulg 2-2.63
.0002pulg .6-2pulg 2-2.0002pulg .30mm 30 . .2pulg.35pulg .99pulg 3.012pulg .425pulg.0001pulg .2-1. .1.8pulg ..5pulg .6pulg 2. 1-1.10mm 10 .5pulg 3.9pulg 9 ..5pulg 5 .8 .0001pulg .65pulg 1pulg .425-.35pulg .94pulg 5.250mm 250 .94pulg 5.1. 1.2pulg 2 .6pulg 1.6pulg 6 . 1..8pulg 8 .51pulg .40mm 40 .35-.2pulg 4. .
C .94pulg 5.46pulg 4.079pulg .0002pulg .00015pulg .8mm 8 . .65pulg.2pulg 2 . 5-6pulg.5pulg .4pulg Código No.2pulg 1. 6-7pulg.77pulg 1.3pulg 3 .00015pulg .012pulg . • Pila: SR44 (938882) x 1pza.5 . 7-8pulg Anillos patrón incluidos .0002pulg . Nota: Es necesario poner en contacto las superficies de medición para asegurar la exactitud ESPECIFICACIONES Holtest individual
Intervalo 6 .63mm 62 .00015pulg .425pulg .00015pulg . 468-956 468-957 468-958 468-959 468-960 Intervalo individual . • Las mediciones pueden tomarse cerca del fondo del agujero.275 . Fijar cero.225mm 225 .51pulg .10pulg 10 . Alarma de reemplazo de pila.012pulg . 3.94pulg Varilla de extensión(opcional) 4pulg (952322) 4pulg (952322) 4pulg (952322) 6pulg (952621) 6pulg (952621) 6pulg (952622) 6pulg (952622) 6pulg (952622) 6pulg (952622) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623) 6pulg (952623)
SERIE 468 Micrómetro de Tres Puntas para Interiores
Dimensión ACCESORIOS OPCIONALES
Código No. 1.77pulg 1.0001pulg . .0002pulg .1pulg 1 .012pulg .51pulg .8pulg 1.012pulg . Salida de dato.5pulg
Holtest Digimatic con Juegos de Cabezas Intercambiables (Juegos Económicos)
Intervalo .8pulg Código No.5-4pulg Anillos patrón incluidos . • Funciones disponibles: Prefijado.4pulg 4 .8 .8-1pulg 1-1.1pulg 1 .13pulg 4.012pulg .65pulg.65-.2pulg 2 .35pulg. .425 .12pulg Código No..5 .6pulg 2. .20mm 20 . .65pulg .35pulg .6 .
16mm/.74 lbs. 1.0pulg) Varilla de extension para 50 . 1..0pulg 75 .76 lbs. no es exacta
Código No.5 .75mm/2. el Borematic retiene el valor en toda la duración de la batería.88mm/3.00005pulg/0.5 .00005pulg/0.24 lbs.00025pulg .00005pulg/0.001mm .65 .5mm) Funciones: Fijado del cero.001mm .00025pulg . • La escala lineal absoluta elimina la posibilidad de errores por sobrevelocidad. Nota: Es necesario poner en contacto las superficies de medición para asegurar la exactitud DATOS TECNICOS Pantalla: LCD de 6 dígitos (altura del caractér de 8.88mm/3. 2.125mm/4..6pulg 40 .3. 2.5pulg 62 .00025pulg .001mm .1. • Puede medir agujeros profundos incorporando una varilla de extensión opcional.20mm (. CARACTERISTICAS • Pantalla LCD grande con digitos de 8.00005pulg/0.4. prefijado.500pulg) Varilla de extensión para 12 .80pulg) Varilla de extension para 20 .125mm (2. 1.13 lbs.63mm/2.0 .5.5mm de altura para lecturas libres de error. 1.64
..0 . • Los anillos para fijar el origen son opcionales..5 .05 lbs.425 . 1.425pulg 10 .5pulg 87 .00025pulg .0002pulg .06 lbs.500pulg 12 .Borematic
SERIE 568 Verificador de inserción Digimatic de Uso Rápido
El Borematic permite al operador tomar mediciones más exactas y rápidas que antes.4.4.22 lbs.72 lbs.00005pulg/0. 568-431 568-432 568-433 568-434 568-435 568-436 568-437 568-438 568-439 568-440 568-441 568-442 568-443 568-444 568-445 568-446* 568-447* 568-448* Resolución .0002pulg .001mm .00005pulg/0.0002pulg .00005pulg/0.001mm .275 .350 . retención de datos Pila: SR44 (1 pza.00025pulg .00005pulg/0.00005pulg/0.0pulg) Anillos para fijar el origen
C .2pulg 30 .00005pulg/0.5 .5pulg/ 87 . juicio PASA/NO-PASA.12mm (.1pulg 25 .0 .4.00005pulg/0.50mm/1.275 .. 1.5pulg/ 62 .001mm . 1 año Temperatuda de operación: 5°C a 40°C Superficies de medición: Carburo
ESPECIFICACIONES Borematic Individual
Intervalo 6 .00005pulg/0.07 lbs.) (938882) Vida de la pila: Aprox.001mm .3.125mm/4.0 . • Pantalla giratoria de 330 ° para una fácil lectura en cualquier ángulo. 1.8 .0pulg 75 .0002pulg .1.2.63mm/2.07 lbs.61 lbs.00025pulg .00005pulg/0.
*Con topes extras (intercambiable) dan un amplio intervalo de medición Nota: La conversión escrita en mm es referencial.5 .5pulg 112 .0 .0 .75mm/2.2.001mm .00005pulg/0.19 lbs..80pulg 20 . 1.001mm . 1.100mm/3. • Puntas de contacto de carburo aseguran una larga vida.2.113mm/4.0 . • La medición se puede tomar cerca del fondo de un agujero.06 lbs.10mm/.12mm/.00005pulg/0.00005pulg/0.100mm/3.5 . encendido/ apagado.5.001mm .00005pulg/0.00025pulg .30mm/1.0pulg 50 . 1.3.001mm .00025pulg .20mm/. 1.3.98 lbs.0pulg 100 .0pulg 50 .8 . 1.001mm .001mm .6 .00025pulg .34 lbs.63 lbs.40mm/1.. 1.2.8mm/.001mm .87 lbs.00025pulg Peso 1.5.00 lbs. salida de datos para SPC.00025pulg .001mm .113mm/4.65pulg 16 .50mm (. 937387 965013 952322 952621 952622 952623 (Ver sección correspondiente) Descripción Cable para SPC (1m) Cable para SPC (2m) Varilla de extensión para 6 .00025pulg . 1.0pulg 100 .00005pulg/0. Por tanto no es necesario volver a fijar el punto de origen (presetting). conversión mm/pulg.0 .2 .00025pulg .001mm .001mm Error Instrumental .0pulg Código No. 1.5pulg/ 112 . Uno de los puntos de origen se fija con el botón ORIGIN.25mm/. • Con salida de datos para SPC. • Función de juicio PASA/NO-PASA.001mm .350pulg 8 .50 .0002pulg .50 .
adaptadores (216556. 177-283: Ø.5pulg) Borematic Individual (568-446.6pulg/1. 982149.65 -80pulg/.12 lbs.2.65 -.50 . adaptador (954595).0 . anilllos patrón (177-182: Ø. 177-319: Ø3. anilllos patrón (177-179: Ø. 982179. puntas de contacto 12-16mm/16-20mm/20-25mm (952670.275 .1.30mm 30 ..72 lbs.5pulg/3.0 . 952671.3 0. adaptador (216558).2.
568-991
3. no es exacta
Juegos de Borematic's Completos (Cada juego incluye pantalla y puntas de contacto para cada tamaño especificado)
Código No.03.500pulg 6-8mm/8-10mm/10-12mm 568-977 Configuración del juego Pantalla (568-013).1pulg Pantalla (568-013).5 .63mm/62-75mm/7588mm/87 -100mm
7.63mm/62 . anilllo patrón (177289: Ø1.5pulg -3. anilllo patrón (177315: Ø2.275 . anilllos patrón (177-315: Ø2.0pulg/3.50 .20mm/20 25mm 568-989 1.0pulg 25 .8mm/8 .425 .5pulg. 177-291: Ø1.425 . 04AZA048). 216557). 568-439).1.12mm 12 .3.5pulg) 2.8pulg) 1. 568441)..2pulg.65pulg.2.5 -4.0 /3.
*Tipo de topes intercambiables Nota: La conversión escrita en mm es referencial. anilllo patrón (177-315: Ø2. 982181).0.3 0.2pulg.20mm 20 .75mm Configuración del juego Borematic Individual (568-431.1.5pulg/3.0pulg (952673.5 -4.2 . puntas de contacto (04AZA047.0pulg 50.50mm 50 .. 568-433). 177-283: Ø.2 67.. anilllo patrón (177179: Ø. anilllo patrón (177100mm 315: Ø2. Intervalo 568-987 .2 .0pulg/ 3.30mm/30-40mm/40 50mm 568-990 2.16mm/16 ..0pulg (982178.0Pantalla (568-013).8 . 568435.0 .52 lbs.0pulg 50-63mm/62-75mm/75-88mm/87 100mm Pantalla (568-013).5pulg)
568-978
568-979
568-980*
*Tipo de topes intercambiables Nota: La conversión escrita en mm es referencial.65pulg/.6pulg/ 1.6 . 568-436).88mm/87 .35pulg. 177-319: Ø3. 952910. 982150).35pulg.5pulg/2.6 Pantalla (568-013).350 .0pulg 75 .8 a 58 58 58 58 67 Peso 3. 177-319: Ø3. 177-287: Ø.350pulg/.6pulg) Borematic Individual (568-440.5pulg/3.8pulg) Borematic Individual (568-437.5pulg/3.6pulg) 2. anilllo patrón (177-182: Ø.3
C .0-2.425pulg) . puntas de contacto 3.0.350pulg/. 177-287: Ø.5pulg/2.425pulg/.125mm L 83 52.5pulg.2pulg/1. puntas de contacto 2. 568438. 952911).5pulg) Borematic Individual (568-442..10mm/12 12mm 568-988 . 177-291: Ø1.adaptador (216558).5 lbs.0pulg .1pulg 12 .5pulg.3.Borematic
ESPECIFICACIONES Juego de Borematic con Puntas de Contacto Intercambiables (Cada juego incluye una pantalla con cabezas de contacto de los tamaños especificados)
Código No.0pulg-2. Intervalo 568-976 .
568-992*
10. no es exacta
b 2.65pulg.100mm 2.80pulg/.96 lbs.1.3.65pulg/.3 8.5 3.5pulg) Intervalo 6 .3 0.8 14 17
c 2 0. 50-63mm/62-75mm/75-88mm/87.
5. anilllo patrón (177-319: Ø3.2pulg/1.350 .5 4.500pulg 6 . puntas de contacto (952909.0pulg 50 .48 lbs.5-4.6 58. 568432.425pulg) Borematic Individual (568-434.5pulg/2.5 6.8 . anilllos patrón (177-289: Ø1.65
.425pulg/.3 74. 25-30mm/30-40mm/40-50mm adaptador (216557).
3. 568443). 568447).
5. 982180.5/2. 952672).5 -3.
• Los anillos de referencia para fijar el punto cero son opcionales.100mm Intervalo .66
.001pulg .01mm Graduación .2 .50mm 50 .00005pulg/0. 345-711-30 345-712-30 Resolución .Micrómetro de Interiores
SERIE 345.01mm 0.001pulg Error Instrumental ± 5µm ± 6µm ± 7µm ± 8µm Error Instrumental ± .3pulg 3 .2 .0004pulg
C .001mm Error Instrumental ± .00035pulg ± .00025pulg ± .00005pulg/0.001mm .75mm 75 .4pulg Código No. • Acabado cromo-satinado.0003pulg
Intervalo 5 . El soporte ( 300400) y la cubierta (300401) deben utilizarse con una base para micrómetros Mitutoyo o cualquier base similar disponible. • Seguro para bloquear el desplazamiento del husillo.01mm 0.00025pulg ± .30mm 25 . 145-193 145-194 145-195 145-196 Graduación 0.2pulg 2 .2pulg/25-50mm Código No.1.
ESPECIFICACIONES Micrómetro de Interiores Digimatic
Intervalo .1. 145-185 145-186 145-187 145-188 Código No.2pulg/5-30mm 1 . 145 Tipo Calibrador
CARACTERISTICAS • Las puntas de medición tipo calibrador están hechas de acero de alto grado. • Está disponible un soporte especial.001pulg .01mm 0.001pulg .2pulg 1 .0003pulg ± .
8pulg. 339-293 339-294 Recorrido de la cabeza micrométrica 1pulg 1pulg Barras de extensión 1pulg. 16pulg(3 pzas. Error Instrumental • ± (3+n+L/50)µm [± (.Micrómetro de Interiores Tipo Tubular Digimatic
CARACTERISTICAS • Amplia variedad de mediciones de diámetros interiores por la combinación de aumentos y topes con la cabeza micrométrica. • La serie 339 usa extensiones tubulares de alta duración.)
Micrómetro de Interiores Tubular de Extensión Tipo Barra
Intervalo 8-40pulg/200-1000mm 8-80pulg/200-1500mm Código No. 16pulg 1pulg. 12pulg (3 pzas. 937387 965013 (Ver lista) Descripción Cable para SPC (1m) Cable para SPC (2m) Anillos de referencia
C . 8pulg.00005n+. Salida de datos. L=Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)].
SERIE 337 (Extensión Tipo Barra) SERIE 339 (Extensión Tipo Tubular)
ESPECIFICACIONES Micrómetro de Interiores Tubular de Extensión Tipo Varilla
Intervalo 8-40pulg/200-1000mm 8-60pulg/200-1500mm Código No. 2pulg.67
.) 8 pulg . 4pulg. • Funciones disponibles: Prefijado. Fracción redondeada hacia arriba. Retención de dato. 4pulg. 2pulg.). Fijado de cero. 4pulg. Alarma de error. 8pulg (2 pzas.00015+.00005 (L/2))"]* *n=Número de varillas. • Superficies de medición de carburo (Serie 339). 337-203 337-204 Recorrido de la cabeza micrométrica 1pulg 1pulg Varillas de extensión 1pulg.)
Código No. 4pulg(2 pzas. 2pulg. 2pulg. conversión mm/pulg (sólo en modelos mm/pulg). 12pulg 1pulg.
).5pulg . Fracción redondeada hacia arriba
C .300mm Intervalo
0. 200mm 13mm.8pulg 2 . 4pulg .200mm 50 .68
.1000mm 50 . 4pulg(2 pzas.12pulg 2 .). 5pulg
SERIE 141 Tipo Varillas Intercambiables
Intervalo Código No.00015+. 150mm. 25mm.
ESPECIFICACIONES Micrómetro de Interiores Tipo Tubular con Varilla de Aumento (Hasta 1500mm)
Intervalo Código No. 1pulg.2pulg 2 .).500mm 50 . 300mm 13mm. 139: ± (3+n+L/50)µm [± (.). 200mm. (Los modelos económicos que no tienen puntas de carburo también están disponibles en la serie 137) • La serie 139 usa barras de extensión de alta duración. Superficies Planas 137-101 137-102 137-103 137-104 137-105 Graduación Superficies de carburo 137-106 137-107 137-108 137-109 137-110 Varillas de extensión
50 . Error Instrumental • Serie 137. 6pulg.00005 (L/2))pulg]* *L=Longitud de medición máxima (mm)[(pulg)].5pulg. 50mm. 25mm.001pulg . Superficies Planas 141-101 141-205 141-206 Código No.5pulg. 50mm (2 pzas. Superficies Planas 141-102 141-208 141-233 Superficies de carburo 141-104 141-214 141-215 Graduación Superficies de carburo 141-103 141-211 141-212 Recorrido de la cabeza micrométrica 7mm 13mm 13mm Recorrido de la cabeza micrométrica .)
El Recorrido de la cabeza micrométrica es de: 13mm
Micrómetro de Interiores Tipo Tubular con Varilla de Aumento (Hasta 60 pulg)
Intervalo Código No. 4pulg (2 pzas.01mm 0. 1pulg.5pulg. 25mm. 25mm.01mm 0.).). 12pulg(2 pzas.150mm 50 .01mm 0.01mm 0.40pulg 2 .01mm 0.60pulg
.1500mm
0. 100mm (2 pzas.). 6pulg. Hasta 1500mm)
137-105 CARACTERISTICAS • Amplia capacidad de mediciones de diámetros interiores combinando las varillas de extensión (barras) y los topes con la cabeza micrométrica.50mm 50 . 200mm(2pzas.001pulg
con 2varillas con 3 varillas con 5 varillas
Error Instrumental • ± (6+L/50)µm [± (. 8pulg. 100mm (2 pzas. 150mm.20pulg 2 .001pulg .5pulg.25pulg .01mm
13mm.12pulg
El Recorrido de la cabeza micrométrica es de: .5pulg. 2pulg. 4pulg. 1pulg. 8pulg(2 pzas. 2pulg .01mm 0. 100mm 13mm.). 300mm(2 pzas.00005 (L/2))"]* * L = Longitud de medición máxima (mm) [(pulg)] Fracción redondeada hacia arriba. 25mm. 50mm 13mm.001pulg .01mm Graduación
c/2 varillas c/3 varillas c/5 varillas Observaciones
1 . • Superficies de medición de carburo. 1pulg. 12pulg .300mm 50 . 2pulg (2 pzas.). 1pulg. 50mm.5pulg Observaciones
25 . 8pulg .001pulg . 2pulg (2 pzas. 50mm (2 pzas.00005n+.001pulg
. 100mm.001pulg .6pulg 2 .Micrómetro de Interiores Tipo Tubular
SERIE 137 (Tipo Extensión de Varilla. 2pulg.). Superficies Planas 137-111 137-112 137-113 137-114 137-115 Graduación Superficies de carburo 137-116 137-117 137-118 137-119 137-120 Varillas de extensión
2 .0003+.001pulg .
00010pulg para anillos Ø7-9pulg .00006pulg ± .6" 1.5-3.5µm ± 1.5µm ± 1. . DATOS TECNICOS Tolerancia entre el tamaño nominal y el diámetro actual: ± 0.5µm ± 1.150mm 2. 13.3lbs.242lbs.14kg 1.5mm 2. 36.00006pulg ± .0001pulg ± . .61lbs.5µm para anillos Ø62 .5µm ± 2.4" 2.0001pulg ± .5µm ± 1.00006pulg ± .65" .015lbs. .5µm ± 2.5µm ± 1.00006pulg ± .98lbs. 2.066lbs.5µm ± 1.5µm Peso 12g 12g 12g 12g 12g 27g 27g 27g 27g 27g 27g 27g 27g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 60g 58g 62g 110g 110g 190g 110g 204g 400g 364g 330g 490g 580g 1.237lbs.5µm ± 2.6" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12“ Código No.5µm ± 1.11lbs. .00006pulg ± .0µm para anillos Ø100 . 37. • El diámetro interior real se marca en cada anillo.34lbs.00006pulg ± .75mm 4mm 4.4mm 1.16" .5µm ± 1. .5µm ± 1.5µm ± 1. 3.1" . Holtest y micrómetros de interiores.00006pulg ± .425" .5µm ± 2.04µpulg para anillos Ø.00006pulg ± .5µm ± 1.25mm 2.4kg 12.5µm ± 1.7" .1mm 1. .5µm ± 1.69
.5µm ± 1.6pulg .5µm ± 1.5" .96lbs.88lbs.01mm para anillos de Ø1. .5µm ± 2.42kg 1.28lbs.90mm 2.22lbs.225mm 3.31lbs.00006pulg ± . 5.713lbs.1kg 6. .00006pulg ± . 3.5µm ± 1. 3. Holtest y Calibradores de Diámetros Internos
Tamaño 1mm 1.5µm ± 1.5mm 5mm 5.2" 3. 1.84lbs
C .5" 2.00012pulg para anillos Ø10-12pulg
SERIE 177 Accesorios para Micrómetros de Interiores.132lbs.60mm 1. .5µm ± 2.25mm 3.05kg 0. .0µm para anillos Ø1 .5µm ± 1.24" .75mm 2mm 2.5µm ± 1.38kg 5.5kg 6.4kg 11.05lbs.5µm ± 1.00006pulg ± .5µm ± 1.8pulg ± . 14.00006pulg ± . 177-209 177-206 177-207 177-281 177-179 177-293 177-180 177-181 177-182 177-183 177-287 177-184 177-289 177-185 177-291 177-186 177-187 177-293 177-315 177-188 177-317 177-295 177-319 177-189 177-297 177-299 177-301 177-303 177-305 177-307 177-309 177-311 177-313 Desviación ± .5µm ± 1.85kg 1.5µm ± 1.134lbs.8" 1" 1.04-2. .06µpulg para anillos Ø2.0001pulg ± .0001pulg ± .5µm ± 1.7kg 10.5µm ± 1.4µpulg para anillos de.6pulg .059lbs.00006pulg ± .5µm ± 1.5µm ± 1.5µm ± 2. 25.00006pulg ± .5µm ± 1.5µm ± 1.018lbs.8" 2" 2.06lbs.00006pulg ± . 11.45mm ± 0.00012pulg Peso .00006pulg ± .Anillos de Referencia
CARACTERISTICAS • Se usa para un rápido ajuste del cero de calibradores de diámetros internos.07lbs.02mm para anillos de Ø50-300mm ± .5µm ± 1. .1kg 17kg 17.300mm .0001pulg ± .04-1.75mm 3mm 3.3mm 1.22lbs.44lbs.8µpulg para anillos de Ø2-12pulg Cilindricidad: 1.75kg 2. 24. 1.871lbs.5µm ± 1. 2. 2.0µm para anillos Ø250 .23lbs.275" .5mm 6mm 6.8kg Tamaño .00006pulg ± . .08µpulg para anillos Ø4.2" 1.5µm ± 1.13lbs.49lbs.2mm 1.35" .0001pulg ± .5µm ± 2.00006pulg ± .5µm ± 1.00006pulg ± .00006pulg ± .59lbs.54kg 1.5mm 7mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 17mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 60mm 62mm 70mm 75mm 80mm 87mm 90mm 100mm 125mm 150mm 175mm 200mm 225mm 250mm 275mm 300mm Código No.17lbs.00006pulg ± .5µm ± 1.5µm ± 1.5" 3.00006pulg ± .5µm ± 1. 22.00006pulg ± .5µm ± 1.781lbs.4" 1. 177-220 177-222 177-225 177-227 177-230 177-236 177-239 177-242 177-208 177-246 177-248 177-250 177-252 177-255 177-204 177-257 177-205 177-263 177-267 177-271 177-275 177-125 177-126 177-284 177-132 177-177 177-133 177-286 177-139 177-288 177-140 177-290 177-178 177-146 177-292 177-314 177-147 177-316 177-294 177-318 177-148 177-296 177-298 177-300 177-302 177-304 177-306 177-308 177-310 177-312 Desviación ± 1.4pulg .00006pulg ± .5mm 3.5µm ± 1.6" . 1. .5µm ± 1.00006pulg ± .8" 3" 3.246lbs.5µm para anillos Ø175 .0001pulg ± .5µm ± 1.93kg 1.5µm ± 1.
02pulg) Tipo Mecánico Serie 110** Observaciones Tipo tornillo diferencial (avance extra fino) Tipo tornillo diferencial (avance extra fino) — — Tambor de diámetro grande para fácil lectura Tambor de diámetro grande para fácil lectura (tipo lectura fina) Tipo lectura fina — Tipo avance fino Tipo mango ajustable a cero Tambor de diámetro grande para fácil lectura Ajuste fino con vástago sin rotación — — Tipo avance rápido — Tipo compacto — — — Tipo lectura ultrafina Tipo trabajo duro Tipo avance rápido Tipo lectura fina Para platina X-Y — Tipo trabajo duro Tipo avance rápido Tipo lectura fina Tipo avance rápido
0 .13mm (. Al seleccionar considere los siguientes puntos: • Dimensiones • Graduación/resolución y exactitud • Con o sin seguro del husillo • Con o sin tuerca de sujeción • Superficies de medición planas o esféricas • Lecturas normales o inversas • Con o sin trinquete
Variedad de Especificaciones Vástago con tuerca de sujeción Seguro del husillo
0 .Guía de Selección de Cabezas Micrométricas
Intervalo 0 .70
.05pulg) 0 .10mm (.5mm (.5mm (.50mm (2pulg)
Digimatic Mecánico
Tipo caras esféricas
Tipo lecturas inversa
C .4pulg) 0 .5mm (.2.25pulg)
110** 148* 148* 148* 148*
0 .5pulg)
152* 148* 148* 148* 148* 110* 149* 153** 152* 164** 350* 250* 150* 153** 153** 151* 152* 152* 152** 164** 151* 152* 152* 197**
La tabla de abajo esquematiza un perfil de las cabezas micrométricas Mitutoyo de cada serie para que usted pueda localizar las páginas adecuadamente y seleccionar la cabeza micrométrica más apropiada para su aplicación específica.1mm (.25mm (1pulg)
Digimatic Dígital Mecánico
0 .6.5pulg)
0 .15mm (.2pulg) 0 .
Nota: Tipo cara esférica
Código No.00012pulg ± .000005pulg .001mm 0.025mm
0 .5µm/0.Cabezas Micrométricas
SERIE 110 Tipo Tornillo Diferencial (Avance Extra Fino)
CARACTERISTICAS • Los movimientos diferenciales del tornillo y tuerca del vástago permiten un avance fino del vástago (0. Vástago con tuerca 110-504
Graduación Error del tambor de Instrumental avance fino .5µm/0.00012pulg
Error Instrumental en un intervalo corto ± .13mm
0 ..00012pulg ± .00006/.0001mm
* Cara esférica
0 .0005mm ± 3µm Error Instrumental en un intervalo corto ± 1..000005pulg) se obtiene con el vernier.00125pulg ± .00005pulg .006pulg) • Avance fino sin rotación del vástago.00005pulg . ESPECIFICACIONES
Intervalo Código No.05mm ± 1.05mm
0 .001mm 0. Vástago c/eguro de tuerca 110-115 110-117* 110-116 110-118* 110-111 110-112
Error Instrumental ± .00012pulg ± .00006/.2mm (.000005pulg
Nota: Lectura 0.5µm/0.00125pulg ± .00006/.00012pulg ± .00125pulg
.00002pulg ± .00006/. • Vástago sin rotación.5µm/0.05mm por revolución del tambor). * Cara esférica
SERIE 110 Con Ajuste Fino
CARACTERISTICAS • Mecanismo de doble tambor permite avances rápidos y finos del vástago independientes.00006/.00125pulg ± . ESPECIFICACIONES
Intervalo Código No.05mm ± 1.00006/.00006/.000005pulg . Vástago con tuerca 110-502 Graduación Error del tambor de Instrumental avance fino 0.00125pulg ± .001mm 0.05mm ± 1.001pulg
C .00005pulg .1mm
0.00125pulg ± .02pulg
Código No. • Superficies de medición de carburo.0001mm 0.5µm/0.5µm/0. resultando en mediciones de alta resolución.05mm ± 1.0001mm (. • Ajuste fino: 0.5µm/0.00012pulg ± .71
Error Instrumental en un intervalo corto ± . Vástago c/seguro de tuerca 110-105 110-107* 110-106 110-108* 110-101 110-102 Graduación Error Instrumental ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 3µm Error Instrumental en un intervalo corto ± 1.0001mm 0.05mm ± 1.
25pulg 0-.5mm
0.0002pulg
. Husillo plano 148-351 148-353 148-355 148-357 148-359 148-361
Graduación Husillo c/tuerca de sujeción 148-352 148-354 148-356 148-358 148-360 148-362
Error Instrumental ± .0001pulg ± .0001pulg ± .001pulg .01mm
Código No. Dimensiones 148-301 ESPECIFICACIONES
Intervalo Código No.0001pulg
Diámetro del tambor .72
. • Disponible el tipo avance fino del vástago (paso: 0. Husillo plano 148-301 148-303 148-305 148-307 148-309 148-311 Graduación Husillo c/tuerca de sujeción 148-302 148-304 148-306 148-308 148-310 148-312 Error Instrumental ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm Diámetro del tambor 15mm 20mm 29mm 20mm 29mm
Vástago con tuerca de sujeción
0 . Husillo plano 148-215 148-201 148-205 148-209
0-5mm 0-6.0001pulg ± .13mm
0.5mm 0-6.25pulg 0-.0002pulg ± .0002pulg ± .02mm 0.25pulg 148-217 148-202 148-206 148-210
Graduación Husillo c/tuerca de sujeción 148-218 148-204 148-208 148-212
Error Instrumental ± .001pulg .01mm 0.0002pulg ± . Husillo plano 0-.79pulg 1.25pulg
0 . Se pueden seleccionar tres tipos de diámetros de tambor.6.01mm 0.59pulg .001pulg
Tipo cara esférica Tipo cara esférica Tipo lectura inversa
SERIE 148 Tambor de Diámetro Grande para Fácil Lectura
CARACTERISTICAS • Fácil lectura debido al tambor de gran diámetro.001pulg
C .2pulg 0-.5pulg
.Cabezas Micrométricas
CARACTERISTICAS • Cabeza micrométrica miniatura para fácil incorporación en máquinas de cualquier tipo.001pulg ...5mm
0 .79 pulg 1.5mm 0 .01mm 0.6.01mm
Tipo lectura inversa Tipo lectura inversa Tipo lectura inversa
Capacidad Código No.01mm 0.001pulg .0001pulg ± .001pulg .59 pulg .14pulg .001pulg .01mm 0.25mm).01mm 0.0001pulg ± .14pulg
0 . Dimensiones Vástago plano
148-203 Vástago con tuerca de sujeción
Graduación Error Instrumental ± 5µm ± 5µm ± 5µm ± 5µm Observaciones
Capacidad Código No.001pulg .001pulg .
• Disponible el tipo de avance fino del vástago (paso: 0.001pulg . Vástago plano c/seguro de husillo 148-503 148-506 148-513 — 148-853 — 148-863 — Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 148-508 148-504 — — — 148-854 — 148-864 Error Instrumental ± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 2µm
0 .01mm 0.0001pulg ± .001pulg .1 3mm
*Tipo cara esférica **Tipo lectura inversa
0.25mm)..0001pulg ± .01mm
Vástago con tuerca de sujeción de husillo
0 .001pulg .5pulg
Código No.CARACTERISTICAS • El freno de trinquete (950700) se puede incorporar. Dimensiones Vástago plano
Intervalo Código No.5pulg
Código No..0001pulg ± . Vástago plano c/seguro de husillo 148-501 148-505 148-511 — 148-851 — 148-861 —
Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 148-507 148-502 — — — 148-852 — 148-862
Error Instrumental ± .01mm 148-802 148-804 0.0001pulg**
CARACTERISTICAS • El tambor puede ponerse en cero en cualquier posición aflojando el tornillo de ajuste.01mm 0. Vástago plano c/seguro de husillo 148-104 148-121 148-801 148-803 148-821 148-823 Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 148-103 148-120 0.001pulg
Error Instrumental ± .0001pulg* ± .001pulg
C .01mm 0.01mm Error Instrumental ± 2µm ± 2µm* ± 2µm**
Vástago plano. seguro de husillo
0 .001pulg 148-832 148-834 .73
.0001pulg ± . seguro de husillo
148-506
. Vástago plano c/seguro de husillo 148-112 148-123 148-811 148-813 148-831 148-833
Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 148-111 148-122 . Vástago plano
SERIE 148 Tipo Tambor Ajustable a Cero
148-503 Vástago plano.1 3mm
Vástago con tuerca sujeción
0 .01mm 148-822 148-824 0.001pulg 148-812 148-814 .
005mm ± 2µm eje Y 152-389 — Código No. Seguro de husillo
SERIE 152 Para Platina XY
Intervalo Código No.0001pulg ± ..1pulg
C .001pulg 149-812 — .0001pulg ± .001pulg 149-832 Error Instrumental ± 2µm ± 2µm ± 2µm Error Instrumental ± . de husillo — — 152-390 — 0.
0 .15mm
0 . de husillo 149-148 149-185 149-811 — 149-831 Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 0. • Graduación bidireccional que tiene números negros y rojos para fácil lectura en ambas direcciones.0001pulg
0 . • Tambor flotante (graduación) se puede ajustar con el husillo asegurado.0001pulg eje Y
Intervalo Código No.01mm 149-802 — 0.01mm 149-131 149-184 0. permitiendo fijar el cero en cualquier posición del husillo. Seguro de husillo
Vástago con tuerca de sujeción. de husillo 149-132 149-183 149-801 — 149-821 — Código No.001pulg 149-147 149-182 .005mm ± 2µm eje X — — 0.0001pulg ± . Graduación Error Vástago c/tuerca de sujeción Vástago plano Instrumental c/seg.74
.0001pulg eje X — — 152-391 — .5pulg
Vástago plano. Vástago plano c/seg.0001pulg ± . de husillo c/seg. Graduación Error Vástago c/tuerca de sujeción Vástago plano Instrumental c/seg.01mm 149-822 — Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo . • El trinquete (950700) se puede incorporar. de husillo — — 152-392 — .25mm
CARACTERISTICAS • Un dispositivo sin rotación se adiciona a la punta del husillo. de husillo c/seg. Vástago plano c/seg.Cabezas Micrométricas
CARACTERISTICAS • Superficie de medición de carburo.
001pulg .001pulg .01mm 0.0001pulg
— Sin trinquete Tipo husillo largo Tipo cara esférica Tipo lectura inversa —
Nota: La lectura 0.01mm 0.001mm
0 .Cabezas Micrométricas
CARACTERISTICAS • Trinquete para fuerza constante.25mm
0. de husillo 150-192 150-209 150-196 150-211 150-219 — 150-801 — 150-821 — 150-190 — Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 150-191 150-210 150-195 150-212 150-220 — 150-802 — 150-822 — 150-189 — Observaciones
0 .0001pulg (Longitud del husillo: 2.75
. • Superficie de medición de carburo (excepto para el tipo con husillo largo). Vástago plano c/seg.001pulg .001mm (.01mm 0. seguro de husillo
Vástago con tuerca de sujeción.0001pulg) se obtiene con el vernier. Seguro de husillo
C . • El tipo con husillo largo está disponible para una variedad de aplicaciones.01mm 0. Vástago plano c/seg. 150-192 150-209 150-191 150-210
Intervalo Código No.1pulg
Código No.001pulg .001pulg . Error instrumental: ± . de husillo 150-208 150-213 — 150-217 150-221 — 150-811 — 150-831 — 150-206 150-215
Graduación Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 150-207 150-214 — 150-218 150-222 — 150-812 — 150-832 — 150-205 150-216
.56pulg)
Dimensiones Vástago plano Vástago con tuerca de sujeción
Vástago plano.01mm 0.
± 2µm Error instrumental
0 .25mm
0.2pulg
Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 151-239 — — 151-242* 151-237 — 151-271 —
0. Vástago plano c/seg.50mm
* Sin trinquete
0.0001pulg ± .
Intervalo Código No.0001pulg ± .
Graduación Error instrumental
Intervalo Código No.25mm
0 .001pulg).76
Dimensiones Vástago plano Vástago plano
Cabezas Micrométricas con Contador
Dimensiones 250-301 CARACTERISTICAS • Contador mecánico para lecturas rápidas y libres de error.01mm 0. Vástago plano c/seg.0001pulg) se obtiene con el vernier.01mm 0.315pulg) • Superficie de medición de carburo.001mm 0. Vástago plano c/seg.01mm 0.0001pulg
C .01mm (. • Con trinquete para fuerza constante. de husillo — 250-301 Código No.Cabezas Micrométricas
SERIE 151 Tipo Trabajo Pesado
CARACTERISTICAS • Diámetro del husillo: 8mm (.0001pulg ± . de husillo 151-224 — — 151-225* 151-222 — 151-256 — Código No. de husillo — 250-312
0 .01mm Graduación
± 2µm ± 2µm ± 2µm ± 4µm Error Instrumental
0 . • Trinquete para fuerza constante. Vástago plano c/seg.0002pulg
* Sin trinquete Nota: La lectura 0.01mm 0.0001pulg
± . • Superficie de medición de carburo.1pulg
0 .001mm 0.001mm (.1pulg
± . de husillo 151-240 — — 151-241* 151-238 — 151-272 — Graduación Error Instrumental Vástago c/tuerca de sujeción c/seguro de husillo 151-223 — — 151-226* 151-221 — 151-255 —
0 . • Lectura directa en el contador de 0.
001mm es obtenida con vernier. Vástago plano 152-101 152-102 152-103 Graduación 0.Cabezas Micrométricas
CARACTERISTICAS • Paso del tornillo del husillo: 1mm (.002mm Error instrumental ± 2µm ± 4µm Observaciones con graduación bidireccional con graduación bidireccional Observaciones con graduación bidireccional con graduación bidireccional
Intervalo 0 .0001pulg
Error instrumental ± .25mm 0 .2pulg
Código No.5pulg 0 .002mm 0.0002pulg
CARACTERISTICAS • El husillo ajustable puede ser movido con el tambor sostenido en cualquier posición.025pulg) • Superficie de medición de carburo..001pulg
Error Instrumental ± .01mm 0. • Superficie de medición de carburo.1pulg 0 .2pulg
SERIE 152 Tipo Lectura Fina
Vástago plano ESPECIFICACIONES
Intervalo 0 .
C .01mm Error Instrumental ± 2µm ± 2µm ± 4µm
Intervalo 0 . permitiendo fijar fácilmente el cero. Vástago plano 152-372 152-388
Graduación .0001pulg ± . • Superficie de medición esférica de carburo.0001pulg ± .001pulg .25mm 0 -50mm Código No.001pulg .1pulg 0 .0002pulg
CARACTERISTICAS • El tambor de gran diámetro proporciona mediciones de alta resolución. Vástago plano 152-110 152-111 152-112
Graduación .001mm* 0. • La graduación bidireccional tiene números en negro y rojo para fácil letura en ambas direcciones.25mm Código No. Vástago plano 152-402 152-401 Graduación 0.0001pulg ± .50mm Código No.0001pulg .
SERIE 152 Tipo Avance Rápido
Intervalo 0 .001mm* Error instrumental ± 2µm ± 2µm Observaciones para el eje X para el eje Y
* La lectrua 0.01mm 0. Vástago plano 152-348 152-380 Graduación 0.77
.15mm 0 .
SERIE 152 Tipo Ajustable a Cero para Platina XY
001mm (.15mm 0 .00015pulg ± . • Superficie de medición de carburo.0001pulg* .005mm Error Instrumental ± 5µm Observaciones con husillo largo (longitud: 65mm) Observaciones con husillo largo (longitud: 2.0001pulg* .00015pulg ± .0002pulg
Error Instrumental ± .0001pulg* .001mm* 0.2pulg
Código No.00015pulg ± . Vástago plano 153-108 153-207 153-205 153-208 153-206 153-302 Graduación 0.001mm* 0. Vástago plano 197-201
Graduación .01mm 0.01mm* 0.0005mm Graduación .
SERIE 197 Tipo Avance Rápido
Dimensiones CARACTERISTICAS • Paso del tornillo del husillo: 1mm (.5pulg 0 .78
.0001pulg Error instrumental ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 3µm ± 1µm Error instrumental ± .. Vástago plano 153-101 153-203 153-201 153-204 153-202 153-301 Código No.0001pulg .Cabezas Micrométricas
SERIE 153 Tipo Husillo sin Rotación
Dimensiones CARACTERISTICAS • Superficie de medición de carburo. • Husillo sin rotación.25mm Código No.
Intervalo 0 .00015pulg ± .00015pulg ± .00005pulg Observaciones — — con trinquete — con trinquete tipo alta exactitud Observaciones — — con trinquete — con trinquete tipo alta exactitud
Intervalo 0 .01mm 0.0001pulg .50mm Código No.
Intervalo 0 . Vástago plano 197-101 Graduación 0.0001 pulg) es obtenida con vernier.0002pulg
C .025pulg).56pulg)
Intervalo 0 .1pulg
* La lectura 0.
Intervalo Código No. • Capacidad de Prefijado. • Superficie de medición de carburo. • Dos modos de medición — Absoluta e Incremental permiten realizar mediciones eficientes. • Capacidad de prefijado. Alarma de error.00005pulg/0.375pulg* .001mm
Código No.0001pulg ± . Vástago plano 350-711-30 350-713-30 350-721-30 Vástago c/tuerca de sujeción 350-712-30 350-714-30 — Error instrumental ± . • Superficie de medición de carburo.001mm.0001pulg ± .2pulg
* Con pantalla giratoria a 330° Resolución: . INFORMACION TECNICA Dispositivo sin rotación: El dispositivo sin rotación proporciona torsión no radial sobre superficie de la pieza de trabajo de tal forma que el desgaste y deformación de la pieza se minimizan. SR44 x 2pzas. .00005pulg/0. 937387 965013 Descripción Cable para SPC (1m) Cable para SPC (2m)
Cabezas Micrométricas Digimatic
SERIE 350 Tipo Compacto
CARACTERISTICAS • Lecturas en pantalla LCD extra grande con resolución de 0.
Intervalo Código No.1pulg 0 .709pulg**
0-1pulg
*Tipo cara esférica **Con mecanismo no giratorio Nota: Resolución . • Funciones disponibles: Prefijado.375pulg . Vástago plano 164-172 164-162* Error instrumental ± . selección mm/pulg . para el modelo de 25mm (1pulg). Esto permite al operador fijar cualquier medición deseada en la pantalla y recuperar esa medición sólo con apretar un botón.0001pulg ± . • Pila: SR44 (938882) x 1pza. Esto permite al operador fijar cualquier medición deseada en la pantalla y recuperar esa medición con sólo oprimir un botón. • Un dispositivo sin rotación se incluye en el modelo 350-721-30 (mm/pulg).0001pulg Diámetro del vástago .Cabezas Micrométricas Digimatic
CARACTERISTICAS • Las cabezas Micrométricas Digimatic ofrecen el medio más fácil y eficiente para obtener mediciones de exactitud en recorridos lineales de una platina XY y en aplicaciones similares. • Pila: SR44 (938882) x 1pza. • Con trinquete para fuerza constante. Puesta a cero.79
C . para el modelo de 50mm (2pulg).00015pulg Diámetro del vástago 18mm 18mm
0 . Retención de Datos/ Salida de Datos.5pulg. • Husillo sin rotación.
Más de este usuario3.-Lubricacion (Gerardo Trujillo).Pptx3.-Lubricacion (Gerardo Trujillo).PptxApuntes Neum HidrApuntes Neum HidrLas NaranjasLas NaranjasAligneo Pocket Guide Ali-9.112!02!08 3.03 eAligneo Pocket Guide Ali-9.112!02!08 3.03 ecurva de la bañera 1.docx.doccurva de la bañera 1.docx.doccurva de la bañera.docxcurva de la bañera.docxBest Practice Compressed air.pdfBest Practice Compressed air.pdfBaldor Álgebra.pdfBaldor Álgebra.pdfImplementación de MPred en compresores de tornilloImplementación de MPred en compresores de tornilloApuntes de vibraciones mecánicasApuntes de vibraciones mecánicasMtto Predictivo y confiabilidad.pdfMtto Predictivo y confiabilidad.pdfFENAMAC MARZO 2013FENAMAC MARZO 2013Comport Me c Defini c i OnesComport Me c Defini c i OnesDesgaste Por FracturaDesgaste Por FracturaAnalisis de Falla Con 5w y hAnalisis de Falla Con 5w y hSelección de materialesSelección de materialesDEFECTOS CRISTALINOS EN SÓLIDOSDEFECTOS CRISTALINOS EN SÓLIDOSCRITERIOS DE DISEÑOCRITERIOS DE DISEÑOModos de Falla Mecanica1Modos de Falla Mecanica1Rodatips.docxRodatips.docxCómo hacer una carta de presentación.pdfCómo hacer una carta de presentación.pdfSway.docxSway.docxReporte muestra Vibraciones 20133005.docxReporte muestra Vibraciones 20133005.docxMatematicas 4 Algebra LinealMatematicas 4 Algebra Lineal

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución