Source: https://cmabiobio.cl/equipamiento/
Timestamp: 2020-05-25 04:13:15+00:00

Document:
Microscopio láser confocal, LSM700 Zeiss:
Permite realizar análisis confocal convencional con tres líneas de láser para muestras fijadas o vivas. Se puede estudiar el comportamiento de moléculas intra y extra celulares en células vivas por medio de fotoblanqueo localizado (FRAP y FLIP), fotoactivación o conservación de colores de fluoróforos. Cuenta con líneas de láser 488, 550 y 639 nm.
Dentro de la ciencia de materiales también encuentra aplicación en la observación de la morfología o los defectos en sólidos como componentes microelectrónicos, polímeros, resinas, depósitos, minerales, cerámicas, metales, etc.
Microscopio multifotón espectral, LSM780 Zeiss:
Esta tecnología permite realizar análisis confocal espectral. Dispone de líneas de láser 405, 458, 488, 514, 561, 633 nm. Posee un detector policromático que permite la detección simultánea de hasta 10 marcadores y su sistema espectral de detección es capaz de separar espectros, no importando cuan traslapados estén. Cuenta con láser pulsado multifotónico ajustable desde 680 a 1080 nm en pasos de 1 nm y utiliza fotones de poca energía (infrarrojo) en pulsos extremadamente cortos haciéndolos menos tóxica para la muestra biológica.
Permite generar imágenes profundas tridimensionales de tejidos y estructuras vivas de hasta 0,5 nm de grosor con resolución subcelular. De gran utilidad en el estudio de estructuras subcelulares tales como espinas y procesos axonales en neuronas que demandan una imagen con una alta razón señal y ruido en una gran área o volumen debido a la amplia distribución de los procesos axonales.
Microscopio láser de super-resolución, ELYRA – SIM Zeiss:
El poder resolutivo del microscopio óptico está limitado a 200 nm en el eje lateral (xy) y 500 nm en la dirección axial (z) aproximadamente, debiéndose esto al límite de difracción de la luz. Una tecnología con poder de resolución que excede el límite de difracción es la super-resolución por luz estructurada (SIM). SIM permite separar ópticamente moléculas con una resolución dos veces mejor comparado con el microscopio confocal convencional. Esta técnica tiene gran aplicación, por ejemplo, en el estudio de la arquitectura y dinámica de proteínas en compartimientos subcelulares. Permite el uso de fluoróforos tradicionales y cuenta con las líneas del láser 488 nm y 561 nm.
Sistema de microscopía FT-IR Spectrum Frontier / Spotlight 400, Perkin Elmer:
Utilizando luz infra-roja y transformación de Fourier, genera análisis espectrales de muestras tan pequeñas como 10 micras, y es ideal para ser aplicado en el estudio de materiales, farmacéutica, forestal, forense, biomédica y biomateriales.
Sistema de microscopía para microdisección láser LMD 7000, Leica:
Esta técnica permite la disección de la muestra con un potente láser UV, proceso que se realiza a través de un preciso sistema óptico libre de movimientos mecánicos. Algunas de sus características son: Láser de gran potencia que permite cortar tanto muestras blandas como muestras duras. Las muestras histológicas pueden estar cortadas, fijadas o teñidas. Con esta técnica se pueden extraer por ejemplo células vivas, organelos, cromosomas, material vegetal y material forense. El material obtenido puede ser utilizado para múltiples técnicas de biología celular, biología molecular y bioquímica como: análisis de mutaciones, SNP’s, fingerprinting, LOH, FISH, RNA, análisis de expresión genética, microarreglos, 2D PAGE, SELDI-TOF, MALDI-TOF, WB, Dot Blot, cultivos de células, cultivos de tejidos, etc.
Citómetro de Flujo Cell Sorter BD FACSAria III:
La citometría de flujo nos permite el análisis y caracterización simultánea de partículas y/o células y sus subpolaciones. El equipo BD FACSAria III cell sorting permite además la separación simultánea de hasta 4 poblaciones, con un rango de tamaño que va de 0.2 a 50 µm. El sistema óptico esta compuesto por 2 láser, 488 y 633 nm, teniendo la capacidad de detectar 8 colores, 10 parámetros (incluidos FCS y SSC). La configuración del equipo es 5-3 (5 colores que son excitados por el láser azul y 3 por el rojo) con los siguientes filtros: 	Láser azul (488 nm): 780/60 BP, 695/40 BP, 585/42, 530/30. 	Láser rojo (633 nm): 780/60 BP, 730/45 BP, 660/20 BP. Posee nozzle integrados de 70, 85, y 100 µm, que nos permite el análisis y separación de la mayoría de las aplicaciones.
Permite realizar ensayos de monitorización continua de células en cultivo, por medio de su visualización en tiempo real utilizando microscopia de contraste de fase acoplada a detección de fluorescencia verde y roja. Se generan imágenes de fluorescencia HD, mientras que las células permanecen estacionarias y sin perturbaciones dentro de la incubadora. Este sistema permite el análisis continuo las 24 horas del día ya sea durante días o incluso semanas, asegurando que no se pierda ninguna respuesta o interacción celular importante, realizando un análisis basado las imágenes que otorgan tanto información espacial como cinética. Además, posee herramientas de procesamiento de imágenes que automatizan el análisis de datos y ayudan a obtener conocimientos más profundos de los experimentos. La monitorización continua permite estudiar procesos celulares relacionados con la salud celular (proliferación, apoptosis, citotoxicidad, crecimiento de neuritas, etc), migración e invasión (quimitaxis, scratch wound), entre otros.
El equipo cuenta con capacidad para hasta 6 microplacas a la vez, en formatos de hasta 384 pocillos, permitiendo programar múltiples experimentos y aplicaciones en paralelo, lo que conlleva a una rápida optimización de variables y condiciones experimentales.
Microscopio Electrónico De Barrido VEGA3 EASYPROBE SBU (TESCAN)
Este equipo es capaz de ofrecer una amplia variedad de información procedente de la superficie de la muestra, pero con mayor resolución y con un rango de energía mayor (hasta 3 nm a 30 kV) que un SEM típico. Al igual que en SEM se barre un haz de electrones sobre la superficie de la muestra mientras que en un monitor se visualiza la información que nos interesa en función de los detectores disponibles. Este microscopio cuenta con detectores SE y BSE retráctil además de un microanalizador de energía dispersiva de rayos X (EDS), el cual proporciona resultados elementales semi-cualitativos y semi-cuantitativos a partir de la imagen en vivo. Cuenta con un sistema de presión variable, lo que posibilita trabajar con modos de alto y bajo vacío permitiendo el análisis de muestras no conductoras en su estado natural sin recubrimiento. Posee una cámara con diámetro interior de 230 mm y abertura de porta de 148 mm.
De gran utilidad para caracterización de materiales tales como metales, polímeros, cerámicos, composites, etc. Teniendo aplicaciones en mineralogía, geología, paleontología, arqueología, ingeniería electrónica, química, análisis de partículas, nanotecnología, botánica, parasitología, farmacéutica, implantes dentales, forense, etc.
Microscopio confocal de alta resolución espacio-temporal SP8 LIGHTNING, LEICA.
La última adquisición del CMA BIOBIO. Es un equipo confocal con superresolución por software (LIGHTNING) y escáner resonante de 8 kHz, que permite adquisición de hasta 30 fps a 512x512, ideal para el seguimiento de procesos celulares altamente dinámicos, a una resolución hasta 130 nm laterales Microscopio equipado con 4 líneas de láser (405, 488, 561 y 633 nm) y 4 detectores espectrales, de los cuales 3 son detectores híbridos (HyD) de alta sensibilidad y el restante es un PMT para aplicaciones tradicionales. Dispone de sistema de mantención de temperatura y CO2 al 5%, para experimentos in vivo y diversos lentes objetivos de 10 a 63x de aumento, para la mayoría de las aplicaciones en ciencias biológicas y medicina.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución