Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/36156/orden-itc-3699-2006-de-22-de-noviembre-por-la-que-se-regula-el-control-metrologico-del-estado-de-l
Timestamp: 2018-03-21 01:22:47+00:00

Document:
Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del estado de...
Única. Instrumentos en servicio
Tercera. Autorización para la modificación del contenido técnico de la orden
Anexo II. Boletín de identificación del cinemómetro
Anexo III. Requisitos esenciales para los cinemómetros destinados a medir la velocidad instantánea de circulación de los vehículos desde instalaciones fijas o a bordo de vehículos
Anexo IV. Requisitos esenciales para los cinemómetros destinados a medir la velocidad instantánea de circulación de los vehículos a motor desde aeronaves estáticas o en movimiento
Anexo V. Requisitos esenciales para los cinemómetros destinados a medir la velocidad media de circulación de los vehículos a motor sobre tramos de distancias conocidas desde instalaciones fijas
Artículo 1. Objeto.-Constituye el objeto de esta orden la regulación del control metrológico del Estado de aquellos instrumentos o sistemas de medida de la velocidad de circulación de vehículos a motor, denominados en adelante «cinemómetros», ubicados en una instalación fija o estática y en vehículos o aeronaves, ya sean estáticos o en movimiento, así como sobre sus dispositivos complementarios destinados a imprimir o registrar los resultados de las medidas efectuadas por dichos instrumentos.
Artículo 2. Fases de control metrológico.-El control metrológico del Estado establecido en esta orden es el que se regula en los
Capítulo II. Control metrológico del Estado. Fase de comercialización y puesta en servicio (Arts. 3 a 10)
Capítulo III. Control metrológico del Estado. Fase de instrumentos en servicio (Arts. 11 a 17)
capítulos II y III del Real Decreto que se refieren, respectivamente, a las fases de comercialización y puesta en servicio y a la de instrumentos en servicio de los dispositivos de medida denominados cinemómetros a los que se refiere el artículo 1 de esta orden.
El control regulado en el capítulo II se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de evaluación de la conformidad que se determinan en el
Art. 6.º Evaluación de la conformidad
Anexo III. Procedimiento de evaluación de la conformidad
artículo 6 y el anexo III del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio.
Artículo 3. Requisitos esenciales, metrológicos y técnicos.-Los requisitos esenciales exigibles para los distintos tipos de cinemómetros, son los que se establecen en los anexos III,IV y V de esta orden.
Artículo 4. Módulos para la evaluación de la conformidad.-Los módulos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de los instrumentos a los que se refiere el artículo 1 de esta orden, serán los módulos B más F que se regulan en el
apartado 2 del artículo 6 y anexo III del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio.
Artículo 5. Definición.-Se entiende por verificación después de reparación o modificación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado z) del artículo 2 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, el conjunto de exámenes administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso, que tienen por objeto comprobar y confirmar que un cinemómetro en servicio mantiene, después de una reparación o modificación que requiera rotura de precintos, las características metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos, así como que funcione conforme a su diseño y sea conforme a su reglamentación específica y, en su caso, al diseño o modelo aprobado.
Artículo 6. Actuaciones de los reparadores.-Todas las actuaciones realizadas por un reparador autorizado estarán documentadas en un parte de trabajo, en formato díptico autocopiativo. La primera hoja del parte deberá quedar en poder de la entidad reparadora y la segunda, en poder del titular del cinemómetro; ambas, a disposición de la autoridad competente y de los organismos autorizados de verificación, durante un plazo mínimo de dos años desde que se realizó la intervención.
Artículo 7. Sujetos obligados y solicitudes.-1. El titular del cinemómetro deberá comunicar a la Administración pública competente su reparación o modificación, indicando el objeto de la misma y especificando cuales son los elementos sustituidos, en su caso, y los ajustes y controles efectuados. Antes de su puesta en servicio, deberá realizarse la verificación del mismo.
2. La solicitud de verificación se presentará acompañada del boletín establecido en el anexo II debidamente cumplimentado.
Artículo 8. Ensayos y ejecución.-1. El cinemómetro deberá superar un examen administrativo, consistente en la identificación completa del instrumento y la comprobación de que éste reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio.
Será realizado tomando como base la información del boletín establecido en el anexo II. Se comprobará especialmente que el instrumento posee la declaración de conformidad, o en su caso la aprobación de modelo, y los marcados correspondientes de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, y que la placa de características cumple los requisitos indicados en cada caso.
Artículo 10. Conformidad.-Superada la fase de verificación después de reparación o modificación, se hará constar la conformidad del cinemómetro para efectuar su función, mediante la adhesión de una etiqueta en un lugar visible del instrumento verificado, que deberá reunir las características y requisitos que se establecen en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma la clase de instrumento de que se trate. Se emitirá, asimismo, el correspondiente certificado de verificación. El verificador procederá a reprecintar el instrumento.
Artículo 11. No superación de la verificación.-Cuando un cinemómetro no supere la verificación después de reparación o modificación no podrá ser puesto en servicio hasta que se subsane la deficiencia que ha impedido la superación. Se hará constar esta circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación de uso, situada en un lugar visible del instrumento, cuyas características se indican en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma la clase de instrumento de que se trate. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio.
Artículo 12. Definición.-Se entiende por verificación periódica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 2 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, el conjunto de exámenes administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso, que tienen por objeto comprobar y confirmar que un cinemómetro en servicio mantiene desde su última verificación las características metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos, así como que funcione conforme a su diseño y sea conforme a su reglamentación específica y, en su caso, al diseño o modelo aprobado.
Artículo 13. Sujetos obligados y solicitudes.-1. El titular del cinemómetro en servicio, así como de las instalaciones que le sirven de soporte y que pueden influir en sus mediciones, estará obligado a solicitar anualmente la verificación periódica de los cinemómetros y cada tres años de las instalaciones que le sirven de soporte, quedando prohibido su uso en el caso de que no se supere esta fase de control metrológico.
Artículo 14. Ensayos y ejecución.-1. El cinemómetro deberá superar un examen administrativo, consistente en la identificación completa del instrumento y la comprobación de que éste reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio.
Será realizado tomando como base la información aportada por el solicitante en el boletín de identificación establecido en el anexo II. Se comprobará especialmente que el instrumento posee la declaración de conformidad o, en su caso, la aprobación del modelo, y los marcados correspondientes de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, y que la placa de características cumple los requisitos indicados en cada caso.
Artículo 15. Errores máximos permitidos. -Los errores máximos permitidos en la verificación periódica serán los que se establecen en los anexos de requisitos esenciales a los que se refiere el artículo 3 de esta orden.
Artículo 16. Conformidad.-Superada la fase de verificación periódica, se hará constar la conformidad del cinemómetro para efectuar las mediciones propias de su finalidad, mediante la adhesión, en lugar visible del instrumento verificado o de la instalación que le sirve de soporte, de una etiqueta de verificación que deberá reunir las características y requisitos establecidos en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma el instrumento o instalación de que se trate. Se emitirá, asimismo, el correspondiente certificado de verificación.
Artículo 17. No superación de la verificación.-Cuando un cinemómetro no supere la verificación periódica no podrá ser puesto en servicio hasta que se subsane la deficiencia que ha impedido la superación. Se hará constar esta circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación de uso, cuyas características se indican en el anexo I del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, especificando en la misma el instrumento de que se trate. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio.
Disposición transitoria única. Instrumentos en servicio.- Los cinemómetros que ya se encuentren en servicio a la entrada en vigor de esta orden podrán seguir siendo utilizados mientras superen la verificación periódica o después de reparación en los aspectos técnicos establecidos en la orden de 11 de febrero de 1994, por la que se regulan los cinemómetros destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.- Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única queda derogada la orden del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, de 11 de febrero de 1994, por la que se regulan los cinemómetros destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor.
Disposición final segunda. Normativa aplicable.-En lo no particularmente previsto en esta orden y el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, los procedimientos administrativos a que den lugar las actuaciones reguladas en esta orden, se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la legislación específica de las administraciones públicas competentes.
Disposición final tercera. Autorización para la modificación del contenido técnico de la orden.-Se autoriza al Secretario General de Industria para introducir en los anexos a la presente orden, mediante resolución y previo informe del Consejo Superior de Metrología, cuantas modificaciones de carácter técnico sean precisas para mantener adaptado su contenido a las innovaciones técnicas que se produzcan.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.-Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En particular, la clase de entorno climático, que corresponde al rango: 10º C a 55º C; la clase de entorno mecánico, en la que el instrumento debe en principio utilizarse, y los límites del suministro de alimentación para los que se ha concebido el instrumento.
2.2.2 Ensayos de simulación de parámetros a medir por inyección o simulación de señales representativas de éstos.
Estos ensayos consisten en comprobar la cadena de medida del medidor de velocidad por comparación, entre una serie de velocidades teóricas o parámetros relacionados obtenidos mediante señales o pulsos de frecuencia y nivel adecuados, con las velocidades presentadas por el instrumento sometido a ensayo. El error obtenido en estos ensayos no debe superar el ± 1%.
Objeto: Consiste en una exposición del cinemómetro en condiciones de operación, a variaciones cíclicas de temperatura entre 25 °C y 55 °C, manteniendo la humedad relativa entre 93% y 95%.
Objeto: Consiste en una exposición del cinemómetro en condiciones de operación, a una variación de tensión de la alimentación comprendida en la zona de tensiones indicadas por el fabricante, y que debe comprender las tensiones que van de menos 15% a más 10% de la tensión eléctrica nominal prevista. No habrá indicación de velocidad cuando la alimentación del cinemómetro varía fuera de los límites establecidos, pudiendo superar los errores máximos permitidos.
Objeto: Consiste en exponer al cinemómetro en condiciones de operación, a campos electromagnéticos radiados en el rango de frecuencia 80 MHz a 2000 MHz; con un nivel de intensidad de campo eléctrico de 10 V/m, y señal senoidal de 1 kHz con modulación en amplitud del 80%.
Objeto: Consiste en exponer al cinemómetro en condiciones de operación, a campos electromagnéticos conducidos en el rango de frecuencia 0,15 MHz a 80 MHz; con un nivel de intensidad de campo eléctrico de 10 V/m, y señal senoidal de 1 kHz con modulación en amplitud del 80%.
Los ensayos para la Verificación Periódica, son los indicados en el apartado 2.2, en condiciones nominales.
Dirección.....................................
Localidad Teléfono.....................................
Lugar de emplazamiento del instrumento.....................................
Fabricante del instrumento.....................................
Tipo de instrumento.....................................
Marca..................................... Modelo..................................... Número de serie.....................................
Fecha de instalación.....................................
Certificado examen de modelo..................................... n.º Fecha.....................................
Organismo de control.....................................
Certificado de conformidad n.º..................................... Fecha.....................................
Fecha de última verificación periódica.....................................
Organismo verificador.....................................
d) Flash.-Complementa la sección fotográfica.
b) El ancho del lóbulo principal a 3 dB, no debe sobrepasar los 7º en el plano de medida horizontal y los 9º en el plano de medida vertical; la desviación del eje mecánico respecto al eje de radiación no debe ser superior a ± 0,5º.
d) Los circuitos de microondas deben garantizar una estabilidad de frecuencia mejor que ± 0,15% durante un año.
i) La instalación de los cinemómetros en un lugar fijo deberá realizarse por medio de un dispositivo que permita ajustarlo de manera estable siguiendo las instrucciones del fabricante. Su contribución a la incertidumbre relativa del sistema de medida no debe ser mayor que el ± 0,5%.
a) En examen de modelo, verificación de producto, verificación después de reparación o modificación.
Para ensayos en laboratorio (por simulación de señales)
Para ensayos en carretera (tráfico real)
Instalación fija o estética.
± 1 km/h, para v 150 km/h
± 2 km/h, para 150 < v 250 km/h
± 3 km/h, para v 100 km/h
± 3%, para v > 100 km/h
± 5 km/h, para v 100 km/h
± 5%, para v > 100 km/h
± 1 km/h, para v 120 km/h
± 2 km/h, para 120 < v 220 km/h
± 4 km/h, para v 100 km/h
± 4%, para v > 100 km/h
± 7 km/h, para v 100 km/h
± 7%, para v > 100 km/h
El registro horario tendrá una exactitud de 0,02%.
1.6 Geo-localización: Es la capacidad de conocer o localizar el objetivo mediante la línea de mira geo-referenciada y su intersección con la superficie de la tierra, a través de su longitud y su latitud.
1.7 Geo-señalización: Es la capacidad de definir la latitud y longitud de un punto en la superficie terrestre dentro de un sistema.
1.2 Puntos referenciados: Son marcas o referencias en el terreno, que indican o delimitan la distancia a medir.
Poseen identificación propia y pueden servir también de ubicación o alojamiento para las cámaras de visión.
a) Cámaras de vídeo o cualquier tipo de sensores o detectores interconectados e instalados en los lugares o puntos fijos que delimitan el tramo a medir.-Las instalaciones o ubicaciones de estas cámaras o sensores, estarán perfectamente referenciados, de tal manera que las cámaras puedan ser desmontadas e intercambiadas sin posibilidad de confusión.
f) La instalación de los cinemómetros en un lugar fijo deberá realizarse por medio de un dispositivo que permita ajustarlo de manera estable siguiendo las instrucciones del fabricante. Su contribución a la incertidumbre relativa del sistema de medida no debe ser mayor que el ±1%.
Para la medida de velocidad: ± 5%.

References: Artículo 1

Artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 1

artículo 6
 Real Decreto 

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 1
 artículo 6
 Real Decreto 

Artículo 5
 artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 Real Decreto 

Artículo 10
 Real Decreto 

Artículo 11
 Real Decreto 

Artículo 12
 artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 13

Artículo 14
 Real Decreto 

Artículo 15
 artículo 3

Artículo 16
 Real Decreto 

Artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución