Source: http://docplayer.it/813381-Www-vola-instruments-net-distance-meter.html
Timestamp: 2017-06-23 01:05:23+00:00

Document:
DISTANCE METER - PDF
Download "www.vola-instruments.net DISTANCE METER"
Raimonda Molinari
1 LASER www DISTANCE METER 9002 3 INDICE: MESSA IN FUNZIONE 4 USO 6 SPECIFICHE TECNICHE 8 MENU / SETTAGGI 9 CODICI 18 CONDIZIONI PER LA MISURAZIONE 19 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 20 34 Congratulazioni per l acquisto del Vostro 900. Le istruzioni di sicurezza le potete trovare alla fine del presente manuale. Le istruzioni di sicurezza e il manuale d uso devono essere letti attentamente prima della messa in funzione dello strumento la prima volta. Contenuto della confezione: Misuratore laser 1 Set di batterie 1 Custodia 1 Cinghietta 1 Manuale d uso 1 Messa in funzione inserimento e sostituzione batterie: 1. Rimuovere il coperchio del vano portabatterie e attaccare la cinghietta. 2. Inserire le batterie con la corretta polarità. 3. Chiudere il coperchio del vano portabatterie. Sostituire le batterie quando il simbolo si accende permanentemente sul display. Rimuovere le batterie se lo strumento non viene usato per lungo tempo al fine di prevenire danni da corrosione. 45 Note: 1. Sostituire le batterie quando l indicatore mostra assenza di carica. 2. Se l indicatore di carica della batteria mostra una tacca, si potranno effettuare approssimativamente 100 misurazioni. 3. L indicatore di carica lampeggia quando le batterie sono scariche. Funzioni dello strumento: 1. Misurazioni delle distanze lineari. 2. Misurazione indiretta (Teorema di Pitagora). 3. Calcolo di area e volume. 4. Funzione di misura massima e minima. Cambiamento del punto di riferimento per la misurazione: Lo strumento può far partire la misurazione da due punti: 1. Dal limite posteriore dello strumento. 2. Dal limite anteriore dello strumento Premendo consecutivamente il tasto si cambia il punto di riferimento della misurazione. Sul display si accenderà l icona corrispondente alla misurazione dal limite posteriore o dal limite anteriore a seconda della scelta dell utilizzatore. 56 Descrizione: 1. Attacco per cinghietta. 2. Display LCD. 3. Tasto di misurazione. 4. Tasto più/meno +/-. 5. Tasto area/volume/area muri 6. Tasto di misurazione indiretta (Teorema di Pitagora). 7. Tasto punto di riferimento/unità di misura. 8. Tasto ON - OFF / Cancella 67 Display: 1. Riga secondaria / Misura massima. 2. Riga secondaria / Misura minima. 3. Misurazione singola/continua. 4. Misurazione area / volume / area muri / indiretta (Teorema di Pitagora). 5. Linea principale. 6. Stato della batteria. 7. Laser attivo. 8. Punto di riferimento. 9. Unità di misura. 78 Specifiche tecniche: Laser type 650nm/Classe II/<1mW Intervallo 0.1m - 40m (0.33 ft ft)* Precisione ± 2mm (± 1/13 in)** Scala di lettura 1mm ( 1/16 in ) Spegnimento automatico Laser: 45 secondi Strumento: 180 secondi Temp. di stoccaggio -25 C / +70 C (-13 F / +158 F) Temperatura d uso 0 C / +40 C (+32 F / +104 F) Dimensioni 110mm x 43mm x 26mm ( 4.33 in x 1.69 in x 1.02 in ) Peso 70g * E consigliabile usare una piastra riflettente per aumentare l intervallo di misurazione in ambienti fortemente illuminati o se il bersaglio del laser ha scarse proprietà riflettenti. ** In condizioni favorevoli (buone proprietà riflettenti del bersaglio, temperatura d uso) fino a 10m (33 ft). In condizioni sfavorevoli (ambienti fortemente illuminati, scarse proprietà riflettenti della superficie o temperature d uso ai limiti) la precisione può diminuire per misurazioni oltre i 10m. 89 Menu settaggi: 1. Settaggio unità di misura Unità di misura disponibili: Distance Area Volume 0.000m 0'00" 1/ /16 in 0.000ft 0.000m² 0.000ft² 0.000ft³ 0.000ft² 0.000m³ 0.000ft³ 0.000ft³ 0.000ft³ 1.1 Per cambiare misura tenere premuto il tasto. 1.2Per passare all unità di misura successiva ripetere la manovra Suono E possibile eliminare/ripristinare il suono premendo per qualche secondo il tasto +/-. 3. Illuminazione display e tastiera L illuminazione del display e della tastiera avviene automaticamente. Non è possibile spegnere l illuminazione. Ogni volta che si accende lo strumento o si preme qualsiasi tasto il display e la tastiera si illuminano per 30 secondi. 4. Modalità misurazione singola della distanza A. Alla prima pressione singola del tasto 9 si10 accende lo strumento e tutti i simboli del display per controllo. Il display resta spento in modalità standby. Il tempo di misurazione in modalità singola è < 0,5 secondi con luce < 2000 LUX in ambienti interni. B. Alla successiva pressione del tasto si accende il fascio laser per mirare l oggetto alla fine del campo di misurazione. 1 pressione del tasto Il risultato della misurazione appare nella riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. 2 pressione del tasto una volta ancora Il fascio laser si accende per mirare. La precedente misurazione si sposta nella riga secondaria subito sopra la riga principale. Il risultato della nuova misurazione appare nella riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. 3 pressione del tasto 4 pressione del tasto una volta ancora 5 pressione del tasto Il fascio laser si accende per mirare. I risultati delle precedenti misurazioni si spostano entrambi in alto nelle righe successive. L ultima misurazione appare nella riga principale. Il fascio laser si spegne. 1011 5. Modalità misurazione continua della distanza: Tenere premuto il tasto per passare alla modalità di misurazione continua, il fascio laser si attiva automaticamente. La misura appare sul display simultaneamente. Il valore massimo misurato appare sulla riga secondaria in alto vicino al simbolo «max»; il valore minimo misurato appare sulla riga secondaria in basso vicino al simbolo «min.». Il valore corrente appare, invece, sulla riga principale. Premendo il tasto o il fascio laser si spegne e si fissa sulla riga principale l ultima misurazione effettuata. Il tempo di misurazione in modalità continua è < 0.3 secondi con luce < 2000 LUX in ambienti interni. 1112 6. Addizioni e sottrazioni: Eseguire le operazioni 4A e 4B per accendere lo strumento e il fascio laser. Il risultato della misurazione appare nella riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. 2 pressione del tasto +/- una Appare il segno + o -. Il risultato della precedente o due volte per scegliere misurazione si sposta nella riga secondaria e il fascio l operazione appropriata. laser si accende per mirare. 1 pressione del tasto 3 pressione del tasto Il risultato della nuova misurazione appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. Si possono eseguire più operazioni basta ripetere le operazioni 2 e 3 sopradescritte. Per spegnere il fascio laser, cancellare e ripartire premere il tasto. 1213 7. Area: Eseguire le operazioni 4A e 4B per accendere lo strumento e il fascio laser. 1 pressione del tasto Il simbolo 2 pressione del tasto Il risultato della prima misurazione (altezza) appare nella riga secondaria in alto. 3 pressione del tasto Il risultato della seconda misurazione (larghezza) appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. appare sul display. Per cancellare e ripartire premere il tasto. 1314 8. Area muri: Eseguire le operazioni 4A e 4B per accendere lo strumento e il fascio laser. Il simbolo due volte 2 pressione del tasto appare sul display. Il risultato della prima misurazione (altezza stanza) appare nella riga secondaria in alto. Il risultato della seconda misurazione (larghezza primo lato stanza) appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. Il primo risultato (altezza stanza) sparisce, il secondo 4 pressione del tasto risultato (larghezza primo lato stanza) si sposta nella riga secondaria in alto. Il risultato della terza misurazione (larghezza secondo lato stanza) appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. Per proseguire con altre misurazioni nella stessa stanza 3 pressione del tasto 5 pressione del tasto Il fascio laser si accende per mirare. 6 pressione del tasto Il secondo risultato (larghezza primo lato stanza) sparisce, il terzo risultato (larghezza secondo lato stanza) si sposta nella riga secondaria in alto. Il risultato della quarta misurazione (larghezza terzo lato stanza) appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. 7 pressione del tasto Il fascio laser si accende per mirare. 8 pressione del tasto Il terzo risultato (larghezza primo lato stanza) sparisce, il quarto risultato (larghezza terzo lato stanza) si sposta nella riga secondaria in alto. Il risultato della quinta misurazione (larghezza quarto lato stanza) appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. 1415 Per cancellare e ripartire premere il tasto 9. Volume: Eseguire le operazioni 4A e 4B per accendere lo strumento e il fascio laser. 1 pressione del tasto tre volte 2 pressione del tasto Il simbolo 3 pressione del tasto Il risultato della seconda misurazione (larghezza primo lato) appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato intermedio dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. 4 pressione del tasto Il primo risultato (altezza) sparisce, il secondo risultato (larghezza primo lato) si sposta nella riga secondaria in alto. Il risultato della terza misurazione (larghezza secondo lato) appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il risultato dell operazione richiesta appare sulla riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. appare sul display. Il risultato della prima misurazione (altezza) appare nella riga secondaria in alto. 1516 10. Misura indiretta semplice (Teor. di Pitagora): Questa funzione usa il teorema di Pitagora (a² + b² = c²) per misurare indirettamente l altezza e calcolare l angolo. Eseguire le operazioni 4A e 4B per accendere lo strumento e il fascio laser. 1 pressione del tasto Il simbolo 2 pressione del tasto Il risultato della prima misurazione (IPOTENUSA) appare nella riga secondaria in alto. appare sul display. 3 pressione del tasto Il primo risultato (IPOTENUSA) sparisce, il risultato della seconda misurazione (CATETO) appare nella riga secondaria in alto. Il calcolo dell angolo appare nella riga secondaria in basso subito sopra la riga principale. Il calcolo della misura indiretta dell altezza (SECONDO CATETO) appare sulla riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. Per cancellare e ripartire premere il tasto 1617 11. Misura indiretta complessa (Teor. di Pitagora): Questa funzione usa il teorema di Pitagora (a² + b² = c²) per misurare indirettamente con tre misure, l altezza. 1 pressione del tasto Il simbolo 2 pressione del tasto Il risultato della prima misurazione (IPOTENUSA) appare nella riga secondaria in alto. Il risultato della seconda misurazione (CATETO) appare nella riga secondaria in basso. Il primo risultato (IPOTENUSA)sparisce, il risultato della seconda misurazione (CATETO) appare nella riga secondaria in alto. Il risultato della terza misurazione (IPOTENUSA) appare nella riga secondaria in alto. Il calcolo della misura indiretta dell altezza (SECONDO CATETO) appare sulla riga principale in basso. Il fascio laser si spegne. 3 pressione del tasto 4 pressione del tasto appare sul display. Per cancellare e ripartire premere il tasto 1718 Per cancellare e ripartire premere il tasto Messaggi di errore Codice Causa Soluzione La distanza è superiore all intervallo dello strumento Il segnale di ritorno del fascio laser è troppo debole Superato il valore massimo del display Calcolo del Teorema di Pitagora errato Batterie scariche Temperatura troppo bassa Temperatura troppo alta Luce ambientale troppo forte Rientrare nell intervallo corretto Mirare ad un bersaglio con superf. riflettente migliore Resettare il display premendo il tasto power Controllare che il valore sia corretto Sostituire le batterie Scaldare lo strumento Raffreddare lo strumento Misurare in condizioni ambientali migliori 1819 Condizioni per la misurazione La misurazione massima è 40m. Di notte o al crepuscolo e se il bersaglio è all ombra la misurazione massima senza la piastra riflettente può aumentare. Usare una piastra riflettente per aumentare la misurazione massima alla luce del giorno o se il bersaglio ha scarse proprietà riflettenti. Superficie del bersaglio Possono esserci errori di misurazione mirando liquidi incolori (es. acqua), vetri, Styrofoam o superfici simili. Mirare a superfici scure e con scarse proprietà riflettenti può aumentare il tempo della misurazione. Cura Non immergere lo strumento nell acqua. Pulire solo con un panno umido. Non usare detergenti aggressivi. Garanzia L art. 900 è garantito 1 anno dalla data dell acquisto. «Strumento non sottoposto a verifica periodica; ne è vietato l uso in rapporto con terzi, art. 692 C.P.» (circ. n. 38 del 16/03/1970). 1920 ISTRUZIONI DI SICUREZZA Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale d uso prima di usare il prodotto. La persona responsabile dello strumento deve assicurarsi che tutti i fruitori dello stesso conoscano e applichino le istruzioni di sicurezza. Simboli usati I simboli usati nelle istruzioni di sicurezza hanno i seguenti significati: PERICOLO indica una potenziale situazione pericolosa o in caso di uso sconsiderato procurate danno grave o morte a terzi. ATTENZIONE Indica una potenziale situazione pericolosa o in caso di uso sconsiderato procurate danni minori e/o danni materiali, finanziari o ambientali. 2021 USI PROIBITI Usare lo stumento senza istruzione. Usare fuori limiti noti. Disattivare i sistemi di sicurezza o rimuovere le etichette esplicative e di pericolo. Aprire / manomettere lo strumento da personale non autorizzato. Apportare modifiche o conversioni dello strumento. Usare dopo appropriazione indebita. 21 Documenti analoghi
PREXISO LASER DISTANCE METER Manuale d uso 1 2 3 7 6 4 5 Manuale d uso Italiano Le norme di sicurezza sono contenute nell'opuscolo allegato. Leggere attentamente le norme di sicurezza e il manuale d'uso Dettagli Leica DISTO A2. The original laser distance meter
Leica DISTO A2 The original laser distance meter Manuale d'uso Italiano Congratulazioni per aver acquistato un Leica DISTO. Le Norme di sicurezza sono contenute nell'opuscolo allegato. Leggere attentamente Dettagli MDL-10. Misuratore di distanza laser Manuale d uso
MDL-10 Misuratore di distanza laser Manuale d uso MDL-10 - Manuale d uso Manuale d uso - MDL-10 Leggere il presente manuale prima di accendere l apparecchio, contiene importanti informazioni inerenti la Dettagli Indice. Stanley TLM165I 1
Indice Impostazione dello strumento - - - - - - - - - - Introduzione - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Descrizione generale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Display Dettagli Distanziometro Laser Extech DT500
Manuale d Istruzioni Distanziometro Laser Extech DT500 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Distanziometro Laser della Extech Modello DT500. Questo strumento misura Distanza fino a 70 m Dettagli Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter
Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indice Impostazione dello strumento - - - - - - - - - - - - - Descrizione generale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Display Dettagli Indice. Dati tecnici - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 Codici dei messaggi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Indice Impostazione dello strumento - - - - - - - - - - Introduzione - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Descrizione generale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Display Dettagli Distanziometro laser. Ordine n 75 98 13. * Manuale d uso. Versione 11/13
Distanziometro laser * Manuale d uso Ordine n 75 98 13 Versione 11/13 Indice * Pagina 1. Introduzione...3 2. Spiegazione dei simboli...4 3. Impiego conforme alle norme...4 4. Fornitura...4 5. Avvertenze Dettagli Igro-Termometro di Precisione Modello RH490
Manuale d Istruzioni Igro-Termometro di Precisione Modello RH490 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato l Igro-Termometro di Precisione Extech RH490. Questo di dispositivo misura Umidità, Temperatura Dettagli Istruzioni del Misuratore di campo elettrico PCE-EM29
www.pce-italia.it Via Pesciatina 878 / Interno 6 55010 Gragnano Capannori Lucca-Italia Tel. : +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-italia.it Istruzioni del Misuratore di campo Dettagli Termometro IR Fronte Senza Contatto
Manuale d Istruzioni Termometro IR Fronte Senza Contatto Modello IR200 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Termometro IR Modello IR200. Questo termometro è progettato per scansionare gruppi Dettagli OROLOGIO PROIEZIONE INTRODUZIONE. Manuale di istruzioni
OROLOGIO PROIEZIONE I Manuale di istruzioni INTRODUZIONE Congratulazioni per aver acquistato Orologio proiezione. Questo orologio è un dispositivo ricco di funzioni che permette di sincronizzare automaticamente Dettagli MANUALE D USO LIVELLA LASER CON INCLINOMETRO E GONIOMETRO DIGITALI TECNIX MULTI-DIGIT-PRO
MANUALE D USO LIVELLA LASER CON INCLINOMETRO E GONIOMETRO DIGITALI TECNIX MULTI-DIGIT-PRO 1. AVVERTENZE Utilizzate lo strumento seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nel presente manuale. Non Dettagli www.pce-italia.it Manuale di istruzioni del Misuratore di umidità per la terra PCE-SMM 1
www.pce-italia.it Manuale di istruzioni del Misuratore di umidità per la terra PCE-SMM 1 1 Indice 1 Caratteristiche...2 2 Specifiche generali...2 3 Struttura.... 3 4 Misurazione....3 5 Funzione Data-Hold... Dettagli SHE11 TERMOMETRO A INFRAROSSI MANUALE UTENTE
TERMOMETRO A INFRAROSSI MANUALE UTENTE TERMOMETRO A INFRAROSSI 1. Introduzione A tutti i residenti nell Unione Europea Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto Questo simbolo riportato Dettagli Pinza Amperometrica 400A AC
Manuale utente Pinza Amperometrica 400A AC Modello MA200 Introduzione Grazie per aver scelto questo modello MA200 AC di Pinza Amperometrica della Extech. Questo dispositivo, se utilizzato correttamente, Dettagli STAZIONE DELLA TEMPERATURA WIRELESS A
STAZIONE DELLA TEMPERATURA WIRELESS A 433 MHz Manuale delle istruzioni INTRODUZIONE Congratulazioni per l'acquisto di questo modernissimo termometro remoto con trasmissione a 433 MHz, che visualizza le Dettagli Doppio Igrometro Igrometro con Pin / Senza Pin
Manuale d'istruzioni Doppio Igrometro Igrometro con Pin / Senza Pin Modello MO260 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato l'igrometro Extech MO260. Il MO260 rileva umidità nel legno e in altri Dettagli Istruzioni per l uso CAMILLE BAUER METRAWATT METRAOHM 413 3-348-776-37 2/9.97. Ohmmetro per piccole resistenze
Istruzioni per l uso METRAOHM 413 Ohmmetro per piccole resistenze GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-776-37 2/9.97 V 8 6 5 4 20 200 PE-TEST 7 1 20 200 + /- METRAOHM 413 3 2 10 9 1 Tasto misura (accendere Dettagli Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter
Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indice Impostazione dello strumento - - - - - - - - - - - - - 2 Introduzione - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dettagli MANUALE DI ISTRUZIONI. Scanner termico IR. Modello IRT500
MANUALE DI ISTRUZIONI Scanner termico IR Modello IRT500 Introduzione Grazie per aver scelto il Modello Extech IRT500. L'IRT500 IR di Laser Doppio Scanner Termico è disegnato con un laser doppio, un allarme Dettagli Istruzioni per l'uso. Elementi dello strumento
Istruzioni per l'uso Lo STABILA REC-0 è un ricevitore facile da usare per la rilevazione veloce di linee laser. Con il ricevitore REC-0 Line possono essere ricevuti solo raggi laser a modulazione impulsiva Dettagli Termometro Infrarosso (IR) Doppio Laser con Avviso Colore
Manuale d Istruzioni Termometro Infrarosso (IR) Doppio Laser con Avviso Colore MODELLO 42509 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Termometro IR con Avviso Colore Modello 42509. Questo termometro Dettagli ITALIANO. Manuale del telecomando. Sommario. Grazie per aver scelto il nostro condizionatore d aria PRECAUZIONI... 1-2 USO DEL TELECOMANDO...
Manuale del telecomando ITALIANO Sommario PRECAUZIONI... 1-2 USO DEL TELECOMANDO...3... 4-12 Grazie per aver scelto il nostro condizionatore d aria Prima di avviare il climatizzatore, leggere con attenzione Dettagli Manuale d'istruzioni. Modello 412300A Calibratore Corrente
Manuale d'istruzioni Modello 412300A Calibratore Corrente Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Calibratore di Corrente Modello 412300A della Extech. Il 412300A può misurare/rilevare corrente Dettagli TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE MODELLO: CDS-3 MANUALE D USO
TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE MODELLO: CDS-3 MANUALE D USO Grazie per avere preferito il nostro prodotto, per un corretto utilizzo dello stesso vi raccomandiamo di leggere attentamente il presente Dettagli Rilevatore portatile di monossido di
MANUALE UTENTE Rilevatore portatile di monossido di carbonio (CO) Modello CO40 Introduzione Congratulazioni per aver scelto il modello CO40 di Extech Instruments. Il CO40 rileva simultaneamente la concentrazione Dettagli SVEGLIA DA VIAGGIO RADIOCONTROLLATA A GAMMA PLURIMA E TERMOMETRO INTERNO
SVEGLIA DA VIAGGIO RADIOCONTROLLATA A GAMMA PLURIMA E TERMOMETRO INTERNO TRAVEL-X USER'S MANUAL IROX RC305EL MANUAL (Italian) SIZE: W65 X H105 (mm) BY EMILY TSOI 01/06/06 INDICE INTRODUZIONE 5? VISIONE Dettagli Igrometro Senza Spinotti con Memoria + Termometro IR
Manuale d Istruzioni Igrometro Senza Spinotti con Memoria + Termometro IR Modello MO295 mbar GPP RH% 01 MEM STORE MO295 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato l Igrometro Senza Spinotti Extech Dettagli Rilevatore di biossido di carbonio
MANUALE UTENTE Rilevatore di biossido di carbonio Modello CO240 Introduzione Congratulazioni per aver scelto il modello CO240 di Extech Instruments. Il CO240 misura biossido di carbonio (CO 2 ), temperatura Dettagli TRM-8 Mini Termometro a raggi infrarossi. Manuale d uso
TRM-8 Mini Termometro a raggi infrarossi Manuale d uso Emissività La maggior parte dei materiali di natura organica presentano una emissività di 0.95, questo valore è già stato reimpostato nello strumento. Dettagli DISTEK Uffici Via FEDRO, 7/9 80122 NAPOLI Tel. 081 66.20.16 Fax 66.09.27 info@distek.it
DISTO A2 DISTANZIOMETRO LASER PORTATILE Con il Distanziometro laser DISTO A2, misurare con precisione e in completa sicurezza, non è mai stato così a portata di mano! Precisione millimetrica, calcolo di Dettagli MANUALE D ISTRUZIONE BILANCIA PESO-PREZZO MOD. ASEP- ASEP-P 1. INSTALLAZIONE
MANUALE D ISTRUZIONE BILANCIA PESO-PREZZO MOD. ASEP- ASEP-P 1. INSTALLAZIONE Per usare al meglio la bilancia leggere attentamente le seguenti avvertenze: 1. La bilancia deve essere tenuta pulita.se si Dettagli Manuale d Istruzioni. CO 2 Monitor. Modello CO200
Manuale d Istruzioni CO 2 Monitor Modello CO200 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Segnalatore di Anidride Carbonica Modello CO200. Questo strumento misura il livello di CO2, la temperatura Dettagli Manuale d Istruzioni. Misuratore di Umidità Senza Spinotti Modello MO257
Manuale d Istruzioni Misuratore di Umidità Senza Spinotti Modello MO257 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Misuratore di Umidità Senza Spinotti MO257 della Extech. Il sensore di umidità Dettagli ELCART DLE 50 PROFESSIONAL
ART. 28/90260 PAGINA 1 DI 12 DLE 50 PROFESSIONAL ART. 28/90260 PAGINA 2 DI 12 22 2 607 990 031 23 2 607 001 391 24 1 609 203 R94 25 1 609 203 R97 14 1 609 203 R92 17 1 609 203 R93 ART. 28/90260 PAGINA Dettagli Manuale di istruzioni della Bilancia pesa assi PCE-CWC
www.pce-italia.it Via Pesciatina, 878/B 55010 Gragnano Lucca - Italia Tel. : +39 0583 975114 Fax: +39 0583 974824 info@pce-italia.it www.pce-italia.it Manuale di istruzioni della Bilancia pesa assi PCE-CWC Dettagli Termoigrometro rilevatore di formaldeide
MANUALE UTENTE Termoigrometro rilevatore di formaldeide Modello FM200 Introduzione Congratulazioni per aver scelto il modello FM200 di Extech Instruments. L'FM200 misura concentrazione di formaldeide CH Dettagli Termometro ad infrarossi Foglio illustrativo
Termometro ad infrarossi Foglio illustrativo INTRODUZIONE Questo termometro permette la misura della temperatura senza contatto, utilizzando la tecnologia ad infrarossi. Potete utilizzarlo per misurare Dettagli PAD-267. Pinza amperometrica digitale. Manuale d uso
INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 Attuazione delle Direttive 2002/95/ CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze Dettagli VALORIZZATRICE DI BANCONOTE MISTE MOD. EC 8000 MANUALE DI ISTRUZIONI
VALORIZZATRICE DI BANCONOTE MISTE MOD. EC 8000 MANUALE DI ISTRUZIONI INDICE 1. INTRODUZIONE 1.1 Specifiche tecniche 1.2 Avvio 2. OPERATIVITA' 2.1 Programmazione parametri di base 2.2 Selezione programmi Dettagli TYRECONTROL «P» A-187
TYRECONTROL «P» A-187 Manuale (IT) 2 Presentazione TYRECONTROL «P» caratteristiche : - Misura e regola la pressione dei pneumatici - Memorizza i dati fino a 99 set ( 1 set = memorizza fino a 4 valori di Dettagli Tecnologia wireless facile da installare TASTIERA MANUALE D'USO. www.my-serenity.ch
Tecnologia wireless facile da installare TASTIERA MANUALE D'USO www.my-serenity.ch Cosa c'è nella Scatola? 1 x Tastiera remota 2 x Viti di fissaggio 2 x Tasselli 1 x Pad adesivo in velcro (2 parti) Che Dettagli Rilevatore volumetrico ad infrarossi senza fili
Rilevatore volumetrico ad infrarossi senza fili EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Figura +V Lithium J J J BI STD J 6 MTR 0 MTR Figura SENS RANGE Figura 00 Interlogix B.V. Tutti Dettagli RILEVATORE DI TEMPERATURA A DISTANZA
CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DVM8810 RILEVATORE DI TEMPERATURA A DISTANZA (cod. DVM8810) 1 DVM8810 CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO 1. Caratteristiche e applicazioni Misure precise di temperatura superficiale Dettagli Manuale di istruzioni del Videoendoscopio Serie PCE-VE 3xxN
www.pce-italia.it Via Pesciatina, 878/B 55010 Gragnano Lucca - Italia Tel. : +39 0583 975114 Fax: +39 0853 974824 info@pce-italia.it www.pce-italia.it Manuale di istruzioni del Videoendoscopio Serie PCE-VE Dettagli ITALIANO. Manuale del telecomando. Sommario. Grazie per aver scelto il nostro condizionatore d aria PRECAUZIONI... 1-2 USO DEL TELECOMANDO...
Manuale del telecomando ITALIANO Sommario PRECAUZIONI... 1-2 USO DEL TELECOMANDO...3... 4-12 Grazie per aver scelto il nostro condizionatore d aria Prima di avviare il climatizzatore, leggere con attenzione Dettagli Misuratore d umidità. Manuale d istruzioni
Misuratore d umidità Manuale d istruzioni MANUALE D ISTRUZIONI 1. Contenuto della scatola...3 2. Utilizzo...3 2.1. Preparazione della misurazione...3 2.2. Campionatura...4 2.3. Riempimento del tappo misuratore...4 Dettagli Guida utente! Proiettore per bambini Duux
Guida utente! Proiettore per bambini Duux Congratulazioni! Congratulazioni per aver acquistato un prodotto Duux! Per assicurarsi i nostri servizi online, registrare il prodotto e la garanzia su www.duux.com/register Dettagli REGISTRATORE AUDIO DIGITALE. (HR-2100 Cod. F305) DIGITAL VOICE RECORDER
REGISTRATORE AUDIO DIGITALE (HR-2100 Cod. F305) DIGITAL VOICE RECORDER Funzione Dei Tasti Alto Microfono Esterno Microfono Interno Lato sinistro Frontale Lato destro LED Tasto di Scrolling CLIP Altoparlante Dettagli Misuratore di umidità senza contatto + IR
Manuale utente Misuratore di umidità senza contatto + IR Modello MO290 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il misuratore di umidità senza contatto Extech MO290 con termometro IR integrato Dettagli TERMOMETRO DIGITALE WIRELESS Mod. 4301
TERMOMETRO DIGITALE WIRELESS Mod. 4301 INTRODUZIONE La confezione comprende una unità ricevente principale, un termometro wireless galleggiante per piscina, un cacciavite e un cavo per fermare il termometro Dettagli KERN YKD Version 1.0 1/2007
KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com I Istruzioni d Dettagli S500 Telefono cellulare Manuale Utente
S500 Telefono cellulare Manuale Utente 1 Argomenti Precauzioni di Sicurezza... 4 Per iniziare... Contenuto... Specifiche tecniche... 5 Iniziare ad utilizzare... Inserimento della carta SIM e batteria... Dettagli Apparato per la misurazione della Velocità di Detonazione. Mod. PG080A
Positive Going S.a.s. Sistemi Elettronici & Data Processing Via Tinetto, 17/23 19126 LA SPEZIA (ITALY) P.I. / C.F. 01152840110 Tel./Fax +39 0187 509550 Contatto Skype: positivegoing Web: http://www.positivegoing.it Dettagli DISPLAY. Vario analogico. B Schermo 1 Altimetro A1 SIMBOLI TASTIERA
MANUALE UTENTE DISPLAY A Vario analogico B Schermo 1 Altimetro A1 C Schermo 2 Vario digitale / Anemometro D Schermo 3 Altimetro A2 - Altimetro A3 - Timer volo SIMBOLI TASTIERA Accensione - Spegnimento Dettagli ISTRUZIONI D USO. Sistema magnetico di misura lineare e angolare MPI-15. Versione Software E0.2. Art. Nr. ZDOIU-MPI15-ITA-R02
ISTRUZIONI D USO Sistema magnetico di misura lineare e angolare MPI-1 Art. Nr. ZDOIU-MPI1-ITA-R02 Versione Software E0.2 Sistema magnetico di misura lineare e angolare MPI-1 ISTRUZIONI D USO Sistema magnetico Dettagli AVVERTENZE IMPORTANTI Grazie per aver scelto UMA, la bilancia elettronica di Casa Bugatti. Come tutti gli elettrodomestici, anche questa bilancia deve essere utilizzata con prudenza e attenzione onde evitare Dettagli Leica DISTO D210. Semplice e funzionale
Semplice e funzionale Avete la necessità di... Avete bisogno di misurazioni precise? Avete bisogno di uno strumento di misura semplice e compatto? Avete bisogno di misurare da spigoli o angoli? Avete bisogno Dettagli Termometro Infrarossi ad Alte Temperature con Puntatore Laser
Manuale d Istruzioni Termometro Infrarossi ad Alte Temperature con Puntatore Laser MODELLO 42545 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Termometro IR Modello 42545. Il 42545 può effettuare Dettagli TERMOMETRO DIGITALE MODELLO TE01B MANUALE D USO. Leggere attentamente le istruzioni prima dell utilizzo o conservarle per consultazioni future.
testo 316-2 Rilevatore di perde di gas Manuale d istruzioni 2 Sicurezza e ambiente Sicurezza e ambiente A proposo di questo documento Si prega di leggere attentamente questa documentazione per familiarizzare Dettagli MACCHINA CONTABANCONOTE Modello EC 6200
MACCHINA CONTABANCONOTE Modello EC 6200 NOTA IMPORTANTE: IL PRESENTE MANUALE E PROPRIETA INTELLETTUALE DI EURO COMPETENZ S.r.l. NON SONO PERMESSE RIPRODUZIONI E COPIE IN NESSUNA FORMA, CON NESSUN METODO Dettagli MANUALE DEL CONTROLLO A DISTANZA
MANUALE DEL CONTROLLO A DISTANZA ITALIANO SODDISFARE PRECAUZIONI...1-2 IFEEL SLEEP ROOM TIMER SET MODE TEMP USO DEL TELECOMANDO...3 CLEAR HOUR OPERAZIONE...4-8 Grazie per aver comprato il nostro condizionatore Dettagli Periscopio QuickView Telecamera Zoom per l ispezione delle infrastrutture. Manuale d uso
Periscopio QuickView Telecamera Zoom per l ispezione delle infrastrutture Manuale d uso IMPOSTAZIONE Testa della telecamera Il cavo della telecamera deve essere collegato prima dell utilizzo: 1) Fate passare Dettagli MANUALE D ISTRUZIONI. Esposimetro LED bianco. Modello LT40
MANUALE D ISTRUZIONI Esposimetro LED bianco Modello LT40 Introduzione Congratulazioni per avere acquistato l esposimetro Extech LT40 che misura la luce da sorgenti bianche a LED, a fluorescenza, ad alogenuri Dettagli 1.0 Introduzione. 2.0 Pulsanti e relative funzioni. [EL] [U] Indicatore di retroilluminazione automatica [M] [D]
1.0 Introduzione Leggere attentamente il presente manuale d istruzioni, assicurandosi di comprendere appieno l utilizzo e i limiti di questo strumento. L utilizzo improprio può causare danni gravi o la Dettagli WMF Cook Assist. Istruzioni
Istruzioni Pagina Composizione 3 Istruzioni per la sicurezza 4 Descrizione del prodotto 5 Descrizione delle funzioni 1. Messa in funzione 6 1.1. Prima del primo utilizzo 6 1.1.1. Caricamento del sensore Dettagli Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI. PIASTRA PER CAPELLI IT pagina M1501 M1502 M1503 M1504. Type
Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI PIASTRA PER CAPELLI IT pagina 1 Type M1501 M1502 M1503 M1504 140 C 230 C GUIDA ILLUSTRATIVA 1 2 3 4 5 7 6 8 9 DATI TECNICI TYPE M1501 M1502 M1503 M1504 100-240V Dettagli MANUALE D ISTRUZIONI. Bilancia elettronica. Modello SC600
MANUALE D ISTRUZIONI Bilancia elettronica Modello SC600 Introduzione Congratulazioni per aver scelto la Bilancia elettronica modello SC600 di Extech Instruments. L SC600 è controllato da un microprocessore Dettagli Guida di installazione rapida
FAX-2820 FAX-2920 Prima di poter utilizzare l apparecchio, è necessario predisporne i componenti. Leggere questa Guida di impostazione rapida per garantire una corretta predisposizione all'uso. Guida di Dettagli STAZIONE SOLARE MANUALE DELLE ISTRUZIONI
STAZIONE SOLARE MANUALE DELLE ISTRUZIONI CARATTERISTICHE: STAZIONE SOLARE: Celle solari Display LCD Foro per montaggio a muro Vano batterie Tasti di funzione Supporto Display del formato dell'ora 24 ore Dettagli MANUALE D ISTRUZIONI. Esposimetro LED bianco. Modello LT40
MANUALE D ISTRUZIONI Esposimetro LED bianco Modello LT40 Introduzione Congratulazioni per avere acquistato l esposimetro Extech LT40 che misura la luce da sorgenti bianche a LED, a fluorescenza, ad alogenuri Dettagli Indice. 1. Manuale per essere aggiornato prima di usare 1.1. Installazione della SIM 1.2. Ricarica
17 Indice 1. Manuale per essere aggiornato prima di usare 1.1. Installazione della SIM 1.2. Ricarica 2. Come usare dei vari tasti del dispositivo 3. Introduzione 3.1. Interfaccia di riserva 3.2. Digitazione Dettagli Manuale d Istruzione. Pinza amperometrica AC/DC True RMS. Modello 380940
Manuale d Istruzione Pinza amperometrica AC/DC True RMS Modello 380940 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato la Pinza Amperometrica / Multimetro Watt True RMS Extech 380940. Questo strumento Dettagli SOMMARIO. INTRODUZIONE 3 Caratteristiche principali 3 Contenuto della confezione 4 Figura e legenda del prodotto 5 Legenda simboli del display 8
SOMMARIO INTRODUZIONE 3 Caratteristiche principali 3 Contenuto della confezione 4 Figura e legenda del prodotto 5 Legenda simboli del display 8 COME SI INSTALLA 9 Predisposizione 9 Installazione delle Dettagli 2 IT. 08 Collegare la radio 08 Usare la radio - DAB 09 Selezionare una stazione - DAB
RADIO DAB+ User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador I n d i c e 02 Dettagli MISURATORE DIGITALE MODELLO M890G
MISURATORE DIGITALE MODELLO M890G MANUALE D ISTRUZIONE I II INTRODUZIONE Il misuratore digitale M890G può essere usato per misurare tensioni e corrente DC, tensioni e corrente AC, resistenza, capacità, Dettagli ISTRUZIONI PER L USO. 8C.52.59.00/09.09 Modifiche riservate.
ISTRUZIONI PER L USO 8C.52.59.00/09.09 Modifiche riservate. Sommario 1 Introduzione...3 2 Sicurezza...4 3 Descrizione della caldaia...5 4 Display e tasti...6 4.1 Tasto Reset...6 4.2 Impostazione della Dettagli Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI. PIASTRA PER CAPELLI IT pagina. 00332.indd 1 29-05-2010 11:10:4
Istruzioni per l uso PIASTRA PER CAPELLI PIASTRA PER CAPELLI IT pagina 002.indd 29-0-200 :0:4 6 4 2 [Z] Type H290 00-240 V 0/60 Hz 42 W 002.indd 29-0-200 :0:4 ISTRUZIONI PER L USO DELLA PIASTRA PER CAPELLI Dettagli Vibrometro Heavy Duty
Manuale d Istruzioni Vibrometro Heavy Duty Modello 407860 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Vibrometro Extech 407860. Il Modello 407860 misura i livelli di vibrazioni nei macchinari industriali. Dettagli Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149 I25_MI000647.indd 1 20/06/11 23.19 istruzioni per l uso BILANCIA PESAPERSONE PESAPERSONE Type I2501 I25_MI000647.indd 2 20/06/11 23.19 IT pagina 1 I25_MI000647.indd Dettagli Guida dell utente QL-700. Stampante di etichette
Guida dell utente Stampante di etichette QL-700 Prima di usare l apparecchio, leggere e comprendere bene la presente guida. Consigliamo di tenere la guida a portata di mano come riferimento futuro. www.brother.com Dettagli SISTEMA PER LA TRASMISSIONE RADIO DI IMPULSI HL 615. Manuale d uso Versione 06/2013. TAG Heuer Timing Pagina 1 / 8
SISTEMA PER LA TRASMISSIONE RADIO DI IMPULSI HL 615 Manuale d uso Versione 06/2013 TAG Heuer Timing Pagina 1 / 8 1. Introduzione Il nuovo Sistema Radio HL 615 è la logica evoluzione effettuata da TAG Heuer Dettagli Aggiunta alle istruzioni originali
Aggiunta alle istruzioni originali E-Hybride Trail per l utilizzo del display ION CU3 Contenuto 1 Manuale di istruzioni... 2 1.1 Accessori... 2 2 Display quadrangolare... 3 2.1 Rimozione e fissaggio... Dettagli REC 410 Line RF. Istruzioni per l uso. REC 410 Line RF
it Istruzioni per l uso 2015 Istruzioni per l uso Lo STABILA è un ricevitore facile da usare per la rilevazione veloce di linee laser. Con il ricevitore possono essere ricevuti solo raggi laser a modulazione Dettagli GUIDA RAPIDA. NOTES DIGITALE DOPPIA FUNZIONE AUTO DV 640 x 480 / VIDEO NOTES 320 x 240 REGISTRA SU MEMORIE MICRO SD Monitor LCD TFT 2,5
GUIDA RAPIDA NOTES DIGITALE DOPPIA FUNZIONE AUTO DV 640 x 480 / VIDEO NOTES 320 x 240 REGISTRA SU MEMORIE MICRO SD Monitor LCD TFT 2,5 9240003 Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per Dettagli Manuale d istruzioni Te rmometro a infrarossi PCE-889A
PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA) Italia Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano Manuale Dettagli Radiosveglia LCD SBACR1001 Manuale per l uso
Radiosveglia LCD SBACR1001 Manuale per l uso Leggere attentamente il presente manuale prima di effettuare il collegamento o di utilizzare il prodotto. Conservare le presenti istruzioni per utilizzi futuri. Dettagli Easy Lock. Mod. DPN13PG Mod. DPN18PG V.2 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO E CONSERVARLE IN CASO DI NECESSITA PAG. 2 PAG.
Easy Lock Mod. DPN13PG Mod. DPN18PG PIN V.2! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO E CONSERVARLE IN CASO DI NECESSITA GUIDA ALL USO MANUTENZIONE PAG. 2 PAG. 4 GUIDA ALL INSTALLAZIONE PAG. 8 Dettagli Manuale d'istruzioni. Termometro Datalogger a 3 Canali Modello SD200
Manuale d'istruzioni Termometro Datalogger a 3 Canali Modello SD200 Introduzione Congratulazioni per aver acquistato il Datalogger a 3 Canali di Temperatura SD200 della Extech. Questo strumento visualizza Dettagli Leica DISTO D2. The original laser distance meter
Leica DSTO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Manuale d'uso taliano Congratulazioni per aver acquistato un Leica DSTO. Leggere attentamente le Norme di sicurezza e il Manuale d'uso prima di mettere Dettagli MANUALE DI ISTRUZIONI IR-PLUS BF 110
MANUALE DI ISTRUZIONI IR-PLUS BF 110 Istruzioni veloci 1. Inserire 12 (consigliate), 8 o 4 batterie cariche di tipo AA, o collegare allo strumento una batteria esterna da 6V; 2. Inserire la scheda SD (32GB Dettagli Telecamera infrarosso a colori da esterno impermeabile night & day Art. 7515. Manuale d uso ed installazione
Telecamera infrarosso a colori da esterno impermeabile night & day Art. 7515 Manuale d uso ed installazione SOMMARIO Informazioni per l utente... 3 Precauzioni importanti... 4 Composizione del sistema... Dettagli Serie 70. The Future Starts Now. Termometro digitale Temp70. Temp70 RTD Professional
Serie 70 Termometro digitale Temp70 Temp70 RTD Professional Datalogger, per sonde Pt100 RTD 0,01 C da -99,99 a +99,99 C 0,1 C da -200,0 a +999,9 C Termometro Temp70 _ Ver. 1.0 01/2014 Indice dei contenuti Dettagli Polycom KIRK Butterfly. (telefono sottoscritto ad una base DECT KIRK)
Polycom KIRK Butterfly (telefono sottoscritto ad una base DECT KIRK) Guida Rapida Per maggiori informazioni sul telefono consultare il manuale utente disponibile su www.voispeed.com 1 Nota: per avere le Dettagli Regatta Race Timer_W014. Manuale istruzioni
Regatta Race Timer_W014 Manuale istruzioni Questo Regatta Race Timer ha una garanzia di 2 anni. Per qualsiasi richiesta di garanzia e/o assistenza contattare il rivenditore a voi più vicino, esibendo la Dettagli MANUALE D ISTRUZIONI. Esposimetro LED. Modello LT45
MANUALE D ISTRUZIONI Esposimetro LED Modello LT45 Introduzione Congratulazioni per avere acquistato l esposimetro Extech LT45 che misura la luce da lampade a LED, oltre a sorgenti a fluorescenza, ad alogenuri Dettagli Istruzioni di installazione, uso e manutenzione
La è un cronotermostato elettrico programmabile per il controllo della valvola radiatore. Le caratteristiche sono: 1. Precisione del controllo digitale 2. 7 giorni di programmi adatti ad ogni tipologia Dettagli BRAVO 30 LCD Manuale istruzioni - Italiano
BRAVO 30 LCD Manuale istruzioni - Italiano 1 INTRODUZIONE Grazie per l acquisto di questo nuovo telefono grandi tasti dotato di molteplici funzioni. Questo manuale vi sarà utile per familiarizzarvi con Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 900
 art. 692

ART. 28
 ART. 28
 ART. 28
 art. 13
 Art. 7515
 Art. 7515