Source: https://infoalimentacion.com/medidores/producto.asp?id=5310&_HI%209828.%20Medidor%20multi-param%C3%A9trico%20de%20Calidad%20del%20Agua
Timestamp: 2019-10-17 19:28:37+00:00

Document:
HI 9828. Medidor multi-paramétrico de Calidad del Agua
Ártículos
Portada Tienda On Line de la industria alimentaria
Formas de pago | Envío del pedido | Atención al cliente
Plazo de entrega: 1 semana Gastos envío: GRATUITOS en pedidos superiores a 199 euros Forma de pago: Transferencia o tarjeta de crédito
Estaremos encantados de atenderle. Teléfono: (+34) 902 11 79 29
Solo primeras marcas que garantizan productos de calidad.
Teléfono: 902117929
Fabricante: HANNA INSTRUMENTS
Un potente medidor multiparamétrico para la calidad del agua. Un potente medidor todo en uno. Una sola sonda de medición y prestaciones de alto nivel.
Este medidor permite obtener valores de;
pH • pH/mV • ORP • % saturación OD • mg/l OD • CE • CE absoluto • resistividad • TDS • salinidad • gravedad específica del agua marina • presión atmosférica • temperatura.
El HI 9828 es un equipo portátil, robusto, impermeable e incorpora las más avanzadas tecnologías en el diseño de su sensor, así como de la administración de la información.
Configuración, Calibración y Medición intuitivas
Características a destacar:
• Hasta 12 parámetros en el display.
• LCD gráfico con retro-iluminación.
• Medidor con impermeabilidad IP67 (30 minutos en 1mt. de agua)
• Sonda con impermeabilidad IP68. (puede permanecer bajo el agua)
• T.I.S.—Sistema exclusivo de Identificación de Tag que simplifica el registro de datos.
• Función Calibración Rápida que calibra todos los sensores con una solución.
• Barómetro integrado.
• Comprobación de medición que elimina toda lectura errónea.
• Auto-reconocimiento de sonda de pH/ORP.
• Función LOGGER que memoriza los datos de todos los sensores conectados.
• Registro a demanda y registro automático (hasta 60.000 muestras).
• Puede mostrar datos registrados así como gráficos.
• USB para conexión a PC.
• Auto-rango de lecturas de CE y TDS.
• Función GLP (Buena Práctica de Laboratorio con las últimas 5 calibraciones registradas.
• Todos los sensores pueden ser sustituidos en el campo.
• El medidor acepta tanto pilas alcalinas como recargables.
• Robusta sonda con punta de acero inoxidable con un diámetro inferior a 2” para pozos y tuberías.
Con sonda inteligente:
• La sustitución del sensor es rápida y fácil, con conectores a rosca y sensores con código de color.
• El sensor galvánico de O.D. tiene un termistor integrado para facilitar lecturas con compensación de temperatura de forma rápida.
• El sensor galvánico no requiere tiempo de polarización por lo que está listo para la medición en un momento.
• El sistema de conductividad de 4 anillos garantiza lecturas de conductividad estables que son inmunes al recubrimiento superficial.
• Con las mediciones de este sensor es posible determinar la conductividad absoluta, conductividad con compensación de temperatura, salinidad, gravedad específica y TDS.
• El medidor reconoce automáticamente la presencia del sensor de pH o pH/ORP.
• Ambos sensores tienen una unión de fibra que permite una mayor sensibilidad, y tienen un interior de gel para una mejor resistencia a la contaminación.
• El medidor muestra asimismo lecturas de pH mV ideal para detección y reparación de averías.
La sonda multi-paramétrica HI 769828 incorpora un micro-procesador integrado y amplificadores que convierten las señales de impedancia alta de los sensores de la sonda eliminando los problemas comunes asociados con las señales de impedancia alta como la limitación de longitud de cable y ruido.
Esto permite que la sonda tenga una comunicación fiable con el medidor y el usuario es alertado inmediatamente de problemas tales como un cable roto. Las
longitudes estándar del cable de la sonda son 4, 10 y 20 metros y también son posibles longitudes personalizadas.
La sonda presenta también la función Calibración Rápida que permite al usuario calibrar pH y conductividad con una solución en un solo paso muy sencillo. Asimismo, el Oxígeno Disuelto es calibrado en un solo paso en aire saturado.
La sonda alberga 7 de los 8 parámetros medidos: pH, pH mV, ORP, CE, CE Absoluto, % de saturación y mg/l (ppm) de oxígeno, y tempe-ratura. Todos los sensores pueden ser sustituidos independientemente y son fáciles de mantenerse limpios y en perfecto orden de funcionamiento, y están protegidos por un capuchón de acero inoxidable, adecuado para uso en tubería de 2”.
Medidor multiparámetro HI 9828
Rango 0,00 a 14,00 pH
Resolución 0,01 pH
Precisión ±0,02 pH
mV de entrada de pH
Rango ±600,0 mV
Resolución 0,1 mV
Precisión ±0,5 mV
Rango ±2000,0 mV
Precisión ±1,0 mV
Rango 0,0 a 500,0% / 0,00 a 50,00 mg/l
Resolución 0,1% / 0,01 mg/l
Precisión 0,0 a 300,0%: ±1,5% de lectura ó ±1,0% el que sea mayor; 300,0 a 500,0%: ±3% de lectura;
0,00 a 30,00 mg/l: ±1,5% de lectura ó 0,10 mg/l el que sea mayor; 30,00 mg/l a 50,00 mg/l: ±3% de lectura
Rango 0,000 a 200,000 mS/cm (CE real hasta 400 mS/cm)
Resolución Manual: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm
Automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm de 10,00 a 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 a 400,0 mS/cm
Automática mS/cm: 0,001 mS/cm de 0,000 a 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm de 10,00 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm de 100,0 a 400,0 mS/cm
Precisión ±1% de lectura ó ±1 µS/cm el que sea mayor
Rango 0 a 999999 ohm*cm; 0 a 1000,0 kOhm*cm; 0 a 1,0000 MOhm*cm
Resolución Dependiente de la lectura de resistividad
Rango 0 a 400000 mg/l o ppm (el valor máximo depende del factor TDS)
Resolución Manual: 1 mg/l (ppm); 0,001 g/l (ppt); 0,01g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt)
Auto-rango escalas: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0,01 g/l (ppt) de 10,00 a 99,99 g/l (ppt); 0,1 g/l (ppt) de 100,0 a 400,0 g/l (ppt)
Auto-rango escalas g/l (ppt): 0,001 g/l (ppt) de 0,000 a 9,999 g/l (ppt); 0,01 g/l (ppt) de 10,00 a 99,99 g/l (ppt);
0,1 g/l (ppt) de 100,0 a 400,0 g/l (ppt)
Precisión ±1% de lectura ó ±1 mg/l
Rango 0,00 a 70,00 PSU (Escala Práctica de Salinidad ampliada)
Resolución 0,01 PSU
Precisión ±2% de lectura ó 0,10 PSU el que sea mayor
del Agua Marina
Rango 0,0 a 50,0
Resolución 0,1
Precisión ±1
Rango 450 a 850 mmHg; 17,72 a 33,46 enHg; 600,0 a 1133,2 mbar; 8,702 a 16,436 psi; 0,5921 a 1,1184 atm; 60,00 a 113,32 kPa
Resolución 0,1 mmHg; 0,01 enHg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa
Precisión ±3 mmHg dentro de ±15°C de la temperatura durante la calibración
Rango -5,00 a 55,00°C; 23,00 a 131,00°F; 268,15 a 328,15K
Resolución 0,01°C; 0,01°F; 0,01K
Precisión ±0,15°C; ±0,27°F; 0,01K
pH 450 a 850 mmHg; 17,72 a 33,46 enHg; 600,0 a 1133,2 mbar; 8,702 a 16,436 psi; 0,5921 a 1,1184 atm; 60,00 a 113,32 kPa
0,1 mmHg; 0,01 enHg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa
Conductividad,
±3 mmHg dentro de ±15°C de la temperatura durante la calibración
O.D. Automática 1 ó 2 puntos a 0, 100% ó 1 punto personalizado
Resistividad, TDS,
Basados en la calibración de conductividad o salinidad
Presion Atmos. Automática a 1 punto personalizado
Temperatura Automática a 1 punto personalizado
Compensación de Temperatura Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F)
Memoria de Registros Hasta 60000 muestras con 13 mediciones cada una
Intervalo de Registro 1 segundo a 3 horas
Interfaz con Ordenador USB (con software HI 92000)
Protección de Impermeabilidad Medidor IP67, Sonda IP68
Condiciones Medioambientales 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100%
Alimentación (4) pilas alcalinas de 1,5V C (aprox. 150 horas de uso continuo sin retro-iluminación)/
(4) pilas recargables de 1,2V C (aprox. 70 horas de uso continuo sin retro-iluminación)
Dimensiones Medidor: 221 x 115 x 55 mm; Sonda: 270 x 46 mm DIA
Peso Medidor: 750g; Sonda: 750g
El medidor de calidad de las aguas HI 9828 se suministra con:
• HI 769828 sonda de OD/CE/temperatura.
• HI 9828-25 solución estándar para calibración rápida, 500 ml.
• Kit para mantenimiento de la sonda.
• 4 pilas recargables Ni-MH tipo C.
• Adaptador de alimentación y cable.
• Accesorio adaptador de salida de coche de 12 V.
• (5) tags iButton©s con porta-tags.
• HI 7698281 cable interfaz USB.
• HI 92000 software compatible con Windows®.
• Robusto maletín de transporte.
HI 9828/4. Medidor multi-paramétrico de Calidad del Agua. Sonda de 4 m.
Mide 11 parámetros: pH, pH/mV, ORP, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Resistividad, TDS, Salinidad, Gravedad específica del Agua Marina, Presión Atmosférica, Temperatura Precio: 3.394,05 €
HI 9828/10. Medidor multi-paramétrico de Calidad del Agua. Sonda de 10 m.
Mide 11 parámetros: pH, pH/mV, ORP, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Resistividad, TDS, Salinidad, Gravedad específica del Agua Marina, Presión Atmosférica, Temperatura Precio: 3.533,20 €
HI 9828/20. Medidor multi-paramétrico de Calidad del Agua. Sonda de 20 m.
Mide 11 parámetros: pH, pH/mV, ORP, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Resistividad, TDS, Salinidad, Gravedad específica del Agua Marina, Presión Atmosférica, Temperatura Precio: 3.684,45 €
HI 9828/100. Medidor multi-paramétrico de Calidad del Agua. Sonda de 100 m.
Mide 11 parámetros: pH, pH/mV, ORP, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Resistividad, TDS, Salinidad, Gravedad específica del Agua Marina, Presión Atmosférica, Temperatura Precio: 4.900,50 €
Plazo de entrega: 1 semana
Gastos envío: GRATUITOS para pedidos superiores a 199 euros
Forma de pago: Transferencia o tarjeta de crédito
IVA Incluido: Los precios llevan el I.V.A. incluido
Si no es lo que buscaba, quizá lo que necesite se encuentre aquí:
Salinidad. Test Kit HI3835
Oxígeno disuelto. Test Kit HI3810
SALINIDAD. 0-10%. Refractómetro Atago S-10E
SALINIDAD. 0-28%. Refractómetro Atago S-28E
SALINIDAD. 0-100‰. Refractómetro Atago ATC-S/Mill-E
SALINIDAD. 0-100%. Refractómetro Digital Atago PR-100SA
SAL. (NaCl). Refractómetro Digital Atago de Bolsillo PAL-03S
Soluciones de limpieza universal para todo tipo de electrodos de pH, CE, ORP...
Soluciones de almacenamiento para electrodos de pH y ORP
Medidor de Sal. Refractómetro digital para Salmuera. HI96821
Medidor digital de Sal. Salinómetro de bolsillo Atago PAL-ES2
Medidor digital de Sal. Salinómetro de bolsillo Atago PAL-ES3
Refractómetro digital y profesional de Salinidad para Industria Alimentaria. Atago ES-421
Salinómetro digital de bolsillo. Medidor de Sal Atago PAL-SALT
Salinómetro digital de bolsillo. Medidor de Sal Atago PAL-SALT Mohr
HI9813-0/5/6. Medidor de pH, EC, TDS, Tª, para Agricultura
HI99163. Medidor de pH en la carne y embutidos
HI99161. Medidor de pH para leche, queso, paté y alimentación
HI99181. Medidor de pH en piel
HI 9811/5. Medidor de pH, Conductividad Eléctrica, TDS y Temperatura
HI991300 / HI991301. Medidor de pH/CE/TDS/Temperatura
HI9024 / HI9025. Medidor de pH, Temperatura, (y ORP opcional)
HI 99121. Medidor directo del pH del Suelo
HI 9147. Medidor de Oxígeno Disuelto para Acuicultura
HI 993310. Conductivímetro para mediciones directas en Suelo y Regadío
HI 98129/98130. Medidor de pH, CE, TDS y ºC de bolsillo
Conductivimetro portátil con Impresora y Registro de datos. HI933300/HI933301
Medidor de pH y Temperatura pHep 4 y pHep 5 (HI 98127/HI 98128)
Medidor de pH, Temperatura y ORP para Carne y Embutidos. HI 9124, HI 9125 y HI 9126
Medidor de pH, Temperatura y ORP para Queso y Semisólidos. HI 9124, HI 9125 y HI 9126
Medidor de pH, Temperatura y ORP para Leche, Yogur y Cremas. HI 9124, HI 9125 y HI 9126
Medidor de pH, Temperatura y ORP para Vino y Mosto. HI 9124, HI 9125 y HI 9126
Testers de pH económicos HI 98107 y HI 98108
Medidor de pH, conductividad y temperatura del suelo. IQ 150
Medidor económico de pH del suelo. SoilStik
Medidor multiparamétrico de calidad de agua. U53G
Medidor profesional y económico de pH, CE, TDS y temperatura. HI9811-5N y HI9812-5N
Medidor pHmetro portátil profesional Crison pH 25+
Medidor profesional de CE, TDS, Tª y salinidad. Crison CM 35+
Medidor impermeable y autocalibrable de pH, Conductividad Eléctrica, TDS y Temperatura.
HI991300N / HI991301N
Medidor impermeable de Conductividad Eléctrica, TDS y Temperatura. HI99300N / HI99301N
Medidor de pH y temperatura directo al suelo, sustrato o compost. HI 99121N
Soluciones buffer de calibración de pH
Soluciones buffer de calibración de ORP, potencial de óxido-reducción
Soluciones buffer de calibración de conductividad eléctrica
Soluciones buffer de calibración de TDS, sólidos disueltos
pHmetro para alimentacion, suelos, piscinas. HT-TR24003
Conductivimetro de alta gama con pantalla gráfica LCD y conexión a PC. HI 98188
HI 98280. Medidor multi-paramétrico de Calidad del Agua con GPS
Medidor de Ácido cianúrico, Cloro libre y total, y pH. Fotómetro HI93104C
Medidor portátil de Cloro Libre, Cloro Total y pH. HI 96710C
Fotómetro digital de Ácido cianúrico, Cloro libre y total, y pH. Medidor HI 96104C
Medidor de pH de alta calidad. pHmetro económico Atago DPH-2
Conductivímetro económico y de alta calidad. Medidor de conductividad eléctrica Atago DEC-2
Medidores de pH económicos de sobremesa. HI 2210 / HI 2211
Conductivímetro digital. Medidor de conductividad profesional HORIBA LAQUAtwin B-771
Peachímetro profesional de bolsillo. pH en alimentos. HORIBA LAQUAtwin B-712
Calidad del Agua. Medidor multiparamétrico digital + GPS + TURBIDEZ. HI 9829
Medidor de sal. Refractómetro de salinidad Atago MASTER-S/Mill-Alpha
Salinómetro digital de bolsillo. Medidor de salinidad en alimentos. HORIBA LAQUAtwin B-721
Medidor de Oxígeno Disuelto HI 9142. 0 a 19 mg/L
Medidor de Oxígeno Disuelto HI 9143. 0 a 45 mg/L
Titulador de Acidez y pH en jugos de frutas. Valorador automático HI 84532-02
Medidor económico de pH con calibración automática. pHmetro pH128
Medidor de temperatura y peachímetro para carne y embutidos. Testo 205
Medidores con sonda externa de Conductividad y TDS. Primo 1, Primo 3 y Primo 4
Peachímetro y Termómetro para leche y derivados lácteos. HI 99164
Análisis químicos. Kits
Durómetros y Penetrómetros
pH, Conductividad, TDS
Refractómetros Analógicos
Medidores para
Vino y Espirituosos
GRATUITOS para pedidos superiores a 199 Euros.
(Oferta aplicable solo en España)
portada Tienda On Line de la industria de la alimentación
Aliños, Condimentos
Café, Cacao, Infus.
Cereal, Legumb., Pasta
Panadería, Pastelería
Vino, B. Espirituosas
Agricultura infoagro.com
Ganadería infocarne.com
Alimentación infoalimentacion.com
PORTADA • Contacto • Prensa • Publicidad

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución