Source: https://www.finaltest.com.mx/Fluke-289-p/fluke-289.htm
Timestamp: 2020-01-23 14:17:47+00:00

Document:
Código del Producto: FLUKE-289
Precisión 0,025%
Rango y resolución 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V
Precisión 0,4% (verdadero valor eficaz)
Precisión 0,15%
Rango y resolución 500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A
Precisión 0,7% (verdadero valor eficaz)
Temperatura (excluida la sonda)
Precisión 1,0%
Rango y resolución -200,0 °C a 1090,0 °C (de -328,0 °F a 1994,0 °F)
Precisión 0,05%
Rango y resolución 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ
Rango y resolución 1,000 nF,10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 1.000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF Ω
Precisión 0,005% + 1
Rango y resolución 999,99 kHz
Funciones/características adicionales
Varias medidas en pantalla simultáneamente Sí
Resolución mV CC 1 μV
Rango de megaohmios Hasta 500 M
Temperatura (°C y °F) -200 °C a 1.090 °C
Acceso a baterías/fusibles Batería/fusible
Registro de tiempo transcurrido Sí
Valores mínimos, máximos y promedio Sí
Ciclo de trabajo De 0,01% a 99,99%
Anchura de impulso 0,025 ms, 0,25 ms, 2,5 ms, 1.250,0 ms
Retención de valores Sí
Retención automática de valores en pantalla (Touch Hold) Sí
Registro en PC Sí
Resistencia de bajo valor De 0,001 Ω a 50,000 Ω, fuente de 10 mA
Baja impedancia Sí
Vibraciones aleatorias conforme a MIL-PRF-28800f, Clase 2
Caída desde un metro, conforme a IEC/EN 61010-1 2ª edición
(L x A x F: 22,2 cm x 10,2 cm x 6 cm (8,75 pulg. x 4,03 pulg. x 2,38 pulg.)
100 horas mínimo, 200 horas en el modo de registro
6 pilas alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6
Novedad: gran pantalla (1/4 VGA) con 50.000 cuentas de resolución y retroiluminación de luz blanca. Se pueden mostrar múltiples conjuntos de medidas al mismo tiempo.
Novedad: la función de registro TrendCapture es una herramienta esencial para documentar el rendimiento de los diseños, procesos y sistemas ya que permite realizar tareas de seguimiento sin necesidad de estar presente, permitiendo así al usuario trabajar en otros proyectos. Muestra varias medidas en una sola línea para poder detectar anomalías en la señal durante un período de tiempo y con capacidad para almacenar hasta 10.000 lecturas Si se utiliza la función TrendCapture integrada, puede ver gráficamente lecturas registradas sin un PC. Software y cable de interfaz opcionales.
Novedad: registre varias sesiones o registre datos continuamente durante más de 200 horas. Esta opción resulta muy útil para determinar el rendimiento de un diseño o para realizar seguimientos sin necesidad de estar presente.
Novedad: botón de información "i" que presenta las pantallas de ayuda integradas sobre las funciones de medida. ¿No está seguro de cómo usar alguna función? Active la función en cuestión y pulse el botón “i”.
Novedad: voltios LoZ. La función de tensión de baja impedancia evita las lecturas erróneas producidas por "tensiones fantasma". También es el modo recomendado para la comprobación de presencia o ausencia de circuitos con tensión.
Novedad: un filtro paso bajo garantiza medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico.
Rango de 50 ohmios: útil para medir y comparar diferencias de resistencia en bobinados de motores, medidas de continuidad u otros valores de resistencia de contacto. Rango de 50 ohmios de dos terminales con una resolución de 1 milliohmio y una generación de corriente de 10 mA.
Novedad: posibilidad de asignar un nombre a las medidas guardadas en el campo para facilitar su posterior recuperación
Reloj en tiempo real: indicación de tiempo automática de lecturas guardadas
Novedad: el multímetro actualizable y ampliable le permite disponer siempre de un instrumento actual al que podrá añadir nuevas funcionalidades
Registro de eventos y tendencias: útil para resolver problemas intermitentes o estudiar cargas eléctricas.
Novedad: interfaz multilingüe
Teclas de función, botones de desplazamiento y fácil acceso al control de navegación de las funciones secundarias. También permite crear pantallas personalizadas.
Precisión básica de CC del 0,025%
Anchura de banda de 100 kHz CA
Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales complejas o cargas eléctricas no lineales.
Medida de hasta 10 A (20 A por un máximo de 30 segundos; 10 A de forma continua)
Rango de capacidad de 100 mF
Modo relativo que elimina la resistencia del cable de prueba en las medidas de continuidad o capacitancia.
Captura de picos que permite capturar transitorios de hasta 250 µs
Cables de prueba de alta calidad con pinzas de cocodrilo incluidos
Interfaz óptica de comunicación con el PC mediante USB que permite realizar descargas al PC con facilidad para documentar los datos registrados con el software FVF (no incluido).
Teclas de navegación que permiten al usuario seleccionar las opciones de menú y desplazarse por las pantallas de información con rapidez
Memoria interna para registro autónomo de 200 horas
Las configuraciones de medida favoritas pueden guardarse fácilmente
Continuidad/conductancia/capacitancia

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución