Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-05-octubre-2004-comunidad-autonoma-de-madrid-82475
Timestamp: 2016-10-22 18:11:15+00:00

Document:
Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sonómetro integrador-promediador marca Brüel & Kjaer, modelo 2240, presentado por la empresa «Brüel & Kjaer Ibérica, S.A.»
Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sonómetro integrador-promediador marca Brüel & Kjaer, modelo 2240, presentado por la empresa «Brüel & Kjaer Ibérica, S.A.» Mis Leyes
Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sonómetro integrador-promediador marca Brüel & Kjaer, modelo 2240, presentado por la empresa «Brüel & Kjaer Ibérica, S.A.» Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación de modelo del sonómetro integrador-promediador marca Brüel & Kjaer, modelo 2240, presentado por la empresa «Brüel & Kjaer Ibérica, S.A.».
Primero-Se presenta solicitud de aprobación de modelo para el sonómetro integrador-promediador marca Brüel & Kjaer, modelo 2240, por parte de don Carlos Maceín Ferrero, en nombre y representación de la Entidad «Brüel & Kjaer Ibérica, S.A.», con domicilio social en la calle Teide, 5, 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Segundo.-Adjunta a dicha solicitud se aporta una memoria descriptiva del modelo y de su funcionamiento. Se realiza el estudio de dicha documentación comprobando que el diseño del instrumento cumple los requisitos establecidos.
Tercero.-A la vista de este hecho, se requiere a la entidad para que aporte un certificado emitido por un laboratorio autorizado que acredite la conformidad del equipo en cuestión con los requisitos metrológicos que le son de aplicación de la norma UNE-EN 60804:1996, modificada por la norma UNE-EN 60804/A2:1997 y que ha superado los ensayos específicos que se establecen en el anexo II de la Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible, tal y como se establece en dicha Orden.
Cuarto-Como respuesta a dicho requerimiento, la entidad aporta un informe favorable emitido por el Laboratori General de Assaigs i Investigacions, con referencia 4023905, en el que se acredita que los instrumentos presentados a estudio cumplen la legislación vigente y que el modelo es, por tanto, susceptible de ser aprobado.
Quinto-Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas estima que en la tramitación del expediente se han cumplimentado todos los trámites reglamentarios.
Primero-Conceder aprobación de modelo, a favor de la Entidad «Brüel & Kjaer Ibérica, S.A., del sonómetro integrador-promediador marca Brüel & Kjaer, modelo 2240.
Marca: Brüel & Kjaer. Modelo: 2240. Características:
Clase 1 según UNE-EN 60651 y UNE-EN 60651/Al. Tipo 1 según UNE-EN 60684 y UNE-EN 60684/A2. Características de ponderación:
Ponderación frecuencial: A y C. Ponderación temporal: Fast. Rangos de medida:
Ponderación A: 25-140 dB.
Ponderación C: 30-143 dB. Nivel de pico máximo: 143 dB.
Nivel de ruido de fondo típico: 22 dB(A). Rango de linealidad: 80 dB.
Tiempo de subida del detector de pico: Condiciones de referencia:
Nivel de presión acústica de referencia: 94 dB. Frecuencia de referencia: 1000 Hz. Rango de referencia: 30-130 dB. Periodo de precalentamiento: 5 segundos. Temperatura de funcionamiento: -10 a +50 °C. Humedad relativa de funcionamiento: Entre 30 % y 90 %.
Segundo.-El signo de aprobación de modelo asignado será: 16-1-054 04019
Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán, de manera visible e indeleble, como mínimo, las siguientes inscripciones de identificación (en su placa de acracterísticas):
Denominación. Número de serie. Clase precisión.
Sexto-De conformidad con lo establecido en el artículo 2.' del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de modelo tiene validez hasta el próximo 1 de octubre del año 2014 pudiendo ser prorrogada por períodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres meses antes de la fecha de vencimiento.
Madrid, 5 de octubre de 2004.-El Director General, Carlos López Jimeno.

References: Resolución 

Resolución 
	RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 2
 Real Decreto