Source: http://www.herterinstruments.es/catalogo/instrumentacion/analisis-quimico/conductimetros-de-sobremesa/
Timestamp: 2017-06-27 15:40:25+00:00

Document:
Conductimetros de Sobremesa - Herter Instruments Herter Instruments
Conductimetros de Sobremesa	Herter Instruments dispone de una amplia gama de Conductímetros de Sobremesa para medir: conductividad, resistividad en los líquidos, sólidos totales disueltos (TDS), salinidad y temperatura.
DHD3406.2 – Conductímetro con pantalla de gran formato 52x42mm. Mide la conductividad, la resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos (TDS), la salinidad y la temperatura. Dispone de 1 entrada para sonda combinada de conductividad y temperatura, 1 salida RS-232 y 1 USB 2.0 para volcar datos a PC o impresora.
- Rango / Resolución:
Resolución con Kcell=0,01 0,000-1.999µS/ 0,001µS/cm
Resolución con Kcell=0.1 0,00-19,99µS/ 0,01µS
Resolución con Kcell=1 0,0-199,9µS / 0,1µS/cm
200-1999µS / 1µS/cm
Resolución con Kcell=10 200-1999mS/cm / 1mS/cm Resistividad:
Resolución con Kcell=1 5,0-199,9Ω/ 0,1Ω
200-999Ω/ 1Ω
1,00k-19,99kΩ/ 0,01kΩ
20,0k-99,9kΩ/ 0,1kΩ
100k-999kΩ/ 1kΩ
1-10MΩ/ 1MΩ
Sólidos totales disueltos (con coeficiente X/TDS=0.5):
Rango medida Kcell=0,01 0,00-1.999mg/l / 0,005mg/l
Rango medida Kcell=0,1 0,0-19,99mg/l / 0,05mg/l
Medida de la salinidad:
0,000-1.999g/l / 1mg/l
Temperatura: Pt100 -50+200°C / 0,1°C
Precisión: Conductividad ±0,5% ±1 dígito
Memoria: 36.000 lecturas
Comunicación: PC por puerto serie RS232C y por USB 1.1-2.0
Funciones: Máximo, mínimo, promedio, auto-hold y apagado automático. Compensación de la temperatura automática y manual 0-100ºC. Calibración automática en 1, 2, 3 o 4 puntos con soluciones tampón de 147µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm o 111800µS/cm y calibración manual.
Alimentación: 3 baterías 1,5V tipo AA / red 100-240Vca salida 12Vcc/1A. Tamaño: 220x120x55mm. Peso: 460gr
Incluye: Maleta de transporte y software DeltaLog9.
No incluye: Sondas conductividad, sondas temperatura, soluciones calibración, cables de comunicación a PC y alimentador.
DHD2206.2 – Conductímetro con pantalla de gran formato 128x35mm. Mide la conductividad, la resistividad de los líquidos, los sólidos totales disueltos (TDS), la salinidad y la temperatura. Las sondas de pH, conductividad, y temperatura con módulo SICRAM en su interior memorizan los datos de calibración de fábrica. Dispone de 2 entradas para sonda combinada de conductividad/temperatura con módulo Sicram, 1 para sonda solo de temperatura con módulo Sicram, 1 salida RS-232 y 1 USB 2.0 para volcar datos a PC o impresora.
Sensor: Acepta sonda combinada de Conductividad/Temperatura y solo de temperatura Pt100 con módulo Sicram
Resolución con Kcell=0,01 0,000-1,999µS/ 0,001µS/cm
Resolución con Kcell=0,1 0,00-19,99µS/ 0,01µS
Resolución con Kcell=1 5,0-199,9Ω/ 0,1Ω
1,00k-19,99kΩ/ 0,01kΩ
20,0k-99,9kΩ/ 0,1kΩ
100k-999kΩ/ 1kΩ
1-10MΩ/ 1MΩ
Rango medida Kcell=0,01 0,00-1,999mg/l / 0,005mg/l
Temperatura: Pt100 -50-+150°C / 0,1°C
Memoria: 2.000 lecturas
Comunicación: PC por puerto serie RS232C y por USB 2.0 tipo B
Funciones: Máximo, mínimo, promedio, auto-hold y apagado automático. Compensación de la temperatura automática de 0-100ºC y manual. Calibración automática con reconocimiento de las soluciones con valores standard de 147µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm, 111800µS/cm
Alimentación: Adaptador a red 100-240Vca salida 12Vcc/1
Tamaño: 265x185x70 mm. Peso: 490gr.
Incluye: Alimentador SWD10, programa DeltaLog 11 y maleta de transporte.
No incluye: Sondas conductividad, sondas de temperatura y cables de comunicación a PC, soluciones calibración.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución