Source: https://www.finaltest.com.mx/Tektronix-DMM402-p/dmm4020.htm
Timestamp: 2020-03-31 06:49:58+00:00

Document:
Tektronix DMM402
Precio: $1,260.00 Dólares+IVA
Disponibilidad: 8 a 10 Semanas
Código del Producto: DMM4020
Característico<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ajuste 100V
90 V a 110 V
ajuste 120V
108 V a 132 V
ajuste 220V
198 V a 242 V
ajuste 240V
216 V a 264 V
47 hertzios a 440 hertzios
VA 15 máximo (10 W promedio)
Exhibición fluorescente del vacío, segmento
0 °C al °C 50
- °C 40 al °C 70
hora del ½ a especificaciones completas de la incertidumbre
Humedad relativa (noncondensing)
Incontrolado (<°C 10)
<el 90% (°C 10 al °C 28)
<el 75% (°C 28 a °C 40)
<el 45% (°C 40 a °C 50)
<el 95% (- °C 40 a °C 70)
Se conforma con la clase 3 de MIL-PRF-28800F
Se conforma con IEC 61010-1: 2001, ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01): 2004, UL 61010-1: 2004, No de CAN/CSA C22.2. 61010.1:2004, CAT I 1000V/CAT II 600 V
Diseñado para conformarse con IEC 61326-1: 1997+A1: 1998+A2: 2000
El disparador retrasa
El disparador externo retrasa
<ms 2
Inquietud externa del disparador
Niveles de la TTL
Salida del disparador
Máximo de 5 V
Funciones de las matemáticas
Minuto/máximo, el pariente, asimiento, compara, y las funciones del DB
Protección de la entrada
1000 V todas las gamas
el 10% en las gamas más grandes de todas las funciones exceptúan continuidad y la prueba del diodo
Alejado Interfaces
RS-232C (RS-232 al cable del adaptador del USB incluido)
Eléctrico Especificaciones
Voltaje de C.C. Especificaciones
Las especificaciones son válido para el modo del dígito de 5 ½ y después por lo menos de un calentamiento de media hora.
1000 V en cualquier gama
Rechazamiento de modo común
DB 120 en 50 o 60 hertzios 0.1% (1 desequilibrio del kΩ)
Rechazamiento del modo normal
DB 80 en la tarifa lenta
Nonlinearity DE ANALÓGICO A DIGITAL
15 PPM de gama
Corriente diagonal de la entrada
<PA 30 en °C 25
Consideraciones que colocan
Medida los tiempos que colocan son afectados por la impedancia de la fuente, características dieléctricas del cable, y cambios de la señal de entrada
Entrada Características
Por completo Escala
(½ 5 Dígitos)
200 milivoltios
199.999 milivoltios
μV 10
μV 100
μV 1000
10 MΩ el ±1%
1 milivoltio
10 milivoltios
100 milivoltios
*2 En alguno dual-exhiba las medidas, la impedancia de la entrada de 200 milivoltios y 2 V las gamas se pueden cambiar a 10 MΩ.
Temperatura Coefficient/°C
Afuera °C 18 - 28
°C 23 °C ±5
*3 Incertidumbre dada como ± (% de la lectura + de % de gama).
Voltaje ca Especificaciones
Voltaje ca las especificaciones son para las señales del sinewave de la CA >los 5% de gama. Para las entradas de los 1% a los 5% de gama y <de 50 kilociclos, agregan un error adicional de 0.1% de la gama, y para 50 kilociclos a 100 kilociclos, agrega 0.13% de gama.
750 VRMS o pico de 1000 V o 8 × 107 Producto de Voltio-Hertz
Método de la medida
CA-juntado RMS verdadero. Mide el componente de CA de la entrada con hasta 1000 VDC diagonal en cualquier gama
Anchura de banda del filtro de la CA
20 hertzios - 100 kilociclos
DB 60 en 50 hertzios o 60 hertzios (1 desequilibrio del kΩ)
Factor de cresta máximo
3:1 en a gama completa
Adicional Errores del factor de cresta (<100 hertzios)
Cresta Factor 1-2, 0.05% de a gama completa
Cresta Factor 2-3, 0.2% de a gama completa
Solamente solicita señales del non-sinusoid
1 MΩ el ±2% desviado por <100 pf
20 hertzios - 45 hertzios
45 hertzios - 20 kilociclos
20 kilociclos - 50 kilociclos
50 kilociclos - 100 kilociclos
*3 Incertidumbre dado como ± (% de la lectura + de % de gama).
Las especificaciones están para función de la resistencia de 4 alambres, o resistencia de dos hilos con REL. Si no es REL utilizado, agregue 0.2 Ω para la resistencia de dos hilos más resistencia del plomo.
Actual fuente referida a la entrada BAJA
Plomo máximo Resistencia (ohmios 4-wire)
el 10% de extiéndase por el plomo para 200 Ω, 2 gamas del kΩ. 1 kΩ por el plomo en el resto de las gamas
1000 V en todas las gamas
Actual Fuente
Ω 200
Ω 199.999
kΩ 2
kΩ 1.99999
kΩ 20
kΩ 19.9999
kΩ 200
kΩ 199.999
Herramienta-accesible 11 A/1000 V y 440 mA/1000 fusibles de V
Resistencia de la desviación
0.01 Ω para 2 10 de A gamas de A y
1 Ω para 20 mA y 200 mA
Carga voltaje <5 milivoltios para 200 μA y gama de 2 mA
Carga Voltaje
μA 200
μA 199.999
<5 milivoltios
μA 1999.99
μA 10
μA 100
La CA siguiente las especificaciones actuales están para las señales sinusoidales con las amplitudes mayores que el 5% de gama. Para las entradas a partir de la 1% hasta el 5% de gama, agregue un adicional error de 0.1% de gama.
RMS verdadero CA-juntado
Solamente se aplica a las señales del non-sinusoid
45 hertzios - 2 kilociclos
Puerta Tiempo
CA-juntado entrada usando la función de la medida del voltaje ca
Cuando frecuencia que mide después de que un cambio compensado del voltaje de la C.C., errores pueda ocurrir. La medida más exacta, espere hasta 1 segundo para tener en cuenta entrada-bloqueando el tiempo de RC constante para colocar
Consideraciones de la medida
A reduzca al mínimo los errores de medida, entradas del protector del ruido externo cuando medir las señales de baja tensión, de baja frecuencia
100 milivoltios a 750 V*4, 5
20 hertzios - 2 kilociclos
2 kilociclos - 20 kilociclos
20 kilociclos - 200 kilociclos
200 kilociclos - 1 megaciclo
*4 Entrada >100 milivoltios.
*5 Limitado 8 al × 107 V hertzio.
Umbral de la continuidad
Pruebe la corriente
Respuesta Tiempo
100 S/s con tono audible
Ω 199.99
Prueba del diodo
0.1 milivoltios
El ordenar Información
5.5 Multímetro del dígito
DMM4020 incluye: Metro, plomos de prueba TL710, línea cuerda, línea fusible de repuesto, declaración de la caloría prácticas, declaración de la garantía, seguridad y guía de la instalación, conectividad Manual de la instalación, CD-ROM con el manual de usuario (inglés, francés, italiano, Chino alemán, español, simplificado, chinos tradicionales, coreano, ruso, Japonés), RS-232 al cable del adaptador del USB, instrumentos nacionales LabVIEW Edición de SignalExpress™ Tektronix, software limitado de la edición.
Especifique por favor la energía tape al ordenar.
Instrumento Opciones
Enchufe de energía Opciones
Euro y Cables eléctricos BRITÁNICOS
Mantenga Options*6
Proporciona a solo acontecimiento o cobertura de la calibración para la calibración señalada intervalo, cualquiera viene primero
Servicio de la calibración 3 años
Servicio de la calibración 5 años
Informe de los datos de la calibración
Reparación Mantenga 5 años (garantía incluyendo)
*6 Prueba Los plomos y los accesorios no son cubiertos por la garantía de DMM y no mantienen Ofrendas. Refiera al datasheet de cada plomo de prueba y modelo accesorio para sus términos únicos de la garantía y de la calibración.
Recomendado Accesorios y software
Manual de la calibración
Superior Plomos de prueba (reemplazo/repuestos para TL710)
Alambre 2×4 Plomo de prueba de la precisión del ohmio 1000 V
Alambre 2×4 Pinzas de la prueba del ohmio SMD
Caso suave del tránsito
Caso que lleva duro
Solo kit de Rackmount
Kit dual de Rackmount
Accesorio de la calibración cortocircuito terminal 4
NI LabVIEW Software de la edición de SignalExpress Tektronix - versión completa
Funcionamiento dominante Especificaciones
5.5 Dígito Resolución
Básico VDC de exactitud de hasta 0.015% (1 año.)
200 milivoltios a la gama del voltaje de 1000 V, con hasta 1 μV Resolución
200 μA a 10 una gama actual, con hasta 1 resolución del nA
200 Ω a la gama de 100 MΩ, con hasta 1 mΩ Resolución
Funciones disponibles y Características
Voltios, ohmios, y amperios Medidas
Diodo y continuidad Prueba
Medidas de la frecuencia
2×4 alambre de los ohmios 4 Técnica de la medida
Salida dedicada de la C.C. Medidas actuales
Seises Botones dedicados para el acceso rápido a las disposiciones del instrumento
Límite Compare el modo para la prueba del paso/del fall
Medida delantera 2×4 Entradas
RS-232 en el panel trasero para la conectividad rápida de la PC
Incluye USB al cable del adaptador de interfaz RS-232
Incluye Edición limitada de LabVIEW SignalExpress™ TE del instrumento nacional para Conectar su banco
Medidas con el empuje de un botón
Como los circuitos en diseños encajados del sistema llegan a ser más sofisticados, usted deben mida una multiplicidad de diversos parámetros para validar su diseño. El multímetro del banco del dígito de Tektronix DMM4020 5.5 ofrece una amplia gama de funciones en un instrumento fácil de utilizar.
Típico las medidas del multímetro - voltios, ohmios, y amperios - se hacen con un VDC básico la exactitud de hasta 0.015%, asegurándole tiene el funcionamiento que usted necesita para su diseño. Usted puede también utilizar el DMM4020 para medir frecuencia, y a realice las pruebas de la continuidad y del diodo. Esto permite que usted substituya su contradiga, probador de la continuidad, y DMM con un instrumento versátil, ahorrando espacio y coste del banco.
Medida Señales de Nanoampere
El medir la corriente espera en diseños económicos de energía de hoy requiere mirar corrientes muy bajas, a menudo en el microamperio o la gama del nanoamp. Usar a el multímetro tradicional para esta medida puede conducir a los resultados inexactos puesto que emplean típicamente la técnica de la resistencia de la desviación para medir la corriente.
El DMM4020 ofrece un método mejorado para medir corrientes bajas. Usando a la técnica de Op. Sys. del amperio del actual-a-voltaje, el DMM4020 puede hacer la corriente las medidas con 1 nA de la resolución y con el cargamento mínimo afectan en circule bajo prueba, dando los resultados que reflejan la operación del mundo real del dispositivo.
Diseñado a Haga su trabajo más fácil
El DMM4020 el multímetro se diseña con la facilidad de empleo y la operación familiar usted espere de Tektronix.
Intuitivo Operación
Dedicado los botones del panel de delante proporcionan el acceso rápido a las funciones con frecuencia usadas y parámetros, reduciendo tiempo de la disposición. Usted necesita no más buscar a través menús del software para encontrar la función que usted necesita.
Disposición Botones para sus medidas comunes
Con seises setup los botones en el panel delantero, usted puede ahorrar los ajustes para su más medidas comunes. Instale simplemente el metro para una medida, después una prensa cambie de puesto seguido por un botón de la disposición para ahorrar los ajustes de la medida. Ahora cada uno tiempo usted realiza esa medida, usted presiona simplemente la disposición apropiada llave.
Se dobla la exhibición
Con exhibición dual única, usted puede medir dos diversos parámetros igual señal a partir de una conexión de la prueba.
Límite Compare
Límite compare el modo en el DMM4020.
El límite compare el modo proporciona indicadores del paso/del fall a rápidamente demuestran si una prueba pasa o no puede ayudar a eliminar errores, especialmente para los resultados que están cercanos al límite.
Simple y 4 medidas exactas del alambre
Patentado los gatos terminales partidos para la función de los ohmios 2×4 permiten que usted realice el alambre 4 medidas usando solamente dos plomos en vez de cuatro. Plomo de prueba especial los accesorios están disponibles para permitirle establecer la conexión. Usted consiga la resolución y la exactitud excelentes más la conveniencia y la facilidad de usar un solo par de plomos.
Fácil Conectividad a su PC
El RS-232 el puerto en el panel trasero se puede utilizar para conectar con su PC. Un USB a RS-232 el cable del adaptador de interfaz es estándar incluido con el DMM4020 para el conectar con el puerto del USB de su PC.
Conecte su El banco para inteligente elimina errores
SignalExpress exportaban los datos DMM4020 en Excel.
Fácilmente la captura, excepto, y analiza resultados de la medida de su multímetro con la edición especial de Tektronix de LabVIEW del instrumento nacional Software de SignalExpress™. Cada multímetro DMM4020 envía con una copia libre de la versión limitada de la edición de SignalExpress para el control básico del instrumento, registración de datos, y análisis. Las ofertas profesionales opcionales de la edición encima 200 funciones incorporadas que proporcionan el proceso de señal adicional, avanzadas análisis, barriendo, prueba de límite, y capacidades definidas por el usario del paso.
SignalExpress apoya la gama del instruments* del banco de Tektronix1, permitiendo usted para conectar su banco de prueba entero. Usted puede entonces tener acceso al característica-rico las herramientas embalaron en cada instrumento a partir de un interfaz de software intuitivo. Esto permite que usted automatice las medidas complejas que requieren múltiplo instrumentos, datos de registro por un período del tiempo extendido, datos del correlativo del tiempo de los instrumentos múltiples, y capture y analice fácilmente sus resultados, todos de su PC. Solamente Tektronix ofrece un banco de prueba conectado de inteligente los instrumentos a simplificar y la velocidad eliminan errores de su diseño complejo.
Funcionamiento Usted puede contar encendido
Además al servicio y a la ayuda industria-que conducen, cada multímetro DMM4020 viene movido hacia atrás con una garantía estándar de tres años.
*1 El NI LabVIEW SignalExpress apoya los instrumentos siguientes de Tektronix: Osciloscopios de la serie MSO/DPO4000/3000/2000, serie de TDS3000C/2000B/1000B osciloscopios, serie AFG3000 arbitraria/generadores de función, Multímetros digitales de la serie DMM4050/4040/4020.
Funciones de la matemáticas

References: Resolución

 Resolución

 resolución 
 Resolución

 resolución 
 resolución