Source: https://www.fluke.com/es-bo/producto/comprobacion-electrica/multimetros-digitales/87v-max
Timestamp: 2020-07-11 05:41:16+00:00

Document:
Multímetro Digital De Verdadero Valor Eficaz Fluke 87V MAX | Fluke
Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX
Soporta caídas de hasta 4 metros (13 pies) gracias a una carcasa y una funda aptas para entornos industriales
Carcasa resistente al agua y al polvo con grado de protección IP67 para los entornos de prueba más extremos
Cables de medición TL175 TwistGuard™ de la más alta calidad
Duplica la duración de las pilas del 87V (hasta 800 horas); teclas retroiluminadas para entornos con escasa iluminación
Descripción general del producto: Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX
El 87V MAX cuenta con todas las características de eficacia demostrada del multímetro digital más conocido utilizado en la actualidad, el Fluke 87V, y mucho más.
Soporta caídas de hasta 4 metros (13 pies)
El multímetro digital más resistente de Fluke. El 87V MAX está fabricado con una carcasa especial para entornos industriales y una funda extraíble. La funda sirve también como portasondas de prueba para su uso con una sola mano.
Totalmente resistente al agua y al polvo para trabajar sin dificultades en cualquier lugar.
El medidor tiene un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de entre −40 °C (hasta 20 minutos) y +55 °C.
Otros aspectos destacados del producto
Corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales
Permite realizar mediciones de hasta 1000 V de CA y CC
Permite realizar mediciones de hasta 10 A (20 A durante 30 segundos)
Frecuencias de hasta 200 kHz
Termómetro integrado que permite realizar mediciones de temperatura sin necesidad de otros instrumentos
Registro de valores mín./máx./medio, más picos mín. y máx. de 250 μs para registrar variaciones automáticamente
Exclusiva función para mediciones de tensión y frecuencia de alta precisión en variadores de frecuencia de motores (VFD) y otros equipos grados de ruido eléctrico elevados
Dígitos en pantalla grandes, 2 niveles de retroiluminación blanca brillante y teclado con teclas retroiluminadas para una mayor visibilidad
Modo de visualización de alta resolución de hasta 19 999 recuentos
Pilas de vida útil prolongada (800 horas)
Comparación: 87V MAX y 87V
Grado de protección IP IP67 IP30
Vida útil de las pilas 800 horas 400 horas
Prueba de caída 4 metros 3 metros
Teclado retroiluminado Sí No
Cables de medición TwistGuard™ Sí No
Medidas de verdadero valor eficaz CA CA
Precisión básica de tensión CC 0,05 % 0,05 %
Tensión CA/CC 1000 V 1000 V
Corriente CA/CC 10 A 10 A
Resistencia 50 MΩ 50 MΩ
Garantía (años) Limitada de por vida Limitada de por vida
Especificaciones: Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX
Tensión de CC Rango 0,1 mV a 1000 V
Precisión ±(0,05 % + 1)
Resolución máxima 0,1 mV
Tensión de CA Rango 0,1 mV a 1000 V
Precisión ±(0,7 % + 4) de verdadero valor eficaz
Corriente de CC Rango 0,1 μA a 10 A
(20 A durante un máximo de 30 segundos)
Precisión de corriente ±(0,2 % + 2)
Resolución máxima 0,1 µA
Corriente de CA Rango 0,1 μA a 10 A
Precisión de corriente ±(1,0 % + 2) de verdadero valor eficaz
Resistencia Rango 0,1 Ω a 50 MΩ
Precisión ±(0,2 % + 1)
Resolución máxima 0,1 Ω
Capacitancia Rango 0,01 nF a 9999 μF
Precisión ±(1 % + 2)
Resolución máxima 0,01 nF
Frecuencia Rango 0,5 Hz a 199,99 kHz
Precisión ±(0,005 % + 1)
Resolución máxima 0,01 Hz
Ciclo de trabajo Ciclo de trabajo máximo 99,9 %
Precisión ±(0,2 % por kHz + 0,1 %)
Resolución máxima 0,1%
Rango de medición de temperatura −200,0 °C a 1090 °C
−328,0 °F a 1994,0 °F
excepto la sonda
Sonda de temperatura 80BK −40,0 °C a 260 °C, ±2,2 °C o 2 %, el que sea mayor
−40,0 °F a 500 °F, ±4,0 °F o 2 %, el que sea mayor
Conductancia Conductancia máxima 60,00 nS
Precisión ±(1,0 % + 10)
Resolución máxima 0,01 nS
Medición en diodos Rango 2 V
Resolución 0,001V
Precisión ±(1 % + 1)
Diagnóstico y almacenamiento de datos Picos mín./máx. 250 μs
Valores mín./máx./med. Sí
Retención de lectura/retención automática (táctil) Sí
Referencia relativa Sí
Pantalla Digital 6000 recuentos, 4 actualizaciones por segundo
Gráfico de barras analógico 32 segmentos, 40 actualizaciones por segundo
Retroiluminación Dos niveles
Filtro de paso bajo (mediciones de VFD) Sí
Input Alert™ Sí
Categoría de seguridad IEC61010-1: grado de contaminación 2
Certificaciones CE, CSA
Grado de protección IP IEC 60529: IP67
Alimentación Tres pilas AA. 800 horas de funcionamiento normal, sin usar retroiluminación
Tamaño 6,0 x 10,1 x 21,5 cm (con funda)
Peso 698,5 g (con funda)
Temperatura de funcionamiento −15 °C a 55 °C, hasta −40 °C durante 20 minutos si se utiliza partiendo de 20 °C
Temperatura de almacenamiento −40 °C a 60 °C
Modelos: Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX
Cables de medición TL175 TwistGuard®
Pinzas de cocodrilo AC175
Sonda de temperatura 80BK-A
Funda extraíble con almacenamiento para cables de medición
Tres pilas AA (instaladas)
Recursos: Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX
87V MAX | Manual del usuario
87V MAX | Suplemento del Manual del usuario
87V MAX | Declaración de volatilidad de la memoria
87V MAX | Guía de referencia rápida
87V MAX | Hoja de seguridad
87V MAX | Información de calibración
Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX | DATOS TÉCNICOS
Accesorios: Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX
Estuches y fundas (5)
Cables, sondas y puntas de prueba (7)
Pinzas amperimétricas y sondas de corriente (6)
Sonda de alto voltaje Fluke 80K-15
Estuche blando de transporte Fluke C115
Kit básico de herramientas de mano aisladas de Fluke
La pinza amperimétrica inalámbrica de verdadero valor eficaz de CA/CC Fluke 376 FC entrega mediciones de hasta 1.000 V y 1.000 A, tanto en modo CA como en CC y además incluye una pinza de corriente flexible iFlex™
Termómetro IR Fluke 62 MAX+
Los termómetros IR Fluke 62 MAX tienen un tamaño pequeño, pero son extremadamente precisos y fáciles de usar. Clasificación IP54 a prueba de polvo y agua.
Cámara acústica industrial Fluke ii900
Detecte rápidamente fugas de aire con la cámara acústica industrial Fluke ii900. Una forma rápida y sencilla de localizar fugas de aire y vacío con el objetivo de mantener los sistemas de aire comprimido, maximizar la producción y reducir la factura energética.
Ahora puede medir la tensión sin cables de prueba, de una forma más segura, más rápida y más eficiente, y en cualquier ubicación, incluso donde hasta ahora era imposible realizar pruebas

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución