Source: https://es.scribd.com/doc/96600486/Catalogo-Medidas-Descargas-Parciales
Timestamp: 2020-01-25 10:20:25+00:00

Document:
Catalogo Medidas Descargas Parciales | Frecuencia ultra alta | Transformador
guardarGuardar Catalogo Medidas Descargas Parciales para más tarde
CatCatáálogologo dede DescargasDescargas ParcialesParciales
Sistemas de monitorización permanente de Descargas Parciales
Equipo de diagnostico de Descargas Parciales por Radiofrecuencia
Equipo de diagnostico de Descargas Parciales por Ultrasonidos
Avda. de la Vega, 1 - Edificio VEGANOVA 3 - Planta 2ª - Oficina 6 - 28108 Alcobendas (Madrid) Tel: 91 571 00 24 - Fax: 91 571 23 46 - Email: ventas@megacal.com
Deteccióón
El PD-Smart de DOBLE-Lemke es un sistema de diagnóstico basado en Descargas Parciales (PD) para aparatos de potencia y sistemas de aislamiento de alta tensión tanto para aplicaciones en laboratorio como en campo. El PD-Smart permite medidas multicanal de forma sincrónica.
Procedimientos según normas IEC 60270, VDE 0434, ANSI e IEEE
Pruebas de PD de alta calidad en equipos de alta tensión
Diagnóstico en el desarrollo de nuevos materiales de aislamiento
Pruebas y medidas de campo, laboratorio y fabricación
Localización de fallos en cables de potencia
Mono y multicanal de forma escalable
Medidas sincrónica de phi-Q-N
Avanzada tecnología Noise-Gating de LDIC
Control remoto a través de Ethernet y PC
Detección permanente de todos los eventos PD
Integración de todos los eventos PD en tiempo real
Integración en tiempo y en frecuencia:
Rango de tiempo: 100 ns – 100 µs
Rango de Frecuencia: 0 Hz – 20 Mhz
Ancho de banda: 9 kHz, 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz, 3 MHz
Evaluación de la carga totalmente compatible con las normas IEC 60270, VDE 0434, ANSI
Detección de pulso único: < 3 ns
Máxima resolución de pulso doble: < 200 ns
Máxima frecuencia de pulso: 2 MHz
Rango de frecuencias de entrada:
Tensión: DC – 10 kHz
Señal PD: DC – 20 MHz
Tensión:1 MΩ
Señal PD: 50 Ω
Tensión máximas de entrada:
Tensión: 50 V rms Señal PD: 10 V rms
Tensión:16 bit, 80 dB Señal PD: 16 bit, 100 dB
Protección de la entrada PD contra sobretensiones y cortocircuitos
Acoplamiento de entrada PD: DC, AC
EL LDS-6 es un sistema de medida digital muy sofisticado para la detección y medida de Descargas Parciales (PD) según los estándares IEC 60270, VDE 0434 así como otras normas IEEE para la medida de Alta Tensión. También cumple con la norma ICEA T-24-380 utilizada en la industria del cable.
Incorpora el conocido software de análisis y diagnóstico de LDIC
Extensible a varias aplicaciones PD / RIV hasta tangente de delta y factor de potencia
Rango de sensibilidad: 1 pC – 1,000,000 pC (Autorango 0-93dB)
Frecuencia superior: 20 MHz
Nº bits del convertidor para las señales de entrada: 12 bits
Adquisición simultánea de la tensión de prueba y los datos de PD
Reconocimiento de la polaridad de los pulsos PD
Resolución del pulso doble: 10 ms
Error de superposición mínimo y capacidad de reconocimiento de pulso único hasta una velocidad de repetición de pulso de100 kHz
Generador de protocolos para la creación a medida de informes de prueba
EL LDS-6 es un sistema digital para la detección y medida de Descargas Parciales en la banda UHF combinando las características de un detector de descargas parciales con las de un analizador de espectros.
Pruebas de PD de alta calidad en equipos de alta tensión usando tecnología UHF
Procesado del pulso PD en la banda UHF de forma continua
Medida selectiva en frecuencia de PD para eliminar ruido
Función de Analizador de Espectros
Reconocimiento de patrones de PD
Evaluaciones de tipo estadístico
Herramientas de diagnóstico para el reconocimiento e identificación de fallos por PD
Acondicionamiento de la señal en el dominio de la frecuencia
Amplificador conmutable por software para alta sensibilidad
Banda de procesado de la señal: 110 MHz a 1700 MHz
Señales de frecuencia intermedia: 1ª IF = 479 MHz; 2ª IF = 36 MHz
Configuración del SPAN de medida por software
Atenuador de 62 dB en pasos de 2 dB controlado por software
Conector de entrada de señal: Tipo N
PD-GUARD
EL PD-Guard es una sistema desarrollado específicamente para la monitorización permanente de descargas parciales en equipos de alta tensión como generadores, motores y transformadores.
Monitorización de descargas parciales on-line de forma PERMANENTE o PERIÓDICA
Medidas según normas internacionales (IEC 60270, CIGRE 15/33.03.05)
Mejora del programa de mantenimiento
Menores interrupciones inesperadas del servicio
Resolución de la carga aparente: 12 bit bipolar
Exactitud de la resolución de fase: 0.3 º
Rango de medida de DP (Auto-rango): hasta 100.000 pC. Atenuación en pasos de 6 dB hasta 90 dB
Banda de frecuencia de DP: 10 kHz – 2000 kHz
Frecuencia de repetición del pulso: 50 kHz
Fuentes de disparo (trigger): Fase, Red Eléctrica Interna, Externa
Filtros digitales pre-configurados
Rango del low cut-off (40 dB por década): 100 / 200 /300 / 400 / 500 / 750 / 1000 / 1500 Hz
Opción UHF disponible
PD-GUARD/UHF
EL PD-Guard es una sistema desarrollado específicamente para la monitorización permanente de descargas parciales en la banda UHF.
Uso en Subestaciones Aisladas por Gas (GIS) y otras aplicaciones en la banda de UHF como en transformadores
Señal PD y señal de sincronización de baja frecuencia en un sólo cable
Función de alarma incorporada con nivel de alarma predefinido (Magnitud, Velocidad de Repetición y Corriente de PD). El tiempo y el nivel umbral se puede ajustar de forma individual
Sin partes mecánicas (ventiladores, disco duro)
Resolución de la señal PD: 12 bit bipolar
Rango de medida de PD (Auto-rango): hasta 700 mV. Atenuación en pasos de 6 dB hasta 90 dB
Banda de frecuencia de PD: 100 MHz – 1000 MHz
Procesado de señal digital basado en FPGA
Filtro de entrada para la señal PD
Ordenador interno con sistema operativo en tiempo real basado en Linux
Detección de Pico y Reconocimiento de Recortes
Unidad de procesado para la generación de:
U-peak, phi, U-list
Factor de amplificación en auto-rango
Alarma ajustable por cada dispositivo de monitorización y canal
Salida de Alarma: Óptica en el software de monitorización y vía e-mail
Fuentes de disparo: interna y externa
4 entradas PD (conectores TNC)
Accesorios: ACOPLADORES y SENSORES
Para el desacoplo de las señales de descargas parciales, DOBLE presenta una amplia variedad de acopladores y sensores, diseñados en su mayoría para una instalación permanente en el equipo de alta tensión (transformadores, generadores, cables, etc). Algunos de estos acopladores y sensores son obligatorios en las medidas de descargas parciales en la banda UHF.
SENSOR ACTIVO para PD-UHF modelo DN 50
El sensor de DN 50 se instala en la válvula de drenaje del transformador y se usa para desacoplar la señales de electromagnéticas de PD en el interior del transformador.
Desacoplo se señales electromagnéticas de PD en el interior de transformadores
Soporte de “Performance/Sensitivity Check”
inyectados mediante electrodos)
Sensores con puesta a tierra para bajas frecuencias
Válvulas de drenaje para el relleno de aceite
Diseño estándar para las válvulas de drenaje DN 50
Diseño y dimensiones bajo petición
Indicación de la alta tensión de prueba (opcional)
(Pulso de prueba de alta frecuencia
Desacoplo de señales en banda de ultra alta frecuencia (UHF) 300 MHz – 1 GHz
Probado a temperaturas del aceite de 120ºC a 5 bares de presión
SENSOR ACTIVO para PD-UHF modelo DN 80
El sensor de DN 8,similar al DN 50, se usa también para la medida de PD en el interior de Transformadores y ha sido especialmente diseñado para acoplarlo a las válvulas de drenaje DN 80
Desacoplo se señales electromagnéticos de PD en el interior de transformadores
Diseño estándar para las válvulas de drenaje DN 80
PDDC-12
La unidad de desacoplo de descargas parciales con impedancia de medida integrada está especialmente diseñada para una instalación permanente en máquinas rotativas y es un componente esencial para la monitorización de descargas parciales de un generador o motor.
Unidad de desacoplo de PD de acuerdo a la norma IEC 60270
Especialmente desarrollado para una instalación permanente a largo plazo
Señal de tensión para la medida de fase
Señal de tensión y PD compuesta
Tensión nominal (L-L) :17,5 kV
Capacidad nominal: 2 nF
Frecuencia de corte inferior: < 50 kHz
Conector salida: Cable coaxial con terminación TNC
PDDC-24
Unidad de desacoplo similar al PDDC-12 pero que soporta una tensión de 24 kV
SENSOR PD Tipo A
El acoplador de línea inductivo Sensor PD Tipo A con condensador se usa para el desacoplo de señales de PD para ser montado de forma permanente en terminaciones de cables de alta tensión.
Para uso en terminaciones de cables de alta tensión
Desacoplo de señales PD (conector TNC)
Para dispositivos con y sin puesta a tierra
Capacidad nominal integrada: 2 nF
Frecuencia de corte inferior: < 100 MHz
Frecuencia de corte superior: > 1 GHz
Pérdidas de inserción (valor medio): -15 dB @ 50 Ω en fuente y carga
Riizado pasobanda: ± 5 dB aprox.
Para medidas de descargas parciales de amplio ancho de banda se recomienda el uso de Filtros Reductor de Ruido.
LDF-5/B2
Este filtro está diseñado para la reducción del ruido causado por las estaciones de radio de onda media.
Frecuencia superior ajustable:
1: 60 – 600 MHz
2: 50 – 500 MHz
3: 40 – 350 MHz
4: 70 – 320 MHz
5: 50 – 190 MHz
LDF-5
El filtro de rechazo de banda con frecuencia de notch ajustable de 450 – 1700 kHz se puede usar para reducir la influencia de corrientes de apantallamiento.
Reducción del ruido producido por tensiones interferentes de radio en la banda de onda media
Reducción de la influencia perturbadora de corrientes de alta frecuencia
Opcionalmente indicación de la alta tensión de prueba
Accesorios: IMPEDANCIAS de MEDIDA
Las impedancias de medida (cuadripolos) junto con los condensadores de acoplamiento son necesarias para el desacoplo de las descargas parciales según indican las normas DIN IEC 60270:2001
LDM-6
El adaptador de medida LDM-6 se usa para el desacoplo de los pulsos de corriente de descargas parciales en los pasatapas (bushing) de los transformadores de potencia. Además, realiza la conversión a impulso equivalente de tensión para ser medido por el equipo de medida de descargas parciales según la norma DIN EN IEC 60270:2001.
Ancho de banda aproximado: 20 MHz
Circuito de protección a sobretensiones
Una única señal de salida (conector TNC) para la señal de tensión y la señal de PD
LDM-5/U
Diseñado para desacoplar las descargas parciales ´de acuerdo a la norma DIN EN IEC 60270:2001-8.
Mismas especificaciones que el LDM-6
Impedancia de medida similar a la LDM5/U . Contiene dos interrupciones para seleccionar varias capacidades de acoplamiento.
El LDM-5 está diseñado para la transmisión de señales PD
Tiempo de subida del pulso: < 15 ns
Frecuencia de límite superior: > 30 MHz
Máxima corriente AC: 5 A
PDS-100: Dispositivo de Inspección y Reconocimiento
El PDS-100 es una herramienta de inspección y reconocimiento de interferencia radioeléctrica para subestaciones sin la necesidad de efectuar paradas ni conexiones especiales. Esta unidad puede detectar descargas parciales en pocos segundos resultado idónea para programas de Mantenimiento Basado en la Condición (CBM). El PDS-100 es la herramienta perfecta para detectar, localizar y analizar fuentes de descargas parciales en toda una subestación.
El PDS-100 busca descarga parciales en la banda de radiofrecuencia (RF). Cualquier descarga parcial potencialmente peligrosa emite una energía electromagnética desde el mismo punto donde se está produciendo. El instrumento capta esta energía electromagnética en el espectro de radiofrecuencia y presenta una huella de la interferencia RF que está provocando la descarga parcial.
El PDS-100 es el instrumento ideal para un uso diario o inspecciones rutinarias y debe formar parte de la instrumentación básica del departamento de mantenimiento.
Método efectivo y seguro de detección de descargas parciales que permite identificar y localizar defectos usando tecnología de radiofrecuencia
Inspección de subestaciones por métodos no invasivos
Herramienta avanzada pero fácil de usar
Instrumento perfecto para programas de mantenimiento CBM
Rango de Frecuencias: 50 MHz – 1000 MHz
Tipos de Detección: Pico, Cuasi-pico, RMS y Promedio
Barrido: Continuo, Promedio, Max Hold y Diferencial
Unidades de Amplitud: Lineal (V, mV, µV) y Logarítmica (dBmV, dBµV) Almacenamiento de datos: Memoria Flash interna / Dispositivo USB
Condiciones ambientales de operación: -10º – 50ºC; 0 – 95 % H.R.
Alimentación externa: 85 – 264 V ac (47 – 63 Hz) / 12 V dc
Batería interna: Li-ion , 7,2 V, 6,6 Ah
DFA100: Analizador de Aislamiento Acústico para Cables y GIS
El Analizador de Aislamiento Acústico, DFA100 es el nuevo equipo portátil de DOBLE para el diagnóstico acústico de Descargas Parciales. Existen dos versiones de DFA100, uno especializado en Subestaciones Aisladas por Gas (GIS) y otro enfocado al diagnóstico de juntas y terminaciones de cables de alta tensión.
El DFA100 para GIS incluye un sensor acústico para detectar descargas parciales causasas por problemas como el rebote de partículas, protusiones y componentes mecánicos sueltos.
El DFA100 para Cables está diseñado para la detección y localización de descargas parciales en el aislamiento interno de accesorios de cables de alta tensión.
Inspección y monitorización de GIS / Accesorios de cables Aseguramiento de la calidad durante la puesta en marcha de nuevas GIS / Accesorios de cables
Diseño y prueba en fábrica
El DFA100 se puede aplicar directamente a cualquier componente puesto a tierra que esté conectado al equipo bajo prueba
Herramienta de propósito general para detectar descargas parciales en otros equipos como transformadores
Resultados rápidos. El DFA es fácil y rápido de configurar proporcionando resultados en segundos
Fiable. El DFA100 produce resultados repetibles de alta calidad permitiendo una rápida toma de decisiones
Operación a batería. El DFA100 es un instrumento autónomo de mano que puede funcionar hasta 4 horas con una sola carga
Sincronización wireless. Utiliza un módulo de sincronización sin cables para señales de PD y actividad mecánica.
Equipo robusto y fiable para operar bajo condiciones duras en campo
Interfase a PC simple y fácil de usar. Los resultados se puede cargar fácilmente a un PC así como descargar placas de inscripción del PC al DFA100
Canales de emisión acústica : 1 canal (sensor de 30 kHz)
Resolución de ADC: 18 bits
Velocidad de muestreo: 20 Ms/s
Respuesta en frecuencia de la emisión acústica: 1 kHz – 1 Mhz, ± 1,5 dB
Memoria para medidas: 5000 puntos Almacenamiento interno: 128 Mbytes Almacenamiento externo: Compact Flash
Interfase al PC: USB
DFA View Software Gestión de los resultados
Representación de gráficos y superposición de resultaos
Temperatura de operación: -5º – 45ºC.
Duración de la batería: 4 horas de uso intermitente
Documentos similares a Catalogo Medidas Descargas Parciales
Construir Amplificadores
XTR 117 Informe
hola de datos acc hunter
Transceptor EA1KO Basado en Softrock
OSCILADORES SENOIDALES.docx
eliannyslourdes
Más de Carlos Viteri
Política de Energía-Madrid
Anexo 20 SERCOP
Metodologia VAE Contratación Publica de Bienes
Norma de Relacionamiento 2017
Auscultación de Presas Del Tomo2 - GOMEZ NAVARRO
Catalogo Firmesa
Norma Técnica GPR
Cisco 300 Series Switches Ov Spanish
precios linternas
Formatos para evaluaciones y diagnosticos-Lean Manunfacturing.pdf
11°-1 (2)
Evaluacion de Un Tamiz
Edith G. Quispe

References: resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución