Source: https://es.tmart.com/ZY1276-Color-Meter-QC3-0-PD-Fast-Charging-Dragon-USB-Current-And-Voltage-Capacity-Detector-Tester_p386674.html
Timestamp: 2019-09-18 00:51:02+00:00

Document:
Medidor de color ZY1276 QC3.0 PD Fast Charging Dragon USB Detector de capacidad de corriente y voltaje Tester - es.tmart.com
Medidor de color ZY1276 QC3.0 PD Fast Charging Dragon USB Detector de capacidad de corriente y voltaje Tester
SKU: 86038262 escribe una reseña
ZY1276:
0.01mA de resolución actual. El Type-C PowerDelivery señuelo detección capturas de captura de detección, QC2.0, QC3.0, FCP, AFC, VOOC, DASH, detección de disparador de carga rápida, engaño, entusiastas mayores recomiendan USB prueba artefacto.USB2.0 interfaz, con casi la función completa Se puede medir la función de detección de disparador de carga rápida, resolución de corriente más alta, adaptador PD de tipo C.
Enchufe el puerto USB de la computadora o el cargador USB no original. Cambie automáticamente la señal de identificación de carga al cargador original, de modo que se cree que el teléfono se conecta al cargador original para acelerar la carga. Tenga en cuenta que esta función no cambia el voltaje de salida, no admite el cargador ordinario al cargador QC2.0 y no puede ampliar la corriente de salida.
Se puede insertar en el puerto USB desconocido o puerto USB de alimentación móvil, la detección de esta señal de identificación de carga específica del puerto USB, fácil de identificar qué teléfonos móviles están disponibles para recargar? Al usar esta función, se recomienda no levantar su teléfono celular, o su teléfono celular interferirá con la identificación.
Cuando el voltaje de entrada es demasiado alto o demasiado bajo, la temperatura es demasiado alta, la corriente de salida es demasiado grande o demasiado pequeña para mantener el tiempo establecido, activará la función de protección y protección de seguridad USB, cortará la salida para evitar accidentes . Se puede usar para cargar el teléfono móvil por la noche, completamente lleno de energía; la protección de la entrada de tensión y corriente que no causa daños al adaptador del cargador del teléfono móvil está desconectada del sobrecalentamiento; deja de cargar Si desea reanudar la salida después de la protección, presione prolongadamente el botón en el voltaje D + D para restablecer la salida.
D + D-voltaje:
Es decir, el voltaje de la línea de datos, basado en este voltaje, puede distinguir la mayoría de los tipos de cargador. Puede consultar este voltaje para ayudar a determinar el modo de identificación de carga del puerto USB.
Una versión de carcasa de plástico de polvo, anti - entrada, buen rendimiento, no toca el circuito, no es fácil interferir con el trabajo del circuito. La versión de cuadro PCB sin carcasa, pero la estructura de 3 placas de la protección del circuito central también es muy buena, una mejor disipación de calor.
Dividido en USB3.0 y USB2.0, USB3.0 compatible con USB2.0, USB3.0 se puede utilizar para probar la corriente de funcionamiento del dispositivo USB3.0, la interfaz USB2.0 es más adecuada para probar el cargador común y USB2. 0 corriente de funcionamiento del dispositivo.
Ingrese el rango de voltaje admitido, se recomienda trabajar dentro del valor nominal, si es posible que no funcione un valor inferior al nominal, mayor que el valor nominal, será de baja precisión o incluso quemado.
Rango de corriente de soporte de entrada, se recomienda trabajar dentro del valor nominal, más de 3A también puede ser una pantalla normal, pero el USB no puede soportar una gran corriente, puede quemar el puerto USB. La resistencia de muestreo de la placa de circuito soporta 6A continuo. Si se necesita una corriente mayor, la resistencia de muestreo externa se puede cambiar para soportar el 20A.
El cambio de voltaje o el valor de la capacidad de corriente, menor es la resolución en nombre de la mayor resolución de la tensión y la capacidad de la corriente cambiar más sutil.
El porcentaje de precisión de lectura y el rango de lectura son del último tiempo. Cuanto menor sea el porcentaje, mayor será la precisión, menor será el rango del tiempo y las lecturas serán más estables.
Pérdida de línea:
Contiene la pérdida de muestreo actual y la pérdida de resistencia de contacto USB. Cuanto menor es el valor, menor es la pérdida de voltaje después de representar el flujo a través de la mesa USB.
Capacidad de amperio hora:
Amperio por hora, corriente de 1 A mantenida durante 1 hora, luego 1 Ah, 1 Ah = 1000 mAh, la potencia móvil doméstica y las unidades de capacidad de la batería comúnmente utilizadas. La capacidad de la batería y la capacidad de potencia móvil se utilizan comúnmente.
Capacidad de vatios hora:
Watt por hora, 1W de potencia de mantenimiento durante 1 horas es 1Wh, 1000Wh = 1 grados de electricidad, en comparación con la expresión Ah es más precisa, por lo que el mundo en general. Debido a que la potencia = voltaje x corriente, entonces el voltaje Ah * = Wh. Este parámetro es más preciso y conveniente para medir la fuente de alimentación. También puede medir la eficiencia del cargador de acuerdo con el medidor de energía.
Cuando la corriente de carga es mayor que el conjunto de corriente de protección contra goteo, el tiempo comienza a ir. Usando esta función, puede medir el tiempo requerido para que el dispositivo se llene. También se puede usar para acumular las horas de trabajo del equipo.
La temperatura del chip incorporado, si no hay carga, no hay calefacción, las lecturas se aproximan a la temperatura del aire ambiente.
En la actualidad, todos los modelos son de alto costo de memoria ferroeléctrica FRAM, mil millones similar al número infinito de vida de borrado y escritura, a fin de garantizar la preservación de un segundo volumen, 300 años no es malo romance.
El brillo predeterminado se ilumina en la pantalla después de que el medidor USB consume la corriente. La máquina usa un procesador de 32 bit + ADC externo, todos los estilos tienen un nuevo bajo consumo de energía tan bajo como 2-2.5mA fuera de la pantalla, el voltaje de entrada arbitrario es de 2-2.5mA, si se usa para medir la potencia móvil, independientemente de si la mucha carga rápida de voltaje por hora, más 2.5mAh puede ser simple y preciso.
Función de medición de línea:
Con una fuente de corriente constante, puede detectar la resistencia interna del cable de datos, la pérdida de línea, la caída de tensión, etc. El jugador elige la línea de datos de mayor calidad.
Prueba de PD tipo-C:
Puede usar el USB con 2 líneas Tipo-C de doble cabezal para probar PowerDelivery, el cargador predeterminado de PD no sale y debe conectarse al dispositivo para su salida, por lo que la tabla de inserción individual generalmente no está encendida. Si el acceso al dispositivo de Tipo C no está iluminado, inserte cualquier enchufe de Tipo C insertado en la mesa USB e insértelo nuevamente.
Función serial de Bluetooth:
Puede enviar los datos de prueba incluso en una computadora o teléfono móvil y dibujar una curva en una computadora o teléfono celular. Hospede el desarrollo de la computadora y solo puede usar el asistente serial + dibujo excel temporalmente. Tenga en cuenta que Bluetooth no se puede usar para actualizar las tablas USB y solo se puede actualizar con stlink.
Medición de voltaje y corriente: el enchufe USB está enchufado en cualquier puerto USB, el asiento principal, el auricular y otros dispositivos, y los parámetros de voltaje y corriente se leen directamente.
Medición de la capacidad de salida y la eficiencia del suministro de energía móvil:
Se recomienda que la resistencia se use con una carga ficticia. La cabeza macho USB conecta la fuente de alimentación, el asiento hembra se inserta en la carga ficticia hasta que finaliza la descarga de toda la fuente de alimentación móvil y se realiza el apagado por baja tensión. La próxima vez que abra la máquina, la capacidad de visualización será Ah y Wh para la salida de potencia móvil.
Calcule la capacidad de la batería y la eficiencia de las fuentes de alimentación móviles:
Ah datos X tensión de salida / voltaje de la batería Eficiencia = batería de energía móvil Ah (voltaje de salida es generalmente 5V, puede mirar la tabla de capacidad de la segunda pantalla de voltaje promedio, voltaje de la batería es generalmente 3.7V, la eficiencia es generalmente presione 85-90%, I almacene la energía móvil de alta gama en un 95%) o Wh data / efficiency = batería Wh (entonces Wh es más fácil de calcular), batería Wh / voltaje de la batería = batería Ah, Ah / 1000 = mAh. Si se conocen la capacidad y el voltaje de la batería incorporada, se puede calcular la eficiencia de la energía móvil: (Ah, voltaje de salida X) / (capacidad de la batería X voltaje de la batería) = eficiencia de energía móvil O, Wh data / Battery Wh = mobile eficiencia energetica
Medición de la eficiencia del adaptador / cargador de energía:
Medidor eléctrico de coordinación (los productos en su caja de distribución) y carga ficticia para usar. Solo después de que el medidor esté conectado con el cargador de batería medido, el cargador se conecta a la salida de la mesa USB y la carga ficticia, se ejecuta durante un período de tiempo, comprueba la tabla USB Wh datos acumulados y luego verifica el medidor cómo mucha electricidad, 1 grados = 1000Wh, medidor USB / medidor de eficiencia de lectura cambio de cargador = exacto. (de hecho, el número de metros de la mesa giratoria es mucho más conveniente, el círculo general del medidor es el monograma de 0.00x grado)
Línea de datos de medición / línea de transferencia USB / otra resistencia interna de la placa USB:
Coordinación con la carga ficticia para usar. En primer lugar, la alimentación de enchufe de la tabla USB, cambiar a la función de resistencia de línea, y luego conectar la carga falsa precisa a la corriente de prueba requerida (recomendado mayor que 0.5 A menos de 2 A), lectura estable larga, presione el botón registrar referencia corriente de voltaje. Luego desenchufe el medidor USB, inserte la línea de datos / línea de tránsito / otra tabla USB directamente en la fuente de alimentación, luego inserte el medidor USB en la línea para probar, y la carga ficticia se ajusta a la corriente tanto como la corriente de referencia . La resistencia de pérdida de línea del cable a probar y la corriente bajo prueba se pueden leer
Medición de la capacidad de la batería:
El uso del circuito de carga lineal TP4056 sin carga de la batería a plena capacidad a través de la tabla, capacidad de lectura para la capacidad de la batería, con este método probablemente puede medir la capacidad de carga del teléfono móvil (como con el cargador USB, porque el teléfono móvil no es generalmente lineal carga, y la interferencia de consumo de electricidad en espera)
Medición de la corriente del micro dispositivo y la corriente de reserva:
Hasta 0.1mA de alta resolución, alta precisión de corriente, fácil de detectar casi todos los dispositivos USB pequeños que operan corriente / corriente en espera, como lector, receptor de mouse inalámbrico, Bluetooth o adaptador de red.
Pruebe el tiempo / capacidad de carga con una función de pantalla lenta:
La interfaz de parámetros cambia al siguiente grupo presionando el botón.
Rotación de pantalla rápida:
Muestre la interfaz de tensión D + D y muestre la tensión de fuente grande y la interfaz actual, presione el botón para girar y mostrar la dirección. Estado de arranque: la alimentación se conecta a través del cabezal USB macho. La pantalla se visualiza durante aproximadamente 1 segundo y el LOGO ingresa a la interfaz del parámetro
Display parámetro alternar / cerrar pantalla:
Interfaz de parámetros, presione el botón para cambiar, mostrar el parámetro / función y apagar la pantalla
Restaurar la configuración de copia de seguridad; restaurar la configuración de fábrica:
Cuando visualice LOGO, presione y mantenga presionado el botón hasta que se suelte la configuración, presione el botón para cambiar a 09--, presione la configuración de restauración de la copia de seguridad, presione el botón para cambiar a 07--, presione la configuración de restablecimiento de fábrica, y observe que la configuración de fábrica no está calibrada. Después de calibrar el envío, el propietario realizará una copia de seguridad de la configuración calibrada, y se recomienda que no use fácilmente la configuración de copia de seguridad 08 para sobrescribir los parámetros correctos de corrección.
Configuración de la función de calibración de datos:
Un instrumento de carga electrónica, una fuente de alimentación ajustable. Presione y mantenga presionado el botón, luego encienda la alimentación, aproximadamente 5 segundos en la configuración, luego suéltelo, y luego muestre la lista de opciones Presione brevemente el botón para cambiar a la referencia de voltaje de 10V La fuente de alimentación ajustable se ajusta a la exacta 10V . Primero no tome ninguna carga, mantenga presionado el botón largo, y el sistema registra automáticamente el voltaje actual como estándar 10V Presione brevemente el botón para cambiar a la referencia de corriente 2A, el modo de corriente constante CC de carga electrónica, sintonice exactamente 2A, acceso a la madre USB, mantenga pulsado el botón de largo, el sistema registra automáticamente la corriente es estándar 2A.
tamaño 75 * 30 * 15 mm
Peso 55g contiene hierro, el Bare Metal 22G
Rango de voltaje 3.5-24V, voltaje límite 28V
Resolución de voltaje 0.01 mV (18 bits)
Alcance actual Promedio más y menos 0-5 A, puede integrar la corriente instantánea 24 A (Continua más de 5 A, el puerto USB no puede soportar)
Resolución actual 0.01mA (0.15mA o menos, 18 bits)
Rango de capacidad 0-999999Ah 0-999999Wh
Resolución de capacidad 0.1mAh, 0.1mWh
1 x medidor de color ZY1276
})(); if($.isTouchDevice() == false){ $('.win-close', '.J_popover_show').remove(); } //点击星星滚屏到评论 $('.J_production_detail_star').click(function() { var scrollOffset = $('.J_products_reviews').offset(); $('body,html').animate({ scrollTop:scrollOffset.top },800); }); if(typeof(ga) == 'undefined'){ //ga = function(){}; } //点击滚屏 $('.btn_details_item').click(function() { var target = $(this).data('target'); if(target=='shipping_payments'){ $("#shipping_payments").removeClass('none'); $(".shipping_payments_title").removeClass('none'); } var scrollOffset = $('#'+target).offset(); $('body,html').animate({ scrollTop:scrollOffset.top - 100 },800); return false; }); $('.reviews-image ul li a').productsImage(); $('.reviews-video ul li a').productsVideo(); }); function open_fb(){ window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=https://es.tmart.com/ZY1276-Color-Meter-QC3-0-PD-Fast-Charging-Dragon-USB-Current-And-Voltage-Capacity-Detector-Tester_p386674.html','sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); } jQuery(function($) { $(document).ready( function() { $(".products_page .additional_cost_region_container").mouseover(function () { $(".products_page .additional_cost_region_container .region_description").show(); }); $(".products_page .additional_cost_region_container").mouseout(function () { $(".products_page .additional_cost_region_container .region_description").hide(); }); $(".tmart_express_arrives_date_content .arrives_zone_tips_text").mouseover(function () { $(".tmart_express_arrives_date_content .arrives_zone_tips_description").show(); }); $(".tmart_express_arrives_date_content .arrives_zone_tips_text").mouseout(function () { $(".tmart_express_arrives_date_content .arrives_zone_tips_description").hide(); }); $('.products_tabs').stickUp({ parts: { 0: 'details', 1:'description', 2:'product_review', 3: 'shipping_payments' }, itemClass: 'tab_menuItem', itemHover: 'tab_menuItem_active', topMargin: 'auto' }); $(".stuckMenu").bind("isNotStuck",function(){ $(".tab_menuItem").removeClass('tab_menuItem_active'); $($(".tab_menuItem")[0]).addClass('tab_menuItem_active'); }); window.dotq = window.dotq || []; window.dotq.push( { 'projectId': '10000', 'properties': { 'pixelId': '10059152', 'qstrings': { 'et': 'custom', 'ea': 'ViewProduct', 'product_id': '86038262' } } } ); }); });

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución