Source: https://umi.es/productos/brinell-2/
Timestamp: 2019-10-22 01:51:43+00:00

Document:
Rockwell – UMI: Útiles y Máquinas Industriales
DURÓMETRO ROCKWELL TRU BLUE
ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA LAS ESCALAS A, C y D
Tres bloques patrón según ASTM E18 & ISO 6508
Penetrador de diamante ASTM E18 & ISO 6508
Yunque plano con resalte de 6 mm de Ø
Yunque plano de 63.5 mm
Yunque en “V” de 38 mm
El durómetro TRU BLUE para ensayos de dureza según el método de Rockwell cumple con las normas ASTM E 18 e ISO 6508 y es recomendado por el NIST (National Institute of Standards and Technology)
Las fuerzas de ensayo las aplica mediante un control en lazo cerrado retroalimentando la señal del transductor de fuerza.
Por lo anterior, el grado de nivelación del durómetro no afecta a la bondad de los resultados de ensayo.
Dispone de un convertidor analógico a digital de 20 bit y la resolución de Rockwell, tanto en las escalas superficiales como universales es de 0,01 HRC.
Solamente se fabrica un cabezal de dureza que dispone de todas las escalas de Rockwell, desde la A a la Y.
La única diferencia de los tres modelos, es la distancia máxima entre la superficie plana del yunque y el pisador.
Además de los tres modelos, es posible adquirir solamente el cabezal de ensayo TB-II/HA, de forma que éste pueda funcionar en una línea automática ó montarse en una estructura adecuada a la geometría de las piezas.
MODELOS TB-II/10 TB-II/14 TB-II/18
Pantalla : 4 x 20 display fluorescente
Precargas de ensayo : 3 kgf y 10 kgf
Fuerzas de ensayo : 15 kgf, 30 kgf y 45 kgf
Escalas universales : A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M
Escalas superficiales : 15N, 30N,45N,15T,30T,45T
15W,30W,45W,15X,30X,45X
Cambio de fuerza de ensayo : automático
Ciclo : automático (closed loop)
Medición de la fuerza : transductor de fuerza
Resolución de fuerza y profundidad : convertidor de 20 bit
Resolución de dureza : 0,01 HRC
Ajuste del tiempo de dwell (s) : 5 preseleccionados s/ ASTM E-18
Estadísticas de dureza : media, recorrido alto/bajo y nº ensayos
Auto corrección dureza : en piezas cilíndricas
Auto conversión de dureza : a otras escalas y MPa s/ASTM E-140 y ASTM A-370
Alerta de fuera de tolerancia : audible y visual
Conector para teclado PS/2 si
Salida digital : RS 232C
Puerto paralelo : para impresora
Entrada de hasta 20 caracteres : vía teclado externo
Alerta en precarga : ajustable
Auto self test y visualización del ant. : Sí
Pisador : Si, quita y pon
Cumple con : ASTM E 18 e ISO 6508
Altura máxima de la pieza (mm) 254 X 355 X 457
Escote (mm) 139
Tensión de alimentación : 220 Volts 50 Hz
Dimensiones Anchura x Profundidad x Altura (mm): 203 x 508 x 851
DURÓMETRO ROCKWELL DUPLEX ANALÓGICO RB2/200DA , RB2/200 Y RBS2/200
Se fabrican tres modelos de durómetro, el RB2/200DA con el que se pueden realizar ensayos universales y superficiales, el RB2/200 solamente universales y el RB2S/200 para los superficiales.
Durómetro de tipo universal que dispone de fuerzas de ensayo Rockwell y Brinell. Aunque su mecanismo de funcionamiento es de tipo Rockwell (UNE EN ISO 6508-1), al disponer de fuerzas de Brinell (hasta 187,5 kgf) permite realizar ensayos Brinell (UNE EN ISO 6506-1) adquiriendo el penetrador adecuado y el microscopio portátil de medida de huella. Dispone de pisador de preblocaje fácilmente desmontable.
La lectura de la dureza se realiza de forma directa en un comparador de 80mm de diámetro con puesta a cero automática, graduado en unidades Rockwell.
Todas las fuerzas de ensayo se obtienen por medio de pesos y palancas (que giran sobre rodamientos a bolas). Este diseño garantiza una vida casi ilimitada del sistema de aplicación de fuerzas.
Las fuerzas de ensayo se seleccionan mediante la introducción de una horquilla en la ranura correspondiente.
El amortiguador hidráulico es de tipo estanco y permite regular la velocidad de aplicación de la fuerza. La regulación del amortiguador se realiza mediante una roldana situada en el lateral del durómetro.
El mecanismo de aproximación, incorpora un husillo en acero especialmente tratado, dotado con nariz tratada y rodamiento axial de precisión.
RB2/200DA
RB2/200
RBS2/200
Fuerza inicial (kgf) 3 y 10 10 3
Fuerza universales (kgf) 60 – 100 – 150 60 – 10 – 150 —–
Fuerza superficiales (kgf) 15 – 30 – 45 —– 15 – 30 – 45
Fuerzas de Brinell (kgf) 31.25 – 62.5 – 187.5 62,5 – 187.5 31,25
Fuerzas de Vickers (kgf) 10 – 60 – 100 10 – 6 – 100 ——
Distancia útil eje vertical (mm) 230 230 230
Escote (mm) 180 180 180
Altura (mm) 750 750 750
Anchura (mm) 200 200 200
Profundidad (mm) 550 550 550
Peso (kgf) 120 120 120
DURÓMETROS ROCKWELL UNIVERSAL R150P Y SUPERFICIAL R45P
El durómetro Rockwell 150P es un equipo de indicación digital y ciclo de ensayo automático.
Con repetibilidades y errores dentro de la norma EN ISO 6508-2, y fuerzas de ensayo de Rockwell normal (60-100 y 150 kgf) permite, mediante la combinación de penetradores, ensayar hasta en 15 escalas Rockwell.
El durómetro modelo R45P tiene indénticas características al R150P, siendo la única diferencia que las escalas de dureza corresponden a las superficiales. Por ello, en el R45P la precarga es de 3 kgf
Ciclo automático de ensayo de acuerdo a la escala seleccionada, sin intervención del operario.
La aplicación de la fuerza, el tiempo de mantenimiento y la retirada de la fuerza, es controlada por el durómetro en cumplimiento con la norma EN ISO 6508-2.
Los resultados se muestran en el display LCD y se pueden imprimir o transmitir a un ordenador de forma automática.
El equipo es adecuado para la realización de ensayos en acero al carbono, aceros aleados, hierro fundido, metales ferrosos y no ferrosos, etc
El software del durómetro puede convertir el resultado del ensayo a otras escalas tales como HBW, HV, HLD
El durómetro cumple con la norma EN ISO 6508-2
Fuerza inicial (kgf) 10 3
Fuerza total (kgf) 60 – 100 – 150 15 – 30 – 45
Tiempo de dwell (s) 3 a 8 3 a 8
Escalas A, B, C, D, E, F. G, H. K. L. M. P. R. S. V 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X,45X, 15Y, 30Y, 45Y
Resolución (HR) 0,1 0,1
Capacidad (mm) 200 200
Escote (mm) 165 165
Programación límites superior e inferior límites superior e inferior
Salida de datos USB USB
Memoria max. 500 resultados mas. 500 resultados
Estadísticas media, máxima y mínima media, máxima y mínima
Impresora integrada en el lateral del durómetro integrada en el lateral del durómetro
Selección menú teclado de membrana teclado de membrana
Altura (mm) 720 720
Anchura (mm) 200 200
Profundidad (mm) 550 550
Tensión alimentación 220/110 V, 50/60 Hz, 4 A 220/110 V, 50/60 Hz, 4 A
Peso (kg) 100 100
Durometro automático HR_150P
Durometro automático HR superficial 45P
DURÓMETRO DIGITAL ROCKWELL SERIE 3000
Este equipo presenta un particular diseño del penetrador, adecuado para las pruebas internas y externas.
Ideal para la realización de ensayos en superficies de difícil acceso, superficies internas de anillos y tubos con diámetros superiores a 33 mm.
Cumple con la norma EN ISO 6508-2 y ASTM E18
Hay tres modelo de durómetro, el 3000 para las escalas universale y superficial, el 3100 para la universal y el 3200 para la superficial.
El operario levanta el husillo hasta alcanzar el valor de la fuerza inicial (10 kgf o 3 kgf) y a partir de ahí la aplicación de la fuerza total, el tiempo de mantenimiento y la retirada de la fuerza, son controladas por el durómetro Los resultados se muestran en la pantalla táctil LCD y se pueden imprimir o transmitir a un ordenador de forma automática.
El software del durómetro puede convertir el resultado del ensayo a otras escala de dureza, tales como HBW, HV, HLD
Fuerzas de ensayo (kgf) 15-30-45-60-100-150 60-100-150 15 – 30 – 45
Tiempos de dwell (s) 2 a 50 2 a 50 2 a 50
Escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T. 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T. 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y
Resolución (HR) 0,1 0,1 0,1
Capacidad (mm) 250 250 250
Escote (mm) 150 150 150
Límites de tolerancia SI SI SI
Salida de datos USB USB USB
Memoria 400 400 400
Estadístics media, max, min media, max, min media, max, min
Teclado de membrana SI SI SI
Altura (mm) 710 710 710
Anchura (mm) 210 210 210
Profundidad (mm) 830 830 830
Tensión alimentación 220 V 50Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz
Peso (kg) 95 95 95
DURÓMETRO ROCKWELL PARA ENSAYOS JOMINY MODELO HRJU
El durómetro modelo HRJU ha sido específicamente diseñado para realizar ensayos de Jominy, también denominados como de templabilidad.
El método de dureza que utiliza el HRJU es el de Rockwell y la escala de dureza la C.
La aplicación de las cargas de ensayos se controla mediante un servomotor y sistema de adquisición monitorización y control en bucle cerrado.
El movimiento del penetrador se mide con un encoder lineal con resolución de 0,1 µm
La elevación del husillo está motorizado y se pude cambiar la velocidad por programa, así como la fuerza del pisador, hasta un máximo de 190 daN.
El movimiento de la mesa transversal también está controlado por el programa de ensayos , obteniéndose una resolución en la posición de 1 µm.
Las comunicaciones entre el durómetro y el ordenador se efectúan a través de RS232 , AD/DA, IO y counter.
El programa de ensayos dispone de una estructura de base de datos en donde se almacenan los campos de usuario, así como los resultados.
Módulo de utilidades para ajustes de los parámetros de ensayo.
Resolución (HRC) 0.01
Control de la carga de ensayo servo control mediante programa
Tiempo de ciclo ajustable por programa
Ciclo de ensayos automático
Fuerza inicial (daN) 100 a 190 ajustable por programa
Recorrido del husillo (mm) 80 con la mesa Jominy montada
Elevación del husillo automático
Velocidad elevación husillo (mm/min) 2 a 20 ajustable por programa
Recorrido de la mesa (mm) 50
Velcidad máx de la mesa (mm/min) 30 ajustable por programa
Posiciones de ensayo (mm) configurable por programa
Tiempo típico de ensayo (s) 60 para 8 punto en una cara
Número máximo de caras cuatro caras, definibles por usuario
Tensión de alimentación monofásica 220 V 50 Hz

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución