Source: http://docplayer.es/414039-Tema-14-microscopia-electronica.html
Timestamp: 2017-05-30 04:07:27+00:00

Document:
Tema 14. Microscopía electrónica - PDF
Download "Tema 14. Microscopía electrónica"
José Luis Quiroga Velázquez
1 Tema 14. Microscopía electrónica Microscopía electrónica de barrido Microscopía electrónica de transmisión Caracterización de defectos Microanálisis. El objeto de este conjunto de técnicas (y por tanto de este tema) es la interacción de los electrones con la materia y la forma de obtener información tanto estructural como de caracterización de defectos. En muchos sentidos, el microscopio electrónico ME ofrece una solución ideal a los problemas que presentan los microscopios ópticos (λ ~ 0.5 µm) que no pueden obtener resolución atómica ya que la longitud de onda de la radiación incidente es demasiado grande. Con el ME se pueden obtener electrones acelerados con λ asociada bastante menor de 1 Å, y por tanto se puede obtener, al menos teóricamente, resolución atómica. Con las lentes adecuadas se puede transformar los electrones difractados en la imagen real. Además de usarse para difracción e imagen, el ME tiene otros usos. Los electrones en el ME se generan por efecto termo-iónico en un filamento (cátodo) que es generalmente wolframio, y se monocromatizan acelerándolos a través de un potencial (E) en un sistema sometido a vacío. Para un voltaje de 100 kv, la longitud de onda asociada a los electrones es Å (0.01 Å para 1 MV). Los electrones interaccionan mucho con la materia y f e ~10 4 f x por lo que es posible la difracción de electrones de muestras gaseosas. De hecho, muchas estructuras moleculares (distancias y ángulos de moléculas inorgánicas y orgánicas simples) fueron determinadas en la década de los años 1930 a partir de datos de difracción de electrones en muestras gaseosas. Figura Interacción del haz de electrones con la muestra. Sin embargo, la interacción entre los electrones y la materia es tan fuerte que no se cumple le teoría cinemática (fenómenos de difracción múltiples)y por tanto interpretar las intensidades de la difracción de electrones es muy complicado. En casos especiales y con mucho tiempo de estudio ya se están resolviendo estructuras desconocidas a partir de difracción de electrones. En la figura 14.1 se muestra las diferentes respuestas que da un material al ser estimulado con un haz de electrones paralelo. Estas interacciones originan algunas de las técnicas que se verán a continuación Microscopía electrónica de barrido. SEM del inglés Scanning Electron Microscopy. Los electrones secundarios de baja energía (<50 ev) emitidos de la superficie de la muestra se puede utilizar para dar un tipo de imagen. 12 Figura Esquema de un SEM. Figura Microfotografía SEM de un sólido laminar, Pb(HPO 4 ) 2. H 2 O. Figura SEM de un hormigón Portland. Para facilitar esta emisión de electrones se metaliza la muestra que es recubrirla de una pequeña capa de un metal conductor como el Au. El haz de e - se puede concentrar en una zona diminuta (~20 Å) que puede barrer la superficie del espécimen al ser deflectado por bobinas adecuadas. Los electrones secundarios se detectan por encima del espécimen y la imagen muestra la intensidad de los electrones secundarios emitidos por las diferentes partes de la muestra. El esquema de un microscopio SEM se da en la figura La ME de barrido es muy útil para estudiar la morfología de los cristalitos y un ejemplo se da en la figura En esta figura se muestra la microfotografía de un sólido laminar y se pueden ver claramente los microcristales como plaquetas (diminutas laminillas) que son capaces de sufrir reacciones de intercalación, es decir de hospedar (albergar) moléculas o iones entre las láminas. En la figura 14.4 se muestra una microfotografía SEM mucho más compleja. Se trata de un hormigón parcialmente carbonatado. Las zonas grisáceas son gel C-S-H (que da la adherencia y cohesión del hormigón fraguado) junto con CaCO 3 entrecrecido. Las partículas blancas muy brillantes es clínker no hidratado mientras que las partículas más oscuras son gel C-S-H de relación Ca/Si menor. Una técnica relacionada consiste en detectar los electrones transmitidos a través de la muestra mientras se escanea. STEM del inglés Scanning Transmission Electron Microscopy. A partir de estos electrones se construye la imagen con la ventaja adicional sobre la técnica TEM, que se verá a continuación, de reducir el daño por radiación ya que el haz no es estacionario sino que se mueve barriendo la muestra Microscopía electrónica de transmisión. TEM del inglés Transmission Electron Microscopy. Los electrones difractados al pasar a través de la muestra generan un difractograma que puede ser transformado directamente en imagen mediante lentes magnéticas que es la proyección de la estructura cristalina a lo largo de la dirección de los electrones. 23 Tanto el difractograma de electrones como la imagen reconstruida se puede proyectar en una pantalla. El esquema se muestra en la figura Difractogramas de monocristal (microcristal) similares en apariencia a los de nivel-cero, fotografías de precesión de R-X, se pueden obtener orientando los microcristales de pequeño espesor (< 1µm). Uno puede seleccionar un microcristal de la muestra y obtener el difractograma de ese microcristal embebido dentro de la muestra lo cual es una ventaja al estudiar muestras polifásicas ya que la difracción de neutrones y de R-X no permiten seleccionar la fase deseada sino que siempre se obtiene la superposición de los difractogramas de todas las fases presentes en la muestra. Con cuidado y un buen ME, es posible obtener imágenes con resolución atómica permitiendo que el número adecuado de haces difractados contribuyan a la imagen. Figura Esquema de un TEM. El poder de resolución depende de la longitud de onda y de la calidad de las lentes del objetivo (la que producen la primera imagen) siendo d min C s 1/3 λ 2/3, donde C s es el coeficiente de aberración esférico de las lentes del objetivo. En las mejores condiciones con aparatos buenos se puede obtener una resolución de aproximadamente 1.5 Å. Las imágenes se pueden producir a partir de los electrones difractados (imágenes de campo oscuro) o a partir de los electrones directos que han atravesado la muestra sin interacción (imágenes de campo claro/brillate). Hay que tener en cuenta el espesor de la muestra y de las condiciones de focalización. Microcristales muy delgados son los ideales (espesor < 500 Å) y se deben tomar varias fotos con diferentes condiciones de focalización. Las imágenes se pueden comparar con las generadas/calculadas a partir de una estructura modelo y de unas condiciones de focalización determinadas. La imagen viene dominada por la presencia de átomos pesados ya que el factor de dispersión de los electrones varía mucho con el número atómico. También es importante recordar que la imagen que se graba es la proyección de la estructura a lo largo de la dirección del haz lo que conlleva problemas a la hora de la interpretación de las imágenes. No hay una forma directa de reconstruir la estructura tridimensional de un material a partir de una proyección determinada a lo largo de un eje. Por esto, los métodos para obtener las estructuras de compuestos a partir de imágenes TEM se basan en la comparación entre las imágenes observadas y las calculadas 34 mediante un modelo estructural, para unos tamaños/espesores de cristal y condiciones de focalización dadas. Figura TEM de la cordierita con una proyección de la estructura superpuesta. Se debe partir de un modelo estructural bastante aproximado y la optimización de las coordenadas atómicas dan errores mucho mayores que los métodos basados en difracción de R-X y de neutrones. El contraste que se observa en la microfotografías TEM se debe a las diferencias en el potencial electrostático en el cristal. Un ejemplo de microfotografía TEM se da en la figura 2.6. La cordierita es un silicato, (Fe,Mg) 2 Si 4 Al 5 O 18 que tiene canales amplios constituidos por anillos de seis tetraedros. La estructura ha sido determinada con datos de rayos-x de monocristal. Los agujeros son claramente visibles en la foto TEM (Figura 14.6). Otra limitación de la técnica TEM es que muchos materiales no sobreviven a las condiciones que existen en la cámara del microscópico: a) alto vacío y b) impacto de electrones acelerados. Muchas muestras se transforman ya que pueden perder el agua de hidratación o las moléculas orgánicas se pueden volatilizar o reaccionar. Sin embargo, esta técnica tiene una ventaja fundamental ya que permite mostrar los defectos en los materiales lo que es muy difícil de estudiar con otras técnicas. Figura Difracción de electrones de un cristalito de MgO (estructura cúbica centrado en las caras tipo NaCl) desde tres direcciones dif.). Como se comentó en la figura 14.1, algunos electrones que atraviesan la muestra son dispersados elásticamente (difractados). En la figura 14.7 se representan los difractogramas de electrones de un cristalito de MgO enfocando el haz de electrones desde tres direcciones diferentes. Esto se consigue experimentalmente, porque la muestra en el microscopio TEM se sitúa en un goniómetro que se puede girar dentro de unos límites. Así se consiguen difractogramas que pueden ser muy útiles para indexar celdas desconocidas ya que se pueden hacer los difractogramas de cristalitos seleccionados dentro de una matriz que puede ser polifásica. 45 14.3.Caracterización de defectos. La microscopía electrónica es la técnica ideal para estudiar los defectos en los sólidos reales. No solo las frontera de grano y discriminar entre fases, visto anteriormente, sino para entender los defectos en un rango muy amplio desde el orden de µm hasta escala casi atómica (nm). Se emplea tanto las técnicas SEM como la TEM o STEM. Figura Foto TEM mostrando dislocaciones en GaAs. Mediante ME se puede visualizar defectos puntuales (Frenkel y Schottky) así como los defectos lineales (o dislocaciones) siendo los más comunes las dislocaciones de borde y las dislocaciones en espiral. El estudio de estos defectos lineales es muy importante para entender la respuesta de los materiales a esfuerzos mecánicos principalmente en el caso de metales y aleaciones. En la figura 14.8 se muestra una foto TEM donde se observan dislocaciones en GaAs. En la figura 14.9 se muestra una foto SEM de un tubo de acero inoxidable tipo 304 que ha sufrido una fractura cercano a una soldadura debido a corrosión intergranular. Las microgrietas (defectos) son claramente visibles en el estudio que analizó el fallo de la aleación. Se han dado dos ejemplos de observación de defectos (dislocaciones y microgrietas) pero se pueden observar muchos más como límites de grano, entrecrecimiento de estructuras relacionadas, dislocaciones en espiral, maclas, etc. Figura Foto SEM mostrando una fractura por corrosión intergranular Microanálisis. También se conoce como AEM del inglés Analytical Electron Microscopy. Un microscopio electrónico analítico es generalmente un instrumento de transmisión equipado con unas bobinas para escanear la muestra y que permite los modos SEM y STEM. Además necesita equipamiento auxiliar por ejemplo para estudiar la emisión de rayos-x (la más común) aunque también se puede estudiar la luminiscencia o la distribución espectral de los electrones transmitidos EELS del inglés Electron Energy Loss Spectroscopy. La medida de los espectro de emisión de R- X es la más potente para dar análisis químicos elementales, de alta resolución, de una muestra sólida. Es una técnica muy similar a la fluorescencia de R-X en la que el estímulo son R-X de gran energía que excitan la muestra y se analiza la intensidad de los R-X característicos emitidos por la muestra pero que da la composición elemental de toda la muestra (global). Con el microanálisis se 56 puede obtener la composición elemental de los diferentes microcristalitos por lo que es muy fácil detectar las mezclas de fases. El bombardeo del espécimen con electrones produce la emisión de R-X característicos cuya energía depende del elemento presente (como en el tubo de rayos-x que se estudió en el tema anterior). Estos R-X se pueden detectar y ordenar en función de sus energías mediante el uso de cristales monocromadores o de un detector de estado sólido de dispersión en energía. Un ejemplo del espectro de emisión de R-X de una muestra se da en la Figura El óxido de Ti y Nb está montado sobre un porta de cobre por lo que las líneas propia del cobre salen con mucha intensidad. Además se detectan los picos característicos de Nb y Ti por lo que estos átomos están presente en la muestra. Más aun, de la intensidad de esos picos se puede determinar la relación atómica y por tanto la composición de esa fase. Para muestras de un espesor mayor que uno crítico (condición SEM) se cumple la siguiente expresión: C x =kzafi x ; dónde C x es la concentración del elemento x en la muestra, Figura Microanálisis de una muestra de Ti-Nb-O I x es la intensidad de una línea característica del elemento x, Z es una corrección del número atómica, A es una corrección de la absorción y F es una corrección de la fluorescencia. Para muestras muy delgadas (condición TEM) la ecuación que se emplea es: C x /C y =k x/y I x /I y (método de la relación). Ambos métodos necesitan estándares. Además, de obtener las estequiometría de las fases se pueden obtener más información. Se puede superponer la intensidad de una línea de emisión característica de un elemento sobre la imagen de barrido para mostrar la distribución de ese elemento en la muestra (conocido como mapa elemental). El trabajo analítico normalmente se restringe a elementos con Z>10 ya que la emisión de los átomos ligeros se absorbe en las ventanas de los detectores que aísla el vacío. Ahora se están utilizando un nuevo tipo de ventanas que permite el estudio cuantitativo hasta el C aunque las condiciones de trabajo son bastante severas y hay que tener el equipo muy bien mantenido. 6 Documentos relacionados
TEM TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) se ha convertido en un pilar fundamental en el repertorio de técnicas de caracterización de materiales nanoestructurados. Más detalles GUÍA DETALLADA DE LA DEMOSTRACIÓN
DEMO 6 Difracción de electrones GUÍA DETALLADA DE LA DEMOSTRACIÓN Introducción La naturaleza cuántica de los sistemas físicos, descritos por ondas de probabilidad, implica una relación entre su longitud Más detalles Interacción de los electrones con la materia:
Interacción de los electrones con la materia: Haz de electrones incidente SEM Análisis químico Electrones Rayos X Cátodoluminiscencia Electrones Auger Electrones SEM Electrones absorbidos TEM Electrones Más detalles Fundamentos de Caracterización de Materiales Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)
Imagen tomada del enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/imagen:simplesemandtem.jpg 1.- Microscopía electrónica de transmisión (TEM) -Se hace uso del carácter ondulatorio de los electrones con la posibilidad Más detalles Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) El microscopio electrónico de barrido - SEM- es el mejor método adaptado al estudio de la morfología de las superficies. A diferencia de un microscopio óptico que Más detalles Tema 3. Técnicas de caracterización de materiales cerámicos
Tema 3. Técnicas de caracterización de materiales cerámicos Qué técnicas físicas de caracterización estructural se utilizan en los materiales cerámicos? En general, los materiales cerámicos contienen una Más detalles MÉTODOS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
MÉTODOS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X Métodos de Fluorescencia de rayos X. Los espectros de rayos X característicos se excitan cuando se irradia una muestra con un haz de radiación X de longitud de onda Más detalles TEM: Microscopía electrónica de transmisión
TEM: Microscopía electrónica de transmisión Bajo voltaje Filamento Alto voltaje Ánodo Aperturas de condensadora Lente condensadora Muestra Lente objetivo Apertura de objetivo Apertura de selección de área Más detalles Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro
Puesta a punto del espectrómetro 1 Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro I) INTRODUCCIÓN II) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO III) ENFOQUE IV) MEDIDA DE ÁNGULOS DE DIFRACCIÓN V) USO DE LA REJILLA DE Más detalles Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio Práctica 9. Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES
Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES 1. Objetivos docentes Familiarizarse con las propiedades ópticas de refracción y reflexión de materiales transparentes. 2. Más detalles Espectrómetros de fluorescencia de rayos-x
Espectrómetros de fluorescencia de rayos-x Diseño básico de una espectrómetro de dispersión de energías y de un espectrómetro de dispersión de longitudes de onda (fundamentos) EDXRF con óptica 2D EDXRF Más detalles CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA.
CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA. I. OBJETIVO GENERAL Conocer y aplicar los fundamentos de la ESPECTROFOTOMETRÍA para la determinación de concentraciones en Más detalles TEMA 1: NOCIONES DE ESTADO SÓLIDO. La importancia de la estructura, el enlace y los estados electrónicos sobre las propiedades del material
TEMA 1: NOCIONES DE ESTADO SÓLIDO La importancia de la estructura, el enlace y los estados electrónicos sobre las propiedades del material Sólido: Substancias elásticas rígidas, es decir, substancias que Más detalles Centro de Ciencias de la Materia Condensada. Universidad Nacional Autónoma de México. Scanning Electron Microscopy (SEM)
Centro de Ciencias de la Materia Condensada Universidad Nacional Autónoma de México Scanning Electron Microscopy (SEM) PCeIM Fenómenos de Superficie Tatiana Lilia Avalos Rendón 26 Septiembre 2006 Introducción Más detalles Anexo I: ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIBLE
Anexo I: ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIBLE Conceptos previos Radiación electromagnética: es la propagación de energía a través del espacio sin soporte de materia, es decir, a través de ondas producidas Más detalles ABSORCIÓN DE RADIACIÓN QUÍMICA ANALÍTICA III
ABSORCIÓN DE RADIACIÓN QUÍMICA ANALÍTICA III Tipos Colorímetro Fotómetro Espectrofotómetro Componentes Fuentes de radiación Selectores de longitud de onda Recipientes para muestras Detectores de radiación Más detalles CAPÍTULO 2 TÉCNICAS DE DEPÓSITO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS
CAPÍTULO 2 TÉCNICAS DE DEPÓSITO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS 2.1 Introducción Las películas delgadas son capas de materiales delgados con espesores que van desde algunos cuantos nanómetros hasta Más detalles Física atómica y nuclear
Física atómica y nuclear Experimentos introductorios ualismo onda-partícula L Hojas de Física P6.1.5.1 ifracción de electrones en una red policristalina (ifracción de ebye-scherrer) Objetivos del experimento Más detalles MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS ATÓMICOS. Espectroscopía de Emisión Atómica Espectroscopía de Absorción Atómica
MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS ATÓMICOS Espectroscopía de Emisión Atómica Espectroscopía de Absorción Atómica MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS ATÓMICOS ESPECTROS DE LÍNEAS PARA DIFERENTES ELEMENTOS TRANSICIONES ELECTRÓNICAS Más detalles CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA. Grupo: Equipo: Fecha: Nombre(s):
CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARTE I: FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA Laboratorio de equilibrio y cinética Grupo: Equipo: Fecha: Nombre(s): I. OBJETIVO GENERAL Conocer y aplicar los fundamentos Más detalles Biología de Eucariotes. Practica 1 Microscopia
Biología de Eucariotes Practica 1 Microscopia Microscopios Partes del microscopio, cuidados y mantenimiento Naturaleza Microscopio Definición: son aparatos que en virtud de las leyes de formación de imágenes Más detalles Introducción a la Espectroscopía de Absorción Molecular Ultravioleta, Visible e Infrarrojo Cercano
ntroducción a la Espectroscopía de Absorción Molecular Ultravioleta, Visible e nfrarrojo Cercano ng. Carlos Brunatti Lic. Ana María Martín ntroducción Desde hace muchos años se ha usado el color como ayuda Más detalles Macroscopía y microscopía
Macroscopía y microscopía CONTENIDO MACROSCOPÍA. MICROSCOPÍA ÓPTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM). MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMICIÓN (TEM). Macroscopía MACROSCOPÍA: observación de un área Más detalles LA LUZ DE SINCROTRÓN. DOSIER EDUCATIVO Estudiantes de Bachillerato y ESO
LA LUZ DE SINCROTRÓN DOSIER EDUCATIVO 15 preguntas y respuestas que te ayudarán a conocer qué es el SINCROTRÓN ALBA, cómo funciona y para qué sirve Dosier educativo para estudiantes de Bachillerato y ESO Más detalles Principios básicos de Absorciometría
Principios básicos de Absorciometría Prof. Dr. Luis Salazar Depto. de Ciencias Básicas UFRO 2004 NATURALEZA DE LA LUZ MECÁNICA CUÁNTICA Isaac Newton (1643-1727) Niels Bohr (1885-1962) Validación del modelo Más detalles DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: CORROSIÓN POR CARBONATACIÓN. INFLUENCIA DEL ESPESOR Y CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO
DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: CORROSIÓN POR CARBONATACIÓN. INFLUENCIA DEL ESPESOR Y CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO Revista Cemento Año 6, Nº 25 Con frecuencia se comenta que el acero y el hormigón pueden Más detalles TÉCNICAS DE DIFRACCIÓN Y TERMOGRAVIMETRIA PARA LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE MATERIALES
TÉCNICAS DE DIFRACCIÓN Y TERMOGRAVIMETRIA PARA LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE MATERIALES AUTORÍA JORGE RODRIGUEZ FERNANDEZ TEMÁTICA ENSAYOS FÍSICOS DE MATERIALES ETAPA FORMACIÓN PROFESIONAL Resumen En Más detalles Tema 7: Técnicas de Espectroscopía atómica. Principios de espectrometría de Absorción y Emisión. Espectrometría de masas atómicas.
Tema 7: Técnicas de Espectroscopía atómica Principios de espectrometría de Absorción y Emisión. Espectrometría de masas atómicas. Espectroscopía Las técnicas espectrométricas son un amplio grupo de técnicas Más detalles TEMA 9: Microscopia de Efecto Túnel y Fuerza Atómica
TEMA 9: Microscopia de Efecto Túnel y Fuerza Atómica 9.1. Microscopias de sonda de barrido (SPM). 9.2. Técnicas SPM. 9.3 Microscopia de Efecto Túnel (STM). 9.4 Microscopia de Fuerza Atómica (AFM). 9.4.1 Más detalles 15/03/2010. Espectrofotometría INTRODUCCIÓN
Espectrofotometría Daniel Olave Tecnología Médica 2007 INTRODUCCIÓN Espectrofotometría Es la medida de la cantidad de energía radiante absorbida por las moléculas a longitudes de onda específicas. La espectrofotometría Más detalles PRÁCTICA 7 INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA
PRÁCTICA 7 INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA OBJETIVOS En esta práctica se tratarán aspectos de interés relacionados con la instrumentación básica utilizada en química, haciendo especial hincapié en la Más detalles Implementación de un sistema básico para Espectroscopia de gases atómicos ABSTRACT KEY WORDS RESUMEN
Implementación de un sistema básico para Espectroscopia de gases atómicos Heriberto Peña Pedraza Facultad de Ciencias Básicas. Departamento de Física Universidad de Pamplona Grupo de Investigaciones Ópticas Más detalles Capítulo 5.- Instrumentos para la medida práctica del color. sin usar el ojo humano, con las medidas tomadas por el instrumento. Existen tres tipos de
Instrumentos para la medida práctica del color- 1 - Capítulo 5.- Instrumentos para la medida práctica del color 5.1.-INTRODUCCIÓN Los modernos instrumentos colorimétricos están diseñados para proporcionar Más detalles PARA CAPTAR EL MUNDO MUY PEQUEÑO: LOS MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS
DESDE LA PATAGONIA DIFUNDIENDO SABERES - VOL. 5 - Nº 6-2007 ISSN 1668-8848 PARA CAPTAR EL MUNDO MUY PEQUEÑO: LOS MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS Las nanociencias y ciencias de materiales estudian tamaños ínfimos Más detalles ombre:... Comisión:...
Trabajo Práctico o 1: Trabajo Práctico º 1: Microscopía Microscopía Óptica ombre:... Comisión:... Objetivos 1. Reconocer las partes del microscopio. 2. Aprender las normas básicas para el manejo y cuidado. Más detalles DEPARTAMENTO DE : FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 14-15 OBJETIVOS Y CONTENIDOS NO ALCANZADOS EN FÍSICA 2º BACHILLERATO
El informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados se ha elaborado teniendo como referencia la ORDEN de 15 de diciembre de 2008, (Artículo 7).por la que se regula la evaluación de bachillerato en Más detalles ESTRUCTURAS CRISTALINAS (P2)
ESTRUCTURAS CRISTALINAS (P2) Objetivos - Visualización de estructuras de sólidos mediante el uso de modelos - Estudio de redes cristalinas basadas en ordenamientos de esferas de igual tamaño - Identificación Más detalles Aplicaciones Ultravioleta visible. Análisis Cuantitativo. 1. Determinacion directa 2. Determinacion mezclas Estudio de reacciones
plicaciones Ultravioleta visible nálisis Cuantitativo. 1. Determinacion directa 2. Determinacion mezclas Estudio de reacciones Cualitativo nálisis cuantitativo Calculo de la concentración por interpolación Más detalles FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPÍA
FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPÍA EMPLEANDO PHYSICSSENSORS Por: Diego Luis Aristizábal Ramírez, Roberto Restrepo Aguilar y Carlos Alberto Ramírez Martínez Profesores asociados de la Escuela de Física de la Más detalles SESIÓN 3: MICROSCOPIO TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES
SESIÓN 3: MICROSCOPIO TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES En esta sección se describen algunas de las características del microscopio compuesto. También la propiedad de las láminas planoparalelas de Más detalles PRÁCTICA 15 El espectrómetro de difracción
PRÁCTICA 15 El espectrómetro de difracción Laboratorio de Física General Objetivos Generales 1. Medir el rango de longitudes que detecta el ojo humano. 2. Analizar el espectro de emisión de un gas. Equipo Más detalles SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y MICROANÁLISIS DEL LIMF FACULTAD DE INGENIERÍA UNLP
Segundas Jornadas de Investigación y Transferencia - 2013 SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y MICROANÁLISIS DEL LIMF FACULTAD DE INGENIERÍA UNLP Kang, Kyung W., Echarri, Juan M., Llorente, Más detalles FÍSICA LAB. 8. la polarización. Comprender la técnica de análisis por espectroscopia. Visualización de los
FÍSICA LAB. 8 ÓPTICA FÍSICA Objetivos: Comprender y visualizar los espectros de difracción e interferencia y el fenómeno de la polarización. Comprender la técnica de análisis por espectroscopia. Visualización Más detalles Métodos de Caracterización de Nanomateriales
Métodos de Caracterización de Nanomateriales Tema 8 1 Tema 8: Métodos de caracterización de nanomateriales 8.1 Difracción de rayos X de polvo 8.2 Microscopías de sonda de barrido 8.3 Microscopía electrónica. Más detalles CI Politécnico Estella
SÍNTESIS PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO/ DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA GRUPO/CURSO: 2BT/2014-2015 MÓDULO / : FIS PROFESORA: NORA FRÍAS GIL 3.- CONTENIDOS: 3.1.- Enumera las Unidades Didácticas o Temas: 1ª 1 Más detalles Aplicaciones de la Difracción de rayos X. Apuntes y ejercicios
Aplicaciones de la Difracción de rayos X. Apuntes y ejercicios 1. FUNDAMENTOS 1.1 Espectro electromagnético y Rayos X. 1.2 Estado cristalino. 1.3 Interacción de los R-X con la materia. Difracción. 1.4 Más detalles Problemas. La interferencia constructiva se dará cuando se cumpla la ecuación
Problemas 1. Dos rendijas estrechas distantes entre si 1,5 mm se iluminan con la luz amarilla de una lámpara de sodio de 589 nm de longitud de onda. Las franjas de interferencia se observan sobre una pantalla Más detalles Práctica 4. Interferencias por división de amplitud
Interferencias por división de amplitud 1 Práctica 4. Interferencias por división de amplitud 1.- OBJETIVOS - Estudiar una de las propiedades ondulatorias de la luz, la interferencia. - Aplicar los conocimientos Más detalles Espectrofotometría UV- VIS
Universidad Central de Venezuela Facultad de Agronomía Departamento de Química y Tecnología Cátedra de Análisis de Productos Agrícolas I 1 09/03/2015 9:20 Prof. Fanny Molina 5 1 Rad Electromagnética o Más detalles Estado Sólido. Estado Sólido. Estado Sólido. Estado Sólido - + Sólidos cristalinos y sólidos amorfos
Sólidos cristalinos y sólidos amorfos Sólidos cristalinos: presentan un ordenamiento regular en el espacio Sólidos amorfos: no presentan el ordenamiento típico de los cristalinos Región cristalina Región Más detalles Técnicas analíticas para la determinación de arsénico: Espectrometría atómica Proyecto Arsénico II
Problemática y alternativas tecnológicas para la remoción de arsénico en la obtención de agua potable Técnicas analíticas para la determinación de arsénico: Proyecto Arsénico II Espectroscopía La espectroscopía Más detalles ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA MOLECULAR
ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA MOLECULAR INTRODUCCIÓN La fluorescencia es un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas por la absorción de radiación electromagnética. Las especies excitadas Más detalles C. Trallero-Giner CINVESTAV-DF (2010)
Dispersión Raman en Sólidos I. Introdución Notas históricas Detalles experimentales II. Dispersión de la luz Leyes de conservación Excitaciones elementales C. Trallero-Giner CINVESTAV-DF (2010) III. Aplicaciones Más detalles DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IEES SEVERO OCHOA TÁNGER FÍSICA SEGUNDO DE BACHILLERATO CONTENIDOS 1. Contenidos comunes: Utilización de estrategias
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IEES SEVERO OCHOA TÁNGER FÍSICA SEGUNDO DE BACHILLERATO CONTENIDOS 1. Contenidos comunes: Utilización de estrategias básicas de la actividad científica, tales como: el Más detalles Tema 5. Espectroscopias: Infrarroja, Ultravioleta-Visible, Absorción y Emisión Atómica
Tema 5. Espectroscopias: Infrarroja, Ultravioleta-Visible, Absorción y Emisión Atómica 5.1 Introducción 5.2 Espectroscopía del Infrarrojo (IR). 5.2.1 Fundamentos 5.2.2 Descripción de la técnica 5.2.3 Interpretación Más detalles UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA PROGRAMA DE ASIGNATURA PROGRAMA QUÍMICA FARMACÉUTICA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA PROGRAMA DE ASIGNATURA PROGRAMA QUÍMICA FARMACÉUTICA 200/ 2 / ASIGNATURA ANÁLISIS INSTRUMENTAL ÁREA O NÚCLEO TEMÁTICO BASICA CÓDIGO QSQ-387 SEMESTRE Más detalles INTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA
Pág. 1 de 11 INTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA Cuando se habla de reacciones nucleares se hace referencia a todo tipo de interacción con los núcleos atómicos. Un tema más general, que engloba Más detalles CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS FÍSICA
FÍSICA CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS FÍSICA CONTENIDOS: TEMA 1 FUNDAMENTOS MECÁNICOS 1.1.- Operaciones con vectores. Más detalles ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE. Mª Luisa Fernández de Córdova Universidad de Jaén
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE 1. Propiedades de la luz 2. Absorción de luz 2.1. Fenómeno de la absorción 2.2. Espectros de absorción molecular 2.3. Tipos de transiciones electrónicas 3. Ley de Lambert-Beer Más detalles Docente: Carla De Angelis Curso: T.I.A. 5º
ESPECTROFOTOMETRÍA Desde hace muchos años se ha usado el color como ayuda para reconocer las sustancias químicas; al reemplazar el ojo humano por otros detectores de radiación se puede estudiar la absorción Más detalles TEMA 8: Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS)
TEMA 8: Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS) 8.1 Descripción de la técnica. 8.2 Interacción de la radiación X sobre la materia. 8.3 Energía de enlace y ajuste químico. 8.4 Características de Más detalles RESUMEN DE INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA
Material de Apoyo Org. Celular y Tisular CERP Centro Prof. Alexander Cantou 2009 (Tomado de Actividades Prácticas Cátedra de Biología Celular Facultad de Ciencias) RESUMEN DE INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA Más detalles UNIDAD 4. Reparto entre dos disolventes. Separaciones por Extracción
UNIDAD 4 Reparto entre dos disolventes. Separaciones por Extracción Introducción En los análisis químicos es necesario, después de la toma de muestra y su disolución en el disolvente adecuado, aislar el Más detalles Este trabajo esta dividido en tres partes:
ASTROPALMA OBSERVATORIO DE TACANDE, LA PALMA Joan Genebriera CONTROL ÓPTICO DE UN OBJETIVO REFRACTOR DE 20 cm Objetivo 20 cm. f/15 Este trabajo esta dividido en tres partes: - Examen del Objetivo - Métodos Más detalles DEFECTOS E IMPERFECCIONES CRISTALINAS
DEFECTOS E IMPERFECCIONES CRISTALINAS Realmente no existen cristales perfectos sino que contienen varios tipos de imperfecciones y defectos, que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas Más detalles A.1. Demostrar las leyes de reflexión y refracción a partir del Teorema de Fermat.
Problemas de Ingeniería Óptica OPTICA GEOMETRICA A) Leyes fundamentales A.1. Demostrar las leyes de reflexión y refracción a partir del Teorema de Fermat. A.2. Considere el siguiente esquema de guía óptica, Más detalles MATERIAL 08 TEMA: COMPONENTES DE LOS INSTRUMENTOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ÓPTICOS
MATERIAL 08 TEMA: COMPONENTES DE LOS INSTRUMENTOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ÓPTICOS La espectroscopia puede ser de emisión, absorción, fluorescencia, o dispersión; según se emita, absorba, fluoresca, Más detalles TEMA 6 INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS Y SUS APLICACIONES EN ANÁLISIS AMBIENTAL
TEMA 6 INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS Y SUS APLICACIONES EN ANÁLISIS AMBIENTAL 1. INTRODUCCIÓN: ESPECTROS DE MASAS. Los espectros de masas se obtienen convirtiendo los componentes de una muestra Más detalles Principios Básicos. Fundamentos sobre el Tamaño de una Partícula
Principios Básicos Fundamentos sobre el Tamaño de una Partícula O.0001 O.001 O.01 O.1 1 10 100 1000 10000 Humo de tabaco Cenizas volantes Cemento Emulsiones poliméricas Pigmentos Polen Arena Virus Bacterias Más detalles TEMA 4 EL HAZ DE RADIACION
TEMA 4 EL HAZ DE RADIACION CSN- 2009 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ESPECTRO DE RAYOS X 3. FACTORES QUE MODIFICAN LA FORMA DEL ESPECTRO DE RAYOS X 3.1. Intensidad de corriente y tiempo de exposición 3.2. Material Más detalles Óptica. Medición de las líneas espectrales de gases nobles y vapores metálicos con un espectrómetro de red de difracción. LD Hojas de Física P5.7.2.
Óptica Espectrometría Espectrómetro de rejilla LD Hojas de Física Medición de las líneas espectrales de gases nobles y vapores metálicos con un espectrómetro de red de difracción Objetivos del experimento Más detalles Tema 2 Estructuras Cristalinas
Tema 2 Estructuras Cristalinas Para poder comprender las propiedades de los materiales, y poder por tanto seleccionar el material idóneo para una aplicación específica, se hace necesario comprender la Más detalles OTRAS APLICACIONES CON FIBRAS ÓPTICAS
APLICACIONES El campo de aplicación de las fibras ópticas es muy amplio y aumenta día a día. Algunas de las aplicaciones más importantes son: - Telecomunicaciones: En este apartado cabe incluir la red Más detalles 2.3. PARAMETROS CARACTERISTICOS DE LAS FIBRAS OPTICAS
Figura 2.3. Angulo límite de entrada. El mismo fenómeno se repite en la siguiente reflexión si el índice de refracción en todo el núcleo de la fibra es el mismo. De este modo, el rayo llegará al final Más detalles RESUMEN DE PROPIEDADES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS
RESUMEN DE PROPIEDADES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS 1. Pueden ser generadas por la aceleración de cargas eléctricas oscilantes con alta frecuencia. 2. Las ondas se desplazan a través del vacio con: B Más detalles Espectroscopia de absorción visible-ultravioleta
Práctica 6 Espectroscopia de absorción visible-ultravioleta Objetivo Parte A.- Comprobación de la Ley de Beer-Lambert y determinación del coeficiente de absorción molar para disoluciones acuosas de NiSO Más detalles Relación Problemas Tema 9: La luz y las ondas electromagnéticas
Relación Problemas Tema 9: La luz y las ondas electromagnéticas Problemas 1. Una onda electromagnética (o.e.m.) cuya frecuencia es de 10 14 Hz y cuyo campo eléctrico, de 2 V/m de amplitud, está polarizado Más detalles Qué es un Dispositivo Electroluminiscente
Qué es un Dispositivo Electroluminiscente La Electroluminiscencia es la emisión de luz por parte de un material cuando es sometido a la aplicación de un voltaje. La estructura básica de un Dispositivo Más detalles ESPECTROCOPÍA INFRARROJO. Introducción.
ESPECTROCOPÍA INFRARROJO Introducción. - La espectroscopia IR se basa en la medición de la absorción de energía luminosa en dicha región IR (rango de 0.8 a 500µm, aunque es el IR medio, de 2 a 15 µm, la Más detalles FARMACOPEA MERCOSUR: ESPECTROFOTOMETRÍA INFRARROJO
MERCOSUR /XLI SGT Nº 11/ P.RES. Nº 13/13 FARMACOPEA MERCOSUR: ESPECTROFOTOMETRÍA INFRARROJO VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N 31/11 del Grupo Mercado Común. CONSIDERANDO: Más detalles TEMA 08. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.
Félix C. Gómez de León Antonio González Carpena TEMA 08. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. Curso de Resistencia de Materiales y cálculo de estructuras. Índice. Introducción a los END. Presentación de los seis métodos Más detalles La Luz y las ondas electromagnéticas. La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones
La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones (96-E) a) Qué se entiende por interferencia de la luz? b) Por qué no observamos la interferencia de la luz producida por los dos faros de un automóvil? (96-E) Más detalles Análisis Instrumental FCEyN
Análisis Instrumental FCEyN Espectrometrías de Emisión Atómica Alejandro Leciñana 2015 Emisión Atómica Alternativas Llama Arco eléctrico / Chispa eléctrica Plasma Ventajas del Plasma como fuente atómica Más detalles Av. Albarellos 2662 1º piso CABA - Argentina (C1419FSQ)
FIBRA OPTICA Historia y evolución de un excelente medio de transmisión de datos. INTRODUCCIÓN Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no sólo se necesitan un computador, un módem y algunos Más detalles 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON 5.1.1 OBJETIVOS: Comprender los aspectos fundamentales de un interferómetro de Michelson. Más detalles TEMA 8 ESTRUCTURA CRISTALINA
Tema 8. Estructura cristalina 1 TEMA 8 ESTRUCTURA CRISTALINA Los sólidos pueden clasificarse: 1.- Por su ordenación: 1a. Sólidos amorfos: tienen una estructura desordenada. Sus átomos o moléculas se colocan Más detalles CAPITULO II. TEORIA Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO
CAPITULO II. TEORIA Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO 2.1 Los Rayos X Los Rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde unos 10nm hasta 0,001nm Más detalles Análisis elemental por fluorescencia de rayos X. Espectrómetro secuencial de WDXRF de sobremesa
Análisis elemental por fluorescencia de rayos X Espectrómetro secuencial de WDXRF de sobremesa El análisis elemental es una de las mediciones fundamentales más importantes realizadas para el control de Más detalles (AFM) Contenido. Introducción El principio físico. y operación Modos del AFM Comparación del AFM con otras técnicas
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) Lizbeth Ofelia Prieto López Centro de Ciencias de la Materia Condensada Contenido Introducción El principio físico y operación Modos del AFM Comparación del AFM con Más detalles 6. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA
6. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA 6.1. OBJETIVOS Medir la longitud de onda de las líneas espectrales emitidas en la región visible por varios gases altamente diluidos. Medir la constante de Rydberg a partir Más detalles ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: ULTRASONIDOS
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: Los ensayos mediante U.S. permiten la medida de espesores reales en servicio, espesores de películas protectoras, de pinturas, de recubrimientos, así como la localización y medida Más detalles TIPOS DE MICROSCOPIOS
TIPOS DE MICROSCOPIOS ÍNDICE 1. El microscopio óptico 3 1.1. El microscopio óptico compuesto 4 1.2. El microscopio óptico de contraste de fases 6 1.3. El microscopio óptico de campo oscuro 7 1.4. El microscopio Más detalles PRACTICA Núm. 1 EL MICROSCOPIO. Conocer sus partes y su función, así como el cuidado, manejo y utilidad en el Laboratorio de Microbiología.
PRACTICA Núm. 1 EL MICROSCOPIO I. OBJETIVO Conocer sus partes y su función, así como el cuidado, manejo y utilidad en el Laboratorio de Microbiología. II. INTRODUCCION El microscopio es indispensable en Más detalles Introducción al calor y la luz
Introducción al calor y la luz El espectro electromagnético es la fuente principal de energía que provee calor y luz. Todos los cuerpos, incluído el vidrio, emiten y absorben energía en forma de ondas Más detalles Crecimiento epitaxial
Crecimiento epitaxial EPITAXIA: es el crecimiento ordenado de una capa monocristalina que mantiene una relación definida con respecto al substrato cristalino inferior. Utilidad del crecimiento epitaxial: Más detalles El colector solar de placa plana (C.P.P)
Aplicaciones del Cobre / Energía Solar El colector solar de placa plana (C.P.P) El colector de placa plana se suele integrar en los llamados sistemas de energía solar de baja temperatura, los cuales se Más detalles Docente: Carla De Angelis Curso: T.I.A. 5º
POLARIMETRIA La polarimetría es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica producida sobre un haz de luz linealmente polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. La actividad Más detalles ESI-MALDI-TOF. El análisis por espectrometría de masas se realiza en cuatro etapas básicas:
ESI-MALDI-TOF Introducción Espectrometría de masas La espectrometría de masas es una técnica analítica en la que los átomos o moléculas de una muestra son ionizados, con mayor frecuencia positivamente, Más detalles CAPÍTULO 4 LITOGRAFÍA SIN MÁSCARA
CAPÍTULO 4 LITOGRAFÍA SIN MÁSCARA El proceso de litografía es una secuencia de pasos muy usados en la fabricación de dispositivos electrónicos, el objetivo es trazar un patrón en el material, que queda Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución