Source: https://www.scribd.com/document/348105193/Osciloscopio-Tektronix
Timestamp: 2018-10-17 14:06:46+00:00

Document:
EL OSCILOSCOPIO.doc
299007_28_Colaborativo2
Lab.2 -OSCILOSCOPIO COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA
PRACTICA 2 2 Completo
Consideraciones Teóricas Practica 2
tarea01_its_2015-2
generadordesealessenoenunmicrocontrolador-110407121558-phpapp02g
OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00
UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS (ZACATENCO).
ACADEMIA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DE LA SERIE TDS 1002
071-1068-00
Prefacio……………………………………………………………………………………………….. 3
Sistema de Ayuda ………………………………………………………………………………… 4
Convenciones………………………………………………………………………………………… 5
Procedimientos iniciales…………………………………………………………………… 5
Características generales……………………..…………………………………….………… 6
Instalación……………………………………………………………………………………………… 6
Cable de alimentación………..……………………………………………..………. 6
Prueba de funcionamiento ………………………………………………………… 7
Seguridad de la sonda …………………………………………………………………………. 7
Asistente de comprobación de sonda …………………………………………………. 7
Compensación de sonda manual ……………………………………………….………… 8
Valor de atenuación de sonda ……………………………………………………………. 8
Autocalibración………………………………………………………………………….…………… 9
Descripción de las funciones del osciloscopio …………………………… 9
Configuración del osciloscopio…………………………………………………………….… 9
Uso de la Autoconfiguración…………………………………………………..……… 10
Guardado de un configuración ……………………………………………..……… 10
Recuperación de una configuración………………………………………………… 10
Configuración predeterminada………………………………………………………… 10
Disparo……………………………………………………………………………………………………… 10
Fuente…………………………………………………………………………………………….. 11
Tipos…………………………………………………………………………………………….…… 11
Modos…………………………………………………………………………………………….… 11
Acoplamiento…………………………………………………………………………………… 12
Posición……………………………………………………………………………………………… 12
Pendiente y nivel……………………………………………………………………………… 12
Adquisición de señales …………………………………………………………………………… 12
Modos de adquisición………………………………………………………………………. 13
Muestreo………………………………………………………………………………………….. 13
Detección de picos …………………………………………………………………………. 13
Promediado …………………………………………………………………………………… 13
Base de tiempos …………………………………………………………………………… 13
Escalado y posicionamiento de onda……………………………………………………… 13
Escala y posición vertical………………………………………………………………… 13
Escala y posición horizontal: información de predisparo……………… 14
Presentaciones falsas en el dominio del tiempo…………………………… 14
Toma de medidas ………………………………………………………………………………… 15
Retícula…………………………………………………………………………………………… 15
Cursores ……………………………………………………………………………………….… 16
Cursores de voltaje …………………………………………………………………….… 16
Cursores de tiempo ………………………………………………………………………… 16
Automáticas……………………………………………………………………………………… 16
Fundamentos de uso…………………………………………………………………………… 16
Área de presentación……………………………………………………………………………… 17
Áreas de mensajes…………………………………………………………………………… 19
Uso de menú de sistema ……………………………………………………………………….… 19
Controles verticales …………………………………………………………..….………………… 20
Control horizontal……………………………………………………………………………………… 21
Controles de disparo ………………………………………………………………………………… 21
Botón de control del menú………………………………………………………………………… 22
Conectores…………………………………………………………………………………………………. 23
EJEMPLOS DE APLICACIÓN.……………………………………………………………….… 24
Toma de medidas sencillas………………………………………………………………….. 24
Uso de la Autoconfiguración ……………………………………………………………. 24
Toma de medidas automáticas…………………………………………………………. 24
Medición de dos señales…………………………………………………………………..… 25
Toma de medidas con el cursor …………………………………………………………. 27
Medición de la amplitud de oscilación………………………………………………… 27
Medición del ancho de pulso ……………………………………………………………. 28
Adquisición………………………………………………………………………………………………. 29
Muestreo…………………………………………………………………………………………….. 29
Detección de picos…………………………………………………………………………….. 29
Promediado ………………………………………………………………………………………. 31
Autoconfigurar.………………………………………………………………………………….. 31
Onda sinusoidal ………………………………………………………………………………… 32
Cursores……………………………………………………………………………………………………. 33
Configuración predeterminada…………………………………………………………. 34
Pantalla…………………………………………………………………………………………………….. 34
Ayuda……………………………………………………………………………………………………….. 36
Horizontal…………………………………………………………………………………………………. 36
Mandos y botones……………………………………………………………………………………. 37
Funciones matemática……………………………………………………………………….. 38
Medidas……………………………………………………………………………………………………. 38
Comprobación de sonda…………………………………………………………………………… 39
Controles…………………………………………………………………………………………………. 40
Formas de onda ………………………………………………………………………………………. 40
Utilidades………………………………………………………………………………………………… 41
Vertical……………………………………………………………………………………………………. 42
Mandos……………………………………………………………………………………………………. 42
Configuración de la onda en dominio del tiempo…………………………………. 43
Experiment 1…………………………………………………………………………………………. 45
Este documento es parte del manual y contiene información de funcionamiento
para el osciloscopio de almacenamiento digital de la serie TDS 1012. Comprende
 El capítulo procedimientos iniciales describe brevemente las características
del osciloscopio y proporciona instrucciones de instalación.
 El capítulo Descripción de funciones del osciloscopio, describe la operación y
funciones básicas del osciloscopio. Configuración del osciloscopio, disparos,
adquisición de datos, escalado y posicionamiento de formas de ondas y
forma de medidas.
 El capítulo Fundamentos de uso abarca los principios operativos del
 El capítulo Ejemplos de aplicación incluye ejemplos de una amplia
diversidad de medidas que ayudarán a resolver sus propios problemas de
 El capítulo Referencias describe las selecciones o el rango de valores
disponibles por opción.
El osciloscopio cuenta con un sistema de ayuda con temas que abarcan todas las
características del osciloscopio.
 Información general sobre el conocimiento y uso del osciloscopio, como el uso del
 Información sobre menús y controles específicos como el control de posición vertical.
 Asesoramiento sobre problemas a los que puede enfrentarse al utilizar un osciloscopio.
Como la reducción de ruidos.
Hay tres maneras de buscar la información: Ayuda sensible al contexto,
hipervínculos y un índice.
El osciloscopio muestra información sobre el último menú en pantalla al pulsar
AYUDA. El LED de desplazar ayuda situado bajo el mando POSICIÓN
HORIZONTAL se ilumina para indicar la función alternativa del mando. Si el tema
utiliza más de una página, gire el mando DESPLAZAR AYUDA para pasar de una
página a otra del tema.
La mayoría de los temas de Ayuda contienen frases marcadas con paréntesis
angulares, como <Autoconfiguración>. Corresponde a vínculos con otros temas.
Gire el mando DESPLAZAR AYUDA para desplazar el resultado de un vínculo a
otro. Pulse el botón de opción Mostrar tema para observar el tema
correspondiente al vínculo resaltado. Pulse el botón de opción Atrás para volver
al tema anterior.
Pulse el botón de AYUDA del panel frontal y a continuación el botón de la opción
índice. Pulse los botones de opción Página anterior o Página siguiente hasta
encontrar la página del tema que le interese consultar. Gire el mando desplazar
ayuda hasta resaltar un tema de ayuda, pulse el botón de opción Mostrar tema.
Nota. Pulse el botón de opción Salir o un botón del menú cualquiera para
eliminar el texto de ayuda de la pantalla y volver a las formas de onda que se
 Los botones del panel frontal, mandos y conectadores aparecen en mayúsculas. Por
ejemplo AYUDA, IMPRIMIR.
 Las opciones de menú aparecen con la primera letra de cada palabra en Mayúscula.
Por ejemplo: Det. Pico. Ampliar Ventana
Nota. Los botones de opción de denominan también botones de pantalla, botones
de menú lateral, botones de bisel o teclas programables.
 El delimitador separa una serie de pulsaciones de botón. Por ejemplo. UTILIDADES
 Opciones  RS – 232 significa que hay que pulsar primero el botón UTILIDADES,
luego el de Opciones y finalmente el botón de opción RS -232.
OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Procedimientos iniciales Los osciloscopios de almacenamiento digital de la serie TDS 1000 es un paquete ligero y pequeño de superficie de trabajo que se puede utilizar para tomar medidas con referencia a tierra.0 GS/s Monocromática  Sistema de ayuda sensible al contexto  Pantalla LCD monocromática  Selección de ancho de banda de 20 MHz  Longitud de registro de 2500 puntos por canal  Menú de Autoconfiguración  Asistente de comprobación de sonda  Cursor con lecturas  Lectura de frecuencia de disparo  Once medidas automáticas  Forma de onda promediada y detección de picos  Doble base de tiempo  Transformación rápida de la Serie de Fourier (FFT)  Capacidad de disparo por ancho de pulso  Capacidad de disparo de video con disparo de selección de línea  Disparo externo Página 6 . Características generales Modelo Canales Ancho de banda Velocidad de Pantalla muestreo TDS 1002 2 60 MHz 1. En cualquier momento se puede pulsar el botón UTILIDADES y seguidamente el botón de opción idioma para seleccionar el deseado. También se pueden realizar las siguientes tareas:  Instalar el producto  Llevar a cabo un prueba de funcionamiento  Realizar una comprobación de sonda y compensar sondas  Igualar el factor de atenuación de sonda  Utilizar la rutina de autocalibración Nota. Puede seleccionar un idioma al encender el osciloscopio.
y Centronics con el módulo de expansión para comunicaciones TDS2CMA opcional  Interfaz de usuario en diez idiomas seleccionables Instalación Cable de alimentación Utilice cables de alimentación diseñados para el osciloscopio. Prueba de funcionamiento Realice esta prueba rápida para verificar que el osciloscopio funcione correctamente. Página 7 . Espere a que la pantalla muestre que se han superado todas las pruebas de encendido. En unos minutos debe ver en la pantalla una onda cuadrada de aproximadamente 5 V de pico a pico a 1 KHz. Para evitar descargas eléctricas al usar la sonda. 3. Pulse el botón CONFIG. Conecte la punta de la sonda y el cable de referencia a los conectadores COMP SONDA. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00  Configuración y almacenamiento de formas de onda  Presentación de persistencia variable  Puertos RS–232. Utilice una fuente de alimentación que entregue de 90 a 264 VCArms. alinee la ranura del conector de la sonda con la llave del BNC de CH 1. Establezca el conmutador de la sonda P2200 en 10X y conecte la sonda al canal 1 del osciloscopio. GPIB. Para ello. evite tocar las partes metálicas de la cabeza de la sonda mientras está conectada a una fuente de voltaje. PREDETER. para mostrar el canal 2. Pulse el botón AUTOCONFIGURAR. Presione hasta conectar y gire a la derecha para fijar la sonda en su sitio. Para evitar descargas eléctricas al usar la sonda. El valor de atenuación predeterminado para la opción Sonda es 10X. Conecte la Terminal de tierra de la sonda del osciloscopio a tierra antes de que inicie a tomar medidas. de 45 a 66 Hz. pulse el botón CH 2. mantenga los dedos detrás de la protección del cuerpo de sonda. Encienda el osciloscopio. ADVERTENCIA. Pulse el botón MENU CH 1 dos veces para eliminar el canal 1. 2. Seguridad de la sonda La protección alrededor del cuerpo de la sonda protege los dedos de descargas eléctricas. 1.
Compruebe el aspecto de la forma de de onda. Después de verificar que la sonda funciona correctamente. Conecte la sonda a un conectador BNC de canal. conecte la sonda al BNC de DISP. Debe llevar a cabo esta comprobación cada vez que conecte una sonda a un canal de entrada. pulse el botón COMPROBAR SONDA. Si es necesario ajuste la sonda. no funciona con el BNC del panel frontal DISP. el osciloscopio presentará en pantalla instrucciones de ayuda para guiarle en la resolución de estos problemas. asegure una conexión correcta insertando firmemente la punta en la sonda. El osciloscopio presentará un mensaje “OK” en la parte inferior de la pantalla. Establezca el conmutador de la sonda P2200 en 10X y conecte la sonda al canal 1 del osciloscopio. Muestre el canal y pulse el botón AUTOCONFIGURAR. y a establecer el factor de atenuación de sonda en el menú vertical de canales (por ejemplo. 2. Siga estos pasos: 1. El asistente también ayuda a ajustar la compensación de sonda (que por lo general se ajusta con un tornillo situado en el cuerpo de la sonda). como CH1. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Asistente de comprobación de sonda Puede utilizar el asistente de comprobación de sonda para verificar rápidamente que la sonda funciona correctamente. Pulse el botón COMPROBAR SONDA y siga las instrucciones indicadas en pantalla. Para compensar una sonda conectada al BNC del panel frontal DISP EXT. La comprobación de sonda es de utilizad para las sondas 1X. y la entrada sonda del menú VERICAL del osciloscopio se ha establecido para que coincida con la sonda. EXT. 4. 3. 3. En caso contrario. Establezca la opción de atenuación de sonda de menú del menú de canales en 10X. 2. NOTA. Compensación de sonda manual Como método alternativo a la comprobación de sonda. el menú que aparece al pulsar el botón MENU CH1). 1. Para utilizar el asistente de comprobación de sonda. EXT. Si la sonda se ha conectado y compensado correctamente. Conecte la punta de la sonda al conectador 5V de COMP SONDA y el cable de referencia al conectador de tierra. Repita las veces que sea necesario. 10X y 100X. puede realizarse este ajuste en forma manual para hacer coincidir la sonda con el canal de entrada. Si usa la punta de gancho de la sonda. Página 8 .
Puede ejecutar la rutina en cualquier momento. Descripción de las funciones del osciloscopio Se incluye información sobre lo que es necesario saber antes de utilizar un osciloscopio con eficacia.  Configuración del osciloscopio  Disparo  Adquisición de señales (formas de onda) Página 9 . asegure establecer el conmutador en 10 Autocalibración La rutina de autocalibración permite mejorar rápidamente el trayecto de la señal del osciloscopio para obtener la máxima precisión en las mediciones. Debe conocer las siguientes funciones del mismo. la sonda P2200 limita el ancho de banda del osciloscopio a 6 MHz. NOTA. pulse el botón UTILIDADES. El valor predeterminado para la opción Sonda es 10X. seleccione la opción Autocalibrado y siga las indicaciones dadas en pantalla. Como método alternativo a la comprobación de la sonda. desconecte las sondas o los cables de los conectadores de entrada del panel frontal. Los valores del conmutador son 1X y 10X. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Valor de atenuación de sonda Existen sondas con distintos factores de atenuación que afecten a la escala vertical de la señal. pero debe hacerlo siempre que la temperatura ambiente cambie 5º C o más. Cuando el conmutador de atenuación está establecido en 1X. Asegure de que el conmutador de atenuación de la sonda P2200 coincide con la opción Sonda del osciloscopio. puede pulsar un botón de menú vertical (como el botón MENU CH 1) y seleccionar la opción Sonda que coincida con el factor de atenuación de la sonda. Para compensar el trayecto de una señal. La función de comprobación de sonda verifica que la opción de atenuación de sonda coincide con la atenuación de la sonda. Para utilizar el ancho de banda completo del osciloscopio. Seguramente. NOTA.
el osciloscopio recupera automáticamente dicha configuración. Para guardar permanentemente hasta diez configuraciones distintas. escala horizontal y disparo. Esta es la configuración predeterminada. Muestra además varias medidas automáticas en el área de retícula. Esta función ajusta automáticamente los valores de escala vertical. La próxima vez que lo encienda. Uso de la Autoconfiguración Con la función de Autoconfiguración obtiene una presentación estable de forma de onda. Configuración predeterminada El osciloscopio está configurado para la operación normal cuando se envía desde la fábrica. Recuperación de una configuración El osciloscopio puede recuperar la última configuración guardada antes de apagarlo. Puede analizar el menú ALM. Cualquiera de las configuraciones guardadas o la configuración predeterminada. Configuración del osciloscopio Debe familiares con tres funciones que es posible que tenga que utilizar a menudo al trabajar con el osciloscopio: Autoconfiguración./REC. Guardado de un configuración El osciloscopio guarda la configuración actual si se espera cinco minutos para apagar el osciloscopio una vez realizado el último cambio. Para recuperar esta Página 10 . en función del tipo de señal. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00  Escalado y posicionamiento de formas de onda  Medición de formas de onda En la figura siguiente se muestra un diagrama de bloques de las distintas funciones del osciloscopio y la relación entre ellas. guardado de una configuración y recuperación de una configuración.
Para obtener descripciones específicas del osciloscopio. Adquiere datos suficientes para llenar la parte del registro de forma de onda a la izquierda del punto de disparo. 4. 3. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 configuración. Esto se denomina también predisparo. sigue adquiriendo datos mientras espera a que se produzca la condición de disparo. PREDETER. Muestra la forma de onda recién adquirida. Detecta la condición de disparo. al BNC DISP. Cuando se configura correctamente el disparo. el osciloscopio convierte las presentaciones inestables o las pantallas en blanco en formas de onda descriptivas. o a la línea de alimentación de CA (disponible solo en disparos por flanco). Fuente Puede utilizar las opciones de fuente de disparo para seleccionar la señal que el osciloscopio utilizará como disparo. La fuente puede ser cualquier señal conectada a un BNC de canal. Tipos El osciloscopio ofrece tres tipos de disparo: por flanco. Siga estos pasos. consulte el capítulo Fundamentos de uso. 1. Página 11 . 5. NOTA. por video y por ancho de pulso. UNICA para iniciar una adquisición. pulse el botón CONFIG. Configuración Predeterminada. En el caso de los disparos por flanco y por pulso. Sigue adquiriendo datos hasta completar el registro de forma de onda. Para ver los valores predeterminados consulte el Apéndice D. Disparo El disparo determina el momento en que el osciloscopio empieza a obtener datos y presentar una forma de onda. EXT. el osciloscopio cuenta la velocidad a la que se producen los eventos de disparo para determinar la frecuencia de disparo. Al pulsar los botones ACTIVAR/PARAR o SEC. 2. que muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.
No afecta al límite de banda ni al acoplamiento de la señal mostrada en la pantalla. UNICA del panel frontal. Página 12 . pulse y mantenga pulsado el botón VER SEÑAL DISPARO. Para utilizar el acoplamiento de disparo. Seleccione un disparo por flanco o por pulso y una opción de acoplamiento. Los modos son automáticos y normales. Posición El control de posición horizontal establece el tiempo en que transcurre el disparo y la línea central de la pantalla. Para realizar una adquisición de secuencia única. Consulte escalas y posición horizontal: información de predisparo en la página 12 para obtener más información sobre el uso de este control para establecer la posición del disparo. pulse el botón SEC. pulse el botón de MENU DISPARO. Para ver la señal condicionada que se pasa al circuito de disparo. La opción pendiente (solo en el tipo de disparo por flanco) determina si el osciloscopio busca el punto de disparo en el flanco ascendente o de bajada de una señal. Esto puede ayudar a obtener un presentación estable de la forma de onda. El mando NIVEL DISPARO controla el lugar del flanco en que se produce el punto de disparo. NOTA. Pendiente y nivel Los controles Pendiente y Nivel ayudan a definir el disparo. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Modos Puede utilizar un modo de disparo para definir la manera en que el osciloscopio adquiere los datos cuando no detecta una condición de disparo. El acoplamiento de disparo afecta solo a la señal pasada al sistema de disparo. Acoplamiento Puede utilizar las opciones de acoplamiento de disparo para filtrar la señal que va a pasar al circuito de disparo.
utilice el mando SEC/DIV. Modos de adquisición Existen tres modos de adquisición: de muestreo. que podrían haberse perdido en el modo de muestreo. Detección de picos. Esto puede dar como resultado representaciones falsas y provocar la pérdida de pulsos estrechos. En este modo de adquisición. y utiliza dichos valores para presentar pulsos estrechos. el osciloscopio la convierte en una forma digital y presenta una forma de onda. En tales casos. Muestreo. Promediado. Página 13 . el osciloscopio busca los valores más alto y más bajo de la señal de entrada en cada intervalo de muestreo. El modo de adquisición define la maneta en que la señal se digitaliza y en que ajuste de la base de tiempo afecta al margen de tiempo y al nivel del detalle de la adquisición. En este modo de adquisición. el osciloscopio realiza muestreos de la señal a intervalos regulares para generar la forma de onda. el osciloscopio adquiere varias formas de onda. La base de tiempos permite controlar la frecuencia con que se digitalizan los valores. de detección de picos y promediado. En este modo de adquisición. Sin embargo este modo no adquiere las variaciones rápidas de señal que se puedan producir entre muestreos. las promedia y presenta la forma de onda resultante. Para ajustar la base de tiempos en una escala horizontal que se adapte a su propósito. Este modo representa la señal con mayor exactitud la mayor parte del tiempo. El ruido podría ser mayor en este modo. Se puede utilizar este modo para reducir el ruido aleatorio. debe utilizarse el modo de detección de picos para adquirir datos. Base de tiempos. El osciloscopio digitaliza formas de onda adquiriendo el valor de una señal de entrada en distintos puntos. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Adquisición de señales Cuando se adquiere una señal.
Se produce una representación falsa (aliasing) cundo el osciloscopio no realiza muestreo de la zona con rapidez suficiente como para generar un registro de forma de onda exacto. aumenta o se reduce el tamaño de la presentación de la forma de onda. después del disparo o parte y parte. Por ejemplo. La presentación de forma de onda se contrae o expande con respecto al nivel de tierra. el osciloscopio muestra una forma de onda de frecuencia inferior a la forma de onda real de entrada. excepto cuando se utiliza Definir Ventana. hacia abajo. Presentaciones falsas en el dominio del tiempo. quizás. Al cambiar la escala. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Escalado y posicionamiento de onda Puede cambiar la presentación de las formas de onda ajustando su escala y posición. Al cambiar la posición. La escala horizontal de todas las formas de onda se cambian girando el mando SEC/DIV. Puede cambiar la escala vertical de una forma de onda. Puede cambiar la posición vertical de la forma de onda desplazándola hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. El indicador señala el nivel de tierra del registro de forma de onda. puede alinear una forma de onda con otra o varias formas de onda unas encima de otras. Escala y posición vertical. la forma de onda se desplaza hacia arriba. debes disparar sobre el espurio y aumentar el periodo de predisparo para capturar datos antes del disparo. dispara y presenta una forma de onda inestable. se cambia en realidad el tiempo transcurrido entre el disparo y la línea central de la pantalla (lo que parece desplazar la forma de onda a la derecha o a la izquierda de la pantalla). o bien. si deseas buscar la causa de un espurio en el circuito de prueba. puede que desee ver un ciclo de una sola forma de onda para medir el sobre impulso en el flanco ascendente. A continuación puede analizar los datos de predisparo y. a la derecha o a la izquierda. Cuando esto sucede. Dado que todas las formas de onda activas utilizan la misma base de tiempos. Cuando se cambia la posición horizontal de una forma de onda.. buscar la causa del espurio. Por ejemplo. para ver datos de forma de onda antes del disparo. el osciloscopio muestra solo un valor para todos los canales activos. El indicador de referencia de canal (situado a la izquierda de la retícula) identifica cada forma de onda en la presentación. Escala y posición horizontal: información de predisparo Puede ajustar el control POSICION HORIZONTAL. El osciloscopio muestraza escala horizontal como tiempo por división en la lectura de la escala. Para comparar datos. Página 14 .
puede que tenga una representación falsa. Si la forma de la onda cambia drásticamente. Los modelos de osciloscopios con anchos de banda de 60 MHz o de 100 MHz realizan muestreos a velocidades de hasta un gigamuestra por segundo (GS/s). Este modo realiza muestreos de los valores más altos y más bajos para que el osciloscopio pueda detectar las señales más rápidas. puede que se produzca una representación falsa. Si la frecuencia de disparo es más lenta la prueba no es de utilidad. Si la forma de la onda cambia drásticamente. las velocidades de muestreo máximas equivalen por lo menos a diez veces el ancho de banda. el osciloscopio debe realizar muestreos de la señal a una velocidad superior al doble de la del componente de frecuencia más alta de la señal. puede que tenga una representación falsa o una forma de onda que cruza el nivel de disparo varias veces. Para evitar representaciones falsas. Si la frecuencia de disparo sigue siendo más rápida que lo que indica la presentación. En ambos casos. El examen de la forma de onda debe permitir identificar si la forma de la señal va a permitir un solo cruce de disparo por ciclo. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 El osciloscopio representa señales con exactitud. La frecuencia más alta que la velocidad de muestre del osciloscopio puede teóricamente representar la correspondiente a la frecuencia Nyquist. Modelos con anchos de banda de 200 MHz realizan muestreos a velocidades hasta 2 GS/s. pero esto se ve limitado por el ancho de banda del osciloscopio y la velocidad de muestreo.  Si la frecuencia de disparo es más rápida que la información de pantalla. Existen varias formas de comprobar la existencia de una representación falsa:  Gire el mando SEC/DIV para cambiar la escala horizontal. puede que se produzca una representación falsa.  Seleccione el modo de adquisición de detección de picos. La velocidad de muestreo se denomina velocidad de Nyquist y equivale al doble de la frecuencia de Nyquist. Página 15 . Las velocidades de muestreo altas permiten reducir la posibilidad de representaciones falsas.
que siempre aparecen de dos en dos y ver sus valores numéricos en las lecturas de pantalla. Retícula Este método permite hacer un cálculo rápido visual. Los cursores de voltaje aparecen como líneas horizontales en la presentación y miden los parámetros verticales. Existen dos tipos de cursores: de voltaje y de tiempo. Puede utilizar la retícula. Toma de medidas El osciloscopio muestra gráficos comparativos de voltaje y tiempo que pueden ayudar a medir la forma de onda presentada. Cursor de voltaje. Cuando utilice los cursores. Compárela con la lectura de frecuencia de disparo que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. asegúrese de establecer la fuente de la forma de la onda en la presentación que desea medir. Página 16 . podría mirar la amplitud de la forma de onda y determinar que es ligeramente superior a 100 mV. los cursores o una medida automatizada. Existen varias maneras de tomar medidas. y sabe que el factor de escala es 100 mV/división. puede que se haya producido una representación falsa. Por ejemplo. puede calcular el voltaje pico a pico de la manera siguiente: 5 divisiones x 100 mV/división = 500 Mv Cursores Este método permite tomar medidas mediante el desplazamiento de los cursores. Para utilizar los cursores pulse el botón CURSORES. Por ejemplo. se han contado cinco divisiones verticales mayores entre los valores mínimos y máximo de una forma de onda. Puede tomar medidas sencillas contando las divisiones mayores y menores incluidas en la retícula y multiplicando el resultado por el factor de escala. utilice la retícula o los cursores para calcular la frecuencia de la forma de onda que se muestra. Si difieren mucho. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00  Si la señal que observa es además la fuente de disparo.
Las lecturas se actualizan periódicamente a medida que el osciloscopio adquiere nuevos datos. El menú MEDIDAS puede tomar hasta cinco medidas automáticas. Fundamentos de uso El panel frontal se divide en áreas de funciones de uso sencillo. Dado que estas medidas usan los puntos de registro de la forma de onda. En este estado se caso omiso de todos los disparos. son más exactas que las medidas de retícula o de cursores. Modelo de dos canales. Se verá la aplicación de los controles y la información que se presenta en pantalla. Automáticas. La figura siguiente muestra el panel frontal. el osciloscopio realiza todos los cálculos. Las medidas automáticas utilizan lecturas para mostrar los resultados de la medición. 1. Estado de dispara que indica lo siguiente: Armado. 2. Área de presentación Además de mostrar formas de onda. Cuando se toman medidas automáticas. la pantalla se llena con detalles sobre los valores de control de la forma de onda y el osciloscopio. Los cursores de tiempo aparecen como líneas verticales en la presentación y miden los parámetros horizontales. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Cursores de tiempo. El osciloscopio adquiere datos de predisparo. Modo de muestreo Modo de detección de picos Modo promediado. Página 17 . Iconos que muestra el modo de adquisición.
Gire el mando POSICIÓN HORIZONTAL. Completa. Explor. 3. Adquisición. Página 18 . Marcador que muestra la posición de disparo horizontal. hasta ajustar la posición del marcador. Autom. El osciloscopio ha enviado un disparo y está adquiriendo los datos postdisparo. Disparado. El osciloscopio se encuentra en modo de disparo y adquiere formas de onda en ausencia de disparo. El osciloscopio ha completado una adquisición de secuencia única. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Preparado. Se han adquirido todos los datos de predisparo y el osciloscopio está preparado para aceptar un disparo. Parar. El osciloscopio adquiere y muestra datos de forma de onda continuamente en modo de exploración. El osciloscopio ha interrumpido la adquisición de datos de la forma de la onda.
13. 7. Para RETENCIÓN DISPARO. Icono que muestra el tipo de disparo seleccionado de la manera siguiente. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 4. Lectura que muestra el valor numérico del nivel de disparo por flanco. Lectura que muestra el tiempo en la línea central de la retícula. 6. 12. Marcadores de pantalla que muestran los puntos de referencia a tierra de las formas de onda mostradas. Si no hay ningún marcador. Página 19 . 16. vaya al menú HORIZONTAL. El área de presentación muestra mensajes útiles: algunos solo se muestran en pantalla solo por tres segundos. Un icono Bw indica que el canal tiene un ancho de banda. Áreas de mensajes El osciloscopio muestra un área de mensajes (punto 15 anterior) en la parte inferior de la pantalla que transmite los tipos de información siguiente:  Instrucciones para acceder a otro menú. 11. o por ancho de pulso.00 V 500s. Lectura que muestra el ajuste de la base de tiempos de ventana si se utiliza. 9. El tiempo de disparo equivale a cero. Si recupera una forma de onda guardada. 8. la lectura muestra información sobre la forma de onda de referencia como ref. Marcador que muestra el nivel de disparo por flanco. 5. 15. 14. Un icono de flecha indica que la forma de onda está invertida. A 1. Lectura que muestra el ajuste de la base de tiempos principal. Lectura que muestra la fuente utilizada para el disparo. Lectura que muestra la frecuencia de disparo. no se muestra el canal. 10. como cuando se pulsa el botón MENÚ DISPARO. Lecturas que muestran los factores de escala vertical de los canales.
las opciones cambian: Por ejemplo al pulsar el botón superior en el menú ALM/REC. Por ejemplo. el osciloscopio muestra el menú correspondiente en el extremo derecho de la pantalla.  Lista circular: El osciloscopio establece el parámetro de otro valor cada vez que se pulsa el botón de opción. botones de menú laterales. como cuando se pulsa el botón MEDIDAS. Uso de menú de sistema La interfaz de usuario de los osciloscopios de la serie TDS 1000 se ha diseñado para simplificar el acceso a funciones especializadas a través de la estructura de menús. Por ejemplo. El osciloscopio utiliza un botón distinto por opción. Cada vez que se pulsa el botón superior. PREDETER: Se ha recuperado la configuración predeterminada en fábrica. al pulsar el botón de menú PANTALLA y seguidamente. La opción seleccionada actualmente aparece resaltada. como cuando se pulsa el botón AUTOCONFIGURAR: Onda o pulso cuadrado detectado en CH1.  Acción: El osciloscopio muestra el tipo de acción que se va a producir inmediatamente al pulsar un botón de botón de acción. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00  Sugerencia de lo que podría hacer a continuación. Página 20 . como cuando se pulsa el botón CONFIG.  Información sobre la acción que el osciloscopio ha realizado. Pulse el botón de pantalla para cambiar la medida. El menú muestra las opciones que están disponibles al pulsar directamente los botones de opción sin identificar de la parte derecha de la pantalla (puede que parte de la documentación se refiera a estos botones como botones de pantalla. El osciloscopio muestra cuatro métodos para mostrar opciones de menú:  Selección (submenús) de página: En algunos menús puede utilizar el botón de opción de la parte superior para elegir dos o tres submenús. El osciloscopio muestra las distintas opciones de modo de adquisición para seleccionar una opción pulse el botón correspondiente. el botón de opción Aumentar Contraste. puede pulsar el botón MENU CH 1 y a continuación. Cuando se pulsa un botón del panel frontal.  Radio. botones de bisel o teclas programables). el botón de opción superior para recorrer las opciones de acoplamiento (de canal) vertical. Por ejemplo. el osciloscopio recorre los submenús Controles y Señales. el osciloscopio cambia inmediatamente el contraste. al pulsar el botón de menú ADQUISICION.  Información sobre la forma de onda..
cambie la posición horizontal y vuelva a girar el mando SEC/DIV hasta el valor anterior. gire el mando SEC/DIV hasta un valor más alto. NOTA. POSICION. Ajuste la posición horizontal de todas las formas de onda matemáticas y de canal. Página 21 . Sitúa verticalmente la forma de onda. Para hacer un ajuste de gran tamaño a la posición horizontal. Al mostrar y utilizar cursores. Menú MATEM. CH2). La resolución de este control varía en función del ajuste de la base de tiempos. VOLTS/DIV (CH1. Al consultar temas de Ayuda. Muestra el menú de operaciones matemáticas de forma de onda y también puede utilizarse para activar y desactivar la forma de onda matemática. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Controles verticales POSICION de CURSOR 1 Y CURSOR 2 PARA CH 1 Y CH 2. y activa y desactiva la presentación de la forma de onda del canal. MENU CH1 Y CH2. se ilumina un LED que indica la función alternativa de los mandos para mover los cursores. Muestra las selecciones del menú vertical. puede utilizar este mando para desplazarse por vehículos o entradas de índice. Selecciona factores de escala calibrados.
Muestra el menú Disparo. Página 22 . También se puede utilizar este mando para ejecutar opciones alternativas de SELECC. VER SEÑAL DISPARO. Cuando se utiliza un disparo por flanco. Establece la posición en cero. Completa una adquisición con independencia de una señal de disparo adecuada. se cambia el acho de la zona de ventana al cambiar la base de tiempos de la ventana. Muestra el menú horizontal. Se ilumínale LED situado debajo del mando para indicar una función alternativa. Muestra la forma de onda de disparo en lugar de la forma de onda de canal mientras se mantiene pulsado el botón VER SEÑAL DISPARO. El nivel de disparo se establece en punto medio vertical entre los picos de la señal de disparo. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 MENU HORIZONTAL. EN CERO. Selecciona el ajuste tiempo/división horizontal (factor de escala) de la base de tiempos principal o de ventana. SEC/DIV. como un acoplamiento de disparo. ESTABL. FORZAR DISPARO. POR USUARIO. la principal función del mando NIVEL es establecer el nivel de amplitud que la señal debe cruzar para provocar una adquisición. Si se activa Definir Ventana. Puede utilizar este botón para ver la forma en que los valores de disparo afectan a la señal de disparo. POR USUARIO. Este botón no tiene efectos si la adquisición se ha detenido ya. MENÚ DE DISPARO. Controles de disparo NIVEL Y SELECC. ESTABL EN 50 %.
Retención Establece la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de poder aceptar un evento de disparo. UTILIDADES. Muestra el menú Adquisición. PREDETER. Muestra el menú de medidas automáticas. Muestra el menú Cursores. Los controles de posición vertical ajustan la posición del cursor mientras se muestra el menú Cursores y los cursores están activados. Los cursores permanecen en pantalla (a menos que se haya establecido la opción tipo en No) después de salir del menú Cursores. Recupera la configuración de fábrica. Muestra el menú Pantalla. Número de línea de video Establece el osciloscopio en un número de línea específico cuando la opción de tipo de disparo se establece en video y la opción de sincronismo de disparo en número de línea. ADQUISICION. Botones de control y de menú ALM/REC. CURSORES. Muestra el menú Ayuda. Ancho de pulso Establece el ancho del pulso cuando la opción de tipo de disparo se establece en pulso y se selecciona la opción de definición de ancho de pulso. Página 23 . POR USUARIO Descripción T. Muestra el menú Alm/Rec. MEDIDAS. AYUDA. PANTALLA. Muestra el menú utilidades. CONFIG. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 SELECC. pero no se pueden ajustar. Para configuraciones y formas de onda.
Desea mostrar rápidamente la señal y medir la frecuencia. para resolver sus propios problemas de pruebas. no conecte una fuente de voltaje a los terminales de tierra. el período y la amplitud pico a pico. Adquiere una solo forma de onda y se detiene. Compensación de voltaje de salida y tierra de la sonda. RS – 232 o GPIB. SEC. 0 ó Ext/5. PRECAUCIÓN. Para evitar esto. CH 1. CH2 Conectores de entrada para la presentación de formas de onda. Conector de entrada para una fuente de disparo externo. Utilice el menú disparo para seleccionar la fuente de disparo Ext. DIAP. COMP SONDA. Toma de medidas sencillas Necesita ver una señal en un circuito pero no conoce la amplitud o frecuencia de la señal. Establece automáticamente los controles del osciloscopio para generar una presentación útil de las señales de entrada. Adquiere formas de onda continuamente o detiene la adquisición. En esta sección se presenta una serie de ejemplos de aplicación. Página 24 . UNICA. EJEMPLOS DE APLICACIÓN. Inicia operaciones de impresión. Se requiere un módulo de expansión con un puerto centronics. Conectores. Los conectores blindados de BNC y tierra de compensación de sonda se conectan a tierra y se consideran terminales de tierra. ACTIVAR/PARAR. puede causar daños al osciloscopio o al circuito sometido a prueba. EXT. Si conecta una fuente de voltaje a la terminal de tierra. Utilice este botón para igualar eléctricamente la sonda al circuito de entrada del osciloscopio. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 AUTOCONFIGURAR. Estos ejemplos simplificados resaltan las características del osciloscopio y proporcionan ideas para utilizarlo. IMPRIMIR.
Pulse el botón MEDIDAS para ver el menú medidas. 2. 3. siga estos pasos: 1. Pulse el botón MENÚ CH1 y establezca la atenuación de la opción Sonda en 10X. La lectura Valor presenta la medida y la actualiza. 2. NOTA. el período y la amplitud pico a pico. Página 25 . OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Uso de la Autoconfiguración Para mostrar rápidamente una señal. 3. Si se presenta un signo de interrogación de cierre (?) en la lectura valor. Para medir la frecuencia. Pulse el botón opción Atrás. El osciloscopio presenta las medidas automáticas relevantes en el área de la forma de onda de la pantalla en función del tipo de señal detectada. 4. 4. NOTA. aparece el menú Medidas 1. en tiempo de subida y el ancho de pulso positivo de la señal. Establezca en 10X el conmutador de la sonda P2200. siga estos pasos: 1. Toma de medidas automáticas El osciloscopio puede tomar las medidas automáticas de la mayor parte de señales presentadas. Pulse el botón de opción superior. gire el mando VOLTS/DIV del canal correspondiente para aumentar la sensibilidad o cambiar el valor SEC/DIV. Pulse el botón AUTOCONFIGURAR. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Frecuencia. horizontales y de disparo. Si desea mejorar la presentación de la forma de onda. Conecte la sonda del canal 1 a la señal. Puede ajustar manualmente dichos controles. El osciloscopio establece automáticamente los controles verticales.
Pulse el botón de opción Atrás. Pulse el segundo botón de opción a partir del inferior. Pulse el botón de opción medio. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione T. Pulse el segundo botón de opción a partir del superior. Página 26 . aparece el menú Medidas 2. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Ancho Pos. Medición de dos señales Imagine que está probando una pieza de equipamiento y necesita medir la ganancia del amplificador de sonido. Conecte dos canales del amplificador a la entrada y salida del amplificador. 16. Pulse el botón de opción Atrás. Dispone de un generador que puede aplicar una señal de prueba a la entrada del amplificador. tal como se muestra. 6. Subida. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Período. aparece el menú Medias 5. 9. 7. 10. Pulse el botón de opción inferior. aparece el menú Medidas 4. 14. 8. 12. Presione el botón de opción Atrás. Pulse el botón de opción Atrás. 13. 11. La lectura Valor presenta la medida y la actualiza. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione pico-pico. La lectura valor presenta la medida y la actualiza. 15. La lectura Valor presenta la medida y la actualiza. La lectura Valor presenta la medida y la actualiza. Mida ambos niveles de señal y utilice las medidas para calcular la ganancia. aparece el menú Medidas 3. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 5.
Pulse el botón de opción Tipo y seleccione CH 2. 5. utilice las ecuaciones siguientes: Amplitud de salida ganancia de voltaje  amplitud de entrada. 6. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione CH 1. Página 27 . Para calcular la ganancia de voltaje del amplificador. pulse los botones MENÚ CH1 y MENÚ CH2. Si los canales no se muestran. 10. 7. Pulse el botón MEDIDAS para ver el menú medidas. 8. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione pico-pico. Pulse el botón de opciones Atrás. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione pico-pico. Para seleccionar las medidas de los canales. 2. 9. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Para activar y presentar las señales conectadas al canal 1 y al canal 2 siga estos pasos: 1. 2. 4. siga estos pasos: 1. aparece el menú Medidas 2. Pulse el segundo botón de opción a partir del superior. 3. Pulse el botón de opción superior: aparece el menú Medidas 1. Pulse el botón de opciones Atrás. Pulse el botón AUTOCONFIGURAR.
siga estos pasos: 1. Pulse el botón de opción Fuente y seleccione CH1. Gire el mando CURSOR 1 para colocar un cursor en el pico más alto de la oscilación. Medición de la frecuencia de oscilación Para medir la frecuencia de oscilación del flanco ascendente de una señal. Gire el mando CURSOR 2 para colocar un cursor en el pico más bajo de la oscilación. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Tiempo. 3. Gire el mando CURSOR 2 para colocar un cursor en el segundo pico de la oscilación. 4. Puede ver las siguientes medidas en el menú cursores: Página 28 . Para medir la amplitud siga estos pasos. 2. 5. Pulse el botón de opción Fuente y seleccione CH1. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Tensiones. 1. Pulse el menú CURSORES para ver el menú Cursores. Pulse el menú CURSORES para ver el menú Cursores. Puede ver el tiempo y la frecuencia de diferencia (la frecuencia de oscilación medida) en el menú Cursor. Ahora desea medir la amplitud de la oscilación. 4. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 ganancia de voltaje (dB)  20 x log 10 ( ganancia de voltaje) Toma de medidas con el cursor Puede tomar los cursores para tomar rápidamente medias de tiempo y voltaje en una forma de onda. Gire el mando CURSOR 1 para colocar un cursor en el primer pico de la oscilación. 5. 3. Medición de la amplitud de oscilación En el ejemplo anterior se ha medido la frecuencia de oscilación. 2.
2. Página 29 . Los LED situados bajo los mandos POSICIÓN VERTICAL se iluminan para indicar las funciones alternativas CURSOR 1 y CURSOR 2. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00  El voltaje de diferencia (voltaje pico a pico de la oscilación)  El voltaje del cursor 1  El voltaje del cursor 2 Medición del ancho de pulso Suponga que está analizando una onda pulsante y desea conocer el ancho del pulso. Adquisición Pulse el botón ADQUISICION para establecer los parámetros de adquisición. Esta medida se muestra también al seleccionar la opción Cuadrado de ciclo único del menú AUTOCONFIGURAR. 5. Pulse el botón de opción Tipo y seleccione Tiempo. Para medir el ancho del pulso mediante los cursores de tiempo. Puede ver las siguientes medidas en el menú Cursores:  El tiempo del cursor 1 relativo al disparo. Gire el mando CURSOR 1 para colocar un cursor en el flanco ascendente del pulso.  El tiempo de diferencia. siga estos pasos: 1. NOTA: La medida de ancho de pulso positivo está disponible como medida automática en el menú Medidas. 4. 3.  El tiempo del cursor 2 relativo al disparo. Gire el mando CURSOR 2 para colocar un cursor en el flanco de bajada del pulso. Pulse el botón de opción Fuente y seleccione CH1. que corresponde a la medida del ancho del pulso. Pulse el menú CURSORES para ver el menú Cursores.
Se puede seleccionar el número de promedios. El modo de muestreo es el predeterminado. Utilice esta opción para reducir el ruido aleatorio o no relacionado de la Promediado presentación de la señal. Utilice el modo de adquisición de muestras para adquirir 2500 puntos y mostrarlos en el valor SEC/DIV. 4. 64. 16. Promediado 128 Puntos clave Si son de una señal de onda cuadrada Si son una señal de onda cuadrada que contenga espurios intermitentes y estrechos. Muestreo. Página 30 . Utilice esta opción para detectar Detección de picos espurios y reducir la posibilidad de representaciones falsas. La forma de onda mostrada variará en función del modo de adquisición elegido. Seleccione el número de promedios. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Opciones Valores Comentarios Utilice esta opción para adquirir y mostrar con exactitud la mayoría de Muestreo las formas de onda: es el modo predeterminado.
el modo de adquisición pasa a muestreo porque la velocidad de muestreo es suficientemente rápida y no es necesario utilizar la detección de picos. NOTA. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 La velocidad La velocidad de muestreo máxima es de una gigamuestra por segundo (GS/s). y dos gigamuestras por segundo en los modelos de 200 MHz. Promediado.5 s/div o más rápido. A valores de 100 nS y más rápidos. Cuando existe suficiente ruido en la forma de onda. en modelos de osciloscopios con un acho de banda de 60 MHz ó 100 MHz. Los osciloscopios de la serie TDS 1000 muestran esta área con líneas diagonales para mejorar el rendimiento de pantalla. esta velocidad de muestreo no adquiere 2500 puntos. Si establece SEC/DIV en 2. Los datos se Página 31 . El osciloscopio no presenta un mensaje que indique que el modo ha pasado a ser de muestreo. Este modo es eficaz cuando se opera con el valor SEC/DIV de 5 s/div o más lento. una pantalla típica de detección de picos muestra grandes áreas en negro. Detección De picos. Use el modo de adquisición Promediado para reducir ruidos aleatorios o no relacionados en la señal que deseas mostrar. En este caso. un procesador digital de señales interpola puntos entre los puntos muestreados y crea un registro completo de la forma de onda de 2500 puntos. Utilice el modo de detección de picos para detectar espurios tan estrechos como de 10 ns y limitar la posibilidad de representaciones falsas.
16. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 adquieren en modo de muestreo y a continuación se promedian varias formas de onda. Detección de la adquisición. la presentación de forma de onda se puede escalar con los controles verticales y horizontales. Cuando detecta un disparo. Mientras se ejecuta la adquisición. Botón SEC. filtro ruido o F Rechazo AF Retención de disparo Mínimo Nivel de disparo Establecido en 50 % Página 32 . Al detener la adquisición (cuando se pulsa el botón ACTIVAR/PARAR). completa la adquisición y se detiene. ÚNICA. UNICA el osciloscopio comienza a adquirir otra forma de onda. de una división. El osciloscopio cambia al modo de adquisición de exploración cuando se gira el mando SEC/DIV a 100 ms/div o más lenta. Función Valor Modo de adquisición Ajustado a Muestreo o Detección de picos Formato de pantalla Establecido en YT Establecido en Puntos para una señal de video. Botón ACTIVAR/PARAR. Pulse el botón SEC. 128) que se van a promediar para la forma de onda. Puede utilizar el modo de adquisición de exploración horizontal (denominado también de modo roll) para supervisar continuamente señales que cambian despacio. y se selecciona la opción de modo automático del menú DISPARO. Pantalla de modo de exploración. El osciloscopio muestra de izquierda a derecha de la pantalla. Para desactivar el modo de exploración. Cada vez que pulse el botón SEC. la forma de presentación de forma de onda está activa. En cualquiera de los modos. Una sección de la pantalla. pulse el botón MENÚ DISPARO y establezca la opción de modo en Normal. UNICA cuando desee que el osciloscopio adquiera una sola forma de onda y se detenga. 64. Autoconfigurar Al pulsar el botón AUTOCONFIGURAR el osciloscopio identifica el tipo de forma de onda y ajusta los controles para generar un presentación útil de la señal de onda. en caso contrario. vacía y móvil. no cambia Posición horizontal Ajustado SEC/DIV Ajustado Acoplamiento de disparo Ajustado a CC. Pulse el botón ACTIVAR/PARAR cuando desee que el osciloscopio adquiera formas de onda continuamente. separa la nueva forma de onda de la anterior. la presentación se detienen. Tipo de pantalla establecido en Vectores par un espectro de FFT. Pulse de nuevo el botón para detener la adquisición. las actualizaciones de forma de onda y borra los puntos anteriores a medida que muestra los nuevos puntos. Seleccione el número de adquisiciones (4.
éste presenta las opciones siguientes: Página 33 . se muestra el canal de número más bajo mostrado al invocar la función de autoconfiguración  No se han encontrado señales y no se muestran canales. Cuando se utiliza la función de autoconfiguración y el osciloscopio determina que la señal es similar a una onda sinusoidal. el canal con la señal de menor frecuencia  Si no se han encontrado señales. La autoconfiguración determina el origen del disparo en función de las condiciones siguientes:  Si varios canales tienen señales. EXT. Pendiente de disparo Ajustado Tipo de disparo Flanco o Videl Sincronismo de video del disparo Ajustao Estándar de video del disparo Ajustado Ancho de banda vertical Completo VOLTS/DIV Ajustado Acoplamiento vertical CC (si TIERRA se ha seleccionado previamente) CA para una señal de video. Onda sinusoidal. Las funciones Autoconfiguración examinan todos los canales para buscar señales y muestra las formas de onda correspondientes. en caso contrario no cambia. No se puede utilizar la autoconfiguración en la señal de DISP. el osciloscopio muestra y utiliza el canal 1. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Modo de disparo Auto Fuente de disparo Ajustado.
El osciloscopio debe mostrar una forma de onda para que los cursores y las lecturas de cursor aparezcan. NOTA. Opciones Valores Comentarios Tipo Voltaje Selecciona y muestra los cursores de medida. Fuente CH1 Elije la forma de onda en la que se toman las CH2 medidas de cursor MAT Las lecturas muestran las medidas Diferencia Muestra la diferencia (delta) entre los cursores Cursor 1 Muestra la ubicación del cursor 1(el tiempo hace referencia a la posición del disparo. el voltaje hace referencia a tierra). Utilice los mandos CURSOR 1 y CURSOR 2 para desplazar los cursores 1 y 2. Cursor 2 Muestra la ubicación del cursor 2(el tiempo hace referencia a la posición del disparo.Solo se pueden mover los cursores cundo se muestra el menú Cursores. Puntos clave Desplazamiento del cursor. Página 34 . Voltaje mide la amplitud y Tiempo mide el tiempo y la frecuencia. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Cursores Pulse el botón CURSORES para mostrar los cursores de medida y el menú cursores. el voltaje hace referencia a tierra).
atenuado y discontinua. 5. 2. muestra permanece en pantalla. El voltaje del canal 1 determina la coordenada X del punto (horizontal) y el voltaje del canal 2 determina la coordenada Y (vertical) Aumentar Oscurece la pantalla. infinito Formato YT El formato TY muestra el voltaje vertical con relación al tiempo (escala horizontal) El formato XY muestra un punto cada vez que se XY adquiere una muestra en el canal 1 y en el canal 2. facilita la percepción de una contraste forma de onda. Pantalla Pulse el botón PANTALLA para elegir la manera en que se presentan las formas de onda y cambiar el aspecto de la presentación completa. se muestra una U que representa que es un valor desconocido. Página 35 . Configuración predeterminada Pulse el botón CONFIG. pero no todos. La sensibilidad vertical de las formas de onda utilizadas en operaciones matemáticas debe coincidir. PREDETER para recuperar la mayoría de los valores de control y opción de fábrica. Reducir Ilumina la pantalla. contraste Según el tipo. las formas de onda se muestran en tres estilos distintos: sólido. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 U en lecturas de nivel y diferencia. Opciones Valores Comentarios Tipo Vectores Vectores rellena el espacio entre puntos de muestra Puntos adyacentes en la pantalla Puntos muestra solo los puntos de muestra Persistencia NO Establece la cantidad de tiempo que cada punto de 1. Si no coinciden y se utilizan los cursores para medir el resultado de forma de onda de una operación matemática.
Este formato traza el voltaje del canal1 y el voltaje del canal 2. La forma de onda permanece sólida cuando la adquisición se detiene si no se han cambiado controles que hagan la exactitud de pantalla incierta. Cuando la persistencia se establece de infinito. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 1. detenga la adquisición y cambie el formato de pantalla a XY. donde el canal 1 corresponde al eje horizontal y el canal 2 al eje vertical. los puntos de registro s acumulan hasta que se cambia un control. En la serie TDS 1000 (monitor monocromático). como las representadas por las figuras de Lissajous. Una línea discontinua indica que la presentación de forma de onda ya nos coincide con los controles. una forma de onda atenuada. Se pueden cambiar los controles verticales y horizontales en adquisiciones detenidas. El osciloscopio puede capturar una forma de onda en modo YT normal y a cualquier velocidad de muestre. Puntos clave Persistencia. Los controles operan de la manera siguiente. El osciloscopio utiliza el modo de adquisición de muestra no disparado y muestra los datos en forma de puntos. Los osciloscopios de la serie TDS1000 utilizan “dfm” a una “intensidad reducida” para persistencia. NOTA. Puede ver la misma forma de onda en modo XY. Esto se produce cuando detiene la adquisición y se cambia el valor de un control que el osciloscopio no puede aplicar a la forma de onda mostrada. Para ello. 3. Página 36 . 2. La velocidad de muestreo se establece en una megamuestra por segundo (MS/s). indica forma s de onda de referencia o formas de onda a las que se ha aplicado persistencia. Utiliza el formato de pantalla XY para analizar diferencias entre fases. Por ejemplo cambiar los controles de disparo en una adquisición detenida provoca una forma de onda de lónea discontinua. Una forma de onda sólida indica una presentación de forma de onda (activa) de canal. Formato XY.
Al cambiar la escala Horizontal la forma de onda se expande o se contrae alrededor de la línea central de la pantalla. Retención disparo (volts) o el tiempo de retención (segundos) Se muestra el valor de retención. Nota. * Para disparo por video con sincronismo en un número de línea. Puede pulsar los botones de opción horizontal para conmutar entre una presentación entera de forma de onda y una parte ampliada y más detallada de ella. con el tiempo de disparo establecido en cero. La lectura de posición horizontal muestra el tiempo representado por la línea central de la pantalla. Los temas abarcan todas las opciones y controles del menú del osciloscopio. Mando Nivel * Selecciona si el mando Nivel Disparo ajusta el nivel de Disparo T.  Los controles VOLTS/DIV y POSICIÓN VERTICAL del canal 2. Opciones Valores Comentarios Principal El valor de base de tiempos horizontal principal se utiliza para mostrar la forma de onda Ampliar Dos cursores definen una zona de ventana ventana Ajuste la zona de ventana mediante los controles Posición y SEC/DIV horizontales. ventana Cambia la presentación para mostrar el segmento de forma de onda (expandido hasta el ancho de pantalla) dentro de la zona de ventana. El eje de la escala vertical es el nivel de tierra. Una lectura situada en la parte superior derecha de la pantalla muestra la posición horizontal actual en Página 37 . OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00  Los controles VOLTS/DIV y POSICIÓN VERTICAL del canal 1 establecen la escala horizontal y la posición. siguen estableciendo la escala horizontal y la posición. Horizontal Puede utilizar los controles horizontales para cambiar la escala y posición horizontal de formas de onda. Las siguientes funciones no operan en el formato de pantalla XY:  Formas de onda matemáticas o de referencia  Cursores  Autoconfiguración (restablecer el formato de pantalla YT)  Controles de bases de tiempos  Controles de disparo Ayuda Pulse el botón AYUDA para mostrar el menú Ayuda. el mando SELEC. POR USUSRIO (función alternativa) conmuta en tre el valor de número de línea y el nivel de disparo.
No existe control de disparo ni de posición horizontal de forma de onda durante el modo de exploración. Si la adquisición de forma de onda se detiene (con el botón ACTIVAR/PARAR o SEC. Utilice la opción Ampliar Ventana para definir un segmento de forma de onda y ver mas detalles. Cuando el control SEC/DIV se establece en 100 ms/div o más lento. Mando SEC/DIV (escala horizontal). Pantalla de modo de exploración (modo roll). Expande la zona de ventana hasta cubrir toda la pantalla. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 segundos. Ampliar ventana. Una M indica la base de tiempos principal y una W indica la base de tiempos de ventana. Retención. El valor de base de tiempos de ventana no puede ser más lento que el valor de base de tiempo principal. Ventana. El Osciloscopio muestra además la posición horizontal mediante un icono de flecha en la parte superior de la retícula. Cuando se cambia entre las vistas principal. Botón ESTAB. Utilice este botón para cambiar la escala de tiempo horizontal y ampliar o comprimir la forma de onda. La retención puede ayudar a estabilizar la presentación de forma de ondas periódicas. Página 38 . UNICA). el osciloscopio borra cualquier forma de onda guardada en pantalla mediante persistencia. y el modo de disparo se establece en Auto. Mandos y botones Mando POSICIÓN HORIZONTAL. Puntos clave SEC/DIV. zona de ventana o ventana. NOTA. el control SEC/DIV expande o comprime la forma de onda. En este modo la forma de onda muestra actualizaciones de izquierda a derecha. al osciloscopio introduce el modo adquisición de exploración. Utilice este mando para controlar la posición del disparo con relación a la línea central de la pantalla. Utilice este botón para establecer la posición horizontal en cero. EN CERO.
Puede elegir el tipo de medida a tomar en la opción Tipo. La medias automáticas no se pueden tomar en formas de onda matemáticas o de referencia. La forma de onda de suma o resta matemática corresponde a la resta o suma visual de las formas de onda de canal. Puntos clave Toma de medidas. Existen once tipos de medidas disponibles. Página 39 . El canal de forma de onda debe estar activado (mostrado) par tomar una medida. Las medidas se actualizan aproximadamente dos veces por segundo. ni mientras se utiliza el modo de exploración o XY. Pulse el botón de opción superior para mostrar el menú Medidas I.(resta) la forma de onda del canal 1 CH2 – CH1 Resta la forma de onda del canal 1 de la forma de onda del canal 2 + (suma) CH1 + CH2 Suma de los canales 1 y 2 Puntos clave VOLTS/DIV. Puede mostrar hasta cinco medidas automáticas a la vez par una sola forma de onda (o divididas en las formas de onda). MEDIDAS Pulse el botón MEDIDAS para acceder a las medidas automáticas. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Funciones matemática Operaciones Valor Comentarios CH1 – CH2 Resta la forma de onda del canal 2 de . Pulse el botón de opción Atrás para volver al menú MEDIDAS y mostrar las medidas seleccionadas. Utilice el control VOLTS/DIV para escalar las formas de onda de los canales. Puede mostrar hasta cinco medidas al mismo tiempo. Puede elegir el canal donde tomar una medida en la opción Fuente.
Página 40 . Comprobación de sonda Puede utilizar el asistente de comprobación de sonda par verificar rápidamente que sonda funciona correctamente. Examina la forma de onda de 2 500 puntos y muestra el valor mínimo. Pulse el botón ALM/REC para guardar o recuperar configuraciones del osciloscopio o formas de onda. Alm. Ancho Pos Mide el tiempo que transcurre entre el primer flanco ascendente y el siguiente flanco de bajada al nivel del 50 % de la forma de onda Ancho Neg Mide el tiempo que transcurre entre el primer flanco de bajada y el siguiente flanco ascendente del nivel de 50 % de la forma de onda Ninguno No toma ninguna medida. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Tipo de medida Definición Frecuencia Calcula la frecuencia de la forma de onda midiendo el primer ciclo. el osciloscopio presentará un mensaje “OK” en la parte inferior de la pantalla. el osciloscopio presentará en pantalla instrucciones de ayuda para guiarle en la resolución de estos problemas. Si la sonda se ha conectado y compensado correctamente./Rec. En caso contrario. Tiempo de bajada Mide el tiempo que transcurre entre el 10% y el 90 % del primer flanco de bajada de la forma de onda. Máx. Examina la forma de onda de 2 500 puntos y muestra el valor máximo. y la entrada sonda del menú VERTICAL del osciloscopio se ha establecido para que coincida con la sonda. Período Calcula el tiempo del primer ciclo Medio Calcula la medida aritmética del voltaje en todo el registro Pico – pico Calcula la diferencia absoluta entre los picos máximo y mínimo de toda la forma de onda. RMS ciclo Calcula una media RMS real del primer ciclo completo de la forma de onda. Mín. Tiempo de subida Mide el tiempo que transcurre entre el 10% y el 90 % del primer flanco ascendente de la forma de onda. Para utilizar el asistente de comprobación de sonda pulse el botón COMPROBAR SONDA.
El osciloscopio debe mostrar la forma de onda que se desee guardar. Par ver los valores de opción y control que el osciloscopio recupera al pulsarse este botón. Memoria Configuración. Puntos clave Guardado y recuperación de configuraciones. PREDETER para iniciar el osciloscopio en una configuración conocida. Los osciloscopios de dos canales pueden almacenar dos formas de onda de referencia en la memoria no volátil. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Controles Opciones Valores Comentarios Controles Al resaltar controles se muestran los menús para De 1 a 10 almacenamiento o recuperación de configuraciones del osciloscopio. Guardar-Recuperación de formas de onda. memoria Especifica la ubicación de memoria en la que se configuración guardan o de la que se recuperan los valores actuales del osciloscopio. Cuando recupere la configuración. ** La forma de onda debe mostrarse para poder guardarla como forma de onda de referencia. Recuperación de la configuración predeterminada. el osciloscopio quedará en el modo en que éste se haya guardado. Puede pulsar el botón CONFIG. Formas de onda Opciones Valores Comentarios Formas de Al resaltar Memoria Señales se muestra el menú para el onda almacenamiento o recuperación de formas de onda Fuente CH1 Elija la presentación de forma de onda que va a CH2 almacenar Ref A Elija la ubicación de referencia para el almacenamiento B o recuperación de una forma de onda Almacenar** Almacena la forma de onda fuente en la ubicación de la referencia elegida. La próxima vez que lo encienda. La configuración completa se almacena en la memoria no volátil. Ref(x) Si Muestra o elimina la forma de onda de referencia en la No pantalla. Almacenar Completa la acción de guardado Recuperar Recupera los valores del osciloscopio guardados en la ubicación elegida en el campo No. el osciloscopio recupera automáticamente dicha configuración. El osciloscopio guarda la configuración actual si se esperan 3 segundos para apagar el osciloscopio una vez realizado el último cambio. No. Página 41 .
OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 El osciloscopio puede mostrar las formas de onda de referencia y las adquisiciones de forma de onda de canal. El menú utilidades cambia cuando se añade un módulo de expansión TDS2CMA. Configurar Muestra la configuración de la impresora impresora Autocalibrado Realiza una autocalibración Error en Muestra una lista de los errores registrados registro La lista es útil cuando se conecta con un centro de servicio Tektronix en busca de ayuda. Al seleccionar Estado del Sistema del menú Utilidades se muestran los menús disponibles para la obtención de una lista de valores de control por grupo de controles del osciloscopio Pulse uno de los botones de menú del panel frontal para eliminar la pantalla de estado. pero el osciloscopio si muestra las escalas horizontal y vertical en la parte inferior de la pantalla. Utilidades Pulse el botón UTILIDADES para ver el menú Utilidades. Siga las instrucciones dadas en pantalla. Idioma Inglés. Opciones Comentarios Horizontal Enumera los parámetros horizontales de los canales Vertical Enumera los parámetros verticales de los canales Disparo Enumera los parámetros de disparo Misceláneos Enumera el modelo del osciloscopio y número de versión del software Página 42 . La rutina de autocalibración mejora la precisión del osciloscopio a temperatura ambiente. Puntos clave Autocalibración. ejecute una calibración automática cuando la temperatura ambiente cambie en 5 ºC o más. Opciones Valores Comentarios Estado del Muestra resúmenes de los valores del osciloscopio sistema Opciones Estilo Muestra los datos en pantalla en negro sobre fondo pantalla blanco o en blanco sobre fondo negro. Selecciona el idioma de pantalla del sistema operativo Español. Las formas de onda de referencia no se pueden ajustar. Estado del sistema. Para obtener la misma precisión.
de la señal de entrada CA TIERRA CA Bloquea los componentes de CC de la señal de entrada y atenúa las señales inferiores a 10 Hz TIERRA desconecta la señal de entrada Limitar 20 MHz Limita el ancho de banda para reducir el ruido de la Ancho de NO presentación. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Vertical Puede utilizar los controles verticales para mostrar formas de onda. Utilice el acoplamiento de TIERRA para mostrar una forma de onda de cero volts. a 20 MHz cuando la opción de límite de ancho de banda se establece en NO) Mandos Mandos POSICIÓN VERTICAL Utilice los mandos POSICIÓN VERTICAL para desplazar las formas de onda de arriba abajo en la pantalla. y establecer parámetros de entrada. Cuando se gira el mando VOLTS/DIV el osciloscopio aumenta o reduce el tamaño vertical de la forma de onda de la pantalla con respecto al eje. Puntos clave Acoplamiento de tierra. Página 43 . Utilizar los mandos VOLT/DIV para controlar la manera en que el osciloscopio amplifica o atenúa la señal fuente de forma de onda del canal. Opciones Valores Comentarios Acoplamiento CC CC pasa los componentes de ambos tipos. 100X 1000X Inversión SI Invierte la forma de onda NO NOTA. 100 MHz o 200 MHz. Ganancia Gruesa Selecciona la resolución del mando VOLTS/DIV Variable Fina Gruesa define una secuencia 1. según el modelo. Cada opción se establece individualmente para cada canal. Fina cambia la resolución a pasos mas pequeños entre los valores de la gruesa. la entrada del canal se conecta a un nivel de referencia de cero volts. Internamente.2. ajustar la posición y escala vertical. Menús verticales de canal Existe un menú vertical independiente para cada canal. La respuesta vertical del osciloscopio se produce lentamente por encima del ancho de banda (60 MHz. Mandos VOLTS/DIV. filtra la señal para reducir el ruido y otros Banda componentes de alta frecuencia.5. CA y CC. 1X Sonda Se establece de modo que coincida con el tipo de sonda 10X utilizada para garantizar lecturas verticales correctas.
Al Cambiar el valor a Gruesa no se cambia la unidad de escala vertical mientras no se ajuste el control. 3. VOLTS/DIV. Gire el mando POSICIÓN HORIZONTAL hasta situar la parte de la forma de onda YT que desea analizar en las ocho divisiones centrales de la pantalla. Pulse el botón menú MATEM. Si es posible establezca el osciloscopio de modo que muestre varios ciclos de señales. NOTA. Gire el mando SEC/DIV para proporcionar la resolución que desee en el espectro de FFT. De este modo se garantiza que la FFT mostrará un valor de CC verdadero. Si gira el mando SEC/DIV hasta seleccionar un valor más rápido (menos ciclos). puede que el osciloscopio muestre resultados de FFT erróneos (por la adición de componentes de frecuencia). U en lecturas de nivel y diferencia. Pulse AUTOCONFIGURAR para mostrar una forma de onda YT. 4. No es necesario mostrar una forma de onda de canal para usarla como fuente de disparo en operaciones matemáticas. Gire el mando VOLTS/DIV para garantizar que toda la forma de onda permanece en pantalla. siga estos pasos: 1. 2. Para ello siga estos pasos: 1. Puse de nuevo para eliminar la forma de onda. Si la forma de onda no queda completamente visible.T). 5. Para configurar la presentación de FFT. Página 44 . el espectro del FFT muestra un rango de frecuencias mayor y reduce la posibilidad de representaciones falsas de FFT. Si no coinciden y se utilizan los cursores para medir el resultado de forma de onda de una operación matemática se muestra una U que representa que son unidades o escalas desconocidas. Par eliminar una forma de onda de la pantalla. Eliminación de una forma de onda. 6. necesitas configurar la forma de onda en el dominio del tiempo (Y. El osciloscopio calcula el espectro FFT mediante los 2018 puntos centrales de la forma de onda en el dominio del tiempo. La sensibilidad vertical de las formas de onda utilizadas en operaciones matemáticas debe coincidir. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Resolución fina. Configuración de la onda en el dominio del tiempo Antes de utilizar el modo FFT. pulse el botón de menú del canal para mostrar su menú vertical. La lectura de escala vertical muestra el valor real de Ganancia Variable cuando se encuentra en el valor de resolución fina. Gire el mando POSICIÓN VERTICAL de la forma de onda YT para centrarla verticalmente (cero divisiones).
La información de frecuencias superiores a la frecuencia de Nyquist se muestra de manera deficiente (inframuestreo). NOTA. Establezca la opción fuente en FFT. En muchos casos el osciloscopio puede producir un espectro de FFT útil. Frecuencia de Nyquist La frecuencia máxima que cualquier osciloscopio digitalizador en tiempo real puede medir sin errores corresponde a la mitad de la velocidad de muestreo. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 2. hasta la frecuencia de Nyquist. La función matemática transforma los 2048 puntos centrales de la forma de onda en el dominio del tiempo en un espectro de FFT. lo que traduce en representaciones falsas de FFT. El espectro de FFT resultante contiene 1024 puntos que transcurren desde CC (0 Hz). Seleccione el canal fuente en FFT matemática. aunque no se dispare la forma de onda YT. Página 45 . 3. Las formas de onda transitorias o de salva se deben disparar y situar lo más cerca posible de la línea central de la pantalla. Esto se cumple especialmente cuando la señal es periódica o aleatoria (con ruido). Esta frecuencia se denomina frecuencia de Nyquist.
as in a musical instrument. and R directly together. The bandwidth is the difference between the two frequencies where the current in the circuit is 0. but oscillation may occur because of inductance in wires and capacitance between wires and within logic gates. L. One objective of this lab exercise is to become more familiar with the response of “oscillatory” circuits. Below the “resonant” frequency the impedance is capacitive. resonant frequency. (Use the components whose values you determined in experiment 1. There is a frequency. Página 46 . This will occur at the circuit’s resonant frequency. Set the function generator to produce a 5 volt. R = 220 ohms. L = 100mH. Resonance can destroy mechanical systems. The series resonant circuit has two important parameters. Inductive reactance is directly proportional to the frequency.707 of its’ maximum value. 5%.1uF capacitor. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 Experiment 1: Series RLC Circuit Sinusoidal Response Introduction Since inductive and capacitive reactances are a function of frequency. Fine-tune the function generator to get the maximum voltage. These two parameters are related to the parameters of the circuit’s “step” response. Oscillation is a common natural phenomenon. Connect C. with no wires in between. This phenomenon is called resonance. Vo. BW. Above the resonant frequency the impedance is inductive.XC = 0) and the circuit becomes resistive ( Z = R + j( XL . In this laboratory experiment. Set the oscilloscope to trigger on channel 1. Connect the function generator and oscilloscope leads directly to the components. fo. Understanding resonance is important for engineers in general. the measured response of the RLC circuit will be compared to analysis and simulation. 2. with no offset (this is Vs). across R. 4. Connect channel 1 of the oscilloscope to measure Vs. or be desired. 1600 Hertz sine wave. and bandwidth. C = 0. Equipment Required Function Generator and Oscilloscope. the output of the function generator and connect channel 2 of the oscilloscope to measure the voltage. where the reactances cancel out (XL . we don’t want digital signals to oscillate when the voltage level changes. and in electrical circuits it may be desired or undesired. peak to peak.XC ). Vo. and the capacitive reactance is inversely proportional to frequency. measure R) Procedure Part 1: Resonant Frequency and Bandwidth 1. the sinusoidal response of a series RLC circuit will vary with the applied frequency. fo. fo. For example.
as shown below. 6 6. Measure the phase angle of Vo with respect to Vs. Record the frequency as f1. Select an instrument. The procedure in this part uses an Agilent 33120A function generator. Organize your data into a table such as the one below: Frequency Vo Magnitude Vo Phase angle fo. Página 47 . Vo. Record the frequency as f2. If there is a problem with this part of the procedure.707 of it’s maximum value. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 5. Lower θ1 = frequency f2. Click “OK”. Click on “Measurements” in the TekXL tool bar. 4. is 0. Select the measurements: FREQUENCY and ROOT MEAN SQUARE. Resonant θ0 = frequency f1. in this case. Click the “Selection” tab and select both channels 1 and 2. of Vo with respect to Vs. Tune the function generator to a frequency below fo where the voltage. and Tek Open Choice software. Vo. Also measure and record the phase angle. Make sure that Vs is still 5 volts peak to peak. Measure and record the peak to peak magnitude of the voltage. Use the same setup as in part 1 (repeat part 1. and the phase angle as θ2.707 of it’s maximum value. Again. 2. Tune the function generator to a frequency above fo where the voltage. you may click on the “Help” in the TekXL tool bar. Open Excel. make sure that the function generator voltage is still 5 volts peak to peak. Also. “TDS1002”. you may need to ask the instructor or lab assistant for help. is 0. and the phase angle as θ1. You should see the TekXL tool bar as shown on the right. 7. and the frequency. usually the first one. The instrument ID should appear at the bottom of the window. a Tektronix TDS1002 oscilloscope. a PC with Microsoft Excel. 1. Upper θ2 = frequency Procedure Part 2: Frequency Response Plot This procedure requires a function generator capable of generating a frequency sweep and an oscilloscope connected to a computer. Vo. Click on “connection”. Measure the phase angle of Vo with respect to Vs. 3. θ0. Click on the “Timing” tab. steps 1 and 2). and click on “identify”. fo (make sure that Vs is still 5 volts peak to peak).
The timing settings depend on the capability of the function generator and oscilloscope interface. Set both vertical channels of the oscilloscope to 500mV/Div. The second graph was generated by plotting the actual “Transfer Function” of the filter. Channel 2 frequency will be way off most of the time due to the low amplitude of the channel 2 signal. Since the oscilloscope takes 2500 samples per screen. The columns and graphs have been formatted. 6. The sampling interval was set to 2 seconds so one would expect 200 measurements in 400 seconds. You can delete the channel 2 frequency column and format the columns for better readability. due to a slow serial interface. The ratio of the filters output to its input is plotted. 8. The Agilent function generator starts the sweep when the “Single/TRIG” button is pressed. So the record length was set to 100. Note the dip in the function generator output at the resonant frequency in the first graph. The oscilloscope time base needs to be set so that one cycle is displayed at the lowest frequency. Stop the acquisition at 10KHz. Set the function generator to produce a 1 volt rms sine wave. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 5. If you need help setting the function generator. Sample Acquisition The first 35 of 95 rows of the acquired measurements are shown below. only 95 measurements were actually made in that time. You should now be ready to start the sweep. in this case. ask the lab instructor or assistant for help. The internal resistance Página 48 . one cycle of 100Hz would consist of 2500 samples and one cycle of 10KHz would consist of 25 samples. The example frequency response plot shown on the next page was done using an Agilent 33120A function generator set to logarithmic sweep from 100Hz to 10KHz in 400 seconds. 1mS/Div. You should observe the frequency increase on the oscilloscope screen and in Excel. See the sample result on the next page. Click the start button and immediately after push the “Single/TRIG” button on the function generator. However. 7. This is due to the generator’s 50-ohm internal resistance. This internal resistance would need to be included in calculating the Q and bandwidth for the response curve in the top graph. You can also refer to the function generators user manual. TekXL Measurement starts when the start button is clicked. At the highest frequency there will be 100 cycles displayed.
Does the internal resistance of the function generator need to be included in the calculations? Why or why not? What is the percent difference between the measured and the calculated bandwidth? Página 49 . Analysis. Part 1 1. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 of the function generator would not be included in calculating the Q and bandwidth for the response curve in the bottom graph. What is the percent difference between the measured and the calculated resonant frequency? 2. Calculate the theoretical bandwidth of your RLC circuit from your data in part 1 (remember to include Rw). Cell F3 has the equation: =20*LOG10(C3/B3). Calculate the theoretical resonant frequency of your RLC circuit. A linear plot could be generated by writing in cell F3: =(C3/B3).
000 Hertz. Página 50 . Be sure to use your measured component values. f1. See below. Simulate the RLC circuit with PSpice. Note the circuit and simulation Compare your simulation results Record your measured resonant sults for fo = _________________ BW = ________________ R = _____________ Rw =____________ L = ___________ C = _____________ 4. 10 o. 7. results on the right and the simulation settings below. OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA SERIE TDS 1002071-1068-00 3. They should be in close agreement. with your calculations. Save these rethe next experiment. Use “AC Sweep” analysis to plot the magnitude and phase response of the circuit from 100 Hertz to 10. and f2 on the PSpice plot. Use the cursors in PSpice to locate f 5. (Also save the parts and measured values forthe next set of experiments. 6. frequency and measured bandwidth.
Documents Similar To Osciloscopio Tektronix
Ernesto Peña Zuñiga

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución