Source: http://www.chemicalinstruments.com.mx/producto/medidor-de-mesa-de-dqo-para-aguas-residuales/
Timestamp: 2020-01-28 18:57:57+00:00

Document:
Medidor de mesa de DQO para aguas residuales - Chemical Instruments
Home » Medidor de DQO » Medidor de mesa de DQO para aguas residuales
Intervalo de pH Fotómetro: 6.5 a 8.5Electrodo de pH: -2.00 a 16.00 pH
Resolución de pH Fotómetro: 0.1 Electrodo de pH: 0.01 pH
Calibración del pH Calibración automática en uno o dos puntos con un conjunto de memorias intermedias estándar disponibles (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Compensación de temperatura del pH Automática (-5.0 a 100.0 °C; 23.0 a 212.0 °F); Límites reducidos basados ​​en el electrodo de pH utilizado
Intervalo de mV de pH ± 1,000 mV
Resolución de mV de pH 0.1 mV
Exactitud de mV de pH ± 0.2 mV
Exactitud de absorbancia ± 0.003Abs @ 1.000 Abs
Intervalo bajo (vial de 16 mm): 0.00 a 3.00 mg / L
Intervalo alto: 0.0 a 100.0 mg / L
Intervalo alto (vial de 16 mm): 0.0 A 100.0 mg / L
(todos en forma de NH₃ -N)
Resolución de amoniaco 0.01 mg / L; 0.1 mg / L
Intervalo bajo (vial de 16 mm): ± 0.10 mg / L o ± 5% de lectura
Intervalo alto (vial de 16 mm): ± 1 mg / L o ± 5% de la lectura
Método del amoniaco Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, Método Nessler
Intervalo de Demanda Química de Oxígeno Intervalo bajo: 0 a 150 mg / L
Intervalo medio: 0 a 1,500 mg / L
Intervalo alto: 0 a 15,000 mg / L
Resolución de Demanda Química de Oxígeno Intervalo bajo y medio: 1 mg / L
Intervalo alto: 10 mg / L
Exactitud química de la demanda de oxígeno Intervalo bajo: ± 5 mg / L ± 5% de la lectura
Intervalo medio: ± 15 mg / L ± 4% de lectura
Intervalo alto: ± 150 mg / L ± 3% de la lectura
Método Demanda Química de Oxígeno Adaptación de los
métodos de dicromato de la USEPA 410.4 ISO
Método verde de dicromato sin mercurio (LR & MR); Método de dicromato (HR)
Intervalo de cloro total 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl _ { 2} ).
Método del cloro total Adaptación del método EPA 330.5 DPD
Intervalo de nitrato Vial de 16 mm: 0.0 a 30.0 mg / L (como NO 3 – – N)
Exactitud de nitrato Frasco de 16 mm: ± 1.0 mg / L o ± 3% de la lectura
Intervalo de nitrito Intervalo bajo: 0 a 600 μg / L (como NO 2 – N)Intervalo alto: 0 a 150 mg / L (como NO 2 – )
Resolución de nitrito Agua dulce: 1 μg / L; 1 mg / L
Exactitud de nitrito Agua dulce
Intervalo bajo: ± 20 μg / L ± 4% de lectura
Intervalo alto: ± 4 mg / L ± 4% de la lectura
Método de nitrito Adaptación del método EPA. Diazotización 354.1
Intervalo de nitrógeno total Intervalo bajo: 0.0 a 25.0 mg / L (como N _ {3} – N)
Intervalo alto: 0 a 150 mg / L (como N)
Resolución de nitrógeno total 0.1 mg / L; 1 mg / L
Exactitud de nitrógeno total Intervalo bajo: ± 1.0 mg / L o ± 5% de la lectura
Intervalo alto: ± 3 mg / L o ± 4% de la lectura
Método nitrógeno total Método del ácido cromotrópico
Intervalo fósforo ácido hidrolizable 0.00 a 1.60 mg / L (como P)
Resolución fósforo ácido hidrolizable 0.01 mg / L
Exactitud fósforo ácido hidrolizable ± 0.05 mg / L o ± 5% de la lectura
Método de fósforo ácido hidrolizable Adaptación del método EPA 365.2 y Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20a edición, 4500-PE, método del ácido ascórbico
Intervalo de fósforo reactivo Intervalo bajo: 0.00 a 1.60 mg / L (como P)
Intervalo alto: 0.0 a 32.6 mg / L (como P)
Resolución de fósforo reactivo 0.01 mg / L; 0.1 mg / L
Exactitud de fósforo reactivo Intervalo bajo: ± 0.05 mg / L o ± 4% de lectura
Intervalo alto: ± 0.5 mg / L o ± 4% de la lectura
Método de fósforo reactivo Adaptación de Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20ª edición y método EPA 365.2. Intervalo bajo: método de ácido ascórbico
Intervalo alto: método de ácido vanadomolibdofosfórico
Intervalo fósforo total Intervalo bajo: 0.00 a 1.15 mg / L (como P)
Exactitud fósforo total Intervalo bajo: ± 0.05 mg / L o ± 6% de lectura
Intervalo alto: ± 0.5 mg / L o ± 5% de la lectura
Resolución fósforo total Intervalo bajo: 0.01 mg / L; 0.1 mg / L
Método fósforo total Adaptación de Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual,, 20ª edición y método EPA 365.2 (intervalo bajo)
Intervalo bajo: método de ácido ascórbico: Intervalo alto: método de ácido vanadomolibdofosfórico
Canales de entrada 1 entrada de electrodo de pH y 5 longitudes de onda del fotómetro
Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles con iluminación
Tipo de batería / duración Batería recargable de polímero de Li de 3.7 VCD /> 500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición continua del pH
Alimentación eléctrica 5 VCD, USB 2.0 adaptador de corriente con cable USB-A a micro-USB-B (incluido)
Condiciones ambientales 0 a 50.0 °C (32 a 122.0 °F); 0 a 95% HR, sin condensación
Dimensiones 206 x 177 x 97 mm (8,1 x 7,0 x 3,8 pulgadas)
Fuente de luz del fotómetro / colorímetro 5 LED con filtros de interferencia de banda estrecha de 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm
Detector de luz del fotómetro / colorímetro Fotodetector de silicio
Exactitud de la longitud de onda del filtro ± 1 nm
Información para ordenar El HI83314 se suministra con celdas de muestra y tapas (4 unidades), paño para limpiar las celdas, cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.
SKU: HI83314 Categoría: Medidor de DQO Etiquetas: Demanda Química de Oxigeno, DQO, Equipo de DQO, HI83314, HI83314 para DQO
El HI83314 es un fotómetro multiparamétrico para la calidad del agua potable y agua residual. Es uno de los fotómetros más avanzados disponibles con un innovador diseño óptico que utiliza un detector de referencia y lente de enfoque para eliminar errores de los cambios en la fuente de luz y de las imperfecciones en la celda de medición. Este medidor tiene 10 parámetros clave de la calidad del agua potable y agua residual con 20 métodos diferentes que cubren múltiples intervalos de medición. Los parámetros del tratamiento de aguas residuales incluyen a la DQO, nitrógeno total y fósforo total, que son importantes para medir la eliminación de nutrientes. El HI83314 también ofrece un modo de medición de absorbancia para la verificación del rendimiento del equipo y para los usuarios que deseen desarrollar sus propias curvas de concentración contra absorbancia.
Para ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83314 funciona como un medidor de pH profesional con una entrada digital de electrodo de pH/temperatura. Ahora se puede usar un solo medidor tanto para mediciones fotométricas como para medición del pH.
Sistema óptico avanzado.
Parámetros que se determinan con una digestión de la muestra
Mide los parámetros comunes de las aguas residuales incluyendo la DQO, nitrógeno total y fósforo total
El HI83314 es un fotómetro multiparamétrico para la calidad del agua potable y agua residual. Tiene 10 parámetros clave de la calidad del agua potable y agua residual con 20 métodos diferentes que cubren múltiples intervalos de medición. Se proporciona una entrada digital de electrodo de pH que permite al usuario medir este parámetro mediante un electrodo de vidrio tradicional. El electrodo de pH digital tiene incorporado un microchip que almacena toda la información de calibración. Tener la información de calibración almacenada en la sonda permite el intercambio de los electrodos de pH sin tener que recalibrar. Todas las mediciones de pH se compensan automáticamente por temperatura con un termistor incorporado situado en la punta del bulbo de detección para una medición rápida y exacta de la temperatura.
El HI83314 ofrece un modo de medición de absorbancia que permite la utilización de los estándares CAL Check para validar el rendimiento del sistema. El modo de absorbancia permite al usuario seleccionar una de las cuatro longitudes de onda de la luz (420 nm, 466 nm, 525 nm y 610 nm) para medir y trazar su propia curva de concentración contra absorbancia. Esto es útil para los usuarios con su propio método químico y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia usando la Ley de Beer-Lambert.
Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 128 x 64 píxeles
Convierte automáticamente lecturas a otras formas químicas con el toque de un botón
Los usuarios pueden seleccionar fácilmente cualquiera de los 23 métodos de medición y 4 métodos de absorbancia a través del botón dedicado de MÉTODO.
Se pueden registrar hasta 1,000 lecturas de medición con el ID del usuario y de la muestra, además de poder recuperarse para uso futuro.
Parámetros que requieren digestión y sus accesorios
Adaptador de celda
El HI83314 se suministra con un adaptador de celda de 16 mm que acepta viales de digestión.
Reactivos de DQO
Compatibles con métodos de DQO (EPA, ISO, y libres de mercurio), reactivos de nitrógeno y fósforo envasados ​​en un vial de digestión de 16 mm. Los reactivos se venden por separado.
Reactor de DQO HI839800
Se utiliza un reactor de DQO para calentar los viales de digestión. Los viales de digestión se deben calentar a una temperatura específica durante un período bien definido, lo que hace al HI839800 un accesorio importante y muy necesario para tener un sistema completo de medición.
El HI83314 incluye un sistema óptico innovador que integra un divisor de haz para que la luz se pueda utilizar en las lecturas de absorbancia y para un detector de referencia. El detector de referencia supervisa la intensidad de la luz y la modula cuando hay fluctuaciones de energía o durante el calentamiento de los componentes ópticos. Cada pieza tiene un papel importante en el rendimiento general del fotómetro.
Un separador de haz se utiliza como parte del sistema de referencia interno del fotómetro HI83314. El detector de referencia compensa cualquier fluctuación de energía o cambios de temperatura ambiental. Ahora puede confiar en una fuente estable de luz para sus mediciones del blanco (cero) y la medición de muestras.
La celda para muestras del HI83314 se ajusta a una celda de vidrio redonda con una longitud de paso de 25 mm. En conjunto con los componentes ópticos avanzados, este mayor tamaño de la celda reduce en gran medida los errores de rotación respecto a la marca de indexación. La longitud de trayectoria relativamente larga de la celda permite que la luz pase a través de una mayor cantidad de muestra, asegurando mediciones exactas incluso en muestras de baja absorbancia.
Lente de enfoque para mayor rendimiento del haz de luz
La adición de una lente de enfoque a la trayectoria óptica permite la recolección de toda la luz que sale de la celda y enfocarla en el detector de silicio. Este nuevo enfoque de las mediciones fotométricas anula los errores de las imperfecciones y rayaduras presentes en la celda de vidrio, eliminando la necesidad de indexar la cubeta.
Sé el primero en valorar “Medidor de mesa de DQO para aguas residuales” Cancelar la respuesta

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución