Source: http://docplayer.es/3944685-Medidores-de-magnitudes-electricas.html
Timestamp: 2018-12-09 23:08:40+00:00

Document:
Medidores de magnitudes eléctricas - PDF
Download "Medidores de magnitudes eléctricas"
Alberto Carrizo Farías
1 PCE-PDM 1 PCE-TT 1 Multímetro tipo lápiz Comprobador de tensión El multímetro tipo lápiz es un medidor para el uso diario. Se incluye en el envío unas pinzas de cocodrilo y un alargador para las puntas de medición, lo que permite usar el multímetro tipo lápiz para medir en lugares de difícil acceso. La posibilidad de usarlo con una sola mano y la función HOLD hacen que este multímetro tipo lápiz sea de fácil manejo. Todos los rangos de medición como tensión (AC/DC), resistencia, prueba de diodos, prueba de continuidad y medición de corriente se pueden manejar con un sólo dedo activando las teclas de mando que se encuentran en la parte central. Estas propiedades son importantes para los técnicos en el sector de instalaciones y maquinarias (falta de superficies para dejar los equipos). Manejo con una sola mano El alto contraste de la pantalla LCD garantiza una buena capacidad de lectura en condiciones ambientales adversas Selección de rango automática Función Data-Hold Desconexión automática Diseño de seguridad Prueba de diodos Comprobador de continuidad El comprobador de tensión de dos polos ha sido concebido para las tareas más exigentes. Con un amplio espectro de funciones de medición y una categoría de sobretensión CAT III 1000 V, este aparato es apto para el sector industrial y también para los trabajos diarios de manutención. El comprobador de tensión es muy robusto gracias al mango de goma blanda e ideal para cualquier uso en el sector eléctrico. Gracias a la iluminación del punto de medición puede efectuar mediciones con este comprobador de tensión aún cuando la luz sea escasa. Mediante el gráfico de barras puede discernir en que rango se mueve la tensión. Como el comprobador de tensión tiene una distancia de contacto de 19 mm, existe la posibilidad de usarlo con una sola mano en enchufes, algo muy importante para cualquier electricista. Indicador de campo de rotación Gran pantalla LCD de alto contraste Detección de tensión automática Reconoce la polaridad de la tensión Selección de rango automática Cuota de medición 2-3 Hz Autocomprobación Iluminación del punto de medición Categoría de sobretensión CAT III 1000 V DCV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 600 V; ± 1,2 % + 2 dígitos - 0,1 mv ACV 4 / 40 / 400 / 600 V; ± 1,5 % + 3 dígitos - 0,1 mv DCA 400 µa / 4 / 40 / 400 ma / 20 A; ± 1,2 % + 8 dígitos na ACA 40 / 400 ma; ± 2,0 % + 3 dígitos - 0,01 ma Ohmios 400 Ω / 4 / 40 / 400 kω / 4 / 40 MΩ; ± 3,0 % - 0,1 Ω Comprobador de tránsito señal acústica ai <35 Ω Prueba de diodos prueba de tensión 3,4 V Indicador pantalla LCD 2 x LR x 35 x 20 mm 200 g IEC ; CAT IIl / 600V Multímetro tipo lápiz PCE-PDM 1, pinza de cocodrilo, alargador para las puntas de medición, 4 x baterías LR44 (2 en el aparato y 2 de repuesto), fusible de recambio e instrucciones de uso Rangos de tensión 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC DC: ±1,0% del valor de medición ±3 dígitos AC: ±1,5% del valor de medición ±5 dígitos Resolución 1 V AC/DC Medición de corriente aprox. <3,0 ma máxima a 690 V/AC Medición de corriente aprox. <2,5 ma máxima a 690 V/DC Cuota de medición aprox. 2 s Rango de frecuencia V/AC 50/60 Hz Resistencia de entrada aprox. <1 MΩ Prueba de fase V/AC 50/60 Hz Control de paso kω Prueba de corriente <5 µa Indicador de campo giratorio V 50/60 Hz Principio de medición medición de contacto de dos polos 2 x baterías 1,5 V AAA 250 x 60 x 35 mm 150 g CAT III 1000 V Comprobador de tensión PCE-TT 1, 2 x baterías e instrucciones de uso PCE-PDM 1 Multímetro tipo lápiz PCE-TT 1 Comprobador de tensión CAL-PDM 1 Certificado de calibración ISO CAL-TT 1 Certificado de calibración ISO 118
2 PCE-LT 1 PCE-DM12 PCE-DM32 Comprobador LAN con función multímetro Multímetro digital con selección de rango automática Multímetro digital con CAT III 1000 V Medidor ideal para una comprobación rápida de las conexiones de red. Con el comprobador LAN puede verificar en conectores de datos de 8 polos con clavijas RJ-45 y cables coaxiales con clavijas BNC (con el adaptador incluido) la continuidad, la conexión y los corto circuitos. Los LEDs muestran de forma sucesiva la comunicación Pin del cable que se prueba. También puede comprobar cables de interconexiones (cables patch), así como cables empotrados en paredes (con la unidad remota puede comprobar cables instalados en paneles de control hasta 300 m de distancia). Comprobación manual / automática de conectores individuales Para la comprobación de cables de interconexiones y cables empotrados en paredes Incluye una unidad remota y un un adaptador a conexión BNC Certificado de calibración ISO opcional Mide tensión y corriente en alterna y continua, y resistencia Prueba de continuidad con zumbador y prueba de diodos Seguridad: CAT II 1000 V, EN Este multímetro es un nuevo instrumento de medición de sólida construcción con doble carcasa de plástico equipado con una pantalla LCD de alto contraste. Se encuentra dentro de CAT III / 600 V / EN El PCE-DM12 cuenta con selección de rango automática y tiene una precisión básica DC del 0,5 %. Su solidez y fiabilidad lo hace apto para ser utilizado en laboratorio, en investigación y desarrollo o en el servicio técnico. Gran pantalla LCD rica en contrastes que garantiza una buena lectura incluso en condiciones ambientales difíciles Múltiples funciones Selección de rango automática Función Data Hold Función de auto desconexión Diseño de seguridad Prueba de diodos Control de paso Un multímetro digital automático según el estándar de seguridad más reciente CAT III/1000 V que posee una pantalla LCD rica en contrastes con iluminación de fondo. Los indicadores LCD de aviso y seguridad del multímetro digital sirven para evitar mecanismos de control con polarización incorrecta, para detectar fusibles defectuosos y conexiones bajo tensión o bien para indicar que se desconecte el voltaje de servicio en el caso de funciones pasiva. Numerosas funciones AC/DC V, AC/DC A, ohmios, frecuencia, capacidad y temperatura, determinación del ciclo de trabajo, control de diodos y controles de paso en componentes semiconductores Carcasa resistente a agua y a golpes Mantenimiento del valor de medición / valor relativo Desconexión automática Prueba de diodos Protección sobrecarga DCV 200 mv / 2 / 20 / 200 / 600 V; ±0,5 % +3 dígitos - 0,1 mv ACV 2 / 20 / 200 / 600 V; ±1,0 % +5 dígitos - 1 mv DCA 200 / 2000 µa / 20 / 200 ma; ±1,5 % +3 dígitos - 0,1 µa ACA 200 / 2000 µa / 20 / 200 ma; ±1,8 % +8 dígitos - 0,1 µa Ohmios 200 Ω / 2 / 20 / 200 kω / 2 / 20 MΩ; ±0,8 % +5 dígitos - 0,1 Ω batería de 9 V Diemensiones 162 x 75 x 44 mm 308 g Comprobador LAN PCE-LT1 con unidad remota, 2 x cables de medición, cable RJ-45 de 30 cm, adaptadores BNC / RJ-45, bolsa de transporte, baterías e instrucciones de uso PCE-LT 1 Comprobador LAN PCE-LT1 DCV 600 V; ±0,5 % ACV 600 V; ±1,2 % DCA 10 A; 600 V; ±2,5 % ACA 10 A; 600 V; ±3,0 % Ohmios 2 / 20 / 40 MΩ; ±0,8 % Capacidad 200 µf; ±3,0 % 10 MHz; ±1,5 % Temperatura 760 C; ±3,0 % Duty Cycle 9,99 %; ±1,2 % batería de 9 V 150 x 70 x 48 mm 255 g EN ; CAT III / 600V Multímetro PCE-DM12, cable de control, termoelemento tipo K, batería e instrucciones de uso PCE-DM12 Multímetro digital DCV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 1000 V; ±0,5 % + 2 dígitos µv ACV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 750 V; ±0,8 % + 3 dígitos µv DCA 400 µa / 4 / 40 / 400 ma / 20 A; ±1,2 % + 8 dígitos na ACA 400 µa / 4 / 40 / 400 ma / 20 A; ±1,5 % + 10 dígitos na Ohmios 400 Ω / 4 / 40 / 400 kω / 4 / 40 MΩ; ±1,0 % + 2 dígitos mω Capacidad 40 / 400 nf / 4 / 40 / 100 µf; ±3,5 % + 5 dígitos - 10 pf 10 / 100 Hz / 1 / 10 / 100 khz / 1 / 10 MHz; ±1,2 % + 2 dígitos - 1 mhz Temperatura -20 C C; ±3 % + 2 dígitos - 0,1 C 1 batería de 9 V 88 x 197 x 41 mm 390 g tiva IEC1010-1, UL1244, CATIII 1000V/CATIV 600V Multímetro PCE-DM32, funda, cable de control, batería, termoelemento tipo K, cable de interfaz, software e instrucciones de uso PCE-DM32 Multímetro digital (CAT III 1000 V) CAL-LT 1 Certificado de calibración ISO (función multímetro) CAL-DM12 Certificado de calibración ISO RS232-USB Adaptador RS-232 a USB CAL-DM32 Certificado de calibración ISO 119
3 PCE-PI1 PCE-UT 532 Medidor de rotación de fase económico y de fácil manejo Multímetro y medidor de aislamiento en uno El medidor de rotación de fase PCE-PI1 posee una carcasa robusta con una gran pantalla LCD para que pueda determinar de forma sencilla y cómoda la dirección de rotación de fases y motores. Adicionalmente le indica en pantalla problemas eventuales de alguna fase. Cumple las normativas CAT III 600 V y IEC Es ideal para determinar la rotación de fase en todos los ámbitos donde se usa la corriente trifásica para alimentar motores y sistemas eléctricos. Dispone de un rango de tensión de hasta 690 VAC. Con el medidor de rotación de fase se anticipa a fallos en motores e instalaciones que pueden surgir debido a una dirección de rotación errónea. Manejo sencillo Pinzas de cocodrilo robustas Medición trifásico de 40 a 690 V AC No necesita baterías Seguridad: IEC-61010, CAT III 600 V Tipo de protección IP-40 Gran pantalla LCD Este medidor de aislamiento / multímetro PCE-UT 532 combina un multímetro bien equipado con un medidor de aislamiento. El medidor de aislamiento / multímetro está equipado con medidor de frecuencia y capacidad, además de poder medir magnitudes como tensión, corriente y resistencia. Mediante un sensor de temperatura, que se incluye en el envío, se pueden efectuar mediciones de temperatura. La selección de rango automática (Autorange) permite trabajar de forma rápida y segura, mientras que la gran pantalla LCD con iluminación de fondo garantiza una buena lectura. Además integra un medidor de aislamiento. Puede medir con una tensión de prueba de hasta 1000 V resistencias de aislamiento hasta 2 GΩ. También integra una memoria interna para guardar los valores de medición pulsando una tecla, o de forma automática cada segundo. Selección de rango automática Medición de capacidad TRMS en la medición de corriente Integra un medidor de aislamiento Gran pantalla LCD (contabiliza hasta 9999) con iluminación de fondo Memoria interna Función HOLD Adicionalmente se puede emitir el certificado de calibración ISO tivas: IEC 1010, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Rango de medición VAC Rango de frecuencia Hz Corriente de entrada 1 ma Corriente de prueba por fase 1 ma Indicador LCD Cables de prueba 3 x 130 cm Condiciones ambientales C Tipo de protección IP x 69 x 32 mm 130 g IEC / EN61010 IEC / EN Pinzas de comprobación de seguridad (opcionales) Juego de 3 pinzas con un diámetro de 4 mm, con punta de cesta de lámina y protección del mango aplanada. Categoría de medición CAT III hasta 1000 V. Medidor de rotación de fase PCE-PI 1, 3 x cables de prueba pinzas con pinzas de cocodrilo e instrucciones de uso Preis [Euro] PCE-PI1 Medidor de rotación de fase 35,00 Componente adicional PCE-PR3 Pinzas de seguridad (3 unidades) 15,00 CAL-PI1 Certificado de calibración ISO 92,00 Multímetro Tensión DC mv ±0,1 % del indic. +4 dígitos 10 / 100 µv V ±0,09 % del indic. +6 dígitos 1 / 10 / 100 mv 1000 V ±0,09 % del indic. +6 dígitos 1 V Tensión AC Hz 60 Hz...1 khz V ±1,0 % del indic. +3 dígitos ±2,0 % +3 dígitos 1 / 10 / 100 mv 1000 V ±2,0 % del indic. +3 dígitos ±2,0 % +6 dígitos 1 V Corriente DC ma ±1,0 % del indic. +2 dígitos 10 / 100 µa Corriente AC 50 Hz Hz 60 Hz... 1 khz ma ±1,5 % der Anz. +2 dígitos ±1,5 % +2 dígitos 10 / 100 µa Otros rangos de medición Resistencia: 600 Ω; 6/ 60/ 600 kω; 6 / 40 MΩ ±1,5 % del indic. +3 dígitos 0,1 Ω Capacidad: 10/ 100/ 1000 nf; 10/ 100 µf ±3,0 % del indic. +5 dígitos 10 pf : 60/ 600 Hz; 6/ 60/ 600 khz; 1 MHz ±0,1 % del indic. +3 dígitos 0,01 Hz Temperatura: -40 C C ±1,0 % del indic. +10 dígitos 1 C Medidor de aislamiento Tensión de prueba DC 250 V Ω 500 V MΩ 1000 V - 2 GΩ Corriente de cortocircuito 2,0 ma Observaciones 6 x baterías de 1,5 V 202 x 97 x 46 mm 505 g IEC61010; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V Medidor de aislamiento / multímetro PCE-UT 532, par de pinzas de cocodrilo con cable, adaptador para termoelemento, termoelemento, baterías, maletín, instrucciones de uso PCE-UT 532 Medidor de aislamiento / multímetro CAL-UT 532MM Certificado de calibración ISO (Multímetro) CAL-UT 532ISO Certificado de calibración ISO (Medidor de aislamiento) 120
4 DM-9960 PCE-DM 22 Multímetro con mediciones Peak muy rápidas y de frecuencia hasta 40 MHz Multímetro TRUE RMS con memoria, interfaz RS-232 y software Este multímetro digital posee selección de rango automática y manual, así como un indicador dual con un valor numérico máximo de hasta 3999 en un gráfico de barras analógico de 40 segmentos. Ofrece posibilidades innovadoras en el ámbito de las funciones de medición convencionales, como una verdadera medición Peak (valor pico) para impulsos de entrada de >1 ms. El multímetro cuenta con una protección de entrada completa y forma parte de la clase de protección CAT III 1000 V. Selección de rango automática para: DCV, ACV, DCA, ACA, ohmios, medición de diodos, tránsito, capacidad, frecuencia y temperatura. Gráfico de barras analógico de 40 segmentos Indicador de estado de la batería Valor de medición, valor mínimo, máximo y mantenimiento del valor pico Medición del valor relativo Prueba de diodos Rango automático Este multímetro de mano es un aparato muy capaz que cubre casi todas sus necesidades. Además de determinar DCV, ACV, DCA, ACA y la resistencia con gran precisión, determina la capacidad, la frecuencia, las revoluciones y la temperatura y posibilita la comprobación de paso y la prueba de diodos. También podrá transmitir los valores de medición guardados a un PC o portátil con la ayuda del software que está incluido en el envío. La función de registrador de datos integrado permite realizar tomas de larga duración en máquinas e instalaciones eléctricas. Este multímetro de mano se entrega calibrado de fábrica y puede contar con una calibración de laboratorio y un certificado ISO opcionales (al realizar el pedido o al realizar la recalibración anual). Selección de rango automática Alta precisión de base DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura, revoluciones Prueba de diodos, comprobación de paso Función Peak (1 ms) Valor relativo / mín. / máx. / Hold Memoria interna ( valores) Interfaz RS-232, cable, software Certificado de calibración ISO opcional DCV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 1000 V ±0,8 % + 1 dígito; 100 µv ACV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 1000 V ±1,0 % + 2 dígitos; 100 µv DCA 0,4 / 4 / 40 / 400 ma / 10 A ±1,5 % + 2 dígitos; 0,1 µa ACA 0,4 / 4 / 40 / 400 ma / 10 A ±1,5 % + 2 dígitos; 0,1 µa Resistencia 400 Ω / 4 / 40 / 400 kω / 4 / 40 MΩ ±1,5 % + 2 dígitos; 0,1 Ω Capacidad 4 / 40 / 400 nf/ 4 /40 / 400 µf / 4 / 40 mf ±3 % + 1 dígito; 1 pf 4 / 40 / 400 khz / 4 / 40 MHz ±0,5 % + 2 dígitos ; 1 Hz Temperatura -20 C C; ±1 % + 2 C 2 baterías AAA de 1,5 V 88 x 185 x 40 mm 350 g IEC ; CAT III 1000 V Multímetro digital DM-9960, cable de control con pinzas, baterías e instrucciones de uso Tensión DC 400 mv ±0,3 % del indic. + 2 dgt. 0,1 mv 4 V ±0,3 % del indic. + 2 dgt. 1 mv 40 V ±0,3 % del indic. + 2 dgt. 10 mv 400 V ±0,3 % del indic. + 2 dgt. 100 mv 1000 V ±0,3 % del indic. + 2 dgt. 1 V Tensión AC Hz 500 Hz...1 khz 400 mv ±0,5 % del indic. + 5 dgt. ±1 % + 5 dgt. 0,1 mv 4 V ±0,5 % del indic. + 5 dgt. ±1 % + 5 dgt. 1 mv 40 V ±0,5 % del indic. + 5 dgt. ±1 % + 5 dgt. 10 mv 400 V ±0,5 % del indic. + 5 dgt. ±1 % + 5 dgt. 100 mv 750 V ±0,5 % del indic. + 5 dgt. ±1,2 % + 5 dgt. 1 V Corriente DC 400 µa ±0,8 % del indic. + 2 dgt. 0,1 µa 4000 µa ±0,8 % del indic. + 2 dgt. 1 µa 40 ma ±0,8 % del indic. + 2 dgt. 10 µa 400 ma ±0,8 % del indic. + 2 dgt. 100 µa 10 A ±1,0 % del indic. + 2 dgt. 10 ma Corriente AC 45 Hz Hz 500 Hz... 1 khz 400 µa ±1,3 % del indic. + 5 dgt. ±1,6 % + 5 dgt. 0,1 µa 4000 µa ±1,3 % del indic. + 5 dgt. ±1,6 % + 5 dgt. 1 µa 40 ma ±1,3 % del indic. + 5 dgt. ±1,6 % + 5 dgt. 10 µa 400 ma ±1,3 % del indic. + 5 dgt. ±1,6 % + 5 dgt. 100 µa 10 A ±1,5 % del indic. + 5 dgt. ±1,8 % + 5 dgt. 10 ma Otros rangos de medición Resistencia: 400 Ω; 4/ 40/ 400 kω; 40 MΩ ±0,6 % del indic. + 2 dgt. 0,1 Ω Capacidad: 4/40/400nF; 4/40/400µF; 4/40mF ±1,9 % del indic dgt. 1 pf : 4/ 40/ 400 khz; 4/ 40 MHz ±0,5 % del indic. + 1 dgt. 1 Hz RPM: 4/ 40 krpm; 4/ 40/ 400 MRPM ±0,5 % del indic. + 1 dgt. 0,01 RPM Temperatura: -50 C C ±1,0 % del indic. + 2 C 1 C Memoria / Interfaz interna, para valores / RS-232 Software con el envío (en inglés) 1 batería de 9 V / 198 x 86 x 38 mm / 430 g tiva IEC , CAT III 1000 V Multímetro PCE-DM 22, cables de control, sensor de temperatura tipo K, batería, funda, cable RS-232, software (en inglés) e instrucciones de uso DT-9960 Multímetro digital CAL-DM-9960 Certificado de calibración ISO PCE-DM 22 Multímetro con registrador de datos USB-DM 22 Cable USB CAL-DM 22 Certificado de calibración ISO 121
5 PCE-UT 61E PCE-UT 61D Medición TRMS / puerto RS-232 / autorange / contador hasta / Función valor relativo y valor pico / medición de capacidad / rango de frecuencia hasta 10 khz Este multímetro es ideal para el uso en el laboratorio, los institutos de investigación y el electricista in situ. Ofrece las funciones Hold, valor relativo y valor pico, lo que permite efectuar trabajos de medición de forma rápida y segura. En mediciones de tensión alterna y corriente, el aparato indica el valor real efectivo (TRMS), y esto con un rango de frecuencia de 45 Hz a 10 khz. Además, permite medir la capacidad y la frecuencia. A través del puerto RS-232 puede transmitir en tiempo real los valores de medición y guardarlos mediante el software. Con su interruptor giratorio puede seleccionar la magnitud deseada. La función Autorange busca de forma automática el rango de medición apropiado (también puede ajustarlo de forma manual). Su gran pantalla LCD de alto contraste permite una lectura del valor desde cualquier ángulo, aún bajo escasas condiciones de iluminación. Medición TRMS Medición de capacidad Rango de frecuencia hasta 10 khz Prueba de diodos y comprobador de continuidad Se incluye software con cable interfaz (Puerto RS-232), que permite registro de datos Función de valor relativo y valor pico Selección de rango automática Gran pantalla LCD de alto contraste con contador hasta IEC 61010: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V Medición TRMS / valor máximo/mínimo y relativo / medición de capacidad / puerto RS-232 / gran pantalla LCD / autorange Este multímetro TRMS digital PCE-UT 61D está equipado con múltiples funciones. Dispone de una funda que lo protege de condiciones ambientales adversas. Con su interruptor giratorio puede seleccionar la magnitud deseada. La función Autorange busca de forma automática el rango de medición óptimo (también puede ajustarlo de forma manual). Su gran pantalla LCD de alto contraste con iluminación de fondo y contador hasta 6000 permite una lectura del valor desde cualquier ángulo, aún bajo escasas condiciones de iluminación. Dispone de funciones Hold, máximo y mínimo y valor relativo. En mediciones de tensión alterna y corriente, el aparato indica el valor real efectivo (TRMS), y esto en un rango de frecuencia de 45 Hz a 3 khz. Además, el equipo permite medir la capacidad y la frecuencia. Funciones de valores máx. / mín. / valor relativo Se incluye software con cable interfaz (Puerto RS-232), que permite registro de datos Selección de rango automática Medición TRMS Rango de frecuencia hasta 3 khz Alto contraste de pantalla que garantiza una óptima lectura en condiciones ambientales adversas Medición de capacidad IEC 61010: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V Tensión DC Tensión AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Capacidad Prueba de diodos Prueba de continuidad Puerto Pantalla 220 mv / 2,2 / 22 / 220 / 1000 V ±1,0 % + 5 dígitos; 0,01 mv 220 mv / 2,2 / 22 / 220 / 750 V ±3,0 % +50 dígitos; 0,01 mv 220 / 2200 µa / 22 / 220 ma / 2,2 / 10 A ±1,2 % +50 dígitos; 0,01 µa 220 / 2200 µa / 22 / 220 ma / 2,2 / 10 A ±2,0 % +50 dígitos; 0,01 µa 220 Ω / 2,2 / 22 / 220 kω / 2,2 / 22 / 220 MΩ ±3,0 % +50 dígitos; 0,01 Ω 22 / 220 nf / 2,2 / 22 / 220 µf / 2,2 / 22 / 220 mf ±4,0 % +5 dígitos; 0,001 nf tensión en vacío: aprox. 2,8 V, resolución: 0,001 V tensión en vacío: aprox. 0,45 V, resolución: 0,1 Ω 220 MHz ±0,01 % + 5 dgt RS-232 LCD con iluminación de fondo batería de 9 V 180 x 87 x 47 mm 370 g IEC ; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V Tensión DC 60 / 600 mv / 6 / 60 / 600 / 1000 V ±1,0 % + 3 dígitos; 10 µv Tensión AC 60 / 600 mv / 6 / 60 / 600 / 750 V ±3,0 % +5 dígitos; 10 µv Corriente DC 600 / 6000 µa / 60 / 600 ma / 6 / 10 A ±3,0 % +5 dígitos; 0,1 µa Corriente AC 600 / 6000 µa / 60 / 600 ma / 6 / 10 A ±1,2 % +5 dígitos; 0,1 µa Resistencia 600 Ω / 6 / 60 / 600 kω / 6 / 60 MΩ ±1,5 % +2 dígitos; 0,1 Ω Capacidad 40 / 400 nf / 4 / 40 / 400 µf ±4,0 % +5 dígitos; 0,01 nf Prueba de diodos tensión en vacío: aprox. 2,8 V, resolución: 0,001 V Prueba de continuidad tensión en vacío: aprox. 0,45 V, resolución: 0,1 Ω - Puerto Pantalla RS-232 LCD con iluminación de fondo batería de 9 V 180 x 87 x 47 mm 370 g IEC ; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V Multímetro PCE-UT 61E, juego de cables, software y cable interfaz, batería, instrucciones de uso Multímetro PCE-UT 61D, juego de cables, software y cable interfaz, batería e instrucciones de uso PCE-UT61E Multímetro PCE-UT61D Multímetro CAL-UT61E Certificado de calibración ISO CAL-UT61D Certificado de calibración ISO 122
6 PCE-UT803 PCE-UT804 Multímetro de mesa TrueRMS con múltiples funciones de medición, interfaz USB / RS-232 y software Multímetro de laboratorio TrueRMS de alta precisión con múltiples funciones, registro de datos, interfaz USB-/ RS-232 y software Este multímetro de mesa está equipado tanto para un uso portátil como fijo. Puede utilizarse tanto con tensión de red como con pilas. Además del registro preciso de DCV, ACV, DCA, ACA y de la resistencia, este multímetro comprueba también la capacidad, frecuencia y temperatura. Tiene también integrados un control del ciclo acústico, un test de transistor y un test de diodos. Además puede guardar los valores de medición y si lo desea, transmitir a un PC o a un portátil con el software también suministrado (cable de datos USB y RS-232 incluidos). Con la función de registro de datos del software se hacen posibles las grabaciones a largo plazo de elementos eléctricos tales como módulos, máquinas y equipos. El aparato se entregará siempre calibrado de fábrica, pero se puede también, de forma opcional, calibrar en laboratorio y elaborar un certificado de calibración ISO. Selección de rango automático / manual DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura, test de transistor Control de ciclo, prueba de diodos Función valor mínimo / máximo / mantenido Cable de datos y software como componentes incluidos en el envío Interfaz USB y RS-232 Medición TrueRMS Medición de frecuencia de hasta 60 MHz Calibración ISO opcional disponible Este multímetro de alta precisión está equipado tanto para un uso portátil como fijo. Puede utilizarse tanto con tensión de red como con pilas. Dispone de una amplia gama de funciones del rango de medición que cubre cualquier necesidad. Además del registro preciso de DCV, ACV, DCA, ACA y y de la resistencia, comprueba también la capacidad, frecuencia y temperatura. Puede memorizar hasta valores de medición manual y si lo desea, leerlos en el propio aparato, o con el software entregado (cable de datos USB y RS-232 incluidos) transmitirlos a un PC o a un portátil. Referente a la función de registro de datos automática del multímetro (la cuota de muestreo se puede ajustar de 1... a 255 segundos), se hacen también posibles evoluciones en curva y grabaciones a largo plazo de elementos eléctricos tales como módulos, máquinas y equipos, valorables con el software profesional. Selección de rango automático / manual DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura, ciclo de trabajo... Registro de datos hasta valores de medición con una cuota de muestreo ajustable de 1... a 255 segundos Rango de medición de frecuencia superior hasta 400 MHz Medición de corriente de bucle 4-20 ma / 0-100% Interfaz USB y RS-232 Control de ciclo, prueba de diodo Medición TrueRMS hasta 100 khz Medición del valor relativo Cable de datos y software como componentes incluidos en el envío Calibración ISO opcional disponible Tensión DC 600 mv ±0,3 % del indic. +2 dgt 0,1 mv 6 V ±0,3 % del indic. +2 dgt 1 mv 60 V ±0,3 % del indic. +2 dgt 10 mv 600 V ±0,3 % del indic. +2 dgt 100 mv 1000 V ±0,5 % del indic. +3 dgt 1 V Tensión AC 600 mv ±0,6 % del indic. +5 dgt 0,1 mv 6 V ±0,6 % del indic. +5 dgt 1 mv 60 V ±0,6 % del indic. +5 dgt 10 mv 600 V ±0,6 % del indic. +5 dgt 100 mv 750 V ±1,2 % del indic. +3 dgt 1 V Corriente DC 600 µa ±0,5 % del indic. +3 dgt 0,1 µa 6000 µa ±0,5 % del indic. +3 dgt 1 µa 60 ma ±0,5 % del indic. +3 dgt 10 µa 600 ma ±0,8 % del indic. +3 dgt 100 µa 10 A ±1,2 % del indic. +3 dgt 10 ma Corriente AC 600 µa ±1,0 % del indic. +5 dgt 0,1 µa 6000 µa ±1,0 % del indic. +5 dgt 1 µa 60 ma ±1,0 % del indic. +5 dgt 10 µa 600 ma ±1,0 % del indic. +5 dgt 100 µa 10 A ±2,0 % del indic. +6 dgt 10 ma Resistencia 600 Ω; 6/ 60/ 600 kω; 6/ 60 MΩ ±0,5... 1,2 % del indic. +2 dgt Capacidad 6/ 60/ 600 nf; 6/ 60/ 600 µf; 6 mf ±2,0... 5,0 % del indic. +5 dgt 6/ 60/ 600 khz; 6/ 60 MHz ±0,1 % del indic. +3 dgt Temperatura -40 C C ±1,0 % del indic. +3 dgt Cuota de medición / s Aviso de paso por debajo de 30 Ω Prueba de diodos hasta 2,7 V / 1 ma Interfaz USB y RS-232 Software + cable de datos como componentes incluidos en el envío (en inglés) Pantalla LCD con iluminación de fondo 230 V / 50 Hz y / o 6 pilas x 1,5 V / 240 x 105 x 310 mm / 2000 g tiva IEC , CAT I 1000 V / CAT II 600 V Multímetro de mesa PCE-UT803, cables de comprobación, pinzas de cocodrilo grande y pequeña, sensor de temperatura (tipo K), adaptador, baterías, cable de alimentación de red, cable USB, cable RS-232, software e instrucciones de uso PCE-UT803 Multímetro de mesa CAL-UT803 Certificado de calibración ISO Tensión DC 400 mv ±0,025 % del indic. +5 dgt 0,1 mv 4 V ±0,05 % del indic. +5 dgt 1 mv 40 V ±0,05 % del indic. +5 dgt 10 mv 400 V ±0,05 % del indic. +5 dgt 100 mv 1000 V ±0,05 % del indic. +5 dgt 1 V Tensión AC 4 V ±0,4 % del indic. +30 dgt 1 mv 40 V ±0,4 % del indic. +30 dgt 10 mv 400 V ±0,4 % del indic. +30 dgt 100 mv 750 V ±1,0 % del indic. +30 dgt 1 V Corriente DC 400 µa ±0,1 % del indic. +15 dgt 0,01 µa 4000 µa ±0,1 % del indic. +15 dgt 0,1 µa 40 ma ±0,15 % del indic. +15 dgt 1 µa 400 ma ±0,15 % del indic. +15 dgt 10 µa 10 A ±0,5 % del indic. +30 dgt 1 ma Corriente AC 400 µa ±1,0 % del indic. +30 dgt 0,01 µa 4000 µa ±1,0 % del indic. +30 dgt 0,1 µa 40 ma ±1,0 % del indic. +30 dgt 1 µa 400 ma ±1,0 % del indic. +30 dgt 10 µa 10 A ±2,5 % del indic. +40 dgt 1 ma Resistencia 400 Ω; 4/ 40/ 400 kω; 4/ 40 MΩ ±0, % del indic. +40 dgt Capacidad 40/ 400 nf; 4/ 40/ 400 µf; 4/ 40 mf ± % del indic. +20 dgt 40/ 400 Hz; 4/ 40/ 400 khz; 4/ 400 MHz ±0,01 % del indic. +8 dgt Temperatura -40 C C ±1 % del indic. +30 dgt Rango de frecuencia TRMShasta 100 khz Memorización de datos valores de medición Cuota de muestreo s (ajustable) Lectura de datos en el aparato o con el software Interfaz USB y RS-232 Software + cable de datos como componentes incluidos en el envío (en inglés) Pantalla triple LCD con gráfico de barras e iluminación de fondo 230 V / 50 Hz y / o 6 pilas x 1,5 V / 240 x 105 x 310 mm / 3000 g tiva IEC , CAT I 1000 V / CAT II 600 V Multímetro de mesa PCE-UT804, cables de comprobación, pinzas de cocodrilo grande y pequeña, sensor de temperatura (tipo K), adaptador, pilas, cable de alimentación de red, cable USB, cable RS-232, software e instrucciones de uso PCE-UT804 Multímetro de mesa CAL-UT804 Certificado de calibración ISO 123
7 PCE-DC1 PCE-DC2 PCE-DC3 Pinza amperimétrica digital 200 A AC/DC, incluye medición de frecuencias Pinza amperimétrica digital 200 A AC/DC, incluye medición de ohmios Pinza amperimétrica digital 2/80 A AC/DC con alta resolución Esta pinza amperimétrica se ha desarrollado para detectar de forma indirecta corriente AC/DC y frecuencia. En esta pinza se han integrado una función de control de tensión sin contacto y una linterna de bolsillo para iluminar la zona a medir. Sus pequeñas dimensiones hacen posible su uso en zonas de difícil acceso. La gran pantalla iluminada garantiza una buena legibilidad incluso en zonas oscuras, como en armarios de distribución. Pantalla LCD de 3 2 /3 con iluminación de fondo Medición de corriente AC / DC hasta 200 A, tensión AC y frecuencia hasta 1 khz Memoria de valores Función de punto cero DCA Comprobador de tensión sin contacto Selección de rango automática Autodesconexión Abertura máxima de la pinza: 18 mm Esta pinza amperimétrica se ha desarrollado para la detección indirecta de corrientes AC/DC y resistencias. La pinza amperimetrica integra una linterna para iluminar el punto de medición, y la función de comprobación sin contacto de tensión. Las dimensiones reducidas de esta pinza amperimétrica permiten trabajar en lugares de difícil acceso. La pantalla iluminada de la pinza amperimétrica garantiza una buena lectura incluso en lugares oscuros, como armarios eléctricos y canalizaciones para cables. Pantalla LCD de 3 2 /3 con iluminación de fondo Medición de corriente AC / DC hasta 200 A, tensión AC / DC y ohmios Memoria de valores Función de punto cero DCA Comprobador de tensión sin contacto Selección de rango automática Autodesconexión Abertura máxima de la pinza: 18 mm Esta mini pinza amperimétrica ha sido creada para determinar de manera indirecta las corrientes AC/DC con una alta resolución. En esta pinza se han integrado una función de control de tensión sin contacto y una linterna de bolsillo para iluminar la zona a medir. Sus pequeñas dimensiones hacen posible su uso en zonas de difícil acceso. La gran pantalla iluminada garantiza una buena legibilidad incluso en zonas oscuras, como en armarios de distribución. Pantalla LCD de 3 2 /3 con iluminación de fondo Medición de corriente AC / DC hasta 80 A Memoria de valores Función de punto cero DCA Comprobador de tensión sin contacto Selección de rango automática Autodesconexión Abertura máxima de la pinza: 18 mm ACA 200 A; ±3 % + 8 dígitos ma DCA 200 A; ±2,8 % + 8 dígitos ma ACV V 50/60 Hz DCV - Ohmios - 40 Hz... 1 khz Abertura pinza diámetro máximo de 18 mm 66 x 155 x 31 mm 155 g ACA 200 A; ±2,5 % + 8 dgt ma DCA 200 A; ±2,0 % + 5 dgt ma ACV V 50/60 Hz DCV V; ±1,0 % +2 dígitos Ohmios ,9 Ω; ±1,5 % +8 dígitos - Abertura pinza diámetro máximo de 18 mm 65 x 164 x 32 mm 175 g ACA 2 A; ±3 % + 8 dígitos - 1 ma 80 A; ±3 % + 8 dígitos ma DCA 2 A; ±2,8 % + 8 dígitos - 1 ma 80 A; ±2,8 % + 8 dígitos ma ACV V 50/60 Hz DCV - Ohmios - - Abertura pinza diámetro máximo de 18 mm 65 x 164 x 32 mm 175 g PCE-DC1, batería e instrucciones de uso PCE-DC2, cables de control, batería e instrucciones de uso PCE-DC3, batería e instrucciones de uso PCE-DC1 Mini pinza 200 A AC/DC CAL-DC1 Certificado de calibración ISO PCE-DC2 Mini pinza 200 A AC/DC CAL-DC2 Certificado de calibración ISO PCE-DC3 Mini pinza 80 A AC/DC CAL-DC3 Certificado de calibración ISO 124
8 PCE-DC4 CM-9940 CM-9930 Pinza amperimétrica digital 1000 A AC Pinza de medición digital 600 A AC/DC Pinza de medición 2000 A AC/DC Esta pinza digital profesional puede medir corrientes sin contacto y cuenta con una sólida carcasa irrompible resistente al fuego con una protección de goma que la hace muy manejable para el usuario. La forma especial de la pinza facilita su uso en zonas de difícil acceso. Todas sus funciones tienen protección por sobrecarga. Pantalla LCD de 3 ¾ posiciones, 17 mm, indicador máximo: 3999 Mantenimiento de valores Corriente alterna hasta 1000 A Medición de tensión hasta 600 V AC/DC Función de medición de resistencia, frecuencia, capacidad, duty cycle y temperatura Prueba de diodos y control de paso Selección de rango manual y automática Diámetro máximo de 31 mm Autodesconexión Con nuestra pinza digital podrá medir corriente continua y alterna además de usar las funciones básicas de tensión continua y alterna, resistencia, frecuencia, tránsito y diodos. Es muy apreciada en el servicio técnico de pequeños electrodomésticos debido a su reducido diámetro de 30 mm. Todos los rangos tienen protección por sobrecarga. Pantalla LCD de 4 posiciones y 11 mm máximo 5000 (rango de frecuencia) Mediciones hasta 600 A AC/DC Data Hold, control de paso y valor relativo Abertura máxima de la pinza: 30 mm Esta pinza amperimétrica es un instrumento versátil con diseño y tecnología de última generación. Podemos destacar su sólida carcasa resistente a las roturas y al fuego junto con la protección del asidero para evitar tocar la pinza o el conductor que se encuentra en su interior, con lo que ofrece un máximo de seguridad al usuario. Todos los rangos tienen protección por sobrecarga. Pantalla LCD de 4 posiciones y 15 mm máximo 5000 (rango de frecuencia) Mediciones hasta 2000 A AC/DC Abertura máxima de la pinza: 60 mm Data Hold, valor efectivo real Función de control de paso DCV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 600 V; ±0,8 % + 3 dgt. 100 µv ACV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 600 V; ±1,8 % + 5 dgt. 100 µv ACA 40 / 400 / 1000 A; ±2,5 % + 5 dgt. 10 ma Ohmios 400 Ω / 4 / 40 / 400 kω / 4 / 40 MΩ; ±1,0 % + 4 dgt. 100 mω Capacidad 40/400nF / 4/40/100µF; ±3% + 5 dgt. 10 pf 5/50/500 Hz / 5/50/500 khz / 5/10 MHz; ±1,2 % + 2 dgt. 1 mhz Temperatura C; ±3 % + 5 C 0,1 C Abertura pinza diámetro máximo de 31 mm 80 x 229 x 49 mm 303 g Seguridad IEC ; CAT III 600 V PCE-DC4, funda, cable de control, sensor de temperatura tipo K, batería de 9 V e instrucciones de uso PCE-DC4 Pinza digital 1000 A AC CAL-DC4 Certificado de calibración ISO DCV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0 % + 2 dgt. 0,1 mv Protección sobrecarga DC 600 V ACV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 600 V ±1,2 % + 5 dgt. 0,1 mv Protección sobrecarga AC 600 V DCA 400 / 600 A; ±2 % + 8 dgt. 0,1 A Protección sobrecarga DC 600 V ACA 400 / 600 A; ±2 % + 8 dgt. 0,1 A Protección sobrecarga AC 600 V Ohmios 400 Ω / 4 / 40 / 400 kω / 4 / 40 MΩ ±1 % + 5 dgt. hasta 400 kω, sino ±3,5 % + 5 dgt. 0,1 Ω Protección sobrecarga AC/DC 400 V 5/50/500 Hz / 5/50/100 khz ±1 % + 5 dgt. 0,001 Hz Protección sobrecarga AC/DC 250 V Alarma acústica sí Prueba diodos sí 2 baterías de 1,5 V 178 x 64 x 33 mm 230 g tiva IEC , CAT III 600 V CM-9940, funda, cable, baterías e instrucciones de uso CM-9940 Pinza digital 600 A AC/DC CAL-CM-9940 Certificado de calibración ISO DCV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 1000 V ±1,0 % + 2 dgt. 0,1 mv Protección sobrecarga DC 1000 V ACV 400 mv / 4 / 40 / 400 / 1000 V ±1,2 % + 5 dgt. 0,1 mv Protección sobrecarga AC 1000 V DCA (directo) 400 µa / 4 / 40 / 400 ma; ±1,2 % + 5 dgt. (con la pinza) 400 / 2000 A; ±2,0 % + 8 dgt. P. sobrecarga DC 500 ma directo; DC 1000 V pinza ACA (directo) 400 µa / 4 / 40 / 400 ma; ±1,2 % + 5 dgt. (con la pinza) 400 / 2000 A; ±2,0 % + 8 dgt. P. sobrecarga AC 500 ma directo; AC 1000V pinza Ohmios 400 Ω / 4 / 40 / 400 kω / 4 / 40 MΩ ±1 % + 5 dgt. hasta 400 kω, sino ±3,5 % + 5 dgt. 0,1 Ω Protección sobrecarga AC/DC 400 V 5/50/500 Hz / 5/50/100 khz ±1 % + 5 dgt. 0,001 Hz Protección sobrecarga AC/DC 1000 V Capacidad 50 / 500 nf / 5 / 50 µf; ±3 % + 5 dgt. Protección sobrecarga AC/DC 400 V Valor efectivo real sí Alarma acústica / diodos sí / sí batería de 9 V 255 x 73 x 38 mm 380 g CM-9930, cable, baterías e instrucciones de uso CM-9930 Pinza digital 2000 A AC/DC CAL-CM-9930 Certificado de calibración ISO 125
9 PCE-LCT 1 PCE-LCT 2 PCE-EI-3000 Medidor digital para la comprobación de la corriente de fuga Pinza amperimetrica digital, mediciones de resistencia, capacidad y tensión Pinza digital flexible para conductores de corriente hasta 170 mm de diámetro y 3000 A Con la pinza PCE-LCT 1 es posible medir corrientes de fuga en un rango de hasta 100 A. Las corrientes de fuga surgen cuando la corriente fluye a través de conductos eléctricos que normalmente no están confeccionados para la conducción de corriente. Esta pin detecta estas corrientes y las muestra en pantalla. Así consigue por ejemplo detectar fallos en aislamientos. Esto es sobre todo ventajoso en lugares donde no se pueden o deben apagar las máquinas, pero que requieren una comprobación del aislamiento, por ejemplo, una comprobación según las normativa VDE 701/702. Medición de la corriente de fuga mediante la pinza Medición de corriente hasta 100 A y tensión hasta 600 V Prueba de continuidad Medición de resistencia hasta 400 Ω Gráfico de barras digital Alta resolución Mantiene valores máx./mín. en pantalla Protector de goma robusto Incluye los cables de prueba La pinza amperimétrica mide corrientes alternas y continuas hasta 80 A. Además, sirve para medir y comprobar tensiones alternas y continuas, resistencias, diodos, condensadores y frecuencias. Esto permite que sea un instrumento ideal para la inspección de instalaciones eléctricas o en la electrónica de automóviles. El diámetro máximo del conductor de esta pinza amperimetrica es de 23 mm. Gracias a que la pinza amperimétrica tiene forma de punta, es posible efectuar mediciones en armarios eléctricos. La gran pantalla tiene una resolución de hasta 0,001 y permite por tanto realizar mediciones de alta precisión. Medición de la corriente hasta 80 A Medición de tensión hasta 600 V Comprobación de diodo, resistencia y capacidad Diámetro máx. del conductor de 23 mm Pantalla con iluminación de fondo de 4000 dígitos Alta resolución de 0,1 ma Salida analógica Cumple IEC : CAT III, 600 V Memoriza el valor pico en pantalla Incluye los cables de prueba Esta pinza digital especial tiene una toma de corriente flexible para conductores de gran tamaño con diámetro hasta 170 mm, algo que no se podía hacer hasta ahora con una pinza digital estándar. Su mecanismo de apertura especial permite el acceso a zonas estrechas de difícil acceso, a zonas en las que era imposible utilizar una pinza normal. Mide frecuencias de red, corrientes de hasta 3000 A AC y tensiones de hasta 600 V AC como valor efectivo real. True RMS Corriente continua 3000 A AC / Tensión 600 V AC Pantalla LCD de posiciones Selección de rango automática Indicador de frecuencia Medición rápida del nivel pico (30 µs) Función mín. y máx. Desconexión automática Diámetro conductor: máximo 170 mm ACA 40/400 ma / 4/40/80/100 A; ± 5 % +1 A DCA - ACV 400 V / 50 Hz... 1 khz DCV - Resistencia Ω; ±1,0 % +2 dígitos Capacidad - - Diámetro de la pinza 30 mm Indicador LCD batería de 9 V 62 x 210 x 36 mm 200 g ACA 4 A; ±2,8 % +10 dgt. - 1 ma 80 A; ±3 % +8 dgt ma DCA 4 A; ±3 % +10 dgt. - 1 ma 80 A; ±3 % +8 dgt ma ACV V 50/60 Hz; ±2 % +5 dgt. DCV V; ±2 % +15 dígitos Resistencia MΩ; ±3,5 % +5 dígitos Capacidad µf; ±5 % +5 dígitos MHz; ±1,5 % +5 dígitos Diámetro de la pinza 23 mm Indicador LCD 2 baterías AA de 1,5 V 50 x 200 x 35 mm 200 g ACA Trms 300 A / 0,1 A 1000 A / 0,1 A 3000 A / 1 A; ±1 % del rango de medición ACV Trms 4, V / 0,1 V; ±0,5 % ±5 dígitos Hz / 0,1 Hz; ±0,2 Hz Diámetro conductor máximo 170 mm Radio curvatura mínimo 35 mm Diámetro toma 14 mm Indicador LCD de posiciones Temperatura C 2 baterías AA de 1,5 V 130 x 80 x 43 mm 430 g Pinza para corrientes de fuga PCE-LCT 1, cables de prueba, batería de 9 V, bolsa de transporte, instrucciones de uso PCE-LCT 1 Pinza para corrientes de fuga CAL-LCT 1 Certificado de calibración ISO Pinza amperimétrica PCE-LCT 2, cables de prueba, baterías, maletín de transporte, instrucciones de uso PCE-LCT 2 Pinza amperimétrica CAL-LCT 2 Certificado de calibración ISO Pinza PCE-EI-3000, baterías e instrucciones de uso PCE-EI-3000 Pinza digital 3000 A AC CAL-EI-3000 Certificado de calibración ISO 126
10 PCE-ACT 8 PCE-FC25 PCE-FC27 Amperímetro para automoción para las cajas de fusibles en vehículos Frecuencímetro 10 Hz... 2,6 GHz con antena telescópica incluida Frecuencímetro con interfaz RS Hz... 2,7 GHz El amperímetro para automoción con adaptador para fusibles planos es un medidor sencillo de usar para circuitos eléctricos de la automoción. Sean en el ámbito privado o profesional, con este amperimetro para automoción pude comprobar de forma rápida y precisa la carga de los diferentes circuitos eléctricos. También puede detectar con el amperímetro para automoción corrientes de fuga que son prejudiciales para las baterías de los coches, conectándolo a través de la toma de corriente en la caja de fusibles. La protección del circuito de medición está garantizada aún durante la medición cuando se enchufa el adaptador en la caja de fusibles. Con los adaptadores que se incluyen en el envío para fusibles planos y mini fusibles puede usted efectuar mediciones en cualquier vehículo. El alto contraste de la pantalla LCD garantiza una buena capacidad de lectura en condiciones ambientales adversas Función valor pico Gráfico de barras Diseño de seguridad Adaptadores para tamaños l y Mini. Se envía con un adaptador plano para fusibles montado de tamaño Maxi Este frecuecímetro posee un microprocesador para las funciones frecuencia, periodo, resolución con posibilidad de intercambio, función de retención de valores, medición del valor relativo y memoria de datos de medición (máximo, mínimo y valor medio). Su escaso consumo y su buena lectura hacen el trabajo fácil y cómodo incluso en condiciones lumínicas desfavorables. La antena telescópica para adaptar al frecuencímetro que se adjunta en el envío hace posible la recepción (sólo frecuencia) sin cables de emisores móviles o estacionarios. Antena telescópica para recibir la señal en el envío Alcance de cm Desconexión automática Posibilidad de conectar un adaptador de 9 V Calibración ISO opcional Un frecuencímetro de 8 posiciones con rango de medición de 10 Hz a 2,7 GHz y base temporal de 10 MHz con oscilador de cuarzo controlado por la temperatura. La conexión del frecuencímetro garantiza resultados de medición de gran precisión y una alta sensibilidad. El fácil manejo y su versatilidad lo hacen muy atractivo para científicos, técnicos de laboratorio, técnicos de comunicaciones e ingenieros. El aparato está dotado de una función de autocontrol para comprobar las funciones del aparato. Todas las funciones se seleccionan con el teclado del panel frontal. Interfaz RS-232 (protocolo en el envío) Función de autodiagnóstico Memoria de valor mínimo, máximo y medio Entrada para frecuencia externa Pantalla LCD de 8 posiciones Mediciones de periodos, del valor relativo Rango de medición A Resolución 0,1 A ±2 % del valor de medición +4 dígitos Indicador LCD batería de 9V Condiciones ambientales C / <70 % H.r. 150 x 45 x 30 mm 150 g Rangos de medición 2500 MHz: 50 MHz MHz (máx MHz tip.) 500 MHz: 10 MHz MHz 10 MHz: 10 Hz MHz Sensibilidad 2500 MHz: <50 mv TRUE RMS 500 MHz: <50 mv TRUE RMS 10 MHz: <50 mv TRUE RMS Rango de periodos 10 Hz MHz Sensibilidad <50 mv TRUE RMS Base de tiempo oscilador de cuarzo 4,194 MHz 4 baterías de 1,5 V 80 x 173 x 35 mm 340 g Rangos 10 Hz MHz 10 MHz MHz 100 MHz MHz Sensibilidad 10 MHz: 30 mv TRUE RMS 500 MHz: 50 mv TRUE RMS 2,7 GHz: 50 mv TRUE RMS Rango de periodos 10 Hz MHz Sensibilidad 10 Hz a 9 MHz: 15 mv TRUE RMS Base de tiempo MHz Coeficiente temp. ±1,5 PPM ( C) de la base de tiempo frecuencia ±(2 PPM +1 dígito); 23,5 C Tensión entrada máx. 10 MHz + periodo: 15 V TRUE RMS 500 MHz: 4 V TRUE RMS 2,7 GHz: 4 V TRUE RMS 6 baterías AA de 1,5 V o componente de red 9 V 280 x 210 x 90 mm 1200 g Amperímetro para automoción PCE-ACT 8, adaptador tamaño l, adaptador Mini, batería de 9 V e instrucciones de uso Frecuencímetro PCE-FC25, antena telescópica, cables de control, baterías e instrucciones de uso Frecuencímetro PCE-FC27, 1 equipo de cables de prueba, 6 baterías e instrucciones de uso PCE-ACT 8 Amperímetro para automoción PCE-FC25 Frecuencímetro CAL-PCE-FC25 Certificado de calibración ISO PCE-FC27 Frecuencímetro SOFT-LUT-B02 Software y cable RS-232 CAL-PCE-FC27 Certificado de calibración ISO 127
11 PCE-IT55 PCE-IT100 PCE-UT 512 Medidor de aislamiento con tres tensiones de control Medidor de aislamiento para resistencias de aislamiento hasta 4000 MΩ Medidor de aislamiento hasta 1000 GΩ El medidor de aislamiento determina resistencias de aislamiento hasta un máximo de 2000 MΩ (para tensiones auxiliares de 250, 500 y 1000 V). Además ofrece la posibilidad de medir corrientes continuas y alternas hasta un máximo de 750 V / 1000 V, así como resistencias hasta un máximo de 2 kω. Cuenta con control de paso con pitido de aviso integrado. Los valores de medición pueden fijarse presionando una tecla. El aparato cumple las normas DIN parte 1 / VDE 0411 parte 1, medidas de protección para aparatos de medición electrónicos (IEC1010-1) y DIN VDE 0413 (medidores de aislamiento). Cumple las normativas IEC1010-1,CAT III 1000 V Gran pantalla de dos líneas con iluminación de fondo Mediciones puntuales y prolongadas con LOCK Indicador de superación de rango y de la batería Tono de aviso para mediciones de aislamiento Auto desconexión El medidor de aislamiento PCE-IT100 detecta con tensiones auxiliares las resistencias de aislamiento de 125 V, 250 V, 500 y 1000 V hasta un máximo de 4000 MΩ. Además, este medidor de aislamiento le ofrece la medición de resistencias de hasta 400 Ω y la función de medición para tensión continua y alterna. También integra una comprobador de tránsito con señal acústica. Además de la función Data-Hold para congelar el valor actual en pantalla, también puede retener los valores máximo y mínimo en la medición de tensión y ohmios. Dispone de una gran pantalla con iluminación de fondo Se envía en un maletín, listo para ser usado Medición simple o continua mediante la tecla "LOCK" Desconexión automática para proteger la batería Dispone de una indicación de sobrerango y del estado de batería Seguridad: EN , CAT III 1000 V Certificado de calibración ISO opcional El medidor de aislamiento es un aparato universal idóneo para el uso in situ, y en talleres con condiciones de medición difíciles. La gran pantalla LCD con iluminación de fondo le muestra simultáneamente todas las magnitudes más importantes, mientras que el gráfico de barras le permite ver el desarrollo de la resistencia de aislamiento. La entrada Guard se puede usar para impedir una falsificación de los valores de medición causada por la corriente residual. Diferentes modos de medición permiten efectuar mediciones usuales de forma rápida y sencilla. Este medidor puede también ejecutar la prueba de polarización (prueba-pi) de forma autónoma. Prueba de tensión hasta 2500 V Medición de aislamiento hasta 100 GΩ Memoria para 18 valores de medición Interfaz USB para la transmisión de datos Gran pantalla con iluminación de fondo y gráfico de barras Aviso acústico en la medición de aislamiento Alimentado por baterías Envío incluye software inglés y cable USB Rangos de medición ACV: V DCV: V ohmios: Ω / Ω aislamiento: MΩ / MΩ Resolución ACV: 1 V DCV: 1 V ohmios: 0,1 Ω / 1 Ω aislamiento: 100 kω...1 MΩ ACV: ±1,2 % ±10 dígitos DCV: ±0,8 % ±3 dígitos ohmios: ±1,0 % ±2 dígitos aislamiento: ±3,5 % ±5 dígitos Tensiones de control 250 V MΩ 500 V MΩ 1000 V MΩ Control de paso pitido: <40 Ω, corriente de prueba 200 ma 6 baterías AA de 1,5 V Cond. ambientales C / <80 % H.r. 200 x 92 x 50 mm 700 g IEC10101, CAT III 1000 V Rangos de medición aislamiento: 4 / 40 / 400 / 4000 MΩ ACV: V DCV: V ohmios: 40 Ω / 400 Ω Resolución aislamiento: 1 / 10 / 100 kω / 1 MΩ ACV: 1 V DCV: 1 V ohmios: 0,01 Ω / 0,1 Ω aislamiento: ±5,0 % ± 5 dígitos ACV: ±1,2 % ±10 dígitos DCV: ±0,8 % ± 3 dígitos ohmios: ±1,2 % ± 3 dígitos Tensiones de control 125 V - 4 MΩ 250 V - 40 MΩ 500 V MΩ 1000 V MΩ Control de paso pitido: <35 Ω, corriente de prueba 200 ma 6 baterías AA de 1,5 V Cond. ambientales C / <80 % H.r. 200 x 92 x 50 mm 700 g IEC10101, CAT III 1000 V Rangos de medición aislamiento: 0,5 MΩ GΩ ACV: V DCV: V Resolución aislamiento: 100 kω / 1 MΩ ACV: 1 V DCV: 1 V aislamiento: ±3,0 % ± 5 dígitos ACV: ±2 % ±5 dígitos DCV: ±2 % ± 5 dígitos Tensión de prueba DC 500 / 1000 / 1500 / 2500 V Corriente de cortocircuito <1,8 ma Memoria 18 valores Interfaz USB Indicador pantalla LCD, 123 x 58 mm 6 baterías AA de 1,5 V Cond. ambientales C / <80 % H.r. 202 x 155 x 94 mm 1800 g IEC10101, CAT III 1000 V Medidor de aislamiento PCE-IT55, cables, pinza de sujeción, baterías, sujeción, maletín e instrucciones de uso PCE-IT55 Medidor de aislamiento CAL-IT55 Certificado de calibración ISO Medidor de aislamientopce-it100, cables, pinza de sujeción, baterías, sujeción, maletín e instrucciones de uso PCE-IT100 Medidor de aislamiento CAL-IT100 Certificado de calibración ISO Medidor de aislamiento PCE-UT 512, cables de prueba con pinzas de cocodrilo, software, cable de USB, baterías e instrucciones de uso PCE-UT 512 Medidor de aislamiento CAL-UT 512 Certificado de calibración ISO 128
12 PCE-IT111 PCE-DI 6300 PCE-IT413 & PCE-IT414 Medidor de aislamiento hasta 8 GΩ en carcasa compacta Medidor de aislamiento para el sector profesional Medidor de aislamiento para alta tensión hasta V El medidor de aislamiento detecta las resistencias de aislamiento hasta un máximo de 8 GΩ (en tensiones auxiliares de 250, 500 y 1000 V). Además, el medidor de aislamiento le permite una medición para tensiones alternas y continuas hasta un máximo de 950 VDC y 700 VAC, y resistencias hasta un máximo de 2 kω. Tiene un comprobador de tránsito con señal acústica integrada. Los valores de medición pueden ser retenidos con solo pulsar un botón. El aparato cumple las normativas DIN parte 1/VDE 0411 parte 1, contramedidas para medidores electrónicos (IEC1010-1) y DIN VDE 0413 (medidor de aislamiento). Pantalla LCD de 2 líneas y 16 dígitos Indicación automática de polaridad, selección de rango y puesta a cero Señal acústica cuando hay descarga en las mediciones de aislamiento Protección de sobrecarga en pruebas de continuidad Función de seguridad, la tensión se mantiene solo durante 10 segundos (se puede desactivar) Función Hold El medidor de aislamiento PCE-DI 6300 es un aparato con grandes pre s taciones para llevar a cabo mediciones de aislamientos (según las prescripciones VDE 0413 parte 1) de instalaciones eléctricas, conducciones y máquinas con tensión DC de 100, 250, 500 o 1000 V. Medición según VDE 0413 parte 1 Rangos Multi MΩ Mediciones de aislamiento con alta corriente piloto; corriente de cortocircuito de 2,8 ma Mediciones de aislamiento con diferentes tensiones Mide tensión de resistencia y corriente alterna Indicador de batería y de superación de rango Puesta a cero automática y descarga del circuito El medidor de aislamiento PCE-IT413 y el PCE-IT414 pertenecen a una serie de aparatos resistentes de alta precisión con pantalla de 6 posiciones. Han sido especialmente desarrollados para el personal de servicio técnico en el exterior y para condiciones adversas. Una de sus ventajas es el circuito de protección integral para evitar errores de medición por corrientes de fuga. Cuentan con señal de alarma óptica y acústica Medición según VDE 0413 parte 1 Tensión de prueba hasta V (modelo PCE-IT413) y hasta V (modelo PCE-IT414) Muy buena relación calidad / precio Rangos de medición 2 GΩ / 250 V 4 GΩ / 500 V 8 GΩ / 1000 V DCV: V ACV: V ohmios 0, Ω Resolución aislamiento: 1 / 10 / 100 MΩ DCV: 1 V ACV: 1 V ohmios: 0,01 / 0,1 / 1 Ω aislamiento: ±3 % control DC: ±1,5 % control AC: ±1,5 % ohmios: ±2,0 % Tensión de prueba DC 250 / 500 / 1000 V Corriente de cortocircuito 4,0 ma Condiciones ambientales C/ % H.r. 8 x baterías 1,5 V 175 x 85 x 75 mm 655 g tiva IEC ; EN ; CAT III 700; EN ; EN Aislamiento 200 MΩ / 100 V 200 MΩ / 250 V 200 MΩ / 500 V 1000 MΩ / 1000 V aislamiento: ±3 % +1 dígito control DC: ±2 % +1 dígito control AC: ±1 % +2 dígitos resistencia: ±4 % +1 dígito Tensión control DC 100 / 250 / 500 / 1000 V Corriente cortocircuito aprox. 2,6... 2,8 ma Tensión AC 600 V Resistencia de entrada 4,5 MΩ Med. resistencia 200 Ω Cuota de medición 0,4 s Cond. ambientales C / % H.r. 6 baterías de 1,5 V 160 x 120 x 85 mm 575 g tiva IEC ; EN ; CAT III 600; EN ; EN Modelos PCE-IT413 PCE-IT414 Tensión control DC 500 / / / / / V / V Rangos aislamiento 30 GΩ / 500 V 60 GΩ / V 60 GΩ / V 150 GΩ / V 150 GΩ / V 300 GΩ / V 300 GΩ / V 600 GΩ / V ±3 % Potencia de salida 1 W máx. Resist. aislamiento entre 2000 MΩ / 2000 V conduc. eléctrica y carcasa Tensión estática entre V AC para máx. 1 min circuito y carcasa Circuito de preaviso AC tensiones >450 V AC 8 baterías de 1,5 V 250 x 110 x 190 mm 1,5 kg tiva IEC ; CAT III; IEC ; EN ; EN ; EN Medidor de aislamiento PCE-IT111, cables de prueba con pinzas de cocodrilo, correa de hombros, baterías e instrucciones de uso PCE-IT111 Medidor de aislamiento CAL-IT111 Certificado de calibración ISO Medidor de aislamiento PCE-DI 6300, cables con pinzas cocodrilo, cinturón de transporte, baterías e instrucciones de uso PCE-DI 6300 Medidor de aislamiento CAL-DI 6300 Certificado de calibración ISO PCE-IT413 o bien PCE-IT414, cable de control de silicona en colores, cabezal palpador de alta tensión con protección integral y conductor coaxial, baterías e instrucciones de uso PCE-IT413 Medidor de aislamiento (5.000 V) PCE-IT414 Medidor de aislamiento ( V) CAL-IT413 Certificado de calibración ISO (PCE-IT413) CAL-IT414 Certificado de calibración ISO (PCE-IT414) 129
13 PCE-UT603 SM-10 Medidor LCR en carcasa compacta Medidor de campo especial para recepción de señales por satélite El medidor LCR proporciona mediciones precisas de resistencias, de condensadores y de bobinas desmontados por separado. El aparato determina la inductividad, la resistencia, la capacidad y permite el control de paso (con aviso acústico) y la prueba de diodos. El medidor LCR también posee una tecla de puesta a cero para evitar la impedancia parásita. Gran pantalla LCD Alta cuota de medición Prueba de diodos Control de paso Prueba de transistores Indicador de estado de la batería Calibración ISO opcional El medidor de campo para TV es una ayuda insustituible en las tareas de instalación y mantenimiento de sistemas de recepción de televisión por satélite analógicos y digitales, así como para optimizar la colocación o la orientación de las instalaciones. La gran pantalla LCD con iluminación de fondo y gráfico de barras facilita la lectura de los diferentes valores, como la frecuencia, el valor de campo, el modo operativo y la unidad de medida. La carcasa de metal proporciona una buena protección en el exterior. Medición de la potencia de las señales por satélite (señal ZF) Sintonización de la frecuencia con PLL ( MHz) Nivel de salida 13/18 V, 22 khz y DiSEqCTM 1,0 para amplificadores LNB Mediciones de corriente LNB hasta 250 ma Acumuladores recargables / desconexión automática Memoria para registrar 99 canales Mantiene el valor pico (nivel de entrada máximo) Control acústico de la potencia de la señal Registro automático del ajuste seleccionado Rangos de medición Resolución Cuota de medición s de prueba Aviso acústico de paso Prueba de diodos Indicador Material carcasa Inductividad: 2/ 20/ 200 mh; 2/ 20 H Capacidad: 2/ 20/ 200 nf; 2/ 20/ 200/ 600 µf Resistencia: 200 Ω; 2/ 20/ 200 kω; 2/ 20 MΩ control de paso, prueba de diodos Inductividad: ±2 % +8d (hasta 200 mh); ±5 % +15d (hasta 20 H) Capacidad: ±1 % +5d (hasta 200 nf); ±4 % +5d (hasta 200 µf) Resistencia: ±0,8 % +1d (hasta 2 MΩ); ±2 % +5d (hasta 20 mω) Inductividad: 1/ 10/ 100 µh; 1/ 10 mh Capacidad: 1/ 10/ 100 pf; 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 µf Resistencia: 0,1/ 1/ 10/ 100 Ω; 1/ 10 kω 0,5 s Inductividad: 100 Hz / 1 khz Capacidad: 100 Hz / 1 khz si se superan los 10 Ω bien o defectuosos gran pantalla LCD de 61 x 32 mm 1 batería de 9 V plástico ABS 172 x 83 x 38 mm 310 g Rango de frecuencia Rango de campo Ancho de banda Entrada HF Parámetros de registro Función de memoria Unidades de medida Señal de salida en interna Tiempo operativo con baterías Tensión de carga necesaria Magnitudes y valores mostrados MHz (frec. 1. ZF); 250 khz db µv ( dbm) ±3 db ( C) -0,1 db 27 MHz (-3 db) conexión F 75 Ω frecuencia ( MHz en pasos de 250 khz) normal, valor pico, tono db, µv, dbm, madc 13 V, 18V, 13 V +22 khz, 18 V +22 khz acumuladores recargables de 12 V / 1200 ma 2 horas para carga LNB 250 ma 12 V DC, 500 ma frecuencia, canal, nivel, db, µv, dbm, madc, funciones de medición, carga de batería, señal de salida en antena y gráfico de barras 180 x 75 x 150 mm 1500 g Medidor PCE-UT603, cables de comprobación, soporte de goma, batería e instrucciones de uso PCE-UT603 Medidor LCR Medidor de campo para señales por satélite SM-10, bolso de transporte, cargador, acumuladores internos e instrucciones de uso SM-10 Medidor de TV por satélite CAL-UT603 Certificado de calibración ISO 130
14 PCE-ET 3000 PCE-MO 2001 PCE-MO 2002 Aparato manual para la comprobación de tomas de tierra de edificios Medidor de resistencia contra tierra para medir en pararrayos o tomas de tierra de pararrayos para todo tipo de edificios. Posee una carcasa hermética y cumple con los requisitos de seguridad de VDE 0413 necesarios para el personal de servicio técnico en el exterior. Es apropiado para medir electrodos de toma de tierra y pararrayos o sistemas de toma de tierra más pequeños, así como para medir la resistencia de la potencia y el paso de conductores y componentes de acoplamiento. Los circuitos de conmutación más modernos reducen al mínimo las influencias de la tensión y la resistencia a tierra de los electrodos de toma de tierra del entorno. de prueba de 820 Hz Indicador de batería Indicador de superación de rango Data Hold Seguridad: IEC y CAT III 300 V Pantalla LCD de 3 ½ posiciones (máx. 2000) Incluye cables de comprobación rojo de 15 m, amarillo de 10 m, verde de 5 m; agujas para tierra, baterías e instrucciones de uso Comprobador de miliohmios en maletín resistente al agua Este comprobador de miliohmios en una carcasa resistente a salpicaduras de agua hace posible la medición de resistencias de 100 µω a 2000 Ω. Los valores de medición se representan en su gran pantalla LCD de 3½ posiciones de fácil lectura. Para obtener el valor de medición se pone una corriente constante en el objeto de medición y se mide la caída de tensión sobre el objeto a medir. Medición de resistencia de bobinas de motores, generadores, transformadores, p.e. de circuitos de conmutación paralelos o contiguos, comprimidos y de conmutadores y relés Medición de la energía de enlace en minas, aviones, sistemas de vías, barcos y en instalaciones domésticas e industriales Control de paso en sistemas cíclicos (Ringbus) en el ámbito doméstico y en el industrial Control de elementos de compresión de líneas aéreas de toma de corriente, trabajos de control y mantenimiento en armarios de distribución, etc. Comprobador de miliohmios alimentado por batería en carcasa resistente al agua y de alta precisión El comprobador de miliohmios alimentado por batería en carcasa resistente al agua (hermetizado por una junta tórica) permite la medición de resistencia de 100 µω a 2000 Ω. Es el instrumento ideal para el técnico que trabaja in situ gracias a que es alimentado por batería. Para detectar el valor de medición se pone una corriente constante en el objeto de medición y se mide la caída de tensión sobre el objeto a medir. Sistema de medición de 4 conductores Selección de 5 rangos de medición 3 corrientes de prueba con fusible de sobretemperatura Protección contra sobretensión Gran pantalla Información sobre la resistencia de la línea de comprobación Función Auto-Hold y Auto-Off Indicador LED al sobrepasar los valores permitidos de Rp, Rc y temperatura Carcasa hermetizada por una junta tórica Certificado de calibración opcional Rango Resolución Resistencia 20 / 200 / 10 / 100 mω / ±2% de tierra 2000 Ω 1 Ω +2 pos. Tensión AC V AC - ±3% 50/60 Hz + 2 pos. Límite inferior 0,01 Ω Corriente 2 ma TRUE RMS Ind. de resistencia indica si la resistencia de los electrodos se encuentra dentro del rango válido Condiciones ambientales C / % H.r. 8 baterías de 1,5 V 250 x 190 x 120 mm 1,5 kg s IEC ; CAT III 300 V Rangos de medición mω en pasos de 100 µω / mω: 1 mω / Ω: 10 mω / Ω: 100 mω / Ω: 1 Ω ±0,75 % del valor ±2 pos. en todo el rango de temperatura de operación de C (para medir con el cable de control adjunto en el envío) Corriente de control 1 ma (rango 2000 Ω) 10 ma (rangos 200 Ω / 20 Ω) 100 ma (rangos 2000 mω / 200 mω) ±0,1 % 230 V AC, 50 / 60 Hz 250 x 180 x 200 mm 1,35 kg tiva IEC ; CAT IV 20 V Rangos de medición mω en pasos de 100 µω / mω: 1 mω / Ω: 10 mω / Ω: 100 mω / Ω: 1 Ω ±0,75 % del valor ±2 pos. en todo el rango de temperatura de operación de C (para medir con el cable de control adjunto en el envío) Corriente de control 1 ma (rango 2000 Ω) 10 ma (rangos 200 Ω / 20 Ω) 100 ma (rangos 2000 mω / 200 mω) ±0,1 % 8 baterías de 1,5 V 250 x 190 x 110 mm 1,5 kg tiva IEC ; CAT IV 20 V PCE-ET 3000, cables de control rojo de 15 m, amarillo 10 m, verde 5 m, varillas para tierra e instrucciones de uso PCE-ET 3000 Medidor de resistencia contra tierra CAL-ET 3000 Certificado de calibración ISO PCE-MO 2001, cable de comprobación y de red, instrucciones PCE-MO 2001 Comprobador de miliohmios CAL-MO 2001 Certificado de calibración ISO PCE-MO 2002, cable de comprobación, 8 baterías, instrucciones PCE-MO 2002 Comprobador de miliohmios CAL-MO 2002 Certificado de calibración ISO 131
15 Leadmaster Easycount PCE-PA6000 Contador de corriente alterna móvil para tensiones hasta 230 VAC Contador de corriente trifásica móvil para tensiones hasta 400 VAC Analizador de potencia con interfaz RS-232 Contador de potencia Leadmaster es un contador de electricidad para tensión alterna hasta 230 V, con una carcasa protegida contra las salpicaduras de agua y resistente a golpes. Los polos del contador de potencia Leadmaster están equipados con conectores macho y hembra. Los conectores macho y hembra del contador de potencia están disponibles en diferentes versiones (p.e. para España, Alemania y Austria) con enchufes normalizados. Otros conectores específicos para determinado país (p.e. Inglaterra) están disponibles bajo solicitud. El contador de potencia Leadmaster es ideal para puertos, campings, mercadillos, ferias y eventos similares, donde se factura la corriente en lugares donde no existe ningún contador de luz fijo. De peso ligero Manejo sencillo Flexible y uso independiente del lugar Pantalla bien legible Carcasa estable ABS Longitud de cables de conexión de 0,50 m Posibilidad de obtener diferentes conectores Leadmaster 1 El contador de corriente trifásica Easycount es un contador de energía, incrustado en una carcasa protegida contra las salpicaduras de agua, para corriente trifásica hasta 400 V. Los cables del contador de corriente trifásica, con una longitud por ambos lados de aprox. 50 cm, cuentan con un conector CEE macho y otro hembra. Los conectores macho y hembra del contador de corriente están adaptados a la intensidad de corriente máxima permitida (16 A o 32 A). El contador de corriente trifásica está verificado según las últimas autorizaciones MID. El contador de corriente trifásico Easycount es ideal como contador de corriente para cualquier DJ, como contador en obras, en fiestas de barrio y eventos similares donde se paga la corriente consumida en lugares donde no existe ningún contador de luz fijo. De peso ligero Manejo sencillo Flexible y uso independiente del lugar Pantalla bien legible Carcasa estable ABS Longitud de cables de conexión de 0,50 m por ambos lados Conexión CEE de 16 A o 32 A El medidor de potencia PCE-PA6000 es un instrumento de mesa que mide la potencia, el factor de potencia, la corriente y la tensión alterna, la corriente y la tensión continua, la resistencia y la frecuencia. El aparato cuenta con una interfaz de datos RS-232; con el software podrá realizar la transmisión de datos al PC para poder elaborarlos y guardarlos más cómodamente. Selección de rango automática Medición de corriente directa conectando un cabezal palpador o una pinza de corriente Función Hold / Función de alarma High / Low Posibilidad de alimentación por red o con baterías Interfaz RS-232 Leadmaster 2 Entrada de corriente 230 V AC Corriente permanente admisible 5 (20) A 50 Hz Consumo propio <0,5 W Potencia mínima 6 W Indicación contador de rueda Resolución 0,1 kwh Temperatura ambiental C Tipo de protección contador IP 54 conexiones: IP 44 Entrada de corriente 3 x 230 V / 400 V Corriente permanente admisible 16 A bzw. 32 A 50 Hz Consumo propio <0,5 W Potencia mínima 6 W Indicación contador de rueda Resolución 0,1 kwh Temperatura ambiental C Tipo de protección contador IP 54 conexiones: IP 44 Medición en vatios (AC) 1 W... 6 kw; Potencia de valor real 1 W; Medición directa ±1,5 % + 1 dígito Medición en vatios (AC) 1 W ,9 kw; con adaptador de 1 W; pinzas externo ±1,5 % + 1 dígito Medición en VA 0,01 VA... 9,999 kva; 0,01 VA; ±1,5 % +1 dígito Factor potencia (cos φ) 0, ,00; 0,01; ±1,5 % + 2 dígitos Contador KWh 0,001 Wh kwh; 0,001 Wh; ±1 % + 1 dígito ACV / DCV 0,1 V V; 0,1 / 1V; ±1 % +1 dígito ACA TRUE RMS directo máx 10 A; 10 ma, inductivo DCA TRUE RMS cabezal máx A; 1 A ±1 % + 1 dígito ACA con pinza hasta 2000 A (según la pinza) 10, Hz; 0,1 Hz; 1 % + 1 dígito Ohmios 1 Ω... 19,99 kω; 1 / 10 Ω; ±1 % +1 dígito 6 baterías AA de 1,5 V o componente de red 280 x 210 x 90 mm 1100 g Adaptador Power PCE-PA-ADP adicional Contador de potencia Leadmaster con cable de 0,50 m por ambos lados, así como los conectores macho y hembra Leadmaster 1 Contador de potencia CEE Leadmaster 2 Contador de potencia Schuko contador de corriente trifásica móvil con una longitud de cable de aprox. 0,50 m en ambos lados con conectores CEE macho y hembra Easycount 1 Contador de potencia CEE 16 A Easycount 2 Contador de potencia CEE 32 A Analizador de potencia PCE-PA6000, cable de control, software, cable RS-232 e instrucciones de uso PCE-PA6000 Analizador de potencia PCE-PA-ADP Adaptador Power NET-300 Componente de red RS232-USB Adaptador de RS-232 a USB CAL-PA6000 Certificado de calibración ISO 132
16 PCE-360 Medidor de potencia de tres fases y medidor de energía (en tiempo real) con memoria de datos, interfaz para el PC y software El medidor de potencia (Power Analyzer) PCE-360 sirve para medir la potencia en una o en tres fases. Para ello, su gran pantalla presenta hasta 10 valores. Se pueden adaptar hasta 4 pinzas de corriente a la vez. En el modo manual puede guardar 99 valores de manera directa. En el modo de registro de datos se pueden guardar hasta valores, por eso, este medidor de potencia de tres fases es ideal para realizar análisis de larga duración. Los valores guardados en el aparato pueden ser transmitidos al PC para su posterior valoración (también software y cable de datos). Control en tiempo real, grabación y análisis de sistemas de una y tres fases Mide corriente y tensión (efectiva real) Mide factor de potencia y ángulo fase Potencia efectiva, aparente y reactiva Analiza armónicos Pinza para medir el conductor neutro Registrador de 512 K ( grupos) Memoria para 99 mediciones Incluye interfaz RS-232, cable para el PC y software Gran pantalla con 10 indicaciones Posibilidad de calibración ISO adicional Medición de tensión Rango: ,9 V TRUE RMS tres canales de entrada con punto de referencia común N Resolución: 0,1 V : ±0,3 % del valor + 10 D para tensiones >80 V de red: 50 Hz (no para uso FU) Medición de corriente Rango: fase 1 3 ( A) / TRUE RMS rango N ( A) / TRUE RMS Resolución: 0,1 A : ±0,5 % del valor + 15 D ±1 % Potencia efectiva P Rango: ,9 KW : ±1 % del valor + 20 D Potencia aparente S Rango: ,9 KVA : ±1 % del valor + 10 D Potencia reactiva Q Rango: ,9 KVAR : ±1 % del valor + 20 D Energía (trabajo efectivo Rango: 0, MWh / 0, Mvarh / 0, MVAh aparente y reactivo) Resolución: 0,1 KWh / 0,1 Kvarh / 0,1 KVAh : ±1 % del valor + 20 D Factor de potencia (cos φ) Rango: 0, ,000 : ±1 dígito Ángulo de fase Medición de frecuencia Rango: Hz / tensión U1 : ±1 % del valor + 2 D Capacidad de memoria Registrador de datos: máx valores (512 k), tiempo comienzo y fin programables Memoria manual: 99 valores Cuota de medición 5 s, 30 s, 1 min, 2 min (ajustable) Transmisión de datos / interfaz interfaz con aislamiento óptico RS-232 Software / cable de datos en inglés, incluido Indicador pantalla multifunción Rango de frecuencia Hz 8 baterías de 1,5 V o adaptador de red 12 V / 300 ma Carcasa del material plástico ABS de la carcasa 235 x 116 x 54 mm 730 g CAT III/600 V; DIN VDE 0411/ EN / IEC 61010; clase II; IP 30; grado 2 Medidor de potencia de tres fases PCE-360, 4 pinzas de corriente, 4 pinzas de presión con cable de 3 m, 4 cables de medición de seguridad, 8 baterías, adaptador, bolso de transporte, cable RS-232 para PC, software e instrucciones de uso PCE-360 Medidor de potencia de tres fases RS232-USB Adaptador de interfaz RS-232 a USB CAL-PCE-360 Certificado de calibración ISO 133
17 PCE-830 Analizador de potencia y armónicos de 3 fases, así como medidor de energía (tiempo real) y analizador de armónicos con memoria, puerto para PC y software El analizador de potencia y armónicos PCE-830 (Power and Harmonics Analyzer) sirve para la medición de una a tres fases de magnitudes eléctricas en la red de corriente alterna. Además de detectar las magnitudes de medición normales como tensión, corriente, frecuencia, potencia y energía, también indica, según la normativa EN50160, los valores armónicos, interarmónicos y asimétricos. Interferencias en la red como interrupciones, robos, sobretrensiones temporales o transitorios (a partir de 16 µs) son detectadas con sus valores correspondientes. La pantalla LCD, que cuenta con un buen contraste y una matriz de puntos con iluminación de fondo, le muestra hasta 35 parámetros simultáneamente. Se pueden adaptar hasta 3 pinzas de corriente simultáneamente. En el modo de registro de datos puede memorizar hasta valores de medición (3 fases / 4 conductores), en el caso más sencillo hasta valores de medición (1 fase / 2 conductores), repartido entre 85 registros. Todo esto hace que el analizador de potencia y armónicos PCE-830 pueda usarse de forma óptima para el análisis de larga duración. Los valores de medición obtenidos pueden ser enviados a voluntad al ordenador y ser procesados con el software de análisis correspondiente. El contenido del envío contiene todo lo que necesita para efectuar las mediciones y el análisis (incluido el software y el cable de datos). Aunque el medidor de potencia se envía calibrado de fábrica, puede ser calibrado opcionalmente en el laboratorio y certificado según la normativa ISO (con el primer pedido o para la recalibración anual). Análisis de red de 3 fases/4 conductores, 3 fases/3 conductores, Medición del valor efectivo real 1 fase/3 conductores (V 123 e I 123 ) Medición de potencia activa (W, KW, MW, GW) Medición de potencia aparente y reactiva (KVA, KVAR) Factor de potencia (PF), ángulo de fase (Φ) Medición de energía y trabajo (Wh, KWh, KVARh, PFh) Mediciones de corriente de 0.1 ma a 3000 A, permite p.e. Gran pantalla LCD que muestra hasta 35 parámetros simultáneamente analizar la necesidad de reserva de potencia de una fábrica (3P4W [=3 fases/4 conductores]) Las condiciones CT (1 a 600) y PT (1 a 3000) programables Indicación de las formas de onda de corriente y tensión superpuestas Potencia media (AD en W, KW, MW) Memoria de 512 KB con intervalos de registro programables Indicación de las formas de onda, parámetros de (cuota de medición de 2 a 3000 segundos, valores rendimiento y las distorsiones armónicas usando el sistema de 3 fases/4 conductores) Potencia máxima (MD en W, KW, MW) con el período programable Análisis de las distorsiones armónicas hasta orden 99 de curvatura Indicación en pantalla hasta la 50º forma de onda armónica Indicación de la forma de onda con valor máximo Análisis de las distorsiones absolutas (%THD-F) (1024 valores de medición / períodos) Detecta hasta 28 transitorios (tiempo y ciclos) con el umbral programable (%) Diagrama de equilibrio gráfico con parámetros del sistema de 3 fases Factor de 3 fases de tensión o corriente asimétrica (d0%, d2%) Relación de 3 fases de tensión o corriente asimétrica (VUR) Temporizador y calendario integrado para el registro de datos Puerto USB aislado ópticamente Set 1: Set 2: Set 3: Rango: hasta 100 A Rango: hasta 1000 A Rango: hasta 3000 A Diámetro del conductor eléctrico: Diámetro del conductor eléctrico: Diámetro del conductor eléctrico: máx. 30 mm Set 1 máx. 55 mm Set 2 máx. 170 mm Set 3 (incl. PCE-6801) (incl. PCE-6802) (incl. PCE-3007) Vatios AC Rango de medición / precisión 5, ,9 W / ±1 % 5, ,9 W / ±1 % 5, ,9 W / ±1 % (50 o 60 Hz, PF 0,5 hasta 1,0) 1, ,999 kw / ±1 % 1, ,999 kw / ±1 % 1, ,999 kw / ±1 % 10, ,99 kw / ±1 % 10, ,99 kw / ±1 % 10, ,99 kw / ±1 % 100, kw / ±1 % 100, kw / ±1 % 100, kw / ±1 % kw / ±1 % kw / ±1 % kw / ±1 % 0, ,999 MW / ±1 % Corriente AC Rango de medición / precisión 0, ,000 A / ±0,5 % 0, ,000 A / ±0,5 % 0, ,0 A / ±1 % 0, ,00 A / ±0,5 % 4, ,00 A / ±0,5 % 300, ,9 A / ±1 % 4, ,0 A / ±0,5 % 40, ,0 A / ±0,5 % A / ±1 % Tensión AC Rango de medición / precisión (medición entre fase y neutro) 20, ,0 V /±0,5 % 20, ,0 V /±0,5 % 20, ,0 V /±0,5 % (medición entre dos fases) 20, ,0 V / ±0,5 % 20, ,0 V /±0,5 % 20, ,0 V /±0,5 % Factor de potencia 0, ,00 / ±0,04 0, ,00 / ±0,04 0, ,000 / ±0,04 Ángulo de desfase -180, ,0 / ±1-180, ,0 / ± ,0 / ±1 Especificaciones generales Medición máxima en corriente y tensión AC Hz / ±5 % Medición del valor de cresta en tensión y corriente AC 1, ,99 / ±5 % Rango de frecuencia Hz / ±0,1 Hz Memoria 512 kb (no es memoria volátil) hasta valores de medición efectuando una medición de 1 fase/2 conductores Puerto USB (aislado ópticamente) Pantalla Pantalla iluminada, LCD de matriz de puntos 8 x baterías 1,5 V AA / peso 257 x 155 x 57 mm / 1160 g Condiciones ambientales C / max. 85 % H.r. Tipo de protección / normativas IEC 61010, 600 V / CAT III Analizador de potencia y armónicos PCE-830, 3 pinzas amperimétricas (según el set elegido), 4 bornes de toma aislados, 4 líneas de comprobación de seguridad, 8 baterías, adaptador de red, maletín, cable USB para PC, software (inglés), instrucciones de uso PCE Analizador de potencia Set 1 (incluye PCE-6801) PCE-6801 Set de pinzas 1 (para recambio o ampliación) PCE Analizador de potencia Set 2 (incluye PCE-6802) PCE-6802 Set de pinzas 2 (para recambio o ampliación) PCE Analizador de potencia Set 3 (incluye PCE-3007) PCE-3007 Set de pinzas 3 (para recambio o ampliación) CAL-PCE-830 Certificado de calibración ISO 134
18 PCE-UT232 PCE-GPA 62 Medidor de potencia y medidor de energía (tiempo real) hasta 3 fases con memoria, puerto USB y software Medidor de potencia y medidor de energía (tiempo real) con registro de datos, pantalla gráfica, interfaz para PC y software Este medidor de potencia es un instrumento multifuncional. El medidor de potencia cubre prácticamente todas sus necesidades. El medidor de fases sirve para la medición de potencia de una o tres fases y de contador de energía activa hasta 9999 kwh. Para minimizar las interferencias en máquinas se necesita un aparato de prueba que esté en grado de efectuar mediciones de tensión, corriente y potencia. Este medidor es ideal para todos estos trabajos. Sus circuitos internos garantizan un análisis muy preciso de los diferentes factores de potencia, eliminando de antemano una serie de problemas que puedan surgir. Los valores de medición obtenidos pueden ser enviados a voluntad al ordenador y ser procesados. En el contenido del envío se incluye todo lo que necesita para la medición y valoración. Medición indirecta (1 a 3 fases) mediante la pinza integrada Mediciones de potencia: potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia, ángulo de fase y energía activa Mediciones de multímetro: valor efectivo real / tensión, valor efectivo real / corriente, frecuencia Temperatura Registrador de datos de 99 valores visualizables en pantalla Memoria para los valores mínimo, máximo y Data-Hold Modo de calibración interna Indicación del estado de batería Selección de rango automática Certificado de calibración ISO opcional El analizador de armónicos trifásico (Graphic Power Quality Analyzer) sirve para la medición de una o tres fases de la potencia activa, reactiva y aparente, el factor de potencia, el ángulo de fase, la energía, la tensión, la corriente, así como los picos y armónicos hasta la 50º forma de onda armónica. La pantalla gráfica integrada le muestra de forma óptima los valores del analizador de red. Los valores de medición se pueden registrar y transferir posteriormente al PC. Es un aparato de mano profesional con el que puede determinar múltiples parámetros. Gracias a la iluminación de fondo de la pantalla, puede hacer una lectura precisa de los valores aún si las condiciones de luz no son óptimas. Aunque el analizador de armónicos se envía calibrado de fábrica, puede ser calibrado opcionalmente en el laboratorio y certificado según la normativa ISO (con el primer pedido para la recalibración anual). Comprobación en tiempo real, registro y medición de tensión y corriente (efectiva real) Mide el factor de potencia y ángulo de fase, frecuencia, energía, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, (1 fase o 3 fases en redes simétricas) Diámetro máximo del conductor: 55 mm Pantalla gráfica Desconexión automática a los 15 min. (se puede desconectar la función) Calibración ISO opcional Tensión (AC/TRMS) 20 / 100 / 300 / 600 V; ±1,2 % + 5 dígitos Corriente (AVT/TRMS) 40 / 100 / 400 / 1000 A; ±2,0 % +5 dígitos Potencia activa 0,01 kw kw; ±3,0 % +5 dígitos Potencia aparente 0,01 kva kva; ±3,0 % +5 dígitos Potencia reactiva 0,01 kvar kvar; ±4,0 % +5 dígitos Energía activa (contador kwh) kwh; ±3,0 % +2 dígitos Factor de potencia 0,3... 1,00 inductivo y capacitivo; ±0, dígitos Ángulo de fase ; ±1, Hz Temperatura C Registrador de datos 99 valores de medición Pantalla 9999 con gráfico de barras e iluminación de fondo 4 x baterías de 1,5 V 303 x 112 x 39 mm 600 g Tensión (AC/TRMS) V; ±0,5 % + 5 dígitos Corriente (AVT/TRMS) A; ±1,0 % +5 dígitos Potencia activa 0,01 kw kw ±2,0 % +40 dígitos (<20 V und <20 A); ±1,0 % +20 dígitos(>20 V und >20 A) Potencia aparente 0,01 kva kva ±2,0 % +40 dígitos (<20 V und <20 A); ±1,0 % +20 dígitos (>20 V und >20 A) Potencia reactiva 0,01 kvar kvar ±2,0 % +40 dígitos (<20 V und <20 A); ±1,0 % +20 dígitos (>20 V und >20 A) Factor de potencia 0, ,000 inductivo y capacitivo ±0,1 % +40 dígitos (<20 V und <20 A); ±0,04 % +20 dígitos (>20 V und >20 A) Ángulo de fase ; ±1,0 / ; ±1,0 Energía activa kwh; ±1,0 % +20 dígitos Energía aparente kvah; ±1,0 % +20 dígitos Energía reactiva kvarh; ±1,0 % +20 dígitos Hz Memoria registros de datos Apertura máx. de la pina 55 mm Puerto USB Pantalla LCD gráfica, 128 x 64 con iluminación de fondo 2 x baterías de 1,5 V 271 x 112 x 56 mm 650 g Medidor de potencia PCE-UT232, 4 x líneas de prueba, 4 x pinzas de cocodrilo, cable USB, software, baterías, maletín de transporte e instrucciones de uso PCE-UT232 Medidor de potencia Componente adicional CAL-PCE-UT232 Certificado de calibración ISO Medidor de potencia PCE-GPA 62, puntas de medición aisladas con 2 m de cable cada una, baterías, maletín, cable USB para PC, software (en inglés) e instrucciones de uso PCE-GPA 62 Medidor de potencia Componente adicional CAL-PCE-GPA Certificado de calibración ISO 135
19 PCSU1000 Osciloscopio registrador para cuota de medición máx. 50 MS/s / alimentación y transmisión de datos mediante USB / analizador de espectro / registrador transitorio El osciloscopio para PC PCSU 1000 es un medidor compacto y de fácil manejo. El osciloscopio de dos canales, una entrada trigger externa y una cuota de medición en tiempo real de hasta 50 MS/s hacen que tenga un amplio campo de uso. Los circuitos de entrada apoyan el ancho de banda analógico de 60 MHz (± 3 db), mientras que con la ayuda de la secuencia de medición (se puede usar para todas las señales periódicas) se puede trabajar con una cuota de medición de hasta 1 GS/s. La memoria por canal es de 4000 muestras. Ya que la alimentación se efectúa a través del puerto USB no es necesario un componente de red adicional. El software le ofrece, además de la función osciloscopio, un analizador de espectro y un registrador transitorio. El programa es sencillo y claro, lo que permite que usuarios inexpertos igualmente puedan trabajar con el software. Los datos registrados con el osciloscopio para PC los puede exportar como imagen o tabla, y editarlos posteriormente. Por supuesto, también tiene a disposición funciones matemáticas para sumar o restar canales e invertir el canal 2. Además se le pueden mostrar directamente los 21 parámetros de las formas de onda. Cuota de medición en tiempo real: hasta 50 MS/s (pendiente de la resolución vertical) Ancho de banda analógico: 60 MHz Auto-Set para un manejo sencillo Con analizador de espectro y registrador transitorio y transmisión de datos mediante el puerto USB Compatible con USB 1.1 y 2.0 Exportación de imágenes y tablas Calibración ISO con certificación opcional Canales de entrada 2 Ancho de banda analógico 60 MHz Cuota de medición en tiempo real 1,25 ks/s - 50 MS/s (según la resolución vertical) Acoplamiento de entrada AC, DC Impedancia de entrada 1 MΩ / 30pF Tensión de entrada máxima 30 V (peak-peak) Desviación vertical 5 mv/div... 2 V/div Desviación horizontal 20 ns ms/div Disparo (trigger) flanco positivo o negativo Puerto USB USB 55 x 205 x 175 mm Osciloscopio para PCSU1000, software, cable de datos USB, 2 x cabezales (60 MHz) PCSU1000 Osciloscopio CAL-PCE-OC 1 Certificado de calibración ISO 136
20 PCE-OC 1 PCE-UT 81B Osciloscopio de mano, multímetro, contador de frecuencia y medidor de revoluciones, todo ello integrado en un sólo aparato Osciloscopio de mano ancho de banda de 8 MHz / integra un multímetro / contador de frecuencia / puerto USB / memoria interna Este osciloscopio de mano es un instrumento de medición con múltiples funciones para los electrotécnicos del sector industrial in situ, el taller mecánico, el laboratorio, la investigación y el desarrollo. El osciloscopio cubre el vacío existente entre un multímetro normal y el osciloscopio multifunción portátil; todo ello en el formato compacto de un multímetro profesional. Además de sus múltiples funciones, este osciloscopio destaca por su gran rango de frecuencia (5 MHz) y sus dos canales reales. Al mismo tiempo que se indican los valores de medición se muestran las formas de onda; y viceversa, para los distintos valores de medición numéricos se muestra su gráfica osciloscópica. La gran pantalla sirve para la indicación simultánea de los parámetros del multímetro y las formas de onda. El manejo se efectúa de forma cómoda a través de teclas suaves. Gracias al software y el cable de datos USB es muy sencillo el registro de datos y la elaboración de datos en el ordenador. También tiene la posibilidad de registrar datos a través de una conexión a un ordenador. Osciloscopio digital de 2 canales Cuota de medición de 50 ms/s por canal Anchura de banda analógica DC hasta 5 MHz Diferentes posibilidades de trigger, como activación automática Multímetro de rango automático True RMS Contador de frecuencia de 10 MHz Autoset para un manejo sencillo Control de menú sencillo a través de teclas suaves Pantalla gráfica con iluminación de fondo de 132 x 128 píxeles Memoria interna para máximo 16 capturas Interfaz USB para valores de medición DMM y transmisión de las ondas de medición Función de registro de datos mediante el ordenador Seguridad: IEC / 664; CAT III/600V El osciloscopio de mano digital PCE-UT 81B es un medidor multifunción, lo que le permite trabajar con él en múltiples aplicaciones. La combinación de osciloscopio y multímetro hace que este osciloscopio de mano sea el instrumento ideal para el técnico que repara in situ, pero también para que los profesionales tengan este medidor en su taller. La pantalla LCD monocromo con una resolución de 160 x 160 píxeles es fácilmente legible gracias a su iluminación de fondo. La tecla "Auto-Set" le permite trabajar de forma rápida y sencilla. Además, el osciloscopio dispone de una memoria interna que le permite recuperar en pantalla hasta 10 señales para su posterior análisis. El multímetros integrado está equipado con las funciones estándar: medición de tensión, corriente y resistencia, así como la prueba de continuidad y de diodos. Dispone también de funciones adicionales como la medición de frecuencia y capacidad. En los modos de medición de tensión, corriente y frecuencia puede seleccionar para ver en pantalla sólo el valor de medición o el valor de medición con las formas de onda. A través del puerto USB aislado ópticamente puede traspasar los valores de medición y el desarrollo de las señales desde el osciloscopio de mano a su ordenador. Cuota de medición de 40 MS/s Ancho de banda analógico: 8 MHz Multímetro con rango automático Auto-Set para un manejo sencillo Pantalla gráfica con iluminación de fondo (160 x 160 píxeles) Memoria interna para un máximo de 10 imágenes Función de registro de datos en conexión con un PC. Interfaz USB para valores de medición DMM y transmisión de las ondas de medición. Seguridad: CAT II/1000 V, CAT II/600V Calibración ISO con certificación opcional Osciloscopio Canales de entrada 2 Ancho de la banda de frecuencia 5 MHz DC Cuota de medición 25 MS/s (dual) / 50 MS/s (singular) Entrada AC, DC Impedancia de entrada 1 MΩ ±3,0 % vertical / ±0,01 % horizontal Memoria de las ondas de medición 16 curvas Multímetro Selección de rango automático, manual Rango de tensión DC 1000 V DC / ±0,3 % +3 dígitos Rango de medición AC 750 V AC (TRUE RMS) / ±0,75 %+ 5 dígitos ( Hz) Rango de medición de resistencia 5 / 50 / 500 kω / 5 MΩ / ±0,5 % +5 dígitos Comprobación de tránsito 1,7 V tensión de prueba (señal acústica) Rango de frecuencia 100 Hz / 1 / 10 / 100 khz / 1 / 10 MHz ±0,05 % +5 dígitos Revoluciones r.p.m. Propiedades generales Pantalla 132 x 128 píxeles acumuladores Li-Ion de 3,7 V o red externa Puerto al ordenador USB / 90 x 195 x 40 mm / 460 g tiva DIN / VDE 0411; IEC 1010; EN 61010; CAT III / 600 V Osciloscopio de mano PCE-OC 1; software, cable USB, cables de prueba, maletín, soporte de goma, adaptador / cargador AC, set de acumuladores Li-Ion, instrucciones de uso PCE-OC 1 Osciloscopio CAL-PCE-OC 1 Certificado de calibración ISO PCE-CA 502 Adaptador para pinza amperimétrica, 1000 A Canales de entrada 1 Ancho de la banda de frecuencia 8 MHz DC Cuota de medición 40 MS/s Entrada AC, DC Impedancia de entrada 10 MΩ vertical: ±5,0 % + 1 Pix. / horizontal: ±0,1% + 1 Pix. Protección de entrada 1000 V (peak-peak) Desviación vertical / horizontal 20 mv/div V/div / 100 ns - 5 s/div Memoria de las ondas de medición 10 curvas Tensión DC 400 mv V / ±0,8 +8 dígitos; 1000 V DC / ±0,1 % +8 dígitos Tensión AC 4 V V / ±1 % +15 dígitos; 750 V / ±1,2 %+ 15 dígitos ( Hz) Corriente DC 400 µa µa / ± (1,0 % + 8 dígitos) 40 ma ma / ± (1,2 % + 8 dgt.); 4 A A / ± (1,5 % + 8 dgt.) Corriente AC 400 µa µa / ± (1,5 % + 8 dígitos) 40 ma ma / ± (2 % + 8 dígitos); 4 A A / ± (2,5 % + 5 dígitos) Resistencia 0,4 / 4 / 400 kω / 4 / 40 MΩ / ±1,5 % +5 dígitos Capacidad 40 / 400 nf / 40 / 100 µf / ±4,0 % +8 dígitos 10 Hz MHz / ±0,1 % +3 dígitos Pantall LCD, 160 x 160 píxeles 4 x baterías 1,5 V AA o componente de red externo Puerto USB / 100 x 200 x 48 mm / 498 g IEC 61010; CAT II 1000 V / CAT III 600 V Osciloscopio PCE-UT 81B, software que incluye el cable de datos USB, juego de cables de prueba, bolsa de transporte, adaptador / cargador AC, instrucciones de uso PCE-UT 81B Osciloscopio CAL-PCE-UT 81B Certificado de calibración ISO PCE-CA 502 Adaptador para pinza amperimétrica, 1000 A 137
PCE-MT 50 PCE-T312 PCE-T390 Minitermometro de tipo K muy robusto y resistente al agua Termómetro de precisión de 2 canales de sondas tipo K Termómetro con memoria interna y software (4 x tipo K / 2 x Pt100)
329 PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL ART. P080 PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL 69,00 ACV 4/40/400/600 V ± 1,5 % + 4 ACA 4/40/400/600 A ± 1,5 % + 4 DCV 4/40/400/600 V ± 1,0 % + 2 RES 400 Ω - 4 kω - 40 kω - 400 kω
Multímetro analógico-digital con medida del aislamiento
Instrucciones de servicio METRA METRA 16I 16T Multímetro analógico-digital con medida del aislamiento 3-348-892-28 2/6.99 METRAHit 16I METRAHit 16T 16I 16T (1) (5/5a) (5/5b) Hz C Hz V 1MΩ MΩ ISO (2) (3/3a)

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución