Source: https://issuu.com/dannyromero/docs/catalogo_cem
Timestamp: 2017-08-16 20:13:25+00:00

Document:
CATALOGO CEM SURAMERICA by Danny Romero - issuu
Catálogo CEM
Equípos de Medición
Multímetro Detector de Voltaje DT-118B Los probadores DT-116/118/118B/119 3 in 1 e Los cuatro modelos de bolsillo116, 118, 118B y 119 están diseñados con doble carcasa y pantalla LCD grande de alto contraste, 2000/4000 conteos. Todos son categoría III 1000V y diseño seguro contra choques eléctricos. • Detección de voltaje sin contacto • Luz de Linterna • Multímetro Digital • Construido con doble carcasa • CAT III 1000V • 200mA fusible de protección (118/118B) Seguridad 1. EN61010-1 CATIII 1000V 2. 200mA fusible de protección (118/118B)
Especificaciones: Rango máximo Voltaje DC 600V Voltaje AC 600V Corriente DC 200mA Corriente AC 200mA 2MΩ Resistencia 20MΩ Capacitancia 100uF Frecuencia 100kHz Detección de voltaje sin contacto (VAC: 100V~600V) Prueba de diodo Prueba de continuidad Tamaño(HxWxD) Peso Función
±0.5% ±1.2% ±2.0% ±2.5% ±0.8% ±0.8% ±(3.0%±5d) ±(0.8%±5d)
40MΩ * * *
* * * * * * 120mm x 55mm x 40mm 145g
Multimetro de Bolsillo DT-113 Características:
• DT-111/113 4000 conteos, 10 Funciones incluidas DCV/ACV/DCA/ACA Resistencia, Capacitancia, Frecuencia, Ciclo útil, Continuidad y prueba de diodo con Retención de lectura. • DT-112 2000 conteos, 5 Funciones con Retención de lectura, Retención de lectura máxima y Auto apagado.
Catálogo CEM Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Capacitancia Frecuencia Continuidad Prueba de diodo Tamaño (H*W*D) Peso
Rango Máximo Precisión 500V ±(1.3%±2d) 500V ±(2.3%±5d) 400mA ±(1.5%±2d) 200mA ±(2.5%±5d) 20MΩ ±(2.0%±2d) 40 MΩ ±(1.0%±2d) 200μF ±(3.0%±5d) 9.999MHz ±(0.8%±5d) Con umbral audible ＜50Ω Corriente de prueba 0.6mA 113mm*61mm*13mm 90g
111 ﹡ ﹡
112 ﹡ ﹡
113 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
Multímetro Profesional DT-9939 Características:
• Pantalla de 40,000 conteos y alta resolución (0.01mV, 0.01μA, 0.01Ω) • Lectura triple en pantalla con retro iluminación • Medición AC/DC • Almacenamiento de lectura • Medición RMS verdadero& Modo de captura de picos • Protección de entrada en todos los Rangos 1000V • Bucle de Medición 4-20mA • Retención de lectura / MAX / MIN • IP67 A prueba de agua y Auto apagado • Amplio rango de medición de capacitancia • Conexión inalámbrica y USB (9939)
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Ciclo útil Frecuencia Capacitancia Temperatura Diodo y Continuidad Tamaño (H*W*D) Peso
Rango Máximo 1000V 1000V 10A 10A 40MΩ 99.9% 10MHz 40mF 1200℃ / 2192℉ Sí 183mm*82mm*55mm 447g
Precisión ±0.06% ±1.0% ±1.0% ±1.5% ±0.3% ±1.2% ±0.1% ±3.5% ±1.0%
Multímetro Auto-Rango DT-916
Características: 912/912N 914 916 916N 918 919 Pantalla de lectura 2000 2000 4000 4000 6000 6000 digital Diseño de seguridad ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ Sin función de ﹡ corriente Auto rango y ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ retención de lectura Auto apagado ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ Retención de lectura MAX/MIN MAX/MIN ﹡ máxima Detección de voltaje 912N ﹡ AC sin contacto Pantalla con lectura 61-segmentos análoga en forma de barras Selección automática de voltaje AC/DC, Capacitancia, Resistencia, Continuidad y Diodo(919 únicamente)
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Capacitancia Frecuencia Temperatura Ciclo útil Prueba de diodo Continuidad Tamaño (H*W*D) Peso
Rango Máximo Precisión 600V ±0.5% 600V ±1.2% 10A ±2.5% 10A ±3.0% 2MΩ/20MΩ ±0.8% /40 MΩ 100μF ±3.0% 10MHz ±1.5% ±3.0% 760℃ / 1400℉ 99.9% ±1.2% Sí Sí 138mm*66mm*38mm 208g
921/921N ﹡ ﹡ ﹡ 2 MΩ
914 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 20 MΩ
916 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 40 MΩ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
916N ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 40 MΩ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
918 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
919 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
1000μF ﹡ ﹡ ﹡
40μF ﹡ ﹡
Multímetro Digital DT-9960
Características: Pantalla de lectura digital
Medición TRMS Diseño de seguridad Ajuste a cero Retención de lectura Almacenamiento de lectura máxima y mínima Auto apagado Modo de captura de picos Amplio rango de medición de capacitancia Lectura análoga con barras Función de detección de voltaje sin contacto
﹡/42
﹡/61
Rango Precisión Máximo 1000V ±0.5% 1000V ±0.8% 10A ±1.2% 10A ±1.8% 40MΩ ±0.8% 99.9% ±1.2% 10MHz ±1.5% 100μF / ±3.0% 40mF 760℃ / ±3.0% 1400℉ Sí 170mm*79mm*50mm 366g
Multímetro Digital TRMS DT-931
Características: Pantalla de lectura digital Lectura RMS verdadero Pantalla con lectura análoga en forma de barras Diseño de seguridad Retención de lectura Almacenamiento de lectura máxima y mínima Auto rango Auto apagado Función de adaptador para corriente AC Detección de voltaje AC sin contacto
931/931N 6000
932/932N 6000
61-segmentos ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
61-segmentos ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
﹡ 931N
﹡ 932N
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Capacitancia Frecuencia Temperatura Ciclo útil Diodo y Continuidad Tamaño (H*W*D) Peso
Rango Máximo 1000V 1000V 10A 10A 60 MΩ 1000μF 10MHz 760℃ / 1400℉ 99.9%
Precisión ±0.5% ±0.8% ±1.2% ±1.8% ±0.8% ±3.0% ±1.5% ±3.0% ±1.2%
931 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
931/931N ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
932/932N ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡
Sí 150mm*70mm*48mm 255g
Multímetro Digital DT-9918 Características: Pantalla de lectura digital Medición TRMS Diseño de seguridad Ajuste a cero Retención de lectura Lectura de máximos y mínimos Auto apagado Modo de captura de picos Amplio rango de medición de capacitancia Corriente DC/AC/ 40μA
9915 4000
9916 4000
9917/9917T 4000 9917T ﹡ ﹡ ﹡
9918/9918T 4000 9918T ﹡ ﹡ ﹡
Lectura análoga con barras
Rango Máximo Precisión 1000V ±0.5% 1000V ±0.8% 10A ±1.2% 10A ±1.8% 40MΩ ±0.8% 99.9% ±1.2% 10MHz ±1.5% 200μF/40mF ±3.0% ±3.0% 760℃ / 1400℉ Sí 182mm*82mm*55mm 360g
9915 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 200μF
9916 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 20mF
9917/9917T ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 200μF ﹡
9918/9918T ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 40mF ﹡
Multímetro Detector De Voltaje DT-118 Características: Pantalla de lectura digital Diseño de seguridad Auto rango Retención de lectura Auto apagado Luz de Linterna Detección de voltaje sin contacto Tamaño de bolsillo
116 2000 * * * * * * *
118 2000 * * * * * * *
118B 4000 * *
119 2000 * * * * * * *
Especificaciones: Rango Precisión máximo Voltaje DC 600V ±0.5% Voltaje AC 600V ±1.2% Corriente DC 200mA ±2.0% Corriente AC 200mA ±2.5% 2MΩ ±0.8% Resistencia 20MΩ ±0.8% Capacitancia 100uF ±(3.0%±5d) Frecuencia 100kHz ±(0.8%±5d) Detección De Voltaje Sin Contacto (VAC: 100V~600V) Prueba de diodo Prueba de continuidad Tamaño(HxWxD) Peso Función
40MΩ * * * * * * * * * * * 120mm x 55mm x 40mm 145g
Multímetro Rango Manual DT-9908
Características: Pantalla de lectura digital Diseño de seguridad Retención de lectura Bloqueo de iluminación Prueba lógica
9905 2000 ﹡
9908 2000 ﹡
9909 4000 ﹡ ﹡ ﹡
Multímetro Rango Manual DT-9905 Características: Pantalla de lectura digital Diseño de seguridad Retención de lectura Bloqueo de iluminación Prueba lógica
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Temperatura Frecuencia Capacitancia Prueba de diodo Prueba de continuidad Prueba lógica Tamaño(H*W*D) Peso
Rango Máximo 1000V 700V 20A 20A 20MΩ 760℃/1400℉ 2000Hz 200μF
Precisión ±0.5% ±1.2% ±2.5% ±3.0% ±0.8% ±3.0% ±1.5% ±3.0%
9905 * * * * *
9908 * * * * * * * * * *
9909 * * * * 400 MΩ 4000kHz 40μF * * *
182mm*82mm*55mm 360g
Multímetro Auto-Rango DT-914 Características: Pantalla de lectura digital Diseño de seguridad Función de corriente Auto rango y retención de lectura Auto apagado Retención de lectura máxima Detección de voltaje AC sin contacto Pantalla con lectura análoga en forma de barras
912/912N 2000 ﹡
914 2000 ﹡
916 4000 ﹡
916N 4000 ﹡ ﹡
918 6000 ﹡
919 6000 ﹡
﹡ MAX/MIN
﹡ 912N
﹡ 61segmentos
Selección automática de voltaje AC/DC, Capacitancia, Resistencia, Continuidad y Diodo (919 únicamente)
Rango Precisión 921/921N Máximo ﹡ 600V ±0.5% ﹡ 600V ±1.2% ﹡ 10A ±2.5% 10A ±3.0% 2MΩ/20 MΩ ±0.8% 2 MΩ /40 MΩ 100μF ±3.0% 10MHz ±1.5% 760℃ / ±3.0% 912T 1400℉ 99.9% ±1.2% Sí Sí 138mm*66mm*38mm 208g
1000μF ﹡ ﹡
40μF ﹡
Multímetro Profesional TRMS T-9918T Características: Pantalla de lectura digital Medición TRMS Diseño de seguridad Ajuste a cero Retención de lectura Lectura de máximos y mínimos Auto apagado Modo de captura de picos Amplio rango de medición de capacitancia Corriente DC/AC/ 40μA
Pinza AC/DC TRMS DT-3343T
Características: Lectura RMS verdadero Pantalla de lectura digital Protección electrónica de sobre voltaje Pantalla con lectura análoga en forma de barras Continuidad con señal audible & Prueba de diodo Función de retención de lectura Función de retención de picos Ajuste a cero en corriente DC Auto apagado Indicador de batería baja
3343T * 4000 * * * *
3344 * 4000 * */41 * * *
3345 * 4000 * */41 * * *
* * Corriente AC *
Apertura de pinza 1.2” (30mm) Conexión USB Transmisor inalámbrico Sensibilidad del receptor Distancia de comunicación
3347 * 4000 * */41 * * * * * *
3347W * 4000 * */41 * * * * * *
* * 915MHz -109dBm ≤ 100m
Corriente AC Corriente DC Voltaje AC Voltaje DC Resistencia Capacitancia Frecuencia Temperatura Tamaño(HxWxD) Peso
1000 A ±(2.5%+5d) 1000 A ±(3.0%+4d) 600V ±(0.8%+2d) 600V ±(1.0%+4d) 40MΩ ±(1.0%+4d) 40mF ±(3.0%+5d) 10MHz ±(1.2%+3d) 1000ºC/1832ºF ±(3.0%+5d) 229mm x 80mm x 49mm 303g
Max. Resolución 10mA 10mA 0.1mV 0.1mV 0.1Ω 0.01nF 0.01MHz 1ºC/ºF
3347/347W
* * * * * 100µF 100kHz *
* * * * 4kHz *
* * * * * * 4kHz *
Mini Pinza Voltiamperimétrica AC/DC DT-333 Características: Resolución Máxima Medición de Corriente Pantalla LCD Medición de corriente AC TRMS Pantalla con retro iluminación Retención de lectura Retención de lectura máxima Ajuste a cero Auto apagado Indicador de batería baja Corriente AC/DC 0.9” (23mm) pinza Tamaño
330 AC 1mA 2000
331 AC 1mA 2000
332/332T AC/DC 10mA 4000 332T * *
333/333T AC/DC 10mA 4000 333T * *
335 AC/DC 0.1uA 4000
336 AC/DC 0.1uA 4000
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Temperatura Capacitancia Frecuencia Continuidad Diodo Tamaño(HxWxD) Peso
Rango máximo Precisión 600V ±(0.5%+1d) 600V ±(1.5%+2d) 400A ±(2.5%+5d) 400A ±(3.0%+4d) 20MΩ ±(3.0%+5d) 1000ºC/ 1832ºF ±(3.0%+3d) 100uF ±(2.5%+5d) 150KHz ±(1.2%+2d) 10MHz Señal audible hasta100Ω Corriente de prueba 0.3mA; Voltaje de circuito abierto1.5V 205mm x 70mm x 37mm 200g
330 331 * * * * * *
332 333 335 * * * * * * * * * * * 40MΩ 40MΩ 40MΩ * * * * * * * *
336 * * * 40MΩ *
Pinza para Corriente de Fuga FC-32 Características: Pantalla de lectura digital Apertura de pinza Detector de voltaje sin contacto y Luz de Linterna
31 2000 0.7 *
Medición de frecuencia sin contacto Corriente AC/DC Medición de picos de corriente AC/DC Función de retención de lectura Función de retención de lectura máxima Ajuste a cero en corriente DC Auto apagado Indicador de batería baja Retro iluminación de pantalla
32 2400 0.7 * * *
33 2400 0.7 *
Especificaciones: Función
Rango máximo 2A 20A Corriente AC 80A 200A 2A Corriente DC 80A 200A 40~51Hz Frecuencia 51~510Hz 0.51~1kHz Detección de voltaje sin contacto Tamaño(HxWxD) Peso
Precisión Max. Resolución ±(3.0%+8d) 1mA ±(3.0%+8d) 10mA ±(3.0%+8d) 100mA ±(3.0%+8d) 100mA ±(2.8%+8d) 1mA ±(2.8%+8d) 100mA ±(3.0%+8d) 100mA ±(1.2%+5d) 0.01Hz ±(1.2%+3d) 0.1Hz ±(1.2%+3d) 0.001kHz 100~600VAC 164mm x 65mm x 32mm 151g
Pinza Voltiamperimétrica DT-3347 Características: Función
10mA 10mA 0.1mV 0.1mV 0.1Ω 0.01nF 0.01MHz 1ºC/ºF
3347/ 347W * * * * * * 4kHz *
Catálogo CEM Pinza de Baja Corriente DT-9810 Características
• Apertura de pinza hasta 1.2˝ • 100µA alta resolución • Menor afectación por el campo magnético externo. Proporciona un amplio Rango de • Medida desde corrientes muy bajas hasta Corrientes altas. • Diseñada con estándares de seguridad IEC 61010-2-032: sobre voltaje CAT.III, 300V y grado II de polución. • Función de retención de lectura que facilita el trabajo en puntos de difícil acceso • Auto apagado
Especificaciones: Rango 200mA 2A 200A Tamaño(HxWxD) Peso
Resolución 0.1mA 1mA 0.1A 182mm x 61mm x 34mm 225g
Precisión ± (2.5% + 8d) ± (2.5% + 8d) ± (2.5% + 8d)
Pinza con Medición de Potencia DT-3348 Características:
• Lectura TRMS para voltaje y corriente • Potencia Activa hasta 240kW • Apertura de pinza 1.2˝(30mm) • Protección electrónica de sobre voltaje • Continuidad con señal audible & Prueba de diodo • Retención de lectura • Ajuste a cero en corriente DC • Auto apagado • Indicador de batería baja • Corriente AC/DC
Especificaciones: Función Corriente AC Corriente DC Voltaje AC Voltaje DC Resistencia Frecuencia Potencia AC Potencia DC Tamaño(HxWxD) Peso
Rango máximo 1000 A 1000 A 600V 600V 40MΩ 10MHz 240kW 240kW 229mm x 80mm x 49mm 303g
Resolución 0.1A 0.1A 0.1mV 0.1mV 0.1Ω 0.01MHz 10W 10W
Precisión ±(2.5%+5d) ±(3.0%+4d) ±(0.8%+2d) ±(1.0%+4d) ±(1.0%+4d) ±(1.2%+3d) ±(3.0%+5d) ±(2.5%+5d)
Minipinza DT-330 –DT331
Características: Resolución Máxima Medición de Corriente Pantalla LCD Medición de corriente AC TRMS Pantalla con retro iluminación Retención de lectura Retención de lectura máxima Ajuste a cero Auto apagado Indicador de batería baja Corriente AC/DC 0.9” (23mm) tamaño de pinza
Rango máximo 600V 600V 400A 400A
±(0.5%+1d) ±(1.5%+2d) ±(2.5%+5d) ±(3.0%+4d)
* 40M Ω
* * * * 40M Ω
1000ºC/ ±(3.0%+3d) 1832ºF 100uF ±(2.5%+5d) 150KHz ±(1.2%+2d) 10MHz Señal audible hasta100Ω Corriente de prueba 0.3mA; Voltaje de circuito abierto1.5V 205mm x 70mm x 37mm 200g
Catálogo CEM Pinza para Medición de Energía DT-3353 Características:
• Sistema de análisis de fase simple y 3 fases balanceadas • Medición de voltaje y corriente TRMS • Pantalla LCD con Retro iluminación • Conexión USB • Pantalla dual de 4 dígitos • Medición de valores Mínimos y Máximos • Medición de Potencia activa, potencia aparente y factor de potencia • Retención de lectura • Auto rango • Indicador de sobre rango • Auto apagado • 99 Posiciones de memoria • Detección de voltaje sin contacto • Apertura de pinza 2.16” (55mm)
Especificaciones: Función Voltaje AC AC Corriente Potencia Activa Potencia Aparente Potencia Reactiva Factor de Potencia Angulo de fase Frecuencia Energía Tamaño(HxWxD) Peso
Rango 15V/100V/300V/750V 40A/100A/400A/1000A 0.60kW—750kW 0.60kVA—750kVA 0.60kVAr—750kVAr 0.3-1 0°-90° 20Hz-200Hz 1-9999kWh 295mm x 100mm x 46mm 537g
Precisión ±(1.2%+5) ±(2%+5) ±(3%+5) ±(3%+5) ±(4%+20)de 15V/1000A también ±(4%+5) ±(2%+20) ±1° ±(0.5%+5) ±(3%+2)
Termómetro Láser DT-8839 Características:
• Función seleccionable℃ o ℉ • Apuntador láser • Retención de lectura • Auto apagado • Pantalla con retro iluminación • Indicador de sobre rango • Temperatura alta • Almacenamiento de lectura Max, Min y Promedio • Alarma para temperatura máxima y mínima • Emisividad ajustable • Bloqueo de apuntador láser
Resolución Óptica Resolución Tiempo de respuesta
8838 -50℃ a 1000℃ -58℉ a 1832℉ 30:1 Distancia al objetivo 0.1℃/℉ Menos de 1s
Emisividad Precisión Tamaño (H*W*D) Peso
Ajustable 0.10~1.0 ±1.5% de la lectura 220mm*120mm*56mm 290g
IR Temp. Rango
8839 -50℃ a 1000℃ -58℉ a 1832℉ 50:1 Distancia al objetivo
Termómetro Láser DT-8862 Características:
• Función seleccionable℃ o ℉ • Doble apuntador láser (8861B/8861/8862/8863/8865) • Retención de lectura • Auto apagado • Pantalla con retro iluminación • Indicador de sobre rango • Bloqueo de apuntador láser para uso continuo • Lectura máxima registrada • Alarma para temperatura máxima y mínima • Emisividad ajustable • Resolución Óptica 12:1(8860B/8861B/8861/8862), 20:1(8863), 30:1(8865)
Especificaciones: 8806B 8861B 8861 8862 8863 8865 -50℃ a -50℃ a -50℃ a -50℃ a -50℃ a -50℃ a 450℃ 450℃ 550℃ 650℃ 800℃ 1000℃ IR Temp. Rango
IR Temp. Resolución Emisividad Precisión Tiempo de respuesta Respuesta espectral Tamaño( H*W*D) Peso
-58℉ 842℉
a -58℉ 842℉
a -58℉ a -58℉ a -58℉ 1022℉ 1202℉ 1472℉
a -58℉ 1832℉
0.1°hasta 1000°，1°over 1000° Fija a 0.95 Ajustable 0.10~1.0 ±1.0% de la lectura Menos de 150ms 8~14μm 146mm*104mm*43mm 163g
Catálogo CEM Termómetro Láser DT-8838 Características:
Especificaciones: Rango de temperatura IR Resolución Óptica Resolución Tiempo de respuesta Emisividad Precisión Tamaño (H*W*D) Peso
8838 -50℃ a 1000℃ / -58℉ a 1832℉ 30:1 Distancia al objetivo 0.1℃/℉ Menos de 1s Ajustable 0.10~1.0 ±1.5% de la lectura 220mm*120mm*56mm 290g
8839 -50℃ a 1000℃ / -58℉ a 1832℉ 50:1 Distancia al objetivo
Termómetro DT-880B Características:
• Alta precisión en medidas de temperatura de alimentos • Ajuste de alarma sonora si se supera la temperatura deseada. • Pantalla LCD digital con retro iluminación • Lectura seleccionable en grados Celsius o Fahrenheit • Auto apagado (ahorro de energía) • Pequeño, práctico y fácil de usar
Especificaciones: Rango de medición de temperatura Precisión Resolución Óptica Resolución Tiempo de respuesta Emisividad Tamaño(H*W*D) Peso
-50.0℃ a 200℃ / -58℉ a 392℉ ±0.3℃/±0.6℉ at 30℃~40℃/86℉~104℉ Rango 8:1 Distancia al objetivo 0.1℃/℉ Menos de 1s Fija a 0.95 160mm*82mm*42mm 177g
Termómetro Láser DT-810 Características:
• Función seleccionable℃ o ℉ • Apuntador láser • Retención de lectura • Auto apagado • Pantalla con retro iluminación • Indicador de sobre rango • Almacenamiento de lectura máxima y mínima
Especificaciones: 810 811 -30℃ a 260℃ -30℃ a 380℃ -22℉ a 500℉ -22℉ a 716℉ ±2% de la lectura±2℃/±4℉ 0.1℃/℉ Menos de 1s 8:1 Distancia al objetivo Fija a 0.95 131mm*96mm*35mm 130g
Rango Precisión Resolución Tiempo de respuesta Resolución Óptica Emisividad Tamaño(H*W*D) Peso
812 -50℃ a 500℃ -58℉ a 932℉
Termómetro Láser DT-8869 Características:
• Función seleccionable℃ o ℉ • Doble apuntador láser • Retención de lectura • Pantalla con retro iluminación • Indicador de sobre rango • Temperatura alta • Almacenamiento de lectura Max, Min y Promedio • Alarma de temperatura alta y baja, Bloqueo de apuntador láser • Emisividad ajustable • Almacenamiento de lectura (8868/8869/8868H/8869H) • Termocupla tipo K • Conexión USB
Especificaciones: IR Temp. Rango
8867H -50℃ a 1650℃
8868 -50℃ a 1200℃
8869 -50℃ a 1600℃
8868H -50℃ a 1850℃
8869H -50℃ a 2200℃
-58℉ a 3002℉
-58℉ a 2192℉
-58℉ a 2912℉
-58℉ a 3362℉
-58℉ a 3992℉
Menos de 150ms
Resolución Precisión (IR)
0.1° hasta 1000°， 1° sobre 1000° ±1.0% de la lectura
Catálogo CEM Tiempo de respuesta
Resolución Óptica Emisividad Rango de temperatura con termocupla tipo K Precisión (TK) Almacenamiento de lectura Tamaño (H*W*D) Peso
30:1 (8867H), 50:1(8868/8869/8868H/8869H) Ajustable 0.10~1.0 -50℃ a 1370℃ / -58℉ a 2498℉ ±1.5% de la lectura 99 (8868/8869/8868H/8869H) 204mm*155mm*52mm 320g
Termómetro Láser DT-8833 Características:
• Función seleccionable℃ o ℉ • Apuntador láser • Retención de lectura • Auto apagado • Pantalla con retro iluminación • Indicador de sobre rango • Bloqueo de apuntador láser • Almacenamiento de lectura Max, Min y Promedio • Alarma para temperatura máxima y mínima • Emisividad ajustable • Medición de temperatura con termocupla tipo K • Rango máximo de Temperatura (8833H 850℃/1562℉; 8835 1050℃/1922℉) • Resolución Óptica
Especificaciones: Rango de medición de temperatura IR Resolución Óptica Resolución de temperatura IR Rango de temperatura con termocupla tipo K Resolución de temperatura con termocupla tipo K Tiempo de respuesta Precisión Emisividad Tamaño(H*W*D) Peso
-50℃a 850℃ / -58℉ a 1562℉
-50℃ a 1050℃ -58℉ a 1922℉
30:1 0.1℃/℉ -50℃ a 1370℃ / -58℉ a 2498℉ 0.1°hasta 2000°，1°sobre 2000° Menos de 1s ±1.5% de la lectura Ajustable 0.10~1.0 180mm*106mm*48mm 250g
Telurómetro DT-5300B Características:
• Seguridad IEC10101, CATⅢ 1000V • Pantalla con retro iluminación • Función de retención de lectura para fácil operación • Ajuste automático a cero • Rastreo: 2.5 veces por segundo • Indicador de sobre-rango • Indicador de batería baja • Incluye 6 Baterías AA, puntas de prueba y protector termoplástico.
Especificaciones: Resolución Precisión máxima 10Ω 0.01Ω ±2%rdg±0.1Ω 100Ω 0.1Ω ±2%rdg± 3dígitos 1000Ω 1Ω ±2%rdg± 3dígitos 750V 1V ±1.2%rdg± 10dígitos 1000V 1V ±0.8%rdg± 3dígitos 200KΩ 0.1 KΩ ±1.0%rdg± 2dígitos Con señal acústica: ≤ 40Ω, Corriente de prueba ≤ 200mA 0 ℃~40 ℃(<80% R.H.) Rango
Resistencia de Tierras Voltaje AC Voltaje DC Resistencia Prueba de continuidad Temperatura de operación Temperatura de almacenamiento. Alimentación Tamaño (H*W*D) Peso
-10 ℃~60 ℃(<70% R.H.) 6 Baterías AA 1.5V 200mm*92mm*50mm 582g
Medidor de Resistencia de Aislamiento DT-5500
Características: Norma IEC10101, CATⅢ 1000V Pantalla de lectura dual con retro iluminación Función de retención de prueba para fácil operación Fácil de transportar Indicador de sobre-rango Indicador de batería baja Rango de medición(Ω)
* * * 200M/2000M
* * * 20M/200M/2000M
Especificaciones: Rango Voltaje AC Voltaje DC Resistencia: Resistencia de aislamiento: Voltaje de prueba: Prueba de continuidad: Temperatura de operación: Temperatura de almacenamiento: Alimentación: Tamaño (H*W*D) Peso
Resolución máxima 1V 1V 0.1Ω, 1Ω 100KΩ~1MΩ
750V ±1.2%rdg± 10dígitos 1000V ±0.8%rdg± 3dígitos 200Ω, 2000Ω ±1%rdg± 2dígitos 200MΩ,2000MΩ ±3.5%rdg±5dígitos 20MΩ（5520 10KΩ ±3.5%rdg±5dígitos únicamente） 250V-200 MΩ/500V-200MΩ/ 1000V-2000MΩ, (500V-200MΩ únicamente 5520) Señal acústica: ≤ 40Ω, Corriente de prueba ≤ 200mA 0 ℃~40 ℃(<80% R.H.) -10 ℃~60 ℃(<70% R.H.) Baterías 1.5V “AA” ×6 200mm*92mm*50mm 582g
Medidor de Aislamiento DT-6605 Características:
• Amplio rango de medición desde 500V a 5000V y hasta 60GΩ. • Pantalla LCD digital y análoga de 6000 conteos con retro iluminación. • Medición de índice de polarización (PI). • Auto rango • Indicador de voltaje y descarga de voltaje • Función de auto descarga de voltaje • Auto apagado y comprobación de batería • Valores máximos, mínimos y picos - Retención de lectura para mediciones de voltaje AC/DC • Estándar de seguridad IEC61010-1 CAT IV 600V.
Especificaciones: Función Rango Rango de medida (Auto rango) Precisión Circuito cerrado Corriente Tasa de Corriente de prueba Circuito de voltaje abierto Prueba de continuidad Pantalla Consumo de corriente Voltaje constante Estándar de seguridad Alimentación Dimensiones Peso
500V 0~6.000MΩ 6~60.00MΩ 60~600.0MΩ 600~6000MΩ
Resistencia de aislamiento 1000V 2500V 0~6.000MΩ 0~6.000MΩ 6~60.00MΩ 6~60.00MΩ 60~600.0MΩ 0.6~6.000GΩ 600~6000MΩ 6~60.00GΩ
5000V 6~60.00MΩ 60~600.0MΩ 0.6~6.000GΩ 6~60.00GΩ
1.3mA Aproximadamente 1mA-1.2mA 1MΩ
0~600.0V 0~600.0Ω (50~1kHz) 600~6000Ω ±1.5%rdg ±5dgt
±5%rdg ±3dgt ; ±20% (>6GΩ o more)
1mA-1.2mA 0.5MΩ
Voltaje AC/DCV
±1.5%rdg ±10dgt -
1mA-1.2mA 2.5MΩ
1mA-1.2mA 5MΩ
500VDC/+20%- 1000VDC/+20%- 2500VDC/+20%- 5000VDC/+20%0% 0% 0% 0%
Señal audible hasta50Ω 6000 Conteos Cerca de 1000mA (Durante la Medición)
25mA Aproximadamente.
5320V AC por 5 segundos IEC 61010-1 CAT IV 600V, Grado de polución 2 DC12V : R14 x 8 198 ( L) x 148 (W) x 86 ( D) mm 1438g Aproximadamente.
Catálogo CEM Punta Lógica DT-3260 Características:
• Selección automática VDC y VAC, Capacitancia, Resistencia, Continuidad y Diodo • Pantalla LCD de 6000 conteos • Rango manual y automático • Retención de lectura, Almacenamiento de lectura máxima y mínima • Auto apagado • Amplio rango de medición de capacitancia • Prueba de diodo & Prueba de continuidad
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Capacitancia Tamaño(HxWxD) Peso
Rango Máximo 600V 600V 400mA 400mA 40MΩ 40mF 230mm x 35mm x 20mm 200g
Precisión ±0.5% ±1.0% ±1.0% ±1.5% ±1.0% ±3.5%
Detector de Voltaje sin Contacto AC-9B Características:
• Detección de voltaje AC sin contacto, 200VAC a 1000VAC • Doble carcasa de goma • Medición ajustable por contacto o sin contacto • Luz de indicador rojo • Linterna incorporada • Diseño tipo lapicero • Para uso en circuitos de 50/60 Hz
Especificaciones: Seguridad Rango de operación Temperatura de operación Humedad de operación Tamaño(HxWxD) Peso:
CATIV 600V, CAT III 1000V Detector de Voltaje 200 ~ 1000V AC; 100 ~ 1000V AC -10°C ~ 50°C 0°C ~ 30°C; 95%RH 30°C ~ 40°C; 75%RH 40°C ~ 50°C; 45%RH 158mm x 21mm x 25mm ((AC-8/AC-8S)); 176mm x 26mm (AC-9/AC-9B) 48g
Rastreador de Cables LA-1012 Características:
• Para mediciones en circuitos vivos o abiertos sin instrumentos adicionales • Incluye un Transmisor y un receptor • Provisto de una señal codificada digital que garantiza una optima medición • Sensibilidad de señal ajustable manual o automáticamente • Receptor con señal acústica • Auto apagado • Incluye luz que permite trabajar en ambientes oscuros
Especificaciones: Especificaciones técnicas Rango de Medición de Voltaje Transmisor: 12V, 50V, 120V, 230V, 400V Rango de Frecuencia Transmisor: 0...60Hz Señal de salida Transmisor: 125kHz Voltaje Transmisor: Hasta 400V AC/DC Ponderación de alcance de rastreo Receptor: 0...2.5 m para cables dentro de paredes, techos o pisos Detección de voltaje Receptor: 0...0.4 m Condiciones ambientales de operación Temperatura de operación Transmisor: 0 a 40ºC; Receptor: 0 a 40ºC Temperatura de almacenamiento Transmisor: -20ºC a 60ºC ; Receptor: -20ºC a 60ºC Transmisor: Max. 80% de humedad relativa; Receptor: Max. 80% Humedad (sin condensación) humedad relativa Altitud de operación Transmisor: Hasta 2000 m; Receptor: Hasta 2000 msnm Especificaciones de seguridad Seguridad eléctrica EN 61010-1 Categoría de sobre voltaje CAT III 300V 190mm x 60mm x 37mm (LA-1012); Tamaño(HxWxD) 128mm x 68mmx 30mm (LA-1012B) Peso: 229g(LA-1012); 185g (LA-1012B)
Medidor de Secuencia de Fase DT-901 El indicador de rotación de fase es un instrumento diseñado para detectar el campo de rotación de sistemas trifásicos. • Indicador de rotación de fase • Pantalla LCD • No necesita baterías
Catálogo CEM Especificaciones: Voltaje nominal Rango de Frecuencia Corriente Corriente de prueba nominal por fase Seguridad eléctrica Nivel de protección Tipo de protección Temperatura de operación Tamaño (H*W*D) Peso
40V a 690V AC 15 a 400Hz 1mA 1mA IEC61010/EN61010; IEC61557-7/EN61557-7 CATIII 600V IP40 0ºC a 40ºC 128mm x 68mm x 30mm 185g
Tacómetro Láser y Contácto DT6236 Características: Pantalla LCD de 5 dígitos Precisión 0.05% Auto-rango Almacenamiento de lecturas máximas y mínimas Medición sin contacto Medición con contacto
6234B *
6236B *
Especificaciones: Pantalla LCD Rango RPM M/min Precisión Resolución RPM
6234B De 99,999 conteos LCD 2.5 a 99,999 ±0.05%±1d 0.1RPM
6236B De 99,999 conteos LCD 5 a 99,999 0.05 a 1999,9 ±0.05%±1d 0.1RPM
Tacómetro Láser DT-6234B Características: Pantalla LCD de 5 dígitos Auto-rango Precisión 0.05% Almacenamiento de lecturas máximas y mínimas Medición sin contacto Medición con contacto
Tacómetro DUAL AT-8 Características:
• Amplio Rango de medición y alta resolución • Almacenamiento de lectura de 40 posiciones • Con puntero láser • Pantalla LCD de 5 dígitos • Hace mediciones con y sin contacto
Especificaciones: Rango de medida RPM con contacto Rango de medida RPM sin contacto Rango de medida de RTOT Precisión Resolución Tiempo de barrido Distancia de prueba Consumo de energía Batería
2 a 20,000 RPM 2 a 99,999 RPM 1 a 99,999 RPM ±(0.05% + 1digito) 0.1RPM(2 a 9999.9RPM) 1RPM (sobre 10000 RPM) 0.5 seg.(sobre120 RPM) 50mm a 500mm Aproximadamente.45mA 9V
Catálogo CEM Tacómetro AT-6 El tacómetro digital AT-6 realiza mediciones de RPM y RTOT sin contacto, de objetos de rotación, utilizando una cinta refractiva y un lector láser
• Pantalla LCD • Precisión： ±0.05%±1d • Rango RPM： 2 a 99,999 • Resolución： 0.1RPM • Rango RTOT： 0-99,999 • Retención de lectura, máxima y mínima
Multímetro Automotríz AT9995E Características:
• Pantalla de alto contraste, 4000 conteos con barra gráfica e iluminación. • Medición de RPM para motores automotrices de 1 a 12 cilindros con pinza inductiva . • Retención de lectura. • Retención de lectura máxima y Mínima • Auto apagado • Fusible para entrada de Corriente y sobre protección en todos los Rangos
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia RPM(Tacómetro) Angulo Dwell Ciclo útil Periodo Pulsos Frecuencia Temperatura Prueba de diodo Prueba de continuidad
Rango máximo 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ 600 ~ 4000RPM; 600 ~ 12000RPM(x 10RPM) 1CYL, 2CYL, 3CYL, 4CYL, 5CYL, 6CYL, 8CYL, 10CYL, 12CYL 0.1~99.9% 0.1~20mS 0.1~10mS 30kHz -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF Voltaje de circuito abierto1.5V DC Corriente de prueba 0.3mA Umbral audible 30Ω, 2.7kHz
Precisión ±(0.5%+2d) ±(0.8%+4d) ±(1.2%+2d) ±(1.5%+4d) ±(0.8%+3d) ±(2.5%+2d) ±(2.5%+2d) ±(1.5%+2d) ±(3.0%+5d) ±(3.0%+5d) ±(2.0%+2d) ±(3.0%+2d)
Multímetro Automotríz AT-950A Características: Pantalla de lectura digital Medición de corriente AC TRMS Auto rango Rango Manual Protección de sobrecarga en todos los rangos: Retención de lectura Indicador de batería baja Pinza inductiva
9950DIS/9950T 3200 con barras análogas 9950T *
950A 2000
950B 2000
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia RPM (Tacómetro)
9950DIS /9950T
600V 1000V 750V 10A 10A 32MΩ
0.1mV 0.1mV 1mV 0.1uA 0.1uA 0.1Ω
±(0.5%+2d) ±(0.5%+2d) ±(1.0%+2d) ±(1.5%+2d) ±(1.5%+2d) ±(2.0%+3d)
* * * * 32M
0.1º 0.1Hz 0.1% 0.1ºC/ºF
±(1.2%+2d) ±(1.2%+2d) ±(1.2%+2d) ±(3.0%+3d)
Angulo Dwell 2~10CYL Frecuencia 32kHz Ciclo útil 0.1%~99.9% Temperatura 760ºC/1400ºF Prueba de diodo Chequeo de Continuidad
20M 10,000 RPM *
Luxómetro DT-1308
Características: Pantalla LCD Auto rango Pantalla con lectura análoga en forma de barras Retención de picos Modo relativo Retención de lectura Auto apagado Indicador de batería baja Función seleccionable FC/Lux Conexión USB
1308/1309 4000 * 41-segmentos
* * * * * * -/*
Especificaciones: Rango máximo Precisión Resolución máxima: Barrido de medida: Foto sensor:
50,000lux/Fc(1300,1301); 400,000Lux(1308) ±5%±10d(<10,000Lux) ±10%±10d(>10,000Lux) 0.1lux/Fc 1.5 veces/segundos 115mm x 60mm x 27mm
Luxómetro Profesional LA-1017 Características:
• Medición de luz solar hasta 1999w/m2 ó 634BTU/(ft2*h) • Alta precisión y rápida respuesta • Retención de lectura • Pantalla LCD de fácil lectura • Selección de unidades de medida en w/m2 y BTU/(ft2*h) • Escala de selección manual • Lectura directa sin necesidad de ajustes • Valores máximos y mínimos • Indicador de batería baja
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Prueba de continuidad Pantalla Rango Resolución Precisión Tiempo de barrido Tamaño(HxWxD) Peso
Rango máximo 600V 600V 200mA 200mA 20MΩ
Precisión ±0.5% ±1.2% ±1.5% ±2.0% ±0.8%
Señal acústica <100Ω Medidor de potencia solar 3-1/2 dígitos LCD con lectura máxima 1999. 1999W/m2,634BTU/(ft2*h) 1W/m2;1BTU/(ft2*h). Aproximadamente ±10W/m2 [±3BTU/(ft2*h)] ó ±5% Aproximadamente 0.25 segundos. 162mm x 74.5mm x 44mm 308g
Luxómetro DT-1301 Características: Pantalla LCD Auto rango Pantalla con lectura análoga en forma de barras Retención de picos Retención de lectura Auto apagado Indicador de batería baja Función seleccionable FC/Lux Conexión USB
* * * * * -/*
Especificaciones: Rango máximo Precisión Resolución máxima Barrido de medida Foto sensor:
50,000lux/Fc(1300,1301); 400,000Lux(1308) ±5%±10d(<10,000Lux) ±10%±10d(>10,000Lux) 0.1lux/Fc 1.5 times/segundos 115mm x 60mm x 27mm
Termohigrómetro DT-625
Características: Principio de medición: Longitud de electrodos: Electrodos: Rango de medida Precisión: Baterías: Medida de temperatura: Temperatura ambiente: Humedad ambiente:
Resistencia eléctrica 8mm Integrados, se pueden reemplazar Humedad de madera:6-44% Material:0.2-2.0% Madera: ±1% Material: ±0.5%(127) 3×Cr2032,reemplazables 0-60℃ 0-40℃ 0-85%
Especificaciones: Función Humedad Temperatura Tipo K Temp. Temperatura de punto de rocío: Temperatura de bulbo de humedad: Rango de medición de temperatura con infra-rojo:
-30℃-100℃ /-30-199℉ -20℃-1000℃ /-4--1832℉ -30℃-100℃ /-22-199℉ 0℃-80℃ /32-176℉ -50℃-500℃ /-58-932℉
Precisión ±2%RH ±3.5%RH
625 616CT * * *
0.1°hasta 200°, 1°a 200°
Anemómetro DT-8894 Características:
• Lectura simultánea de flujo de aire, velocidad del aire y temperatura ambiente. • Resolución de 0.01m/sec • Pantalla LCD 9999 conteos, con iluminación • Funciones de retención de lectura , Máximos y Mínimos
Especificaciones: Velocidad del aire m/s(metros por segundo) ft/min(pies por minuto) km/h(kilómetros por hora) MPH(millas por hora) Knots(millas náuticas por hora) Air Temperatura Rango de medición de Temperatura Flujo de Aire CFM CMM
Rango 0.40~30.00 80~5900 1.4~108.0 0.9~67.0 0.8~58.0 -10-60ºC (14-140ºF) -50 a -20ºC (-58 a -4ºF) -20 a 500ºC (-4 a 932ºF) Rango 0-999900 0-999900
Precisión ±3%±0.20m/s ±3% ±40ft/min ±3%±0.8km/h ±3%±0.4MPH ±3%±0.4knots
8893 * * * * *
8894 * * * * *
±2.0ºC(4.0ºF)
±5.0ºC(9.0ºF)
Área 0-999.9 ft2 0-999.9 m2
Medidor de Humedad para Madera DT-125B Características:
• Pantalla LCD • Lecturas con electro de probador de humedad tipo aguja
Especificaciones: Principio de medición: Longitud de electrodos: Electrodos: Rango de medida Precisión: Baterías: Medida de temperatura: Temperatura ambiente: Humedad ambiente:
Medidor de Distancia LDM-100 Características: LDM-35 * * * * * *
Cálculo de área y volumen Medición de hipotenusa Adición o sustracción de medidas Medición continuada Rastreo de medidas máximas y mínimas Iluminación en pantalla Indicador acústico Medición de ángulos con sensor de inclinación Auto apagado Teclas con iluminación Soporte para trípode
LDM-100 * * * * * * *
LDM-150 * * * * * * * * * *
Especificaciones: Rango de medida Precisión(2σ) Lectura mínima mostrada en pantalla Unidades de medida Unidades de medida Unidades de medida Posiciones de memoria Temperatura de operación Temperatura de operación Capacidad de la batería Baterías Auto apagado del láser Auto apagado del instrumento Rango de medición de ángulos Precisión del sensor de inclinación Tamaño(HxWxD) Peso
LDM-35 0.05 a 35m(0.15ft a 98ft) Aproximadamente: ±1.5mm(±0.06in)
LDM-100 0.05 a 50m(0.15ft a 164ft) Aproximadamente: ±1.5 mm(± 0.06 in)
LDM-150 0.05 a 100m(0.15ft a 328ft) Aproximadamente: ±1.5 mm(± 0.06 in)
m,in,ft Clase II 635 nm,<1mW IP 54 20 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) -10°C a +60°C (14°F a +140°F) Hasta 4,000 Mediciones Tipo AAA 2 x 1.5V después de 0.5 min
m,in,ft Clase II 635nm,<1mW IP 54 20 0°C a 40°C (32°F a 104°F) -10°C a 60°C (14°F a 140°F) Hasta 4,000 Mediciones Tipo AAA 2 x 1.5V después de 0.5 min
m,in,ft Clase II 635nm,<1mW IP 54 20 0°C a 40°C (32°F a 104°F) -10°C a 60°C (14°F a 140°F) Hasta 5,000 Mediciones Tipo AAA 2 x 1.5V después de 0.5 min
después de 3 min
después de 3 min ±45° ±0.5°
115mm x 48mm x 28mm (LDM-100) 135mm x 58mm x 33mm (LDM-150) 135g (LDM-100), 203g (LDM-150)
Generador de Tonos LA-1014 Características:
• El probador incluye trazador de cable, Prueba de continuidad • Conectores tipo cocodrilo para cables sin terminales y conectores modulares para conexiones directas a cables de teléfono o Internet. • Generador de tonos continuos o variables • Con Altavoz incorporado en la sonda de medición • Conectores RJ45 y RJ11
Especificaciones: Función Voltaje DC Voltaje AC Corriente DC Corriente AC Resistencia Prueba de continuidad Tamaño(HxWxD) Peso Batería
Rango máximo 600V 600V 200mA 200mA 20MΩ Señal acústica <100Ω 162mm x 74.5mm x 44mm 308g 9V
Generador de tonos y amplificador de prueba que permiten una fácil identificación de alambres y cables.
Probador de CO CO-110 Características:
• Pantalla digital LCD • Memoria de 10 posiciones de almacenamiento • LED rojo y azul, alarma audible • Alta precisión, rápida respuesta • Tamaño de bolsillo y fácil de usar • Retención de lectura • Por encima de 200PPM, se activará una alarma audible
Especificaciones: Temperatura de operación Temperatura de almacenamiento Humedad de operación Rango de medición Medición Resolución Precisión Período de respuesta Batería Tipo de sensor Vida del sensor
0ºC a 50.0ºC -30ºC a 60.0ºC 0-90% humedad relativa (sin condensación) 0 a 1000PPM 1PPM ±5% a ±10PPM Menos de 2 segundos 9V, NEDA 1604A o equivalente Electroquímico para gas (CO) 3 años
Catálogo CEM Desibelímetro Digital DT-8852 Características:
• Cumple con la norma IEC61672-1 Clase 2 para medidores de nivel de ruido • Medición de MAX & MIN • Indicador de sobre-rango • Indicador de bajo-rango • Ponderación A & C • Respuesta Rápida/Lenta • Conexión de salida análoga para analizador de frecuencia X-Y • Función de almacenamiento de datos (8852) • Niveles ajustables de alarma (8852) • Memoria para 32700 lecturas
Especificaciones: Norma: Precisión: Rango de Frecuencia: Rango dinámico: Nivel de Rangos: Tiempo de ponderación: Micrófono: Resolución Actualización de lectura: Salida análoga:
IEC61672-1 Tipo 2,ANSI S1.4 Tipo2 ±1.4dB 31.5HZ ~ 8KHZ 50dB LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB Auto:30dB~130dB FAST ( 125mS ), SLOW ( 1s ) 1/2 pulgadas 0.1dB 2 veces/seg AC/DC, AC=1Vrms,DC=10mV/dB
Desibelímetro DT-805L DT-805/805L Medidor de nivel de ruido 805/805L Mini medidor de sonido. Rango de 30 a 130dB. Tiene diferente ponderación de frecuencia AY C para ser monitoreadas por humanos o por máquinas
• Norma IEC61672-1 Tipo 2 (805) • Alto desempeño • Retención de lectura
Especificaciones: Rango Precisión Rango de Frecuencia Ponderación de Frecuencia: Tiempo de ponderación: Batería Tipo Temperatura de operación: Temperatura de almacenamiento
Bajo = 30 ~ 100dB Alto = 60 ~ 130dB ±1.4dB (ref. 94dB @ 1kHz) 31.5Hz a 8kHz A, C Rápido / Lento 9V, NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P 0ºC~40ºC(<80%R.H.) -10ºC~60ºC(<70%R.H.)
Desibelímetro DT-805 Características:
TL-88-1 Puntas de prueba
FC-98A Puntas de prueba
TP-500 Termocupla
Catรกlogo CEM
CATALOGO CEM SURAMERICA
Catalogo de equipos de medición de la marca CEM distribuidos en Suramerica oficialmente por Ipsel Colombia e Ipsel Perú

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución