Source: http://composi.info/parte-1--procedimientos-de-licitacin-seccin-i-instrucciones-a.html?page=5
Timestamp: 2018-12-12 18:42:20+00:00

Document:
2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento - Parte 1 – procedimientos de licitación sección I. Instrucciones...
Parte 1 – procedimientos de licitación sección I. Instrucciones a los Licitantes (ial)
2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento
Cantidad11
Lugar Donde los Servicios Serán Prestados
Fecha(s) Final(es) de Ejecución de los Servicios
TURBIDÍMETRO CON LÁMPARA DE TUNGSTENO
Método de medición: Nefelométrico
Rango de medición(Ratio activado): 0-4000 NTU
NTU (Ratio desactivado): de 0 a 40
EBC (Ratio activado): de 0 a 980
EBC (Ratio desactivado): de 0 a 9,8
Rango de Temperatura de operación:0 - 40 °C (de 32 a 104 °F)
Registro de datos:2000 registros totales, incluyendo registro de lectura, registro de verificación y registro de calibración
Regulatorio:Cumple el método EPA 180.1
Repetibilidad:±1 % de la lectura o 0,01 NTU, lo que sea mayor (en condiciones de referencia)
Requisitos de alimentación (Amps):3,4 A
Requisitos de alimentación (Hz):50/60 Hz
Requisitos de alimentación (voltaje):100 - 240 VAC
Requisitos de muestra:Cubeta de muestra de 25 mm: 20 mL mínimo de 0 a 70 °C (de 32 a 158 °F)
Tiempo de estabilización:Ratio activado: 30 minutos tras la puesta en marcha
Ratio desactivado: 60 minutos tras la puesta en marcha
Tiempo de respuesta:Promedio de la señal desactivado: 6,8 segundos/Promedio de la señal activado: 14 segundos (cuando se utilizan 10 mediciones para calcular la media)
Unidades:NTU y EBC
ESPECTROFOTOMETRO VIS. PARA ANÁLISIS DE AGUA
ANCHO DE BANDA ESPECTRAL: 5 nm
EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA: +/- 1.5 nm (rango de longitud de onda de 340 a 900 nm)
RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 320 - 1100 nm
RESOLUCION DE LONGITUD DE ONDA: 1 nm
MODO DE OPERACION: Transmitancia (%), absorbancia y concentración SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: Automático
REQUISITOS DE ENERGÍA: 110 - 240 V.
Compatibilidad de la celda de muestra:Redondo de 13 mm; Rectangular de 1 cm; Rectangular de 5 cm; 1 redondo; 1 rectangular
Conexión a la red : 50 - 60 Hz
Condiciones de funcionamiento: 10 a 40 ° C,
Sistema óptico: Haz de referencia, espectral
Exactitud fotométrica: 5 mAbs en 0.0-0.5 Abs
La linealidad fotométrica: <0,5% - 2 Abs con vidrio neutro a 546 nm
Luz difusa:< 0.1% T at 340 nm with NaNO2
Humedad de almacenamiento máx.:80 %
Humedad operativa máx.:80 %
Idiomas interfaz de usuario: español, inglés, portugués (Brasil).
Suministro de energía 100 a 240 V, 47 a 63 Hz.
Linealidad fotométrica:< 0.5 % hasta 2 Abs, 2 Abs con vidrio neutro a 546 nm
Manual Lenguajes: Español Inglés, , portugués (BR)
Métodos preprogramados:> 240
Modo de operación:Transmitancia (%), absorbancia y concentración, análisis
Programas de usuario:100
Protección de la carcasa (IP):IP30
Rango de longitud de onda:320 - 1100 nm 320 a 1100 nm
Rango de medición fotométrica:± 3.0 Abs (rango de longitud de onda de 340 a 900 nm) 3.0 Abs (wavelength range 340 to 900 nm)
Reproducibilidad de longitud de onda:± 0.1 nm
Requerimientos de energía:con suministro de alimentación externa
Resolución de la pantalla: WVGA (800 pix x 480 pix)
Resolución de longitud de onda:1 nm
Selección de longitud de onda: automático
Tamaño de pantalla aproximado:7 pulgadas
Dimensiones Mínimas (An x Al x P): 151 mm x 350 mm x 255 mm
Adaptador A para 1 pulg. celdas circulares de 1 pulg. y celdas cuadradas de 1 cm, celdas para muestras cuadradas de vidrio, protección contra la luz, cubierta para polvo, manual del usuario básico impreso, manual del usuario y procedimientos completos en CD y suministro de alimentación para la mesa de trabajo con energía de 115 y 230V
12 Celdas de vidrio para uso normal
Estandares de calibración:
Hierro: 10mg/L
Manganeso. 10mg/L
Cromo: 20mg/L
Aluminio: 10mg/L
Cianuros: 2mg/L
Nitratos: 100mg/L
Nitritos: 250µg/L
Sulfatos: 50mg/L
Color: 200UCV
Boro: 10mg/L
Cobre: 10mg/L
Trihalometanos: 100ppm como cloroformo
Detergentes: 60mg/L
MEDIDOR DE MULTIPARAMÉTRO: PARA MESA, MIDE: CONDUCTIVIDAD: CONDUCTIVIDAD, TDS, SALINIDAD, RESISTIVIDAD. PH: PH, TEMPERATURA. LDO: oxígeno disuelto, presión, temperatura; con Kit y celdas para aplicaciones generales
Almacena automáticamente. Calibración de Conductividad: Demal (1 D/0,1 D/0,01 D); molar (0,1 M/0,01 M/0,001 M);
NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm); estándar agua de mar; Calibración sensor OD:0 % y 100 % Calibración de OD. Características BPL. Compatibilidad con impresoras: Como accesorio opcional. Comunicación: Directo al PC (bidireccional) mediante el puerto de serie virtual USB. Curvas de calibración en display: Datos de resumen de la calibración registrados y en pantalla. De sobremesa. Entradas electrodos digitales (inteligentes):1 canal. Estándares de calibración personalizados: Parámetros estándares definidos por el usuario. Exactitud: ORP: 0.1 mV. Exactitud de la Conductividad:± 0.5 % dentro del rango (de 1 µS/cm a 200 mS/cm). Exactitud de la temperatura:± 0.3 °C Exactitud de pH:± 0.002 pH. Exactitud mV:± 0.1 mV Función de bloqueo: Medición continua. Garantía: 3 años. Opciones de selección: español, inglés, mínimo. ID resultado: Registro de hora, identificador de usuario, identificador de muestra, etc. Interfaz de operación: Teclado Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración: 2 horas a 7 días. Rango de medición:-1500 - 1500 mV. Rango de medición de la Conductividad: 0.01 µS/cm to 200 mS/cm Rango de medición de la temperatura:-10 - 110 °C Rango de medición de salinidad:0 - 42 g/kg. Resist.: de 2,5 Ωcm a 49 MΩcm. Rango de medición de TDS: 0.0 - 50000.0 mg/L. Rango de temperatura:-10 - 110 °C °C Rango medición OD: 0.00 - 20.0 mg/L OD Reconocimiento automático del Buffer: pH. Conductividad: Demal (1 D/0,1 D/0,01 D); molar (0,1 M/0,01 M/0,001 M); NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm); estándar agua de mar. Registrador de datos: Descarga mediante conexión USB a PC o tarjeta de memoria. Debe transferir automáticamente todo el registro de datos o a medida que se detectan las lecturas. Resolución:± 0.5 %. Cond.: de 0,01 µS/cm a 200 mS/cm
0.1/ 0.01/ 0.001
3 dígitos máx.
Debe incluir: Equipo Medidor Muliparámetro, Electrodo óptico para oxígeno disuelto con 1 m cable, Electrodo pH con 1 m cable, Electrodo de conductividad con 1 m cable, prueba estándar de conductividad, prueba estandar pH 4.01 buffer solucion 500mL., pH 7.00 buffer 500mL., pH 10.01 buffer solucion 500 mL, pH solución de almacenamiento 500 mL, y conductivividad standard de NaCl (1000 S/cm, 100 mL).
MEDIDOR DE PH PARA MESA DE LABORATORIO CON AGITADOR Y ACCESORIOS
Capacidad de almacenamiento de resultados interna: 500 resultados. Características BPL. Compatibilidad con impresoras. Compensación de la temperatura: Automática, desactivada, manual. Compensación automática de temperatura para pH. Entradas electrodos digitales (inteligentes):1 canal. Estándares de calibración personalizados: Parámetros estándares definidos por el usuario. Exactitud: ORP: 0.1 mV. Exactitud de la temperatura:± 0.3 °C. Exactitud de pH:± 0.002 pH. Exactitud mV:± 0.1 mV. Función de bloqueo.Garantía:3 años. Resistente al rocío de agua; anti polvo. Opciones de selección: español, inglés mínimo. Interfaz de operación: Teclado Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración:2 horas a 7 días. Medición de pH:0 - 14 pH. Medición de pH con lectura estable. Rango de Medición mV:-1500 - 1500 mV. Rango de temperatura:-10 - 110 °C. Reconocimiento automático del Buffer: Codificación por colores: pH 4,01, 7,00 y 10,01; IUPAC: pH 1,679, 4,005, 7,000, 10,012 y 12,45 DIN: 1,09, 4,65 y 9323. Debe Transferir automáticamente todo el registro de datos o a medida que se detectan las lecturas. Resistencia al agua: Resolución:0,1/ 0,01/ 0,001/0.1 mV.
Resolución de pH: Puede seleccionarse entre 0.001 y 0.1 pH.
Resolución de temperatura:0.1 °C
Resolución mV:0.1 mV.
Salida: RS232 en ambos sentidos, de serie a USB
Descargar a PC vía serial o serial al cable USB.
Opción para control bidireccional desde PC.
Fecha y hora, ID del instrumento, ID de la muestra
El medidor de pH de mesa
Electrodo de pH.
Estación de trabajo con una función de agitación y control
Soluciones Buffer y de almacenamiento
Vasos para la calibración o toma de muestras
Fuente de alimentación con adaptadores de enchufe
COLORIMETRO PORTÁTIL PARA MEDIR CLORO LIBRE Y TOTAL
Equipo para análisis de Cloro Libre y Cloro total
Dos rangos de medición:
Rango Bajo - 0.02 a 2.00 mg / L como Cl2
Rango Alto: 0,1 a 8,0 mg / L como Cl 2
Absorbancia:0 - 2.5 Abs
Almacenamiento de datos: mínimo 10 valores medidos
Ancho de banda espectral:15 nm
Detector: Detector de silicio
Exactitud de longitud de onda: Longitud de onda fija ± 2 nm
Fuente de alimentación:4 x celdas alcalinas AAA
Uso: para agua potable y aguas residuales
Dispensador del reactivo DPD Swift Tester de 125 a 250 pruebas/vial
Con estuche para su transporte y pruebas de cloro total
Equipo para control de agua potable y aguas residuales
Celdas de muestra
Método: Colorímetro/DPD
COLORÍMETRO DE DISCO PARA MEDIR CLORO LIBRE Y TOTAL
Cloro (Libre y Total) Test Kit, Disco para medir Cloro, 0.1-3.5 mg/L,
Incrementos de 0.1 mg/L
Parámetro: El cloro, rango bajo - libre y total de Cl 2
Plataforma: Disco de Color
Rango: 0 a 3,4 mg / L de Cl 2
Equipo, disco de color, paquete de reactivos para 100 pruebas, caja comparador de color, tubos para muestras, hoja de instrucciones y maletín de transporte.
SET DE APARATO DE DESTILACIÓN
Para el pre tratamiento de las muestras de aguas residuales, el agua y el agua de mar. El set de destilación debe cumplir los requisitos de destilación de la EPA
El calentador es un manto de un solo elemento, con calor ajustable y una velocidad variable, motor de agitación magnética bi- direccional.
El bloque calentador debe estar dimensionado para un matraz de destilación de 500 ml, un matraz erlenmeyer de 300ml. Los instrumentos de vidrio aprobados por EPA. Los controles de operación incluyen un control de calor, un control de velocidad de agitación. Las luces indicadoras deben mostrar cuando los circuitos de potencia y calentador están energizados. Los requisitos de potencia son 115 o 230 Vac , 50-60 Hz, 200 W. Termómetro -10 a 225°C, divisiones 1°C 405mm.
Debe Incluir: calentador, abrazaderas, soporte de abrazaderas, barra de soporte calentador, abrazaderas, set para arsénico y set para cianuros.
Capacidad: 220 g x 0,1mg (0,0001g) Calibración externa. Puesta a cero automática
Resolución: 0,1mg
Características: Tiempo de estabilización: 2.5 seg.
Display de gran contraste, retro iluminado, legibilidad excepcional bajo cualquier condición de iluminación.
Protector contra corrientes de aire grande, estable y casi sin marcos para facilitar la visión en la cámara de pesaje. Las puertas del protector contra corrientes de aire y todos los elementos de acero inoxidable o similar de la cámara de pesaje que puedan retirarse fácilmente en pocos pasos para su limpieza. Rango de pesada en g, ct y oz. Temperatura de operación: de 5 a 40 °C.
Pesa de calibración interna, accionada por motor para una máxima exactitud de pesaje.
Estructura acero inox-vidrio de fácil apertura para su limpieza y conservación.
Capacidad de destilación l/h: 4
Consumo agua l/h: 50 a 60
Conductividad a 20°C: 3 μs/cm
Consumo W: 2400
De simple manejo,
Uso: continuo de agua destilada
Calderín y elemento calefactor en acero inoxidable, con tapa y condensador en vidrio boro silicato, unidos por dispositivo de cierre a presión de quita y pon original.
Dispositivo de seguridad de sobre temperatura por falta de agua.
Producción de agua destilada libre de pyrógenos.
Completo con conexiones de silicona.
EQUIPO DE FLOCULACIÓN-TEST DE JARRAS (JAR TESTER)
Agitador programable para laboratorio de 4 puestos
Debe incluir 4 jarras acrílicas cuadradas de 1 L con llave para toma de muestra. Rango de 20 a 300 rpm. Con tres rampas de velocidad y tiempo. Control digital con procesos automáticos: alta a baja velocidad, tiempo pre determinado y viceversa; Transmisión de movimiento por piñón, igual velocidad en todas las aspas; nivel de precisión: +- 1rpm.
Ciclo de trabajo programable (1 segundo hasta 59 minutos) y alarma de terminación de ciclo; iluminador LED de larga duración. Interruptor independiente; Aspas en acero inoxidable fácil de graduar; Estructura de alta resistencia mecánica y térmica.
Dimensiones Mínimas: (alto x largo x ancho): 15.5’’ x 35.25” x 9.25’’
La unidad debe llevar a cabo su trabajo ya sea con jarras redondas de 1L. o cuadradas de 1 L
Alta precisión y repetitividad
Con cuatro bancos de memoria programable por el operador
Cada banco de memoria se puede ejecutar de forma independiente en cualquiera de los archivos, de forma continua, a una velocidad seleccionada o trancisión automática de una rápida mezcla / corto plazo a una mezcla lenta / largo plazo, o cualquier combinación o velocidades y tiempos que puedan ser replicados como en planta en condiciones reales de operación
Debe Funcionar con 24 V CC y con una fuente de alimentación que funciona con 100 a 240 VCA.
INCUBADORA DIGITAL A CONVENCION NATURAL DEL AIRE
Capacidad: 56 litros mínimo
Rango de temperatura: 5°C sobre la temperatura ambiente a +100°C
Controlador: microprocesador con display externo avanzado
Potencia nominal: 400W. Dos puertas: una de vidrio y una sólida.
Toma de alimentación a 110 v/60Hz.
Tiempo para alcanzar temperatura: 30min a 37°C, 45min a 50°C.
Recuperación de la temperatura ( puerta abierta 30 Seg . ) : 8 ~ 11 min . a 37 ° C 12 ~ 16 min . a 50 ° C.
El Interior para alta temperatura debe ser de espumado de silicona junta de goma de la puerta. Debe tener temporizador para alarma y error hasta 99 horas. 59min. con demora y función continua. Display LCD retroiluminado Digital. Precisión de ± 0,3 ° C a 37 ° C. Función de almacenamiento (temperatura y tiempo).
Uso: Incubación de muestras bacteriológicas.
Tipo de Convención: Por Gravedad, aire natural
Capacidad de volumen de la cámara: 56 litros mínimos.
Temporizador: Desde 1 minuto hasta 99:59 h
Fluctuación de la temperatura a 37°C: ±0.2 °C
Energía: 115 V/ 60 Hz
Las características del Microprocesador PID
6 Segmentos de temperatura
Memoria para 3 programas de usuario
Alarma por fallo de sensor de temperatura
Reloj de la hora real
Memoria interna para guardar hasta 2000 datos
Puertos RS232 y USB para transferir datos
Debe Incluir: Bandeja y cable de poder.
ESTUFA DIGITAL AIRE CONVECCION FORZADA
Convección de aire forzada
Capacidad de cámara: 56L mínimo
Rango de temperatura: 5 a 300°C
Resolución de temperatura: 0,1°C
Tipo de control: Microprocesador PID con Display LCD grafico externo.
Energía: 115 V, 60 Hz
Características del Microprocesador PID
Controlador microprocesador con display externo
Display de LCD para tiempo y temperatura
Voltaje 50/60 Hz: 110V
AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION DE MOVIMIENTO REVERSIBLE
Grupo motor compacto y refrigerado con control electrónico de velocidad y temperatura
Aptos para funcionamiento continuo
Diseño compacto y alto grado de protección
Con recubrimiento de protección y sellado perfecto para uso en ambientes químicamente agresivos.
Placa calefactora de 800 W. suministrar con 3 pistilos de imán revestido de PTFE 8 Ø x 40mm. largo
Volumen mínimo de agitación (agua): 2 Litros. Agitadores magnéticos, con período de agitación ajustable y regulación precisa de la velocidad, para procesos repetitivos.
Memoria para hasta 10 programas de trabajo. ciclos automáticos de hasta 6 segmentos con programación de temperatura, r.p.m y tiempo.
Temperatura máxima del plato calefactor: 300ºC
Rango de velocidad: 1400 rpm
ATLAS A COLOR DE ORGANÍSMOS DE AGUAS
Debe incluir fotos a color de organismos acuáticos con un máximo nivel de detalles así como sus dimensiones, para ayudar a identificar organismos que se encuentran en las aguas residuales y lodos. Incluye algas, bacterias, amebas, protozoarios, helmintos, parásitos, granos de polen, flagelados, Tardígrada (osos de agua), rotíferos, ciliados, nematodos de vida libre, flagelados, y mucho más. Los capítulos del texto contienen técnicas y métodos requeridos para la identificación de los distintos niveles de las especies El libro también contiene un glosario y un índice valioso para hacer el libro más fácil de usar.
SOPORTE PIE PLATO
Varilla en acero inoxidable
Medidas de varilla:
-ØxAlto: 12x700mm
-Largo x Ancho: 315x200mm
ABRAZADERA UNIVERSAL "GIROMAX" CON ROTULA METÁLICA Y DOS DIENTES
Puntas con protectores de corcho. Articulación giratoria 180°.
Para Ø hasta de 80mm.
BURETA COMPLETA, AUTOMÁTICA DE VIDRIO, CLASE A, CON LLAVE DE PASO
Capacidad de bureta: 50ml
Capacidad de reservorio: 2000 lt
Intervalo de graduación: 0.10 mL. Pera de goma. CLASE A CON FRASCO NS 29/32
Capacidad de bureta: 25ml
Capacidad de reservorio: 1000 lt
15cm de diámetro interno. Porcelana
PIPETA DE VIDRIO GRADUADA 10.0 ML CLASS AS
Capacidad: 10 ml. Límite de error: 0,02. Subdivisiones: 0,1ml.
PIPETA GRADUADA 5.0 ML CLASS AS
Capacidad: 5 ml. Límite de error: 0,01. Subdivisiones: 0,1ml.
PIPETA GRADUADA 2.0 ML CLASS AS
Capacidad: 2 ml. Límite de error: 0,06. Subdivisiones: 0,1ml.
PROBETA BASE HEX . TODA VIDRIO 1000ML CLASS A (autoclavable).
Capacidad: 1000ml Subdivisiones: 10ml. Tolerancia: +-5ml.
CILINDRO GRADUADO BASE HEX (autoclavable) .
TODA VIDRIO 500ML CLASS A. Con anillo de protección.
Capacidad: 500ml Sub divisiones 5ml. Tolerancia: +-2,6ml.
TODA VIDRIO 250ML CLASS A. Con anillo de protección
Capacidad: 250ml Subdivisiones: 2ml. Tolerancia:+-1.4ml.
CILINDRO GRADUADO DE POLYPROPILENO 100ml
Capacidad: 100ml. Subdivisiones: 1ml. Tolerancia: +-1ml. Autoclavable. Gran exactitud
TODA VIDRIO 100ml. CLASS A. Con anillo de protección
Capacidad: 100ml. Subdivisiones 1ml. Tolerancia+-0,6ml.
CILINDRO GRADUADO BASE HEX (autoclavable).
TODA VIDRIO 50ml. CLASS A. Con anillo protector
Capacidad: 50ml. Subdivisiones: 1ml. Tolerancia: +-0.4ml.
BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO (autoclavable). CLASS A 1000ml.
Capacidad: 1000ML. Tolerancia: +-0,3ml.
Matraz aforado con la marca de graduación y un tapón de polietileno ISO 1042, DIN 12664, clase A.
BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO (autoclavable). CLASS A 500ml.
Capacidad: 500ML. Tolerancia: +-0,2ml. Matraz aforado con la marca de graduación y un tapón de polietileno o vidrio ISO 1042, DIN 12664, clase A.
BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO (autoclavable) CLASS A 250ml.
Capacidad: 250ml. Tolerancia: +-0,12ml.
Matraz aforado con la marca de graduación y un tapón de polietileno o vidrio ISO 1042, DIN 12664, clase A.
BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO (autoclavable) CLASS A 100ML
Capacidad: 100ml. Tolerancia: +-0,08ml.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución