Source: http://docplayer.fr/926705-Ordonnance-du-dfjp-sur-les-instruments-de-mesure-audiometriques.html
Timestamp: 2018-07-16 15:06:25+00:00

Document:
1 Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l audiométrie) du 9 mars 2010 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure) 1, 2 arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. les exigences afférentes aux instruments de mesure audiométriques; b. la procédure de mise sur le marché des instruments de mesure audiométriques; c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure des instruments de mesure audiométriques. Art. 2 Champ d application Sont soumis à la présente ordonnance les instruments de mesure qui sont utilisés pour des contrôles audiométriques en matière de santé, à savoir: a. les audiomètres; b. les cabines d audiométrie. Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. examen audiométrique: un examen servant à la détermination de l acuité auditive; b. audiomètre: un instrument de mesure servant à la détermination du seuil d audibilité des sons de différentes fréquences ou de la compréhensibilité de la parole, y compris les sources sonores comme les dispositifs de reproduction avec leurs supports sonores et fichiers, ainsi que les transducteurs RO RS Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l O du DFJP du 7 déc (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 1
2 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles acoustiques tels que casques d écoute, ossivibrateurs ou haut-parleurs en champ libre; c. cabine d audiométrie: une cabine de mesure dont le revêtement intérieur absorbe les sons et dans laquelle sont réalisés des examens audiométriques. Art. 4 Exigences Les audiomètres et les cabines d audiométrie doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l annexe 1 de l ordonnance sur les instruments de mesure et aux exigences correspondantes fixées dans l annexe de la présente ordonnance. Art. 5 Procédure de mise sur le marché 1 Les audiomètres et les cabines d audiométrie sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l annexe 5 de l ordonnance sur les instruments de mesure. 2 Lors de l installation d une nouvelle cabine d audiométrie, une mesure de contrôle doit être réalisée par l Institut fédéral de métrologie (METAS) 3 ou par un laboratoire de vérification. Art. 6 Vérification ultérieure des audiomètres 1 Les audiomètres doivent être soumis chaque année à une vérification ultérieure selon l annexe 7, ch. 1 de l ordonnance sur les instruments de mesure. 2 La vérification ultérieure est effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification. 3 Pour certains instruments de mesure ou pour certains types, METAS peut prolonger ou raccourcir les délais applicables aux vérifications ultérieures si les caractéristiques métrologiques le permettent ou le requièrent. Art. 7 Vérification ultérieure des cabines d audiométrie 1 La vérification ultérieure des cabines d audiométrie a lieu tous les six ans. 2 Si la cabine d audiométrie subit une modification de sa construction, une nouvelle mesure de contrôle doit être effectuée conformément à l art. 5, al. 2. Art. 8 Disposition transitoire Les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être utilisés dans la mesure où ils répondent aux exigences de l art La désignation de l unité administrative a été adaptée au 1 er janv en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov sur les publications officielles (RS ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2
3 O sur l audiométrie Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril
4 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Annexe 4 (art. 4) Exigences applicables à la vérification des audiomètres et des cabines d audiométrie 1 Introduction 1.1 Les exigences en matière de vérification des audiomètres et des cabines d audiométrie figurent dans les tableaux et explications ci-dessous. 1.2 Il peut être fait appel aux normes et recommandations suivantes à titre de directives d exécution: a. OIML International Recommendation R104: Pure Tone Audiometers; b. OIML International Recommendation R122: Equipment for speech audiometry; c. IEC : Audiometers, Part 1: Pure-tone audiometers; d. IEC : Audiometers, Part 2: Equipment for speech audiometry; e. ISO 8253: Acoustics Audiometric test methods. 2 Vérification des audiomètres 2.1 Les tableaux 1 à 4 distinguent deux procédés de vérification, désignés «A» et «B». Les audiomètres sont soumis aux deux procédés de vérification à chaque installation, que ce soit la première fois après l achat ou de nouveau après une nouvelle installation comme lors d un déménagement. Ensuite, ils sont vérifiés chaque année, alternativement selon le procédé A ou B, en commençant par le procédé A. Une vérification comprend des mesures effectuées avec: un casque et une oreille artificielle pour la conduction aérienne: tableau 1; un ossivibrateur et une mastoïde pour la conduction osseuse: tableau 2; un haut-parleur en cabine pour le champ libre: tableau 3; des signaux électriques purs pour contrôler la linéarité: tableau Pour l audiométrie vocale, il faut en outre procéder aux contrôles suivants non seulement au moyen d un casque mais encore en champ libre: contrôle de l instrument de lecture; calibration du niveau dans le coupleur et en champ libre pour tous les lecteurs utilisés (si nécessaire, réalisation d une liste des valeurs de réglage pour les différents lecteurs); contrôle des bruits parasites dans la cabine, contrôle du bruit de la ventilation; 4 Mise à jour selon le ch. I l O du DFJP du 19 nov. 2914, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 4
5 O sur l audiométrie Pour la vérification du signal vocal, le niveau doit être indiqué en db SPL: La mesure est effectuée avec les réglages de fréquence Impuls et Linear. Elle est effectuée sur 10 phrases. Conduction aérienne: mesures avec casque et oreille artificielle Tableau 1 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Signal sinusoïdal Bruit à bande étroite Fréquence Niveau Distorsion Niveau 125 Hz à 8 khz ± 5 % Gauche (L) et (11 pts de mesure) droit (R) à un niveau entre 75 ± 3 db et 110 db HL (125 Hz 4 khz) ± 5 db (4 khz 8 khz) 125 Hz à 4 khz 2,5 % (9 pts de mesure) à un niveau entre 75 et 110 db HL 125 Hz à 8 khz ± 3 db (11 pts de mesure) (125 Hz 4 khz) à un niveau entre 60 ± 5 db et 80 db HL (4 khz 8 khz) Bruit blanc à un niveau entre 70 ± 5 db et 90 db HL Le Bruit vocal niveau du signal vocal doit être Signal vocal mesuré avec les réglages Linear / Impuls, et l ajustage doit être effectué sans facteur de correction. A et B 5
6 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Conduction osseuse: mesures avec ossivibrateur et mastoïde Tableau 2 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Signal sinusoïdal Bruit à bande étroite Fréquence Niveau Distorsion Niveau 250 Hz à 6 khz ± 5 % Gauche (L) et (8 pts de mesure) droit (R) à un niveau entre 20 ± 3 db et 60 db HL (250 Hz 4 khz) ± 5 db (4 khz 6 khz) 250 Hz à 4 khz 5,5 % (8 pts de mesure) à un niveau entre 20 et 60 db HL 250 Hz à 6 khz ± 3 db (8 pts de mesure) (250 Hz 4 khz) à un niveau entre 20 ± 5 db et 60 db HL (4 khz 6 khz) Bruit blanc à un niveau entre 20 ± 5 db Bruit vocal et 60 db HL Signal vocal A et B Libre Champ libre: mesures avec haut-parleur dans la cabine Tableau 3 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Son ululé Niveau 125 Hz à 8 khz (11 pts de mesure) ± 3 db (125 Hz 4 khz) à un niveau entre 60 ± 5 db et 90 db HL (4 khz 8 khz) Bruit à bande étroite Bruit blanc Bruit vocal Signal vocal à un niveau entre 60 et 90 db HL Gauche (L) et droit (R) ± 5 db A et B A 6
7 O sur l audiométrie Mesures électriques Tableau 4 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Signal sinusoïdal Linéarité 20 db à 120 db par tranche de 5 db ± 3 db sur tout le domaine; ± 1 db entre chaque tranche; Gauche (L) et droit (R) B 3 Vérification des cabines d audiométrie 3.1 Le niveau de bruit de fond maximal admissible résulte des exigences suivantes: des mesures binaurales en champ libre doivent être possibles jusqu à 0 db HL; la fréquence de test minimale possible doit être de 125 Hz; l incertitude maximale due au bruit de fond peut atteindre 5 db. 3.2 Il s élève à: Fréquence (Hz) Niveau de bruit de fond maximal admissible (db réf. 20 µpa) Fréquence (Hz) Niveau de bruit de fond maximal admissible (db réf. 20 µpa)

References: art. 5
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 art. 5
 Art. 8
 art. 16
 Art. 9