Source: http://docplayer.es/1876883-Sistema-para-rehabilitacion-del-sindrome-del-miembro-fantasma-utilizando-interfaz-cerebro-computador-y-realidad-aumentada.html
Timestamp: 2017-02-24 19:47:16+00:00

Document:
Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro- Computador y Realidad Aumentada - PDF
Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro- Computador y Realidad Aumentada
Download "Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro- Computador y Realidad Aumentada"
1 Recebido / Recibido: 23/04/2013 Aceitação / Aceptación: 12/06/2013 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro- Computador y Realidad Aumentada Juan Esteban Arango 1, Julián Cárdenas Mazo 1, Alejandro PeñaPalacio 1 1 Escuela de Ingeniería de Antioquia-Grupo GISMOC, , Envigado, Colombia. DOI: /risti Resumen: En el presente trabajo, se utilizó un dispositivo BCI comercial, el Emotiv EPOC, el cual es un neuroheadset inalámbrico de alta resolución para la adquisición de señales EEG, para desarrollar una herramienta con detección inteligente de patrones neuronales paralela a la del desarrollador para la implementación de una aplicación que combina la Realidad Aumentada (AR). La aplicación pensada como posible tratamiento del Dolor del Miembro Fantasma (PLP) en pacientes amputados. El desarrollo del motor de clasificación permitió tener un mayor control sobre los parámetros del procesamiento y detección de patrones en las señales, donde se obtuvo hasta un 82.1% de clasificación. Estas señales neuronales detectadas de un sujeto, se utilizan para descifrar su intención de cerrar o abrir un modelo virtual de una mano o de una prótesis adherida al muñón real a través del entorno AR, brindando retroalimentación visual al paciente. Lo que contribuiría a reducir neurológicamente el PLP. Palabras-clave: Interfaz Cerebro-Computador; Realidad Aumentada; Rehabilitación; PLP; Reconocimiento Inteligente de Patrones. Abstract: In this study, we used a commercial BCI device, the Emotiv EPOC, which is a high-resolution wireless neuroheadset for EEG signal acquisition, to develop a intelligent pattern detection tool parallel to the developer s one to implement an application that combines Augmented Reality (AR). The application was developed as a possible treatment of phantom limb pain (PLP) in amputees patients. The classification engine development has allowed greater control over processing parameters and signal pattern detection, which yielded up to 82.1% of classification. These detected neural signals from a subject, were used to decode its intention of closing or opening a virtual model of a hand or prosthesis attached to the real stump through the AR environment, providing visual feedback to the patient. This, would neurologically help reduce the PLP. Key-words: Brain-Computer Interface; Augmented Reality; Rehabilitation; PLP; Intelligent Pattern Recognition. RISTI, N.º 11, 06/2 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro-Computador y Realidad Aumentada 1. Introducción El síndrome del miembro fantasma, surge entre las personas que han sufrido una amputación de uno de sus miembros. Tras este suceso, la persona tiende a tener la sensación de aún contar con su miembro ausente (Flor et al., 1995). Este síndrome por lo general acarrea tres síntomas: Sensación del miembro fantasma, dolor del muñón y dolor del miembro fantasma. El primer síntoma se da en casi todos los casos y es raramente un problema clínico, el segundo síntoma recae en el proceso de curación del muñón; mientras que un tercer síntoma, se centra en el del dolor del miembro fantasma, el cual es el más difícil de tratar. Este problema, se genera porque la persona amputada presenta sensaciones somato-sensoriales de que su miembro ausente está allí y está paralizado, y ante la necesidad de moverlo para dar a entender a su cerebro que efectivamente cuenta con él, desarrollan síntomas de ansiedad ante la incapacidad de hacerlo. Esto de forma crónica y de forma repetida, genera dolor en las personas. Hay estudios que reportan que cerca del 60-80% de las personas con amputación presentan el dolor del miembro fantasma en algún momento (Nikolajsen & Jensen, 2001), mientras otros reportan que el porcentaje real es de menos del 10% ya que hay una correlación alta entre la cantidad de personas y su edad, pues aunque no se conoce a ciencia exacta su origen, proponen que el dolor se debe dar por la organización de las neuronas en la corteza motora del cerebro y entre más edad tenga la persona más organizada tiene una estructura nerviosa en su cerebro dedicada al uso de dicho miembro, y menor es la plasticidad cerebral para reemplazar el uso esas neuronas (Flor et al., 1995). Las Interfaces Cerebro-Computador por su parte, son sistemas que decodifican las señales neuronales generadas intencionalmente por un sujeto, para traducirlas en órdenes para el computador, con el fin de conducir un actuador. Aunque no es una tecnología nueva, en los últimos años ha evolucionado a pasos agigantados (Martinovic et al., 2012; Sanchez & Principe, 2007; Wu, Chabanon, Heidelberger, Li, & Wang, 2012). Entre los diferentes enfoques que se le ha dado a estos sistemas, se han hecho avances desde la comprensión de las funciones cognitivas, hasta la conexión humana con entornos reales y virtuales a partir del pensamiento. En la decodificación del motor imagery a partir de las señales de EEG, se han desarrollado varias aplicaciones para el control de prótesis motoras, vehículos, entre otros (Hazrati & Erfanian, 2010; Sancho Rieger et al., 2008; Schwartz, Cui, Weber, & Moran, 2006). En la literatura se pueden encontrar varios enfoques para el tratamiento de este síndrome complejo. Uno de los tratamientos no médicos utilizados por muchos terapeutas consiste en el principio de Bio-feedback (Nikolajsen & Jensen, 2001). El más popular de este tipo de terapia es la caja-espejo creado por Ramachandran, el cual consiste en colocar un espejo en el medio de una caja, donde el paciente introduce ambos miembros: el amputado y el sano, en la cual el paciente moviendo la mano logra crear la ilusión en el espejo que su extremidad ausente se está moviendo simultáneamente (Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 1996). Los resultados han mostrado que este tratamiento ayuda a reducir significativamente la sensación del miembro fantasma y en consecuencia su dolor. Otros autores han utilizado tecnologías de realidad virtual y aumentada con el mismo principio, utilizando sensores en el miembro sano para crear la ilusión de movimiento del miembro opuesto, dando la 94 RISTI, N.º 11, 06/20133 RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação información visual al cerebro que el movimiento de la extremidad sana es la misma del miembro fantasma (Cole, Crowle, Austwick, & Slater, 2009; Desmond, O Neill, De Paor, McDarby, & MacLachlan, 2006; Mcgregor & Dixon, 2011). Este trabajo se centra en el desarrollo de una aplicación de alto impacto utilizando un sistema BCI portátil y asequible, combinado con una aplicación de realidad aumentada orientada a resolver un problema específico en rehabilitación de un síndrome común que la mayoría de los pacientes con amputaciones de extremidades sufren. El enfoque propuesto en este trabajo, difiere de otros en que el movimiento de la extremidad que falta no es controlado por otro elemento del cuerpo, más sí por sus propias señales neurofisiológicas moduladas por sus pensamientos, tal como se genera en un miembro sano, a partir del neuroheadset utilizado. El sistema posee una interacción del sujeto con la realidad aumentada y un sistema de calificación de estas señales que representan la sensación de movimiento en la prótesis virtual desarrollada.el desarrollo del motor de clasificación permitió tener un mayor control sobre los parámetros del procesamiento y detección de patrones en las señales, donde se obtuvo hasta un 82.1% de clasificación de los patrones generados con intención de movimiento. Estas señales neuronales detectadas de un sujeto, se utilizan para descifrar su intención de cerrar o abrir un modelo virtual de una mano o de una prótesis adherida al muñón real a través del entorno AR, brindando retroalimentación visual al paciente. Lo que contribuiría a reducir neurológicamente el PLP. 2. Metodología Para llevar a cabo el sistema de rehabilitación mediante la utilización de interfaces BCI y realidad aumentada, se llevó a cabo en primer lugar un proceso de selección riguroso para determinar cuál era el mejor sistema para la adquisición de señales EEG entre una serie de productos comerciales disponibles utilizados para tal fin, de modo que cumplan con las necesidades del proyecto. En una siguiente etapa, o etapa de reconocimiento y de apropiación del equipo en cuanto a la formación de patrones mentales necesarios para controlar una aplicación. La facilidad y eficacia del sistema se midió en un primer acercamiento utilizando distintos sujetos siguiendo un protocolo de prueba. Después de ello, se propuso una integración de la BCI con una aplicación de realidad aumentada, con el fin de tratar de forma efectiva y alternativa el síndrome de dolor del miembro fantasma Sistema de Adquisición de señales EEG Para la adquisición de las señales EEG, se realizó la selección de un sistema a partir de los sistemas actuales de adquisición de señales EEG. Comercialmente existen varios tipos de hardware con características diferentes, que se ajustan a distintas necesidades y aplicaciones. Entre los más representativos del mercado se destacan cuatro de ellos debido a su calidad, precio y popularidad en el campo de la investigación académica. Los productos pre-seleccionados fueron: g.bcisys con g.usbamp de g.tec (G.tec, 2011) producidos en Austria, EEG Powerlab Data Adquisition System (ADInstruments, 2012) producido en Nueva Zelanda, Emotiv EPOC EEG (Emotiv, 2012) producido en Australia y Neurosky Mindwave (Neurosky, 2012) producido en Estados Unidos. RISTI, N.º 11, 06/4 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro-Computador y Realidad Aumentada Los criterios de evaluación para estos sistemas, se enfocaron en su capacidad, asequibilidad en el mercado, resolución, portabilidad, muestreo, compatibilidad, fiabilidad, flexibilidad y escalabilidad, entregando a cada criterio un peso específico asignado subjetivamente según las necesidades particulares del proyecto (ver Tabla 1). Tabla 1 Criterios de Evaluación para la Selección del Sistema de Adquisición Criterios Capacidad Asequibilidad Portabilidad Resolución Muestreo Compatibilidad Fiabilidad Flexibilidad Escalabilidad Detalle Cantidad de canales de adquisición. Precio, Distribución local, Promoción Usabilidad, alámbrico/inalámbrico, tipos de electrodos Espacial y el número de bits de la señal de lectura. Frecuencia de adquisición, amplificación y filtrado Facilidad de integración con distintas plataformas de software. Marca, garantía, trabajos realizados, referencias Tipo de sensores y señales que puede adquirir Librerías y funcionalidades que permitan procesar en diferentes etapas las señales, ya sean desde su obtención como señales puras hasta ya clasificadas. Las cuatro alternativas se clasificaron con base a estos parámetros, utilizando para ello un sistema de calificación de 0 a 5 puntos como se muestra en la Tabla 2 y la Figura 1. De esta etapa, el Emotiv EPOC (Adelson, 2011) fue clasificado como el mejor dispositivo, ya que este cumplía ampliamente con los requisitos mínimos para el desarrollo de este trabajo, por lo que se eligió para el desarrollo de la aplicación. Tabla 2 Evaluación de Sistemas de Adquisición EEG Criterios Pesos Alternativas de Equipos g.usbamp Powerlab EmotivEPOC Neurosky Capacidad 10% 5,0 5,0 4,0 1,0 Asequibilidad 20% 1,0 1,0 4,0 5,0 Portabilidad 18% 1,0 1,0 4,5 5,0 Resolución 5% 5,0 4,5 4,5 5,0 Muestreo 5% 5,0 4,5 3,5 3,0 Compatibilidad 15% 4,5 2,0 4,5 5,0 Fiabilidad 10% 5,0 4,5 5,0 4,5 Flexibilidad 5% 5,0 5,0 4,0 2,0 Escalabilidad 12% 5,0 1,0 5,0 5,0 Total Ponderado 100% RISTI, N.º 11, 06/20135 RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação Figura 1 Evaluación de Sistemass de Adquisición EEG De lo anterior, se puede observar que el dispositivo Emotiv EPOC, es un neuroheadset inalámbrico de alta resolución para la adquisiciónn y procesamiento de señales EEG. El registro se realiza a través de 14 canales correspondientes a 14 electrodos secos colocados en la parte superior de la cabezaa de acuerdo al sistema de posicionamie ento de electrodos para EEG, ilustrado en la Figura 2. Figura 2 Posicionamiento de los electrodos del Emotiv EPOC (Emotiv, 2012) 2.2. Procesamiento de la señal En esta etapa, se realizó el procesamiento de señales a partir del dispositivo EEGG seleccionado. Este sistema en su hardware y software, cuenta con unidades de pre- RISTI, N.º 11, 06/6 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro-Computador y Realidad Aumentada procesamiento y procesamiento para el reconocimiento de los diferentes estados o representaciones mentales del usuario. Este hardware posee tres filtros: un filtro pasa baja con un corte a 85 Hz, un filtro pasa alta con un punto de corte a 0,16 Hz y un filtro rechaza bandas en 50 y 60 Hz. Su tasa de muestreo es de 2048 Hz, pero se reduce a 128 Hz para la transmisión inalámbrica. El software consta de tres suites de detección, que se detallan en la Tabla 3. El neuroheadset también tiene un API (Application Programming Interface) para desarrolladores, la cual permite programar eventos (llamados EmoEvents) en base a los que patrones o estados que se detecten (EmoStates). Estos estados o representaciones mentales reflejan los gestos del usuario, las emociones y los pensamientos. Para el funcionamiento del Emotiv, un usuario debe realizar un proceso de entrenamiento para reproducir y controlar determinados patrones o EmoStates que se utilizan como comandos en diferentes aplicaciones como cursor de mouse, teclados deletreadores o juegos. Este entrenamiento es obligatorio para cada usuario y su dificultad varía particularmente entre usuarios. Tabla 3 Suites de detección y estados que permite detectar el Emotiv EPOC Suite Descripción Estados (EmoStates) Expressiv Affectiv Cognitiv Permite detectar gestos faciales. Permite detectar estados emocionales del sujeto Permite detectar estados cognitivos a partir de los pensamientos del sujeto Blink, Wink Left, Wink Right, Look Left, Look Right, Eyebrow Raised, Furrow, Smile, Clench, Laugh, Smirk Left, Smirk Right Excitement Short Term, Excitement Long Term, Engagement Boredom Neutral, Push, Pull, Lift, Drop, Left, Right, Rotate Left, R. Right, R. Clockwise, R. Counterclockwise, R. Forward, R. Backward, Disappear 2.3. Caracterización del sistema El dispositivo Emotiv está fabricado como una plataforma cerrada, la cual permite desarrollar aplicaciones para manipular señales EEG sin requerir de conocimientos previos en neurociencias, fisiología o ingeniería. Para un funcionamiento más avanzado, el usuario de este dispositivo solo requiere de conocimientos básicos de programación para acceder a los estados de las suites de detección, mediante la API que el fabricante pone a disposición. Por esta razón se procedió a realizar una caracterización del sistema en el modelo de detección de estados cognitivos. Esta caracterización se realizó utilizando máquinas de vector soporte (SVM) sobre patrones espaciales comunes (CSP) (Arango Ossa & Cárdenas Mazo, 2012). Aunque la caracterización solo permite hasta el momento el reconocimiento de dos estados cognitivos off-line, esta aproximación permitirá en un futuro poder desarrollar un algoritmo que permita la detección de múltiples estados cognitivos, y tener la libertad de implementarlo en plataformas móviles. 98 RISTI, N.º 11, 06/20137 RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação 2.4. Diseño de Experimentos Para el diseño de experimentos, se planteó un protocolo de pruebas para examinar la capacidad y usabilidad del BCI por diferentes usuarios, y así mismo para obtener datos importantes acerca de las variables que pueden afectar el rendimiento del sistema. Seis sujetos entre ellos hombres y mujeres diestros (20-25 años de edad) participaron en este estudio. Este número fue identificado por diferentes investigadores, los cuales han obtenido resultados interesantes al realizar experimentos con esta cantidad de participantes (Bradberry, Gentili, & Contreras-Vidal, 2010; Waldert et al., 2008). Los sujetos para participar, firmaron un consentimiento informado. Las pruebas se realizaron siguiendo las recomendaciones formuladas en el BBCI Workshop: Advances in Neurotechnologies, Berlin 2009 (Müller & Blankertz, 2009). Las pruebas se dividieron en dos fases: en una primera fase, el sujeto fue entrenado durante diez minutos sin retroalimentación visual, y se le pidió representar mentalmente dos estados cognitivos: un estado neutral, y la imaginación del movimiento de cierre de la mano ayudado de un monitor que enseñaba una secuencia aleatoria que el sujeto debía reproducir. Durante este proceso, el motor del Emotiv llevo a cabo un proceso de aprendizaje sobre cada estado: neutral y cierre de la mano, este último asignado a una EmoState específico. En este punto, la capacidad del sujeto para replicar el estado solicitado fue evaluado, esto gracias a la retroalimentación visual de la prótesis virtual al moverse o no. Adicionalmente, se le solicitó al participante que entrenara durante minutos el sistema, para que luego reprodujera una secuencia de 60 estados, esto con el fin de medir la tasa de éxito en el reconocimiento. En la segunda fase del experimento, la cual fue similar a la primera, en vez de dos estados se hizo con tres estados cognitivos: el estado neutral, la imaginación de cierre de la mano, y la imaginación de apertura de la mano. En esta etapa el entrenamiento se hizo entre 20 a 30 minutos Integración para la Aplicaciones El objetivo de la realidad aumentada (AR), consiste en aumentar la percepción de lo que realmente se ve, mediante la adición de modelos virtuales 3D integrados al entorno real que se reproduce a través de dispositivos de visualización. Hay varios programas desarrollados que permiten la creación de aplicaciones de AR, como ARToolKit, ARmedia, SLARTToolkit y D'Fusion Studio para nombrar unos pocos. Para el caso particular de este trabajo, se optó por la utilización del D'Fusion Studio de Total Immersion, esto gracias a su robustez, flexibilidad y licenciamiento gratuito para uso no comercial. El funcionamiento de esta aplicación se muestra en la Figura 3, en donde los patrones entrenados por el usuario de la BCI son la entrada a la interfaz de AR, y cada patrón se convierte en un comando para controlar el movimiento de la mano virtual. Modelo que se superpone sobre el muñón del paciente amputado, dando la ilusión de que la mano virtual modelada pertenece realmente al paciente. RISTI, N.º 11, 06/8 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembroo Fantasma utilizando Interfaz Cerebro-Computador y Realidad Aumentada Figura 3 Diagrama del sistema integrado del equipo BCI con el entorno AR Realidadd Aumentada En un típico esquema de AR, hay algunos elementos esenciales. En primer lugar, see necesita un dispositivo de captura de vídeo para grabar el entorno real; aquí, la cámaraa y la iluminación son muy importantes. Para la captura del video, se utilizó una cámaraa inalámbrica móvil de alta definición, y un entorno de iluminación controladoo utilizando lámparas incandescentes habituales dee laboratorio. La formaa en que loss modelos reales y virtuales interactúan, es por medio del reconocimiento de d imágeness de marcadores específicoss en el entorno de grabación. Estos marcadores pueden serr códigos bidimensionales a blanco y negro, como un código QR, o imágenes muyy característicass con texturas. Para el caso particularr de este proyecto, el interés se centróó en el reconocimiento del muñón de un paciente amputado, razón por la cual se diseñóó un calcetín especial que cualquier paciente pudiera vestir y que el software lograraa identificar. Para tal efecto, se probaron imágenes de calcetines con diferentes texturas.. Para la representación del muñón, se realizó un molde de yeso de un antebrazo distall amputado para utilizar en la etapa de desarrollo (véase la Fig. 4). El modelo virtual 3DD desarrollado para esta aplicación, fue una manoo humana modelada y animada enn software CAD (ver Fig. 5). Figura 4 Marcadores para el entorno AR. Medias con diferentes texturas sobre un modelo en yeso del muñón de un brazo con amputación. 100 RISTI, N.º º 11, 06/20139 RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação Figura 5 Modelo 3D de una mano. Con simulación de movimiento de abrir y cerrar. 3. Resultados Para lograr que un paciente manipule su miembro fantasma, en este caso, que logre manipular el modelo virtual que el sistema de realidad aumentada le muestra como parte de su propio cuerpo, necesita varias horas de entrenamiento para controlar los patrones que representan cada movimiento en términos de las señales EEG, tal como lo evidencian los experimentos. Como se muestra en la Figura 6a, con sólo 20 minutos de entrenamiento, un usuario está en capacidad de controlar dos estados diferentes, la representación neutral y de otro tipo, con un promedio de 80,5% de precisión. Para el caso de varios estados, como en el caso del entrenamiento para tres estados diferentes, representaciones neutrales y dos más, el nivel de precisión se redujo significativamente (Ver Fig. 6b). Sólo 2 de 6 usuarios que utilizaron la BCI, lograron controlar el movimiento con una precisión cercana al 100%, pero los otros 4 fallaron en el intento. Figura 6 Resultados del experimento realizado con 6 sujetos. a) Manejo de un sólo Estado. b) Manejo de dos Estados. De esta manera, se pudo evidenciar que la eficacia y facilidad de uso del sistema depende de diferentes variables entre las que se cuentan: la cantidad de estados entrenados, entre mayor cantidad de estados que el usuario desee controlar, más difícil es su uso; la capacidad de cada usuario de crear mentalmente una representación totalmente exclusiva de otra; el nivel de concentración en donde el usuario debe estar enfocado en utilizar el BCI; y la frustración, la cual en un principio es difícil de usar y ( RISTI, N.º 11, 06/10 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro-Computador y Realidad Aumentada puede generar episodios de estrés en el paciente y disminuir la precisión que se requiere para el reconocimiento. Para la integración con la tecnología de Realidad Aumentada se probaron diferentes marcadores, utilizando para ello cuatro diferentes tipos de calcetines. Cada calcetín aportaba una textura diferente al algoritmo de reconocimiento de imágenes del software de AR. Los mejores resultados se obtuvieron con el calcetín que se muestra en la figura 4d. Con éste, es posible obtener una detección más flexible y potente del muñón del paciente amputado o el modelo de yeso para la prueba en este caso. Para proporcionar funcionalidad al sistema, cada sujeto en particular realizó un proceso de entrenamiento de las representaciones mentales hasta alcanzar un dominio de los patrones que pudiera reproducir fielmente, estos patrones se configuraron para ser las entradas al mecanismo propuesto. Los resultados del modelo son un sistema que brinda retroalimentación visual del miembro amputado a los usuarios, de una forma interactiva y similar al movimiento natural. Dicho bio-feedback ha sido crucial en terapias de reducción del dolor del miembro fantasma (Chan et al., 2007). Es por esto que el sistema desarrollado se propone como tratamiento de este complejo síndrome. Además, este sistema como tratamiento proporciona información visual de un miembro amputado artificial, que a diferencia de los métodos convencionales no requiere que la extremidad opuesta esté sana y funcional, pues el dominio del movimiento se hace a través de los estados cognitivos. Figura 7 Demostración del sistema funcional. En la figura 7, se enseña cómo funciona la aplicación mediante una documentación fotográfica del sistema, y se evidencia cómo los resultados son positivos. En el producto final, el usuario puede ver recreada virtualmente, en tres dimensiones y en tiempo real 102 RISTI, N.º 11, 06/201311 RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação su mano amputada, consiguiendo además controlarla voluntariamente con la modulación de sus pensamientos. 4. Discusión En este trabajo se presenta un posible tratamiento para el dolor del miembro fantasma en personas con amputación de miembros. La solución propuesta integra una interfaz cerebro-computador, que traduce las representaciones mentales en comandos de control para una prótesis virtual, y una interfaz de AR a cargo de la visualización y la animación de la prótesis virtual. Esto permite que un sujeto tenga un control cognitivo de dicha prótesis, y una retroalimentación visual más real de movimiento de su extremidad ausente. Es un sistema interactivo que tiene potencial de uso en clínicas, hospitales y laboratorios, e incluso dada su portabilidad, este puede ser utilizado como sistema de rehabilitación en el hogar. Igualmente, este desarrollo arrojó como resultado una herramienta para entrenar a un sujeto que se encuentre en proceso de utilizar una verdadera prótesis neural con o sin BCI, configurando la entrada real en este software. El sistema desarrollado puede ser utilizado para reconocer el muñón por su geometría en lugar de una imagen de la textura de la media. Por su parte, el tratamiento se puede adaptar para utilizarlo en amputaciones de extremidades inferiores, mientras que el modelo virtual, puede ser más realista mediante el uso de texturas que puedan replicar el color de la piel, las uñas, y los poros, y tienen la posibilidad de ser utilizados en pacientes con diferentes colores de piel. En la etapa de diseño y desarrollo de la aplicación, que abarca múltiples campos del conocimiento, permitirá que en trabajos futuros se pueda validar el tratamiento, llevando a cabo experimentos con pacientes reales con extremidades amputadas, utilizando para ello métricas objetivas que permitan cuantificar la reducción en la sensación y el dolor en los pacientes con síndrome del miembro fantasma. 5. Conclusiones De acuerdo con la metodología propuesta, se obtuvo un sistema en el que un paciente con amputación de uno de sus miembros puede aprender a manipular a intención una prótesis virtual con la ayuda de la BCI, lo que consigue transmitir a sus sentidos la sensación de que el modelo simulado es parte de sí mismo gracias al uso de la tecnología AR. Esto, con el fin de lograr que el movimiento sea voluntario y natural. Los resultados de los experimentos, mostraron que el sistema de rehabilitación propuesto es relativamente fácil de utilizar por personas sanas, con tiempos de entrenamiento que rondan los 30 minutos. Para estudios futuros esto se puede corroborar con un tiempo de entrenamiento mayor, y el posible tratamiento tiene que ser probado en personas que realmente sufren del dolor del miembro fantasma. Este tratamiento se puede extender a pacientes con amputación o discapacidad motora de la extremidad opuesta, ya sea en los miembros superior o inferior, a diferencia de los tratamientos actuales, ya que los tratamientos existentes, requieren que la extremidad opuesta esté saludable para recrear el movimiento de la extremidad fantasma. En el RISTI, N.º 11, 06/12 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro-Computador y Realidad Aumentada caso de la caja espejo, la extremidad libre de amputación ayuda a conseguir una imagen especular óptica, mientras que en el caso de terapias por realidad virtual y aumentada, se utiliza comúnmente un guante especial que transmite el movimiento a la extremidad virtual. Esta es la primera aplicación desarrollada que combina estas dos tecnologías emergentes, la Interfaz Cerebro Computador y Realidad Aumentada en el campo de la medicina y la salud, ya que la experiencia más cercana en este tipo de sistemas, es utilizada para guiar la navegación de robots (Kansaku, Hata, & Takano, 2010). El uso de estas dos tecnologías por separado o en conjunto, tienen gran potencial de contribución en aplicaciones dirigidas a ayudar a las personas en situación de discapacidad, como una herramienta de accesibilidad. Para la rehabilitación, la comunicación, el uso de un ordenador o de diferentes dispositivos externos. Este trabajo es un acercamiento interesante a las terapias de rehabilitación de nueva generación, en las que se utilicen herramientas de interfaces interactivas que faciliten a los pacientes interactuar activamente con los sistemas ya sea para diagnóstico, terapia o entretenimiento. En la medida en que se optimice esta comunicación, mejores dispositivos y aplicaciones surgirán en el proceso. Referencias bibliográficas Adelson, M. (Princeton U. (2011). Emotiv Experimenter. An experimentation and mind-reading application for the Emotiv EPOC. Princeton. Retrieved from ADInstruments. (2012). About ADInstruments ADInstruments. Retrieved from Arango Ossa, J. E., & Cárdenas Mazo, J. (2012). ALGORITMO INTELIGENTE PARA MANIPULACIÓN DE ACTUADORES POR MEDIO DE INTERFAZ CEREBRO COMPUTADOR ( BCI ). Escuela de Ingeniería de Antioquia. Bradberry, T. J., Gentili, R. J., & Contreras-Vidal, J. L. (2010). Reconstructing threedimensional hand movements from noninvasive electroencephalographic signals. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(9), doi: /jneurosci Chan, B. L., Witt, R., Charrow, A. P., Magee, A., Howard, R., Pasquina, P. F., Heilman, K. M., et al. (2007). Mirror therapy for phantom limb pain. The New England journal of medicine, 357(21), doi: /nejmc Cole, J., Crowle, S., Austwick, G., & Slater, D. H. (2009). Exploratory findings with virtual reality for phantom limb pain; from stump motion to agency and analgesia. Disability and rehabilitation, 31(10), doi: / Desmond, D. M., O Neill, K., De Paor, A., McDarby, G., & MacLachlan, M. (2006). Augmenting the Reality of Phantom Limbs: Three Case Studies Using an Augmented Mirror Box Procedure. JPO Journal of Prosthetics and Orthotics, 18(3), doi: / RISTI, N.º 11, 06/201313 RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação Emotiv. (2012). Emotiv Software Development Kit. Retrieved from Flor, H., Elbert, T., Knecht, S., Wienbruch, C., Pantev, C., Birbaumer, N., Larbig, W., et al. (1995). Phantom-limb pain as a perceptual correlate of cortical reorganization following arm amputation. Nature, 375(6531), doi: /375482a0 G.tec. (2011). Products Catalogue. G.Tec. Retrieved from Hazrati, M. K., & Erfanian, A. (2010). An online EEG-based brain-computer interface for controlling hand grasp using an adaptive probabilistic neural network. Medical engineering & physics, 32(7), doi: /j.medengphy Kansaku, K., Hata, N., & Takano, K. (2010). My thoughts through a robot s eyes: an augmented reality-brain-machine interface. Neuroscience research, 66(2), doi: /j.neures Martinovic, I., Davies, D., Frank, M., Perito, D., Ros, T., & Song, D. (2012). On the Feasibility of Side-Channel Attacks with Brain-Computer Interfaces. Security 12 Proceedings of the 21st USENIX conference on Security symposium (pp ). California: USENIX Association Berkeley, CA, USA Mcgregor, G., & Dixon, B. (2011). From Mirror Therapy to Augmentation Holger Regenbrecht Elizabeth Franz Simon Hoermann The Information Science Discussion Paper Series. Müller, K.-R., & Blankertz, B. (2009). Machine Learning and Signal Processing Tools for BCI. BBCI Workshop: Advances in Neurotechnologies, Berlin Berlin. Retrieved from Neurosky. (2012). NeuroSky - Brainwave Technology. Retrieved from Nikolajsen, L., & Jensen, T. S. (2001). Phantom limb pain. British journal of anaesthesia, 87(1), Retrieved from Ramachandran, V. S., & Rogers-Ramachandran, D. (1996). Synaesthesia in phantom limbs induced with mirrors. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 263(1369), doi: /rspb Sanchez, J. C., & Principe, J. C. (2007). Brain Machine Interface Engineering. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering (Vol. 2, pp ). doi: /s00053ed1v01y200710bme017 Sancho Rieger, J. (Junta D. de la S. E. de N. (SEN)), Waldert, S., Pistohl, T., Braun, C., Ball, T., Aertsen, A., Mehring, C., et al. (2008). Neural control of motor prostheses. Neuron, 32(1), doi: /j.neuron Schwartz, A., Cui, X., Weber, D., & Moran, D. (2006). Brain-Controlled Interfaces: Movement Restoration with Neural Prosthetics. Neuron, 52(1), doi: /j.neuron RISTI, N.º 11, 06/14 Sistema para Rehabilitación del Síndrome del Miembro Fantasma utilizando Interfaz Cerebro-Computador y Realidad Aumentada Waldert, S., Preissl, H., Demandt, E., Braun, C., Birbaumer, N., Aertsen, A., & Mehring, C. (2008). Hand movement direction decoded from MEG and EEG. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(4), doi: /jneurosci Wu, M. M., Chabanon, B., Heidelberger, G., Li, S., & Wang, A. (2012). Brain Control. NJ Governor s School of Engineering & Technology RISTI, N.º 11, 06/2013 Mostrar más
DISEÑO DE UN ROBOT MÓVIL PARA LA DETECCIÓN Y RASTREO DE UNA TRAYECTORIA BASADA EN PERCEPCIONES DE COLOR Design of a mobile robot for the detection and tracking of a path based on color perception Verónica Más detalles Sistema de Equilibrio utilizando tecnología Wii
Sistema de Equilibrio utilizando tecnología Wii Diaz Facundo, Martín Gastón, Roca Sebastián,, Sánchez Mirta Laboratorio de Fisiología del Ejercicio Universidad Maza facundodiaz.bioing@gmail.com Resumen- Más detalles CoMVeT Control Mental de Vehículos Teledirigidos
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA INGENIERO EN INFORMÁTICA Realizado por: Dirigido por: Departamento: DANIEL HÉCTOR STOLFI ROSSO DR. SERGIO GÁLVEZ ROJAS LENGUAJES Más detalles Diseño de un Videojuego para Televisión Interactiva
Diseño de un Videojuego para Televisión Interactiva Carlos Prieto Álvarez, Pedro C. Santana, José Román Herrera Morales Facultad de Telemática, Universidad de Colima Colima, México {carlos_prieto, psantana, Más detalles TECNOLOGIAS DE INTERFAZ CEREBRO ORDENADOR
TECNOLOGIAS DE INTERFAZ CEREBRO ORDENADOR Por Maricruz López Pérez Computación Básica 1 CONTENIDO introduccion... 2 La tecnología BCI (Brain-Computer Interface)...3 Caracteristicas e inicio...3 FUNCIONAMIENTO... Más detalles Implementación de un sistema AAC para personas con parálisis cerebral.
Implementación de un sistema AAC para personas con parálisis cerebral. Shing Fung Lam, Fabio Reinoso, Iván Mendoza, Luisa Correa Universidad Tecnológica de Panamá Facultad de Ingeniería en Sistemas, Resumen: Más detalles Hand of Hope Para la rehabilitación de la mano
Hand of Hope Para la rehabilitación de la mano Lo intentamos Y encontramos esperanza Tenía 20 años cuando le dio una apoplejía. Perdió la capacidad funcional de un lado de su cuerpo. Al principio, se sentía Más detalles Visión Artificial. Por Elisabeth Pérez
Visión Artificial Por Elisabeth Pérez Indice Qué es la Visión Artificial? Visión Artificial Diversos nombres Áreas de Aplicación Visión Artificial en Sistemas de Calidad Los pasos a tener en cuenta Áreas Más detalles INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR
INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR Dispositivos hápticos y de realimentación de fuerza. Realizador por: Rodrigo Medrano Calderón q080002 1 Índice de contenidos. 1. Introducción. Nombre genérico y nombre comercial.3 Más detalles Realidad virtual inmersiva aplicada al aprendizaje de geometría del espacio
Realidad virtual inmersiva aplicada al aprendizaje de geometría del espacio Jordi Torner, Francesc Alpiste, Miguel Brigos, Robert Embodas EUETIB UPC, C/ Urgell 187 08036 Barcelona, Tlf. 934137398, jordi.torner@upc.edu Más detalles PORTAFOLIO: Visión Arficial..
PORTAFOLIO: Visión Arficial.. Camaras In Sight Somos integradores de COGNEX, líder mundial en sistemas de visión artificial para la industria. Los sistemas de visión In-Sight de Cognex son incomparables Más detalles Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Teoría y Aplicación de la Informática II Alumna: Nadia L. Rodríguez H. (nadialrh@gmail.com) Profesor: Juan de Urraza Asunción Paraguay 2009 Índice Introducción Más detalles Facultad de Ingeniería ISSN: 0121-1129 revista.ingenieria@uptc.edu.co. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Colombia
Facultad de Ingeniería ISSN: 0121-1129 revista.ingenieria@uptc.edu.co Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Colombia Amézquita-Mesa, Diego Germán; Amézquita-Becerra, Germán; Galindo-Parra, Omaira Más detalles Brain Computer Interface (BCI)
Brain Computer Interface (BCI) Aplicado al entrenamiento cognitivo y control domótico para prevenir los efectos del envejecimiento Universidad de Valladolid, Grupo de ingeniería Biomédica. Roberto Hornero Más detalles DISEÑO, DIBUJO Y MODELADO PARA ANIMACIÓN ANIMACIÓN DE ELEMENTOS 2D Y 3D
PROGRAMA Técnico Superior en Animaciones de 3D, juegos y entornos interactivos. I. DISEÑO, DIBUJO Y MODELADO PARA ANIMACIÓN El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes de diseño, dibujo Más detalles REALIDAD AUMENTADA PARA LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS. bonillaeugenia@gmail.com, arturoreyeslazalde@gmail.com
Trabajo de dispositivos de interacción: Dispositivos hápticos y de realimentación de fuerza (Phantom) NOMBRE Y APELLIDO: MATRICULA: DNI: OBAIB EL MAALLEM R090235 Y0531153-M Introducción: Para interactuar Más detalles Dr. Francisco J. Perales paco.perales@uib.es
Aplicación de los BCI en la rehabilitación funcional de usuarios con PC Red Temática de Investigación en Neurotecnologías para la Asistencia y la Rehabilitación DPI2015-69098-REDT 4/2/2016 Dr. Francisco Más detalles INDE desarrolla los sistemas interactivos e inmersivos más premiados, así como experiencias para la publicidad, el entretenimiento y la educación.
EXPERIENCE ENGINEERING INDE desarrolla los sistemas interactivos e inmersivos más premiados, así como experiencias para la publicidad, el entretenimiento y la educación. Utilizamos tecnologías emergentes Más detalles Clasificación de Áreas y Subáreas para las inscripciones al Doctorado en Ciencias Informáticas
Área Algoritmos y Estructuras de Datos Arquitectura de computadoras Subárea - Algoritmos - Análisis de algoritmos - Estructuras de Datos - Verificación y certificación de programas - Lógicas para el desarrollo Más detalles SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Más detalles Identificación rápida de cuellos de botella: Una mejor manera de realizar pruebas de carga. Documento técnico de Oracle Junio de 2009
Identificación rápida de cuellos de botella: Una mejor manera de realizar pruebas de carga Documento técnico de Oracle Junio de 2009 Identificación rápida de cuellos de botella: Una mejor manera de realizar Más detalles CUATRO BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ÉXITO EN LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA
CUATRO BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ÉXITO EN LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA Informe Mundial y Recomendaciones Enero 2013 Autor: Filigree Consulting Promovido por: SMART Technologies Resumen Se Más detalles Esta materia está compuesta de 10 asignaturas que se imparten entre los cursos 2º, 3º y 4º.
Denominación de la MATERIA: 12. INGENIERÍA AUTOMÁTICA Créditos ECTS, carácter (básica, obligatoria, optativa ): 30 ECTS obligatorios 30 ECTS optativos Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: Más detalles CAPÍTULO 1 Instrumentación Virtual
CAPÍTULO 1 Instrumentación Virtual 1.1 Qué es Instrumentación Virtual? En las últimas décadas se han incrementado de manera considerable las aplicaciones que corren a través de redes debido al surgimiento Más detalles SITUACIÓN ACTUAL DE LA REALIDAD AUMENTADA COMO MODELO DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL DE LA REALIDAD AUMENTADA COMO MODELO DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN Uryke Mharx Cagal Caldelas a, Frida Jesica Hernández Ruiz a, María Eugenia Pérez Bonilla a, Marleni Reyes Monreal b Más detalles Capítulo 1. Estructura y funcionalidad de un sistema de seguridad
1 Capítulo 1. Estructura y funcionalidad de un sistema de seguridad El ser humano siempre se ha movido por el impulso innato de satisfacer sus necesidades básicas, esto lo ha llevado a evolucionar para Más detalles CAPÍTULO 3. AMBIENTES DE ENSEÑANZA ASISTIDOS POR COMPUTADORA
CAPÍTULO 3. AMBIENTES DE ENSEÑANZA ASISTIDOS POR COMPUTADORA 3.1 CAI (Computer Assisted Instruction). La enseñanza asistida por computadora consiste en tecnologías de la información que permiten al estudiante Más detalles Tema 11: Instrumentación virtual
Tema 11: Instrumentación virtual Solicitado: Tarea 09: Mapa conceptual: Instrumentación Virtual M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com edfrancom@ipn.mx @edfrancom edgardoadrianfrancom Más detalles Tema: Hardware de una Computadora. Profesora : LSC Sujey Anahí Díaz Herrera
Área Académica: Informática I Tema: Hardware de una Computadora Profesora : LSC Sujey Anahí Díaz Herrera Periodo: Enero-Junio de 2012 Tema: Hardware de una computadora Abstract Computerswork by two basic Más detalles Néstor Antonio Morales Navarro (1) Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez nstrmorales@gmail.com
Retroalimentación Visual para Medir la Habilidad Motriz de Personas Discapacitadas Measurement of motor skills in disabled patients by a visual feedback system Néstor Antonio Morales Navarro (1) Instituto Más detalles Documento de Competencias. Facultad de Informática, UPV/EHU. 1 Estructura general del Grado TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8
Documento de Competencias Grado en INGENIERÍA INFORMÁTICA Facultad de Informática, UPV/EHU 1 Estructura general del Grado 1.1 Fundamentos de Tecnología de los Principios de Diseño de Sistemas Digitales Más detalles Ergonomía: nuevas tecnologías aplicadas a la prevención de riesgos y al diseño de sistemas. Sistema HADA Move-Human Sensors
Ergonomía: nuevas tecnologías aplicadas a la prevención de riesgos y al diseño de sistemas Sistema HADA Move-Human Sensors Sistema portátil para captura y análisis tridimensional del movimiento humano Más detalles Interacción Persona- Ordenador Lydia Galán Pache 080068
Realidad Aumentada Interacción Persona- Ordenador Lydia Galán Pache 080068 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN La Realidad Aumentada, Augmented Reality (AR) o también conocida como Realidad Inmersiva es una Más detalles NOMBRE DEL EXPERIMENTO AUTOR CATEGORÍA PALABRAS CLAVE QUÉ SE PRETENDE MOSTRAR? DIRIGIDO A. Construye y Controla tu Robot en un día.
NOMBRE DEL EXPERIMENTO Construye y Controla tu Robot en un día. AUTOR Juan Antonio Holgado Terriza Marcelino Cabrera Cuevas Jesús Luis Muros Cobos Sandra Rodríguez Valenzuela CATEGORÍA Tecnología PALABRAS Más detalles Sistema de Monitoreo con Sensores Móviles usando Tecnología de Arquitectura Modular. Centro de Modelamiento Matemático Universidad de Chile
Sistema de Monitoreo con Sensores Móviles usando Tecnología de Arquitectura Modular Centro de Modelamiento Matemático Universidad de Chile Julio, 2012 Agenda Introducción Etapa previa: Conceptualización Más detalles Tema 3. MODELOS. 2.1 Apoyo Informático a la investigación experimental. 2.2 Modelos del cerebro: A. Realistas biológicos.
Tema 3. MODELOS 011 0 01 01 FUNDAMENTOS 1. Modelos computacionales. 2. Computación y Neurociencia. CONTENIDOS 2.1 Apoyo Informático a la investigación experimental. 2.2 Modelos del cerebro: A. Realistas Más detalles PASEO Y VIDEO VIRTUAL DE LA HACIENDA DE SANTA MARIA REGLA HUASCA DE OCAMPO, HIDALGO
PASEO Y VIDEO VIRTUAL DE LA HACIENDA DE SANTA MARIA REGLA HUASCA DE OCAMPO, HIDALGO Ma. De Jesús Gutiérrez Sánchez 1, Arturo Ocampo López 2 Gonzalo Alberto Torres Samperio 3 Universidad Autónoma del Estado Más detalles Implementación de tecnologías móviles para celular en una biblioteca universitaria
Título de la ponencia: Implementación de tecnologías móviles para celular en una biblioteca universitaria Información del autor(es): Nombres y apellidos: JOSE O. VERA Grado académico: Ingeniero en Electrónica Más detalles SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL DE UNA ESTACION DE TRABAJO INDUSTRIAL ROBOTIZADA.
SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL DE UNA ESTACION DE TRABAJO INDUSTRIAL ROBOTIZADA. Mora Sánchez José Antonio, López Flores Miguel Eduardo, Bustillo Díaz Mario Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 14 sur Más detalles La tecnología de realidad virtual aplicada a la educación: el futuro ya está aquí.
La tecnología de realidad virtual aplicada a la educación: el futuro ya está aquí. Miguel Angel García Ruiz Facultad de Telemática Universidad de Colima mgarcia@ucol.mx Resumen Desde hace varios años, Más detalles DES: Programa(s) Educativo(s): Tipo de materia: Clave de la materia: Semestre:
: : lemas propios de la. lemas propios de la. lemas propios de la. lemas propios de la. lemas propios de la. lemas propios de la. lemas propios de la. 12 6 lemas propios de la. 12 6 lemas propios de la. Más detalles Competencias generales vinculadas a los distintos módulos Módulo de Formación Básica
Competencias generales vinculadas a los distintos módulos Módulo de Formación Básica C1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar Más detalles Especificación de Requerimientos de Software (JNyARchiTech )
Especificación de Requerimientos de Software (JNyARchiTech ) P R O T O T I P O D E SOFTWARE DE UTILIZACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA VISUALIZAR MODELOS 3D QUE AYUDEN A PROMOCIONAR PRODUCTOS/SERVICIOS Más detalles Luis Esteban Peñaherrera Sandoval Ing. de Software
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO PARA EL ÁREA DEL IDIOMA INGLÉS CON EL SOPORTE DEL KINECT DE MICROSOFT- CASO PRÁCTICO PARA NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ILINIZAS. Luis Esteban Más detalles El monitoreo de una variable física requiere supervisión permanente de señales que
Capítulo 1 Marco Contextual 1.1. Formulación del problema 1.1.1. Definición del problema El monitoreo de una variable física requiere supervisión permanente de señales que varían con el tiempo. Tal información, Más detalles CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO. La presente investigación plantea como objetivo el diseño de un prototipo
CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 1. Tipo de Investigación La presente investigación plantea como objetivo el diseño de un prototipo de robot industrial para la automatización del proceso de conformado de Más detalles Software de Simulación aplicado a entornos de e-learning
Software de Simulación aplicado a entornos de e-learning 2009 Laboratorio de Investigación de Software Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Titulo del Proyecto Software de Simulación Más detalles Denominación de la materia. N créditos ECTS = 36 carácter = OBLIGATORIO SISTEMAS DE SOFTWARE. Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Denominación de la materia SISTEMAS DE SOFTWARE N créditos ECTS = 36 carácter = OBLIGATORIO Ubicación dentro del plan de estudios y duración La materia Sistemas de Software está formada por 6 asignaturas Más detalles Sistema para el control inteligente de un robot manipulador System for the intelligent control of a robotic manipulator
AUTOMATIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS AUTOMATION OF THE MACHINES AND THE TECHNOLOGICAL PROCESSES Sistema para el control inteligente de un robot manipulador System for the intelligent Más detalles CONFERENCIA REALIDAD AUMENTADA. Ingeniero CARLOS ENRIQUE ORTIZ RANGEL carlos.ortiz@tecnomovilidad.com
CONFERENCIA REALIDAD AUMENTADA Ingeniero CARLOS ENRIQUE ORTIZ RANGEL carlos.ortiz@tecnomovilidad.com Bogotá, Septiembre 2012 OBJETIVO GENERAL El objetivo es presentar un recorrido actualizado por las diferentes Más detalles Simulador de Protocolos de Red a tráves de WEB
Simulador de Protocolos de Red a tráves de WEB Propuesta de Estudio 20071608 Director Ing. Francisco Antonio Polanco Montelongo Resumen Introducción Actualmente, el desarrollo tecnológico a alcanzado niveles Más detalles Resumen. 1. Introducción. 2. Objetivos
Propuesta para la Asignatura Sistemas Industriales en las Titulaciones de Informática F.A. Pujol, F.J. Ferrández, J.L. Sánchez, J. M. García Chamizo Dept. de Tecnología Informática y Computación Universidad Más detalles Programa: INGENIERÍA MECATRÓNICA. Título del trabajo: CONTROL DE MOVIMIENTO DE UN MÓVIL ROBÓTICO MEDIANTE UNA INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADOR
Programa: INGENIERÍA MECATRÓNICA Título del trabajo: CONTROL DE MOVIMIENTO DE UN MÓVIL ROBÓTICO MEDIANTE UNA INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADOR Autor: LAURA CRISTINA BRITO MEDINA Profesores encargados: ROBINSON Más detalles El Proyecto OpenDomo
El Proyecto OpenDomo Acerca de OpenDomo Qué es OpenDomo? OpenDomo [1] es un sistema de control domótico y seguridad pensado para ofrecer una alternativa libre al hogar del futuro. La licencia bajo la que Más detalles CREACION DE UN TUTORIAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FISICA
CREACION DE UN TUTORIAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FISICA Bárcenas L. Josefina, Barojas W.Jorge Centro de Instrumentos, UNAM Laboratorio de Cognición, Cibernética y Aprendizaje de las Ciencias Circuito Más detalles Presentación especialidad TIC en Sanidad. Valencia, 21 de Mayo de 2012 Oscar Pastor y Vicente Traver
Presentación especialidad TIC en Sanidad. Valencia, 21 de Mayo de 2012 Oscar Pastor y Vicente Traver Objetivo Dotar de información al alumno para que decida su interés (o no) de cursar la especialidad Más detalles ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y HUMANIDADES 401504- PSICOFISIOLOGÍA. Act 3: Reconocimiento Unidad 1
Qué es la Psicofisiología? La Psicofisiología es una ciencia interdisciplinaria. Es una de las disciplinas que mayor crecimiento ha experimentado dentro de la psicología en los últimos años. Esta es una Más detalles Realidad Aumentada Aplicada en la Enseñanza del Electromagnetismo
Realidad Aumentada Aplicada en la Enseñanza del Electromagnetismo Adalberto Iriarte Solís Universidad Autónoma de Nayarit adalberto.iriarte@uanrc.edu.mx María Palmira González Villegas Universidad Autónoma Más detalles Programación de Algoritmos para Sistemas Robóticos
ni.com Programación de Algoritmos para Sistemas Robóticos National Instruments NI LabVIEW 2012 Programación gráfica y basada en texto Funciones de control y análisis integradas Programación multinúcleo Más detalles Accesibilidad PID_00167609
Accesibilidad PID_00167609 FUOC PID_00167609 Accesibilidad Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna Más detalles Sistema de grabación por celulares
Sistema de grabación por celulares Informe Técnico Interno Miguel Martínez Soler Laboratorio de Investigaciones Sensoriales - LIS Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, mayo de Más detalles CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 1 INTRODUCCIÓN 1.1 Justificación Esta investigación está motivada por el interés en lograr una mejor comprensión del papel que desempeña la creatividad dentro Más detalles Sistema de monitoreo remoto y evaluación de signos vitales en pacientes con enfermedades crónicas.
Sistema de monitoreo remoto y evaluación de signos vitales en pacientes con enfermedades crónicas. Grecia Areli López-Orozco 1, Juan Antonio Guerrero-Ibáñez 2, Erika Ramos-Michel 3 Universidad de Colima Más detalles Centro Español de Biofeedback
Centro Español de Biofeedback EQUIPOS Índice Equipos... 3 FLEXCOMP... 5 PROCOMP INFINITI... 7 PROCOMP 5... 9 PROCOMP 2... 11 MYOTRAC INFINITI... 13 MYOTRAC... 16 MYOTRAC 3... 17 U-CONTROL... 19 GSR/TEMP Más detalles Proyecto Human Brain
Proyecto Human Brain 2013 Human Brain Project Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales (UPM-CSIC) Universidad Politécnica de Madrid El SP11 representa el primer paso hacia la consecución de los ambiciosos Más detalles CAPÍTULO II. Gráficos Dinámicos.
2.1 Definición. Los gráficos dinámicos son representaciones a escala del proceso, en donde se muestra la información de las variables del proceso a través de datos numéricos y de animación gráfica. Éstos Más detalles INTERFAZ CEREBRAL NO INVASIVA PARA CONTROL DE UN SISTEMA DOMÓTICO POR PERSONAS DISCAPACITADAS
2007 INTERFAZ CEREBRAL NO INVASIVA PARA CONTROL DE UN SISTEMA DOMÓTICO POR PERSONAS DISCAPACITADAS Autores José María Azorín Poveda Ingeniero Informática. Doctor por la Universidad Miguel Hernández de Más detalles CONTEXTO DEL PROBLEMA
PLATAFORMA DE CONTROL DE MENSAJERIA INSTANTANEA BAJO SISTEMAS AACS Eva María Gil García, Leticia Jiménez Angulo, Juan Francisco Babío Casal Universidad Politécnica Madrid - Escuela Universitaria-Madrid Más detalles SINA: acceso natural al ordenador para personas con PCI 1
SINA: acceso natural al ordenador para personas con PCI 1 Joan J. Muntaner 2, Francesca Negre, Francisco J. Perales, Javier Varona, Cristina Manresa-Yee Resumen El acceso al ordenador por medios estándar Más detalles Vivir. Con Michelangelo
Vivir. Con Michelangelo Con toda naturalidad Vivir. Con Michelangelo Con toda naturalidad 1 2 Vivir. Con Michelangelo Con toda naturalidad No existe prácticamente otra parte del cuerpo humano que sea tan Más detalles 1.1 Breve marco teórico
1.1 Breve marco teórico En los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para estudiar las posibilidades de las TICs en el ámbito de los tratamientos psicológicos, y en este sentido, el uso de Internet Más detalles Guía Docente 2013-14
Guía Docente 2013-14 Visión Artificial Computer Vision Grado en Ingeniería Informática Presencial Rev. 10 Universidad Católica San Antonio de Murcia Tlf: (+34) 902 102 101 info@ucam.edu www.ucam.edu 29/04/2014 Más detalles Actas de la II Conferencia de Desarrollo Profesional en Ingeniería Mecatrónica 2012
Diseño de sistemas de aprendizaje y entretenimiento basados en LabVIEW Juan José Martínez Nolasco Departamento de Ingeniería Mecatrónica Instituto Tecnológico de Celaya juan.martinez@itcelaya.edu.mx Víctor Más detalles DaMA-WEB: UN PROGRAMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL LOCAL Y REMOTO VIA WEB, DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS
ASADES Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente Vol. 11, 2007. Impreso en la Argentina. ISSN 0329-5184 DaMA-WEB: UN PROGRAMA PARA EL MONITOREO Y CONTROL LOCAL Y REMOTO VIA WEB, DE LA ADQUISICIÓN Más detalles TECNOLOGÍAS EMERGENTES
TECNOLOGÍAS EMERGENTES Propuesta didáctica para el Grado 1 Datos de la Asignatura Titulación: Grado en Ingeniería Informática Especialidad: Ingeniería de Computadores Tipo de materia: optativa Módulo: Más detalles Simulación 4D en el Control de Sistemas Mecatrónicos
12 Simulación 4D en el Control de Sistemas Mecatrónicos Anibal Cotrina Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú RESUMEN: En el presente artículo Más detalles SOMI XVIII Congreso de Instrumentación Ingeniería Biomédica EHM1899
ELECTROCARDIOGRAFO PARA PRUEBAS EN ESFUERZO BASADO EN INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL (EPESIV) A. Hernández Méndez, J.A. Moreno Espinosa Instituto de Electrónica y Computación, UTM, Carretera a Acatlima km 2.5, Más detalles MODULO DE NI-VISION DE LABVIEW GUÍA DE INICIO JONATHAN EDUARDO CRUZ ORTIZ
MODULO DE NI-VISION DE LABVIEW GUÍA DE INICIO JONATHAN EDUARDO CRUZ ORTIZ UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INGENIERÍA EN CONTROL Índice general Más detalles LABORATORIO MULTIMEDIA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL USANDO EL TMS320C3X DSP STARTER KIT
LABORATORIO MULTIMEDIA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL USANDO EL TMS320C3X DSP STARTER KIT Javier Lillo, Sergio Gallardo, Sergio Toral, Federico Barrero Universidad de Sevilla. sgallardo@gte.esi.us.es Más detalles Métodos y técnicas de capacitación y desarrollo
Métodos y técnicas de capacitación y desarrollo Existe una amplia variedad de métodos o técnicas para capacitar al personal que ocupa puestos no ejecutivos. Ninguna técnica es siempre la mejor, el mejor Más detalles Tema 1.- Introducción a la Visión Artificial
Tema 1.- Introducción a la Visión Artificial Visión Artificial Avanzada Prof. Dr. Nicolás Luis Fernández García Departamento de Informática y Análisis Numérico Escuela Politécnica Superior Universidad Más detalles Guía Docente 2013-14
Guía Docente 2013-14 Visión Artificial Computer Vision Grado en Ingeniería Informática A distancia Rev. 10 Universidad Católica San Antonio de Murcia Tlf: (+34) 902 102 101 info@ucam.edu www.ucam.edu Índice Más detalles Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Tema: Introducción al Procesamiento Digital de Señales
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones Tema: Introducción al Procesamiento Digital de Señales Profesor: M. en C. Ana Silvia Díaz Fergadiz Roldán Periodo: Enero-Junio 2012 Introduction to Digital Más detalles Control Teaching de un Brazo Robot de Cinco Grados de Libertad
Control Teaching de un Brazo Robot de Cinco Grados de Libertad Michel Ibáñez a610221@upc.edu.pe Christian R. Reátegui amoran@upc.edu.pe Asesor: Ing. Antonio Moran amoran@upc.edu.pe Universidad Peruana Más detalles Una investigación australiana reveló que posiblemente la disminución
CIENTÍFICOS TRABAJAN EN DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA A TRAVÉS DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES Constituye un apoyo para el médico y los radiólogos para evitar falsos diagnósticos Fernando Álvarez Una investigación Más detalles Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Máster en Ingeniería Informática aplicada a la Industria, a la Ingeniería del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información GUÍA DOCENTE DE Más detalles Control de movimiento robótico con detección cognitiva y facial mediante Emotiv EEG
Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 23 Nº 4, 2015, pp. 496-504 Control de movimiento robótico con detección cognitiva y facial mediante Emotiv EEG Robotic motion control with cognitive and facial Más detalles INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
HOJA DE ASIGNATURA CON DESGLOSE DE UNIDADES TEMÁTICAS 1. Nombre de la asignatura Control lógico avanzado 2. Competencias Desarrollar proyectos de automatización y control, a través del diseño, la administración Más detalles Capítulo 2. Tecnologías en la Educación Primaria
Capítulo 2. Tecnologías en la Educación Primaria En el siguiente capítulo se abarcará el aspecto de software educativo que existe en la actualidad en México, a partir de estos se plantea la relevancia Más detalles Programación Gráfica. Conceptos Básicos
2013 1 Procesamiento de Imágenes. Es el campo que trata con métodos, técnicas, y algoritmos para manipulación, realce e interpretación de imágenes. Graficación por Computadora. Es la disciplina concerniente Más detalles Mauricio Contreras IES Benicalap Valencia
Mauricio Contreras IES Benicalap Valencia Principios Describen las características particulares de una educación matemática de calidad Igualdad Currículo Enseñanza Aprendizaje Evaluación Tecnología La Más detalles Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática Competencias Generales y trasversales De acuerdo con la resolución del Consejo de Universidades de fecha 3 de marzo de 2009, para obtener este título de grado en ingeniería Más detalles ERGONOMÍA. Sistema HADA Move-Human Sensors
Sistema HADA Move-Human Sensors Sis t e m a p o r t á t i l p a r a c a p t u r a y a n á l is is t r i d i m e ns i o n a l d e l m o v i m i e n t o h u m a n o en p u e s t o s d e t r a b a j o b a Más detalles Rúbricas para evaluar Recursos Educativos Abiertos (REA)
Rúbricas para evaluar Recursos Educativos Abiertos (REA) Un recurso educativo abierto (REA) idealmente es desarrollado y compartido de forma pública y gratuita en la modalidad de acceso abierto con el Más detalles Programación de Dispositivos Móviles Curso 2014-2015
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Programación de Dispositivos Móviles Curso 2014-2015 (Fecha última actualización: dd/mm/aa) MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Complementos de tecnologías de la información Más detalles Bienvenidos a la presentación: Introducción a conceptos básicos de programación.
Bienvenidos a la presentación: Introducción a conceptos básicos de programación. 1 Los programas de computadora son una serie de instrucciones que le dicen a una computadora qué hacer exactamente. Los Más detalles PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES BASADO EN UN COMPUTADOR PORTÁTIL
PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES BASADO EN UN COMPUTADOR PORTÁTIL PRODUCTO INTERMEDIO P01 RELACIÓN ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACTIVIDAD: A05: Adquisición material Más detalles APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y SEGUIMIENTO DOCENTE EN UNISARC JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución