Source: https://issuu.com/hensistemas/docs/temperatura
Timestamp: 2017-02-20 12:07:39+00:00

Document:
Temperatura by Hensistemas Hensistemas - issuu
- HD 2107.1, HD 2107.2, HD 2127.1, HD 2127.2, HD 2307.0	pág. 6
- Sondas con sensor Pt100	pág. 9
Instrumentos portátiles para sondas Pt100
- HD 2108.1, HD 2108.2, HD 2128.1, HD 2128.2, HD 2328.0	pág. 14
- Sondas termopares	pág. 17
- HD 2178.1, HD 2178.2	pág. 22
- HD 32.7	pág. 24
- HD 32.8.8 - HD 32.8.16	pág. 25
- HD 788TR1, HD 788TR1.I, HD 786TR1, HD 988TR1, HD 988TR1.I, HD 988TR2	pág. 27
- HD 688T	pág. 29
- HD 2047	pág. 30
- HD 778TR1, HD 978TR1, HD 978TR2, HD 778 T CAL	pág. 32
- HD 978TR3, HD 978TR4, HD 978TR5, HD 978TR6	pág. 34
- HD 9022, DO 9404	pág. 36
• Laboratorio acreditado Centro SIT 124 en temperatura.	pág. 42
Instrumentos portátiles para sondas termopares
Instrumentos portátiles para sondas Pt100 y termopares
Datalogger con 8 entradas para sondas Pt100
Datalogger con 8 o 16 entradas para sondas Termopares
Transmisores de temperatura Pt100 configurables, salida 4÷20mA., HD688T Transmisor optoaislado sensor Pt100
Transmisor modular de temperatura
Simulador de Pt100
Transmisores de temperatura para termopares configurables, salida 4÷20mA
Amplificadores, convertidores de señal 4÷20mA o 0÷10Vdc configurables
Indicadores, reguladores
El nivel cualitativo de nuestros instrumentos es el resultado de una continua evolución del producto. Esto puede llegar a tener unas diferencias entre lo que está escrito
descripciones contenidos en este manual no tienen una valencia jurídica. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y correcciones sin previo aviso.
DATOS TÉCNICOS DE LOS INSTRUMENTOS
(Longitud x Anchura x Altura)	185x90x40 mm
Peso	470g (completo de baterías)
Materiales	ABS, caucho
Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección	Alimentación
Baterías	Autonomía	1800mAh
Corriente absorbida cuando el
instrumento está·apagado	Red	Unidad de medida	El HD2107.1 y el HD2107.2 son instrumentos portátiles con un visualizador LCD
grande que tienen una entrada. El HD2127.1 y el HD2127.2 son instrumentos con
dos entradas. Miden la temperatura con sondas de inmersión, penetración, contacto
o aire. El sensor puede ser Pt100 de 3 o 4 hilos, Pt1000 de 2 hilos.
Las sondas tienen un módulo de reconocimiento automático: en su interior están
guardados los datos de calibración de la empresa.
Los instrumentos HD2107.2 y HD2127.2 son datalogger, guardan hasta 80.000
muestras que pueden ser transferidas a un ordenador conectado al instrumento a
través del puerto serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú, se puede
configurar el intervalo de memorización, la impresión y el baud rate.
Todos los modelos tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, en tiempo
real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil.
excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP67.
4 baterías 1.5V tipo AA
Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mA
°C - °F - °K
Seguridad de los datos guardados	Ilimitada, independiente de las condiciones
de carga de las baterías
1 min/mes deviación máx.
Memorización de los valores medidos
modelo HD2107.2
Tipo	Cantidad	Intervalo de memorización	modelo HD2127.2
Tipo	Cantidad	Intervalo de memorización	HD2107.1, HD2107.2, HD2127.1 Y HD2127.2
TERMÓMETROS SENSORES: Pt100, Pt1000
Tipo	Baud rate	Bit de datos	Paridad	Bit de arrastre	Controlo del flujo	Longitud del cable serial	Intervalo de impresión inmediata	2000 páginas de 40 muestras
80.000 muestras en total
2000 páginas de 16 pares de muestras
32.000 muestras (canal A + canal B) en total
RS232C aislada galvánicamente
Interfaz USB – modelo HD2107.2, HD2127.2
Tipo	1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Entrada módulo para sondas	Interfaz serial y USB	Adaptador de red	Conector 8 poles macho DIN45326
Conector 2 poles (positivo en el centro)
Rango de medida Pt100	-200…+650°C
Resolución	0.01°C en el rango ±199.99°C
0.1°C en el campo restante.
Precisión del instrumento	±0.01°C
Deriva después de 1 año	0.1°C /año
TP875 Globotermómetro Ø 1 50mm
TP876 Globotermómetro Ø  50mm
TP878.1
Deriva en temperatura @20°C	-30°C…+120°C
±0.25°C (-196°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+500°C)
±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)
±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.30°C (-50°C…+350°C)
Sondas Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos
Deriva en temperatura @20°C
Pt100 Pt1000 Campo de utilizo
0.005%/°C
HD2107.1: El conjunto se compone de instrumento HD2107.1, 4 baterías alcalinas
de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Las sondas y
los cables tienen que ser pedidos separadamente.
HD2107.2: El conjunto se compone de instrumento HD2107.1 datalogger, 4 baterías
alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Las
sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente.
HD2127.1: El conjunto se compone de instrumento HD2127.1, 4 baterías alcalinas
HD2127.2: El conjunto se compone de instrumento HD2127.2 datalogger, 4 baterías
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para
C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse
directamente a la entrada USB del ordenador.
DeltaLog9: Software para la descarga y la gestión de los datos en el ordenador para
sistemas operativos Windows de 98, XP y Vista.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 230Vac/12Vdc-1000mA.
HD40.1: Bajo pedido, impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial,
anchura del papel 58mm.
TP472I: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 300 mm.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm.
TP473P: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm.
TP474C: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm,
superficie de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm,
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm.
TP49A: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm.
Longitud del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio.
TP49AC: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm.
TP49AP: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm.
TP875: Globotermómetro Ø 150 mm con empuñadura. Longitud del cable: 2
TP876: Globotermómetro Ø 50 mm con empuñadura. Longitud del cable: 2 metros.
TP87: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 70 mm. Longitud
del cable: 2 metros.
TP878: Sonda de contacto para paneles solares. Longitud del cable: 2 metros.
TP878.1: Sonda de contacto para paneles solares. Longitud del cable: 5 metros.
TP879: Sonda de penetración para compost. Vástago Ø 8 mm, longitud 1 metro.
Sondas de temperatura sin módulo SICRAM
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos. Vástago de la sonda
Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud
TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud
230mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.
TP47: Conector para conexión de sondas sin módulo SICRAM Pt100 directa de 3 y 4
hilos y Pt1000 de 2 hilos.
DATOS tÉCNICOS DE LAS SONDAS Y MÓDULOS EN LÍNEA CON EL INSTRUMENTO
Sondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SICRAM
Resolución	Precisión	Deriva después de 1 año	0.1°C
µ0.05°C
0.1°C/año
TP875 Globotermómetro Ø  150mm
Deriva en temperatura @20°C	0.003%/°C
HD2307.0
TERMÓMETRO SENSORES: Pt100, Pt1000
El HD2307.0 es un instrumento portátil con un visualizador LCD grande. Mide la temperatura con
sondas de inmersión, penetración, contacto o aire. El sensor puede ser Pt100 de 3 o 4 hilos y
Pt1000. Las sondas tienen un módulo de reconocimiento automático: en su interior están guardados
los datos de calibración de la empresa. La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo,
mínimo y promedio. Otras funciones son: la medida relativa REL, la función HOLD y el apagado
automático excluible. El instrumento tiene el grado de protección IP67.
Peso	160g (completo de baterías)
instrumento está apagado	< 20µA
Unidad de medida	°C - °F
Entrada módulo para sondas	Conector 8 poles macho DIN45326
Rango de medida Pt100	Rango de medida Pt1000	-200…+650°C
200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
HD2307.0: El conjunto se compone de instrumento HD2307.1, 3 baterías alcalinas de 1.5V,
manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Las sondas tienen que ser pedidas
TP472I: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 300 mm. Cable L=2 m
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Cable L=2 m
TP473P: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Cable L=2 m
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Cable L=2 m
TP474C: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de
contacto Ø 5 mm. Cable L=2 m
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Cable L=2 m
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Cable L=2 m
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Cable L=2 m
TP49A: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. Cable L=2 m.
Empuñadura de aluminio.
TP49AC: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Cable L=2 m.
TP49AP: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. Cable L=2 m.
TP875: Globotermómetro Ø 150 mm con empuñadura. Cable L=2 m
TP876: Globotermómetro Ø 50 mm con empuñadura. Cable L=2 m
TP87: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 70 mm. Cable L=2 m
TP878: Sonda de contacto para paneles solares. Longitud del cable 2 m.
TP878.1: Sonda de contacto para paneles solares. Longitud del cable 5 m.
TP879: Sonda de penetración para compost. Vástago Ø 8 mm, longitud 1 m. Longitud del cable = 2 m.
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos. Vástago de la sonda Ø 3 mm,
longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud de 2 m.
TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable
de conexión de 2 hilos con conector, longitud de 2 m.
TP47: Conector para conexión de sondas sin módulo SICRAM Pt100 directa de 3 y 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
SONDAS Pt100 PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES CON MÓDULO SICRAM
TP 472 I
-196 +500
TP 473 P
TP 474 C
TP 472 I.0
TP 473 P.0
TP 474 C.0
TP 475 A.0
TP 472 I.5
TP 472 I.10
°C máx. τ s
TP 49 A -70 +400 3,5s
TP 49 AC -70 +400 5,5s
TP 49 AP -70 +400 4s
+5 +80
TP 878.1
-50 +200 3s
TP 878
Sonda de contacto para paneles
solares con módulo SICRAM. Cable L
= 5 m.
-20 +120 60s
Sonda de penetración para compost
con módulo SICRAM. Cable L = 2 m
TP 875
TP 876
Sonda globo-termómetro para medir
el calor radiante ø150 mm. (ISO7243,
ISO7726). Sensor Pt100, cable L =2
m de 4 hilos. Completa de módulo
SICRAM.
el calor radiante ø50 mm. (ISO7243,
ISO7726). Sensor Pt100, cable L=2
m a de 4 hilos. Completa de módulo
SONDAS SENSOR Pt100 / Pt1000 con mÓdulo tp 47
TP 47.100
TP 47.1000
Conector para conectar las
sondas sin módulo SICRAM:
Pt100 directa de 3 y 4 hilos,
Pt1000 de 2 hilos.
SONDAS SENSOR Pt100 PARA INSTRUMENTOS OBSOLETOS
S 8601 P
S 8601 PP
STS 3/C
STS 3/P
TP 870
TP 870 C
TP 870 P
TP 870 A
TP 872/500
TP 872/1000
TP 873
TP 874
TP 875.1
Sonda globo-termómetro para
medir el calor radiante ø150
mm. (ISO7243, ISO7726).
Sensor Pt100, cable L=2 m de
TP 876.1
medir el calor radiante ø50 mm.
(ISO7243, ISO7726). Sensor
Pt100, cable L=2 m de 4 hilos.
TP879.1
Sonda de penetración para
compost, cable de 4 hilos L=
TP 9 A
TP 9 AC
TP 9 AP
CLASE 1/3 DIN
TP 93 C
TP 93 P
TP 932
TP 932 P
TP 95 P
Cuando la temperatura es mayor que 400°C, evitar golpes violentos o choques térmicos porque se puede dañar irreparablemente el sensor Pt100.
HD 2108.1
HD 2108.2
HD 2128.1
HD 2128.2
Entradas Tc:
HD2108.1
HD2108.2
HD2128.1
HD2128.2
76000 muestras
38.000 pares de
RS232C + USB2.0
Función A-B
instrumento está apagado	Red	HD 2108.1, HD 2108.2, HD 2128.1, HD2128.2
TERMÓMETROS DE TERMOPAR: K, J, T, N, R, S, B, E
El HD2108.1, el HD2108.2 con una entrada, el HD2128.1 y el HD2128.2 con dos
entradas son instrumentos portátiles con un visualizador LCD grande. Miden la
temperatura con sondas de inmersión, penetración, contacto o aire. El sensor puede
ser un termopar de tipo K, J, T, N, R, S, B o E.
Los instrumentos HD2108.2 y HD2128.2 son datalogger. El primo guarda hasta
76.000 muestras y el segundo 38.000 pares de valores. Estos datos pueden ser
transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto serial
poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú, se puede configurar el intervalo de
memorización, la impresión y el baud rate.
excluible. El HD2128.1 y el HD2128.2 calculan la diferencia A-B de las temperaturas
adquiridas por dos canales de entrada.
200 horas con baterías alcalinas de 1800 mAh
Unidad de medida	°C - °F - °K - mV - mV*C
Modelo HD2108.2	2000 páginas de 38 muestras para un total
de 76.000 muestras
Modelo HD2128.2	2000 páginas de 19 pares de muestras para
un total de 38.000 muestras
Tipo	Baud rate	Bit de datos	Paridad	Bit de arrastre	Controlo del flujo	Longitud del cable serial	Intervalo de impresión inmediata	RS232C aislada galvánicamente
Interfaz USB – modelo HD2108.2 y HD2128.2
Clases de tolerancia para los termopares (unión de referencia a 0°C)
Entrada para sondas	Interfaz serial y USB	Adaptador de red	Tipo T
Tipo K, tipo N
Tipo R, tipo S
Rango de medida Tc: K	Rango de medida Tc: J	Rango de medida Tc: T	Rango de medida Tc: N	Rango de medida Tc: R	Rango de medida Tc: S	Rango de medida Tc: B	Rango de medida Tc: E	Resolución	Precisión del instrumento
Termopar K	Termopar J	Termopar T	Termopar N	Termopar R	Termopar S	Termopar B	Termopar E	-200…+1370°C
-100…+750°C
-200…+1300°C
+200…+1480°C
+200…+1800°C
-200…+750°C
0.05°C hasta 199.95°C
0.1°C de 200.0°C a hondo escala
±0.1°C hasta 600°C
±0.°C más de 60°C
±0.0°C hasta 40°C
±0.°C más de 40°C
±0.°C
±0.°C hasta 60°C
±0.°C hasta 30°C
±0.1°C más de 30°C
La precisión se refiere sólo al instrumento, no está incluido el error debido al
termopar y al sensor de referencia de la unión fría.
Deriva en temperatura @20°C	0.02%/°C
Deriva después de 1 año	0.°C/año
Precisión de las sondas termopares:
La tolerancia de un tipo de termopar corresponde a la desviación máxima admitida de
f.e.m. de cualquier termopar de este tipo, con unión de referencia a 0°C. La tolerancia
se expresa en grados Celsius, precedida por el signo. La tolerancia porcentual llega
de la relación entre la tolerancia expresada en grados Celsius y la temperatura de la
unión de medida, multiplicado para ciento.
Las tolerancias se refieren a la temperatura de trabajo para la que el termopar está
establecido, según el diámetro de los elementos térmicos.
Los termopares que satisfacen los límites para temperaturas mayores que 0°C no
satisfacen necesariamente los límites para el campo bajo 0°C.
Clase de tolerancia 1
Clase de tolerancia 2 Clase de tolerancia 3 (1)
de -40 a +125°C
de 125 a 350°C
± 0.004 l
de -40 a +133°C
de 133 a 350°C
± 0.0075 l
de -67 a +40°C
de -200 a -67°C
± 0.015 l
de -40 a +375°C
de 375 a 800°C
de -40 a +333°C
de 333 a 900°C
de -167 a +40°C
de -200 a -167°C
de 375 a 750°C
de 333 a 750°C
de 375 a 1000°C
de 40 a +333°C
de 333 a 1200°C
de 0 a +1100°C
de 1100 a 1600°C
± [ 1 + 0.003
(t-1 100)] °C
de 0 a +600°C
de 600 a 1600°C
± 0.0025 l
de 600 a 1.700 °C
de +600 a +800C
de 800 a 1700°C
± 0.005 l
Los materiales para los termopares, generalmente, son suministrados para responder
a las tolerancias de fabricación especificadas en la tabla para las temperaturas más
de -40°C. Dr todas formas, estos materiales pueden no responder a las tolerancias
de fabricación para temperaturas bajas indicadas en la Clase 3, para los termopares
de tipo T, E, K y N, si los termopares deben satisfacer contemporáneamente los
límites de la Clase 3 y los de la Clase 1 y/o Clase 2.
HD2108.1: El conjunto se compone de instrumento HD2108.1 con una entrada, 4
baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente.
HD2108.2: El conjunto se compone de instrumento HD2108.2 con una entrada,
datalogger, 4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta
y software DeltaLog9. Las sondas y los cables tienen que ser pedidos
HD2128.1: El conjunto se compone de instrumento HD2128.1 con dos entradas, 4
HD2128.2 : El conjunto se compone de instrumento HD2128.2 con dos entradas,
HD40.1 Bajo pedido, impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial,
Sondas termopares
A los instrumentos se pueden conectar todas las sondas de termopar con
conector pequeño estándar disponibles en la lista de precios.
Véase de pág. 17 a pág. 21.
Conector pequeño estándar 2 poles hembra
Rango de medida Tc: K	-200…+1370°C
Rango de medida Tc: J	-100…+750°C
Rango de medida Tc: T	-200…+400°C
Rango de medida Tc: E	-200…+750°C
Resolución	Precisión del instrumento
Termopar K	Termopar J	Termopar T	Termopar E	0.1°C
±0.2°C más de 600°C
±0.1°C hasta 400°C
±0.2°C más de 400°C
±0.1°C hasta 300°C
±0.2°C más de 300°C
HD2328.0
TERMÓMETRO DE TERMOPAR CON DOS ENTRADAS
El HD2328.0 con dos entradas es un instrumento portátil con un visualizador lcd
grande. Mide la temperatura con sondas de inmersión, penetración, contacto o aire.
El sensor puede ser un termopar de tipo K, J, T o E.
Otras funciones son: la medida relativa REL, la función HOLD y el apagado
CARACTERÕSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO
140x88x38 mm
(Longitud x Anchura x Altura)	Peso	160g (completo de baterías)
Temperatura de trabajo	-5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento	-25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa	0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección	IP67
Baterías	Autonomía	Corriente absorbida cuando
el instrumento está apagado	3 baterías 1.5V tipo AA
< 20µA
Entrada para sondas	2 conectores pequeños estándares, 2 poles
hembra, polarizado
Clase de tolerancia 1 Clase de tolerancia 2 Clase de tolerancia 3 (1)
±0,015 l
HD2328.0: El conjunto se compone de instrumento HD2328.1 con dos entradas, 3
baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones y maleta. Las sondas tienen
que ser pedidas separadamente.
SONDAS TERMOPAR PARA INSTRUMENTOS PORTÁTILES
SONDAS TERMOPARES TIPO “K” (CHROMEL - ALUMEL)
TP 741
TP 741/1
TP 741/2
TP 742/1
TP 742/2
TP 743
TP 744
TP 745
TP 750.0
TP 751
TP 754
TP 754/9
TP 755
TP 755/9
SONDAS sensor TERMOPARES TIPO “K” (CHROMEL - ALUMEL)
TP 756
SONDA MAGNÉTICA PARA MEDIDAS EN CONTACTO SOBRE SUPERFICIES DE METAL MAGNÉTICAS
TP 757
TP 758
TP 758.1
TP 772
TP 774
TP 776
TP 647
Para calibración SIT, máximo 300°C.
1m / 2m / 3m / 5m
TP 647/2
TP 647/3
TP 647/5
TP 651
TP 655
Ø 6 ÷ 25
TP 656
TP 656/1
TP 656/2
TP 657/1
TP 658
TP 659
TP 660
SONDAS DE CINTA CON VELCRO PARA MEDIDAS SOBRE TUBOS DIÁ. MÁX. 110
TP 662
Tiempo de respuesta para una variación de 63% (τ0.63).
El tiempo de respuesta τ s es el tiempo de reacción del sensor a una variación de temperatura, con una variación de la señal midiendo el correspondiente a un porcentaje
definido (63%) de la variación. Los tiempos de respuesta se refieren:
Para las sondas de inmersión en agua a 100°C.
Para las sondas de contacto en contacto con una superficie de metal a 200°C.
Para las sondas en aire a la temperatura del aire a 100°C.
Memorización de los valores medidos – modelo HD2178.2
Tipo	2000 páginas de 40 muestras
Cantidad	80000 muestras en total
Tipo	Baud rate	Bit de datos	Paridad	Bit de arrastre	Controlo del flujo	Longitud del cable serial	Intervalo de impresión inmediata	Interfaz USB – modelo HD2178.2
Medida de temperatura del instrumento - sensores RTD
Rango de medida Pt1000	-200…+650°C
Resolución	0.1°C
Precisión	±0.05°C
Deriva después de 1 año	0.1°C/año
Medida de temperatura del instrumento - Tc
Rango de medida Tc: N	-200…+1300°C
HD2178.1 Y HD2178.2
TERMÓMETROS ENTRADA SONDAS Pt100 Y TC
El HD2178.1 y el HD2178.2 son instrumentos portátiles con un visualizador LCD grande. Los
instrumentos miden la temperatura con sondas de inmersión, penetración, contacto o aire y
sensor Pt100 o termopar. En la entrada B, se puede aplicar un sensor Pt100 de 3 o 4 hilos o
una Pt1000 de 2 hilos, en la entrada A un termopar de tipo K, J, T, N, E. Las sondas para la
entrada B, conector de 8 poles DIN45326 tienen un módulo de reconocimiento automático:
en su interior están guardados los datos de calibración de la empresa. Para la entrada A
hay un conector hembra polarizado pequeño para termopar. El instrumento HD2178.2 es
un datalogger, guarda hasta 80.000 muestras que pueden ser transferidas a un ordenador
modelos HD2178.1 y HD2178.2 tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, en tiempo
Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. Otras funciones son: la medida
relativa REL, la función HOLD y el apagado automático excluible. Los instrumentos tienen el
instrumento está apagado	Red	22
Termopar K	Termopar J	Termopar T	Termopar N	Termopar E	0.1°C
La precisión se refiere sólo al instrumento, no está incluido el error debido al termopar
y al sensor de referencia de la unión fría.
La tolerancia de un tipo de termopar corresponde a la desviación máxima admitida de f.e.m.
de cualquier termopar de este tipo, con unión de referencia a 0°C. La tolerancia se expresa
en grados Celsius, precedida por el signo. La tolerancia porcentual llega de la relación entre la
tolerancia expresada en grados Celsius y la temperatura de la unión de medida, multiplicado
para ciento.
Las tolerancias se refieren a la temperatura de trabajo para la que el termopar está establecido,
según el diámetro de los elementos térmicos.
Los termopares que satisfacen los límites para temperaturas mayores que 0∞C no satisfacen
necesariamente los límites para el campo bajo 0°C.
de 0 a 600°C
de 600 a 1700 °C
de 600 a 800C
±0,005 l
Los materiales para los termopares, generalmente, son suministrados para responder a
las tolerancias de fabricación especificadas en la tabla para las temperaturas más de -40°C.
Dr todas formas, estos materiales pueden no responder a las tolerancias de fabricación para
temperaturas bajas indicadas en la Clase 3, para los termopares de tipo T, E, K y N, si los
termopares deben satisfacer contemporáneamente los límites de la Clase 3 y los de la Clase
1 y/o Clase 2.
Globotermómetro Ø 150 mm
Globotermómetro Ø  50 mm
Deriva en temperatura @20°C	CÓDIGOS DE PEDIDO
HD2178.1: El conjunto se compone de instrumento HD2178.1, 4 baterías alcalinas de 1.5V,
manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Las sondas y el cable tienen
que ser pedidos separadamente.
HD2178.1: El conjunto se compone del instrumento HD2178.2 datalogger, 4 baterías alcalinas
de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. Las sondas y el cable
tienen que ser pedidos separadamente.
C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse directamente a
la entrada USB del ordenador.
DeltaLog9: Software para la descarga y la gestión de los datos en el ordenador para sistemas
operativos Windows de 98, XP y Vista.
HD40.1: Bajo pedido, impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del
papel 58mm.
TP472I: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 300 mm. Longitud del
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud
TP473P: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud
contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del cable 2 m.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Longitud
TP49A: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. Longitud del
cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio.
TP49AC: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud del
TP49AP: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. Longitud
del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio.
TP875: Globotermómetro Ø 150 mm con empuñadura. Longitud del cable: 2 metros.
TP87: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 70 mm. Longitud del
TP879: Sonda de penetración para compost. Vástago Ø 8 mm, longitud 1 metro. Longitud del
longitud 230 mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 2 metros.
TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230 mm.
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.
TP47: Conector para conexión de sondas sin módulo SICRAM Pt100 directa de 3 y 4 hilos y
A los instrumentos se pueden conectar todas las sondas de termopar con conector
pequeño estándar disponibles en la lista de precios. Véase de pág. 17 a pág. 21.
Pt100 Pt1000 0.003%/°C
HD 32.7
HD 32.8.8
HD 32.8.16
8 conectores 8 poles macho DIN 45326
Precisión del instrumento
durante la adquisición	±0.01°C ±1digit (en el rango ±199.99°C)
±0.1°C ±1digit en el rango restante
Precisión del reloj interior
°C, °F, °K
0.01°C (en el rango ±199.99°C)
0,1°C en el campo restante.
-200°C … 650°C
LCD gráfico retroiluminado 128x64 pixeles.
15 teclas, configurable también sin ordenador.
dividida en 64 bloques.
96.000 memorizaciones para cada una de las entradas.
HD32.7 - HD32.8.8 - HD32.8.16
DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS)
HD32.7
DATALOGGER CON 8 ENTRADAS PARA SONDA SENSOR Pt100
El instrumento HD32.7 es un datalogger robusto con 8 entradas para sondas de
temperatura con sensor Pt100 completas de módulo SICRAM. Sonda Pt100 de 4
•	Unidad de medida °C, °F, °K configurable.
•	Memoria flash, organizada en 64 secciones, para una capacidad total de 96.000
adquisiciones para cada uno de las 8 entradas. La memorización puede ser
gestionada en dos maneras:
- cuando la memoria disponible está llena, se sobrescriben los datos adquiridos a
partir de los más viejos (memoria circular),
- la memorización se para cuando la memoria disponible está llena.
•	Visualización contemporánea de las 8 entradas.
•	Máximo, mínimo y promedia de los valores adquiridos.
•	Intervalo de memorización seleccionable entre: 2, 5, 10, 15, 30 segundos, 1, 2, 5,
10, 15, 20, 30 minutos y 1 hora.
•	Adquisición de los datos: instantánea o diferida con la posibilidad de seleccionar el
inicio y el final de la memorización.
•	Descarga de los datos: RS232C, 1200...38400 baud o USB 1.1 – 2.0.
•	Software DeltaLog9, para la descarga y la elaboración de los datos.
•	Visualizador gráfico LCD retroiluminado 128x64 pixeles.
•	Configuración del instrumento a través del teclado, no requiere conexión al
•	Contraseña de seguridad para bloquear el teclado.
•	Alimentación: 4 baterías alcalinas de 1.5V tipo C-BABY o alimentación exterior
12Vdc-1A.
•	Consumo @6Vdc:	< 60mA	cuando el instrumento está apagado
< 60mA	en sleep mode con 8 sondas conectadas
<40mA	en adquisición con 8 sondas conectadas
•	Uso del datalogger HD32.7: en campo para campañas de medida sobre
maquinarias o equipos, prueba de plantas o de maquinarias, verificación de líneas
de producción, control de los hornos.
4 baterías alcalinas de 1.5V tipo C-BABY
Alimentación exterior 12Vdc-1A.
Conector ∅ exterior 5.5 mm, ∅ interior 2.1 mm.
Corriente absorbida @6Vdc
<60µA cuando el instrumento está apagado
<60µA en sleep mode con 8 sondas conectadas
<40mA en adquisición con 8 sondas conectadas
200 horas con baterías alcalinas de 7800mAh y 8
RS232C de 1200 a 38400 baud, aislada galvánicamente.
Conector 9 poles macho SubD.
USB 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
(Longitud x Anchura x Altura)	220x180x50 mm
Peso	1.100 g (completo de baterías)
Materiales	ABS, Policarbonato y Aluminio
se puede conectar todas las sondas Pt100
completas de módulo SICRAM Delta Ohm serie
TP47..., TP49...., TP87 o las sondas con sensor
Pt100 de 4 hilos. Véase pág. 9 y 10.
Sondas de forma distinta pueden ser
proporcionadas bajo pedido.
HD32.7: Instrumento Datalogger con 8 entradas para sondas de temperatura con
sensor Pt100 y módulo SICRAM y sondas Pt100 de 4 hilos. El CONJUNTO se
compone de un instrumento HD32.7, 4 baterías alcalinas de 1.5Vdc tipo C-Baby,
manual de instrucciones, software DeltaLog9 y correa de suporte y transporte.
Las sondas, el suporte con trípode, la maleta y los cables tienen que ser
perdidos separadamente.
DeltaLog9: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un
ordenador para sistemas operativos Windows de 98 a Vista.
Sondas para el hd32.7
Al instrumento se puede conectar todas las sondas de temperatura Pt100 con módulo
SICRAM y sondas con sensor Pt100 de 4 hilos. Sondas de forma distinta pueden ser
Accesorios para el hd32.7
9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para
RS232C (null modem).
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
BAG32.2: Maleta para contener el instrumento HD32.7 y los accesorios.
HD32CS: Correa de suporte y transporte.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
VTRAP32: Trípode completo de cabeza con 6 entradas y 5 portasondas cód.
HD3218K: Asta para otra sonda
HD32.8.8
Datalogger CON 8 ENTRADAS PARA TERMOPARES
HD32.8.16
Datalogger CON 16 ENTRADAS PARA TERMOPARES
Los instrumentos HD32.8.8 y HD32.8.16 son dos datalogger robustos con 8 entradas
el primer, 16 entradas el segundo para sondas de temperatura de termopar de tipo
K, J, T, N, R, S, B y E y con un conector pequeñito.
•	Memoria flash, organizada en 64 secciones, para una capacidad total de 800.000
adquisiciones a dividir entre todos las entradas que hay. La memorización puede
ser gestionada en dos maneras:
•	Visualización contemporánea de las 4 entradas.
•	Alimentación: 4 baterías alcalinas de 1.5V tipo C-BABY, alimentación externa
12Vdc-1A o a través del purto USB del ordenador.
< 60mA	en sleep mode con todas las 8 sondas conectadas
<40mA	en adquisición con todas las 8 sondas conectadas
•	Uso de los datalogger HD32.8.8 y HD32.8.16: en campo para campañas de medida
sobre plantas complejas como multipuntos de medida, prueba de plantas, en el
sector farmacéutico, alimentar, control de hornos, estaciones de climatización,
8 para el HD32.8.8
16 para el HD32.8.16
Enchufe para termopar hembra pequeño
Rango de medida y precisión del instrumento
Tc: K	-200…+1370°C / ±0.1°C hasta 600°C
±0.2± más de 600°C
Tc: J	-100…+750°C / ±0.1°C hasta 400°C
Tc: T	-200…+400°C / ±0.1°C
Tc: N	-200…+1.300°C / ±0.1°C hasta 600°C
Tc: R	+200…+1480°C / ±0.3°C
Tc: S	+200…+1480°C / ±0.3°C
Tc: B	+200…+1800°C / ±0.4°C
Tc: E	-200…+750°C / ±0.1°C hasta 300°C
0.05°C en el rango ±199.95°C
0.1°C en otro lugar
0.02%/°C
0.1°C /año
Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección 15 teclas, instrumentos configurables también sin
Capacidad de memoria	dividida en 64 bloques.
hasta 800.000 memorizaciones a dividir entre todas
las entradas que hay. Por ejemplo, con una sonda
conectada, 800.000 memorizaciones. Con 8 sondas
conectadas, 96.000 memorizaciones para sonda.
Alimentación exterior 12Vdc-1A. Conector ∅ exterior
5.5 mm, ∅ interior 2.1 mm.
Alimentación a través del puerto USB del ordenador.
<60µA en sleep mode con todas las sondas
<40mA en adquisición con todas las sondas
200 horas con baterías alcalinas de 7800mAh y
todas las sondas conectadas
RS232C de 1200 a 38400 baud, aislada
galvánicamente. Conector 9 poles macho SubD.
Temperatura de trabajo	Temperatura de almacenamiento	Humedad de trabajo relativa	Grado de protección -5 … 50°C
HD32.8.8: Instrumento Datalogger con 8 entradas para sondas de temperatura con
termopar de tipo K, J, T, N, R, S, B y E. El conjunto se compone del instrumento
HD32.8.8, 4 baterías alcalinas de 1.5Vdc tipo C-Baby, manual de instrucciones,
software DeltaLog9 y correa de suporte y transporte. Las sondas, el suporte con
trípode, la maleta y los cables tienen que ser perdidos separadamente.
HD32.8.16: Instrumento Datalogger con 16 entradas para sondas de temperatura
con termopar de tipo K, J, T, N, R, S, B y E. El conjunto se compone del
instrumento HD32.8.16, 4 baterías alcalinas de 1.5Vdc tipo C-Baby, manual de
instrucciones y software DeltaLog9. Las sondas, el suporte con trípode, la
maleta y los cables tienen que ser perdidos separadamente.
ordenador para sistemas operativos Windows de 98 a XP.
Sondas para el HD32.8.8 y el HD32.8.16	A los instrumentos se puede conectar todas las sondas de temperatura de
termopar de tipo K, J, T, N, R, S, B y E con conector pequeño estándar.
Sondas de forma distinta pueden ser proporcionadas bajo pedido.
Accesorios para el HD32.8.8 y el HD32.8.16
BAG32.2: Maleta para contener el instrumento HD32.8 y los accesorios.
HD32CS
se puede conectar todas las sondas termopar
de tipo J, T, N, R, S, B y E con conector macho
Además de las sondas K disponibles en el catálogo,
de pág. 17 a 21, Delta Ohm puede suministrar, bajo
pedido, sondas de tipo y forma distinta.
ser insertados en los contenedores con enchufe a barra DIN de 35 mm. Además que
la salida 4÷20 mA, HD 988TR2 tiene un cómodo visualizador de 3½ dígitos (altitud
10 mm) que permite visualizar la temperatura medida. El HD 786TR1 está indicado
para ser instalado en una pared.
Datos técnicos (20°C y 24VDC)
HD 788TR1
HD 788TR1-I
HD 786TR1
HD 988TR1
HD 988TR1-I
HD 988TR2
Pt100 (100Ω a 0°C)
3 (o 2) hilos
EN 60751, IEC 751
BS 1904 (α=0,00385)
Corriente en el sensor
Rango predefinido
Amplitud mínima de medida
Influencia de los hilos de
No importante con hilos acoplados
2 medidas por segundo
±0,1°C ±0,1% de la lectura (-100…+500°C)
±0,2°C ±0,2% de la lectura (-200…+650°C)
Sensibilidad a las variaciones
TRANSMISORES DE TEMPERATURA CONFIGURABLES 4÷20
mA PARA SENSORES Pt100
HD 788TR1, HD 788TR1-I, HD 786TR1, HD 988TR1, HD 988TR1-I y HD 988TR2 son
transmisores 4-20 mA con microprocesor configurables para sensores de temperatura de platino Pt100. Ellos convierten las variaciones de temperatura que se refieren
a un sensor Pt100 estándar cualquiera (100Ω a 0°C) en una señal linear de corriente
de dos hilos incluso en le campo 4÷20 mA. La linearización con tècnica digital permite conseguir una excelente precisión y estabilidad. El usuario puede configurar
la salida 4-20 mA (o 20-4 mA) en un cualquier rangod e temperatura incluso en el
campo -200...+650°C cion una amplitud mínima de 25°C. Se puede programar de
unevo simplemente operando sobre una tecla sin tener que actua sobre puentecillos,
potenciometros, software, etc. Un led señala situaciones de alarma (temperatura fuera del rango configurado, sensor roto o en corto circuito) y asiste al usuario durante
la fase de programación. En los modelos HD788TR1-I y HD988TR1-I, la salida
4-20mA está aislada galvánicamente por la entrada Pt100. Además, los transmisores están protegidos de las inversiones de polaridad. HD 788TR1 y HD 788TR1-I
son diseñados especificadamente para ser instalados en las cabezas de conexión de
tipo DIN B, mientras que HD 988TR1, HD 988TR1-I y HD 988TR2 son adecuados para
Sensibilidad a las variaciones de
la tensión de alimentación Vcc
4…20 mA (o 20…4 mA)
22 mA si hay una programación errata
o temperatura fuera del rango, nota 1 y Fig. 2
Salida analógica: 4 µA
Visualizador: 0,1°C hasta
1°C más de 200°C
7…30Vcc (protección contra las inversiones de polaridad)
0,4 µA/V
RLMax = Vcc-9 => RLMax = 680 Ω @ Vcc = 24 Vcc
Resistencia de cargo
Se enciende durante la fase de programación y cuando la
temperatura medida está fuera del rango configurado
Aislamiento entrada-salida
para los modelos HD 788TR1I y HD 988TR1-I
Nota 1) Si la temperatura medida T sale del rango configurado T1…T2 (T1<T2),
HD 788TR1, HD 788TR1-I, HD 988TR1, HD 988TR1-I y HD 988TR2 tienen 4 mA
para T<T1 y 20 mA para T>T2 para una banda muerta de 10°C antes de ponerse en error a 22 mA.
La Fig. 2 indica los esquemas de conexión de los transmisores en el loop de corriente. Para conseguir la precisión máxima, la conexión a Pt100 debe ser realizada
con 3 hilos o con hilos del mismo diámetro para garantizar la misma impedancia en
cada conexión. Con el símbolo RL (load) se indica un cualquier dispositivo insertado en el loop de corriente, o sea, un indicador, un controlador, un datalogger o un
Temp. [�°C]
Fig. 1 Rango 0...100°C, corriente de salida según la temperatura.
Todos los transmisores se proporcionan con un rango 0…100°C. De todas formas, el
usuario puede configurar un rango distinto si tiene los accesorios siguientes:
• fuente de alimentación continua 7-30 Vcc,
• calibrador Pt100 o conjunto de resistencias de precisión,
• amperímetro de precisión con campo mínimo 0…25 mA,
y siguiendo el procedimiento:
1. Conectar el transmisor a programad como mostrado en la Fig. 2 y configurar
el calibrador Pt100 según la temperatura requerida para los 4 mA (por ejemplo,
suponiendo que se quiere configurar el rango -50...+200°C, se configurará el calibrador a -50°C o, de igual manera, se conectará una resistencia de 80,31Ω entre
los terminales 1 y 3 con 1 y 2 en corto circuito).
2. Esperar 10 segundos para que la medida se estabilice. Luego tener pulsada la
tecla de programación por lo menos por 4 segundos hasta que el LED relampaguea
una vez. Cuando se solta la tecla, el LED se enciende.
3. Configurar el calibrador Pt100 según el valor de temperatura requerida para los 20
mA (según el ejemplo arriba se configurará el calibrador a +200°C o, igualmente,
se conectará una resistencia de 175,86Ω entre los terminales 1 y 3 con 1 y 2 en
corto circuito).
4. Esperar 10 segundos para que la medida se estabilice y luego pulsar por lo menos
para 4 segundos la tecla de programación hasta que el LED se apaga. Ahora, soltar
la tecla. Luego seguirán 2 relampagueos del LED. El procedimiento de SET POINT
5. Comprobar que la configuración satisfice las especificas requeridas, configurando
el calibrador (o conectando las resistencia de precisión) en los valores correspondientes a 4 y 20 mA y controlando la corriente en el amperímetro.
La programación del rango de temperatura puede realizarse usando unas resistencias de precisión con un valor fijo que simulan el valor de un sensor Pt100. Como
ejemplo, se indican los valores de resistencia correspondientes a unos valores de
temperatura. (véase Tab.1).
HD 788TR1: transmisor de temperatura 4÷20 mA/20÷4 mA para sensor Pt100 de
2 o 3 hilos configurable en el campo -200...+650°C con un rango de amplitud
mínima 25°C, en un contenedor para cabezas DIN B 43760.
HD 788TR1-I: transmisor aislado de temperatura 4÷20 mA/20÷4 mA para sensor
Pt100 de 2 o 3 hilos configurable en el campo -200...+650°C con un rango de
amplitud mínima 25°C, en un contenedor para cabezas DIN B 43760.
HD 786TR1: transmisor de temperatura 4÷20 mA/20÷4 mA para sensor Pt100 de
3 hilos configurable en el campo -200...+650°C con un rango de amplitud
mínima 25°C. Adecuado para ser instalado en una pared.
HD 988TR1: transmisor de temperatura 4÷20 mA/20÷4 mA para sensor Pt100 de
mínima 25çC, en un contenedor para conexión barra DIN de 35 mm, dimensión
HD 988TR1-I: transmisor aislado de temperatura 4÷20 mA/20÷4 mA para sensor
amplitud mínima 25°C, en un contenedor para conexión barra DIN de 35 mm,
dimensión 1 módulo.
HD 988TR2: transmisor de temperatura 4÷20 mA/20÷4 mA para sensor Pt100 de
mínima 25°C, en un contenedor para conexión barra DIN de 35 mm, dimensión 2 módulo, con visualizador de 3½ digítos, altura 10 mm.
7...30Vdc
4÷20 mA Pt100 Transmitter
Power Supply: 7...30 Vdc
Operating Temp.: 0...70°C
Range: 0...100°C
Fig. 2 Esquema de conexión y programación de los transmisores.
RLMAX [ohm]
Fig. 3 Resistencia de carga según la tensión de alimentación.
Hondo escala drift:
12÷24 V ± 10%, 65 mA
0,02%/°C referida al hondo escala
0,02%/°C referida a la señal aplicada
0,3 segundos a 63% del valor final
1 segundo a 99,9% del valor final
3kV a 50 Hz para 1 minuto
-10°C...+50°C (es la temperatura máxima
en la qué la electrónica puede trabajar)
Variación de los puentecillos según el campo de medida de la salida, relativos
al trimmer de variación del inicio escala y fondo de escala.
-50 ÷ 50°C
0 ÷100°C
0 ÷200°C
0 ÷400°C
0÷10Vcc
Disposición puentecillos
Inicio esc. Hondo esc.
* Los trimmer multigiros RR1, RR2 sirve para ajustes livianos de calibración del inicio
al hondo escala. Si no es estrictamente necesario, siendo la calibración ya realizada
en el laboratorio, se aconseja actuar en los mismos.
Son disponibles abrazadera de conexión, puentecillos de configuración del campo y
de la salida, unos trimmer de ajuste de inicio y hondo escala.
Transmisor modular de temperatura hd 688t, sensor Pt100, separación galvánica entre entrada/salida y alimentación.
Señal analógica de salida: 0÷20 mA / 4÷20 mA / 0÷10 Vcc.
El transmisor HD 688T se compone de un contenedor de 2 módulos DIN para guía
asimétrica de 35 mm. El módulo convierte la señal que llega de una Pt100 en una
señal analógica que se puede seleccionar a través de un puentecillo entre 0÷20 mA,
4÷20 mA, 0÷10V. La señal está separada galvánicamente entre entrada, salida y alimentación. El aislamiento de 3 vías del módulo permite evitar influencias reciprocas
en presencia de más circuitos de medida.
400 0...100
0...100 3
–8 +
– + J2B
El transmisor HD 688T se compone de los estadios siguientes:
- Estadio de entrada que incluye la linearización de las curvas y la compensación de
la resistencia del cable de la línea (3 hilos) de la Pt100, la conversión de la tensión
- Estadio de salida universal a través del puentecillo, la conversión de la tensión en
- Estadio de alimentación
La configuración del campo de medida o de la señal de salida puede ser modificada
en cualquier momento, característica importante es que cualquier cambio no compuerta la necesidad de deber retrasar el transmisor.
0÷10Vdc 0÷20 mA 4÷20 mA
5 mA 500Ω
0,1Ω, 1MΩ, 1MΩ
Corriente de medida:
Cargo máximo:
Esquema con bloques
-50...+50°C / 0...+50°C / 0...+100°C
0...+200°C / 0...+400°C
1)	Medida de tensión continua en entrada
El instrumento lee tensiones continuas positivas y negativas con una amplitud máxima
de 20V.
Procedimiento (ver fig.1):
• con la tecla MODE, seleccionar el modo de funcionamiento “tensión en entrada”. Se
enciende el led rojo en correspondencia de la escrita “READ V”;
• conectar los hilos a los casquillos como indicado en la fig.1;
• con la tecla RANGE, seleccionar el rango oportuno según la tensión aplicada. El solo
símbolo 1, encendido a la izquierda del visualizador, indica OverRange de la medida:
en este caso, es suficiente pulsar la tecla RANGE para ir al rango de medida superior.
Notas:	a) Para razones de seguridad, nunca aplicar a los casquillos del instrumento tensiones más de 48Vdc.
b) El instrumento lee sólo tensiones continuas.
2) Medida de corriente continua en entrada
El instrumento lee tensiones continuas positivas con una amplitud máxima de 22mA.
Procedimiento (ver fig.2):
• con la tecla MODE, seleccionar el modo de funcionamiento “corriente en entrada”. Se
enciende el led rojo en correspondencia de la escrita “READ mA”
• conectar los hilos a los casquillos como indicado en la fig.2 respectando la polaridad
correcta: para ser leída, la corriente debe entrar del casquillo +
• con la tecla RANGE, seleccionar el rango oportuno según la corriente aplicada. El solo
Notas:	a) Se leen corrientes continua hasta una amplitud máxima de 22mA.
b) El instrumento lee sólo corrientes continuas.
c) El instrumento tiene un circuito de protección interno que limita la
corriente a 25mA.
El HD 2047 es un instrumento portátil estudiado específicamente para comprobar y
calibrar los instrumentos con entrada de tipo Pt100 (100Ω a 0°C) y salidas en tensión o corriente como, por ejemplo, transmisores de temperatura activos y pasivos,
registradores, controlores, sistemas de adquisición de datos, etc.
El HD 2047 simula 24 valores fijos de un sensor Pt100 en el rango -100°C a +500°C
con conexión de 2, 3 o 4 hilos. La selección del valor a simular ocurre por un conmutador rotatorio puesto en el lado del instrumento. Cualquier sea la manera de
funcionamiento seleccionado, la salida Pt100 está siempre activa.
El HD 2047 puede medir con precisión las salidas en tensión o en corriente de
un transmisor cualquier conectado a su entrada: la tensión continua con rango
-20V...+20V, la corriente continua con rango 0...22mA. Al final, puede calibrar y comprobar el correcto funcionamiento de un transmisor pasivo simulando la entrada
de temperatura Pt100, suministrando alimentación al transmisor y leyendo contemporáneamente la corriente que circula en su interior: Todo esto sin la necesitad de
alimentaciones auxiliarías externas.
El instrumento tiene tres teclas:
ON/OFF	enciende y apaga el instrumento. Cuando el HD 2047 se enciende, se
pone a medir en tensión.
MODE	selecciona en modo cíclico el tipo de funcionamiento. Pulsando la tecla, se
activan respectivamente:
1. medida de tensión;
2. medida de corriente;
3. medida de corriente con alimentación del loop 4...20mA.
RANGE	cuando mide en tensión o bajo medida de corriente permite seleccionar
el hondo escala y la resolución más adecuada para la medida en curso.
-1.999...+1.999, -19.99...+19.99 y -199.9...+199.9.
El HD 2047, internamente, está protegido de los errores de conexión por el usuario:
de todas formas, es bien no superar los límites de tensión y corriente aplicada indicados en las características técnicas.
El símbolo de batería se enciende en el visualizador para indicar que las baterías son
descargas y deben ser remplazadas.
3) Calibración y comprueba de los transmisores pasivos
El instrumento puede alimentar un loop 4...20mA, puede leer su corriente y simular
en la entrada de un transmisor de temperatura 24 valores fijos de una Pt100, sin la
necesidad de alimentaciones externas.
Procedimiento (ver fig.3):
• con la tecla MODE, seleccionar el modo de funcionamiento “2 WIRE”. Se enciende el
correspondiente led rojo
• conectar los hilos del loop 4...20mA a los casquillos a la izquierda como indicado en
la figura, respectando la polaridad correcta: la corriente suministrada por el HD2047
sale del casquillo +
• con la tecla RANGE, seleccionar el rango oportuno según la corriente a leer. El solo
• seleccionar el valor de temperatura girando el conmutador.
Notas:	a) La amplitud máxima de la corriente suministrada es igual a 25 mA.
b) La tensión suministrada al loop es igual a 14Vdc.
c) En las conexiones con 2 y 3 hilos no realizar puentecillos sobre los
casquillos no usados. Dejarlos abiertos.
4) Simulación de sensor Pt100
El instrumento puede simular 24 valores fijos de temperatura de un sensor Pt100
(100Ω a 0°C, coeficiente á=0.003850) con conexión de 2, 3 o 4 hilos. La selección
ocurre a través de un conmutador rotativo puesto en el lado del instrumento.
• realizar la conexión como indicado en las figuras 3, 4 o 5 según el número de hilos
Notas:	c) En las conexiones con 2 y 3 hilos no realizar puentecillos sobre los
b) Las teclas MODE y RANGE no tienen ningún efecto en la selección de
c) El circuito de protección interno se limita a aprox. 1.2V con respecto a
la caída sobre las resistencias: esto significa que la corriente de medida
máxima es de casi 20 mA.
DATOS TÉCNICOS (@ 20°C)
4 baterías alcalinas 1.5V formato AA (la entrada para alimentador externo de 9Vdc está proporcionada bajo pedido)
Autonomía con baterías de 1.5V
y capacidad 2250 mAh
160 horas (en funcionamiento “V READ” y “mA READ”)
30 horas @ corriente de loop = 12mA (en funcionamiento
“2 hilos”)
Se enciende el símbolo de batería con tensión
de las batería de aprox. 3.6 V
0...90%RH (sin condensación)
580 g (sin baterías) / 23x70x230 mm
Indicación de baterías descargas
Humedad de trabajo relativa
MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA
mA - V
-1.999V...+1.999V: resolución en 1mV
-19.99V...+19.99V: resolución en 10mV
±1mV: en el rango -1.999V...+1.999V
±10mV: en el rango -19.99V...+19.99V
Tensión máxima aplicable
a los bornes
MEDIDA DE CORRIENTE CONTINUA
Fig. 5 Simulador de Pt100 de 2 hilos
0.00mA...19.99mA: resolución 10µA
0.0...22.0mA: resolución 10µA
±(0.01mA+0.05% del rango): en el rango 0.00mA...19.99mA
±0.1mA: en el rango 0.0mA...22.0mA
Resistencia de shunt
Corriente limitada a 25mA
ALIMENTACIÓN Y MEDIDA DE TRANSMISORES PASIVOS
Cargo máximo @20mA
14Vcc
SIMULACIÓN DE Pt100
Tipo de RTD
Pt100 (100Ω a 0°C, α=0.003850, EN60751, IEC751, BS1904)
24 valores fijos de -100 a +500°C
±0.05% del valor simulado
±5ppm / °C
Potencia máxima disipable
Corriente de cargo máxima
Fig. 4 Simulador de Pt100 de 3 hilos
HD 2047: Simulador de Pt100, lector de loop de corriente y señales en tensión que llegan
de transmisores. El conjunto se compone de instrumento completo de baterías, 2
cables L=600 mm, uno de 4 hilos, el otro de 2 hilos para la conexión.
Fig. 2 Medida de corriente continua
Fig. 1 Medida de tensión continua
Fig. 3 Comprueba de un transmisor pasivo con entrada Pt100
HD 778TR1
HD 978TR1
HD 978TR2
HD 778-TCAL
DATOS TÉCNICOS @ 25°C y 24Vcc
HD778TR1
HD978TR1
HD978TR2
Termopar tipo K, J, T y N
2 hilos - transmisor pasivo
Termopar K: -200°C … +1200°C
Termopar J: -200°C … +800°C
Termopar T: -200°C … +300°C
Termopar N: -200°C … +1200°C
EN 60584-1-2
ASTM Y 230 - ANSI (MC96-1)
Tc = K - Rango = 0...1000°C
±0,04%FS±0,04% de la lectura o 0.5°C
(el mayor entre los dos)
Rango de temperatura de la unión
-30 … +80°C
0 … +70°C
dos hilos 4...20 mA (o 20...4 mA)
22 mA si el sensor es roto o no está conectado
0,1°C T<200°C
1°C T>200°C
9...30V cc (protección contra las inversiones de
Tipo de salida (nota 1)
Sensibilidad a las variaciones de la
0,4 μA/V
RLMax = (Vdc-9)/0.022
RLMax = 625Ω con Vcc = 24 Vcc
Aislamiento galvánico entrada/
50Vcc (comprobada a 250V)
Se enciende durante la fase de programación
cuando el termopar es roto o no está conectado.
Nota 1)	Si la temperatura medida T sale del rango configurado T1...T2 (T1<T2), los
transmisores ajustan linealmente la corriente para T<T1 y T>T2 para un
intervalo de 10°C (véase el diagrama de la corriente).
La Fig. 1 muestra las dimensiones mecánicas del transmisor HD778TR1 y subraya
los agujeros de diámetro 5 mm para la fijación en la cabeza DIN y el agujero central
para la entrada de los hilos del termopar. En la Fig.1 se indican las dimensiones
mecánicas del HD978TR1 y del HD978TR2.
La anchura del HD978TR1 es de un módulo DIN (17,5 mm), la del HD978TR2 de
2 módulos DIN (35 mm). La temperatura de trabajo tiene que ser incluida en el
campo de funcionamiento declarado. Las figuras 4 y 5 indican los esquemas de
conexión del HD778TR1, del HD978TR1 y del HD978TR2. Para conseguir la máxima
precisión, la conexión al termopar no debería superar los 3 metros de longitud. En
los esquemas indicados, con el símbolo RL (load) se indica un cualquier dispositivo
insertado en el loop de corriente, o sea, un indicador, un controlador, un datalogger
o un registrador.
TRANSMISORES DE TEMPERATUA CONFIGURABLES 4÷20mA PARA
TERMOPAR TIPO: K-J-T-N. GENERADOR DE TERMOPARES CONTROLADO POR
UN ORDENADOR A TRAVÉS DE RS232C HD 778-TCAL
HD 778TR1, HD 978TR1 y HD 978TR2 son transmisores pasivos de dos hilos
4…20mA con microprocesor y son configurables para sensores termopares de tipo
K, J, T y N. Ellos convierten el valor de tensión generado por el termopar en
una señal linear de corriente comprendida en el campo 4…20mA. El uso de
dispositivos digitales permite conseguir una precisión excelente y estabilidad en el
tiempo. El usuario puede configurar la salida 4…20mA (o 20…4mA) en un rango de
temperatura cualquiera comprendido en el campo de medida de los solos termopares
con rango mínimo de 50°C. Las configuraciones del rango y del tipo de termopar se
realizan simplemente pulsando una tecla. Un led señala situaciones de alarma (sensor
roto o no conectado) y asiste al usuario durante las fases de programación. Además,
los transmisores están protegidos de las inversiones de polaridad. El HD778TR1 está
diseñado específicamente para ser instalado en las cabezas de conexión de tipo
DIN B. El HD978TR1 y el HD978TR2 son adecuados para conexiones a barra DIN de
35 mm. Además que la salida 4…20mA, el HD978TR2 tiene un visualizador de 3½
dígitos (altitud 10 mm) que permite visualizar la temperatura medida.
ELECCIÓN DEL TIPO DE TERMOPAR
El transmisor acepta 4 tipos de termopares. El termopar configurado se subraya por
el número de relampagueos del led cuando se lo alimenta.
Núm. de relampagueos del led
Tipo e termopar
Los transmisores se proporcionan con la configuración predefinida, o sea
termopar K y rango 4…20mA = 0…1000°C.
58.0 mm (HD978TR1)
69.0 mm (HD978TR2)
Fig.1 Dimensiones mecánicas
Ø 43.0 mm
Tamb = 0°C
Fig. 2 0… 1000°C salida en corriente según la temperatura
El usuario puede cambiar el tipo de termopar y el rango de funcionamiento con los
procedimientos siguientes.
Nota: Después haber cambiado el tipo de termopar, se debe programar el rango
HD778TR1 y HD978TR1
Alimentan el transmisor, el led relampaguea para un número de veces igual que el
tipo de termopar precedentemente configurado.
Para cambiar la configuración, quitar y suministrar alimentación al transmisor
teniente pulsada la tecla.
Se entra en programación para seleccionar el tipo de termopar: si se ha seleccionado
el termopar K, el led relampaguea 1 vez.
Si se suelta la tecla y se la va a pulsar dentro de 10 seg., el led relampaguea dos
veces: se ha seleccionado el termopar J.
Si dentro de 10 seg. se pulsa la tecla, el led relampaguea 3 veces: se ha seleccionado
el termopar T.
Si dentro de 10 seg. se pulsa la tecla, el led relampaguea 4 veces: se ha seleccionado
el termopar N.
Si dentro de 10 seg. se pulsa de nuevo la tecla, el led relampaguea 1 vez indicando
que se ha seleccionado de nuevo el termopar K y el ciclo se repite.
Para guardar el tipo de termopar seleccionado, esperar 15 seg. sin pulsar la tecla: el
transmisor guarda el tipo de termopar y sale de la programación. El led relampaguea
para un número de veces igual al tipo de termopar seleccionado.
Si se cambia el tipo de termopar, se debe programar el rango de funcionamiento:
ver el párrafo “Programación del rango de funcionamiento”.
Esto transmisor tiene un doble dip-switch para seleccionar el tipo de termopar. La
selección tiene que ser configurada antes del encendido y se adquiere cuando se enciende
el instrumento: un cambio de los dip-switch cuando el instrumento está alimentado
no produce ningún efecto hasta el apagado y el encendido siguientes.
cuando el instrumento está encendido, seleccionar el tipo de termopar configurando
los interruptores como indicado en la figura siguiente.
Tc = K
Tc = J
El HD778-TCAL tiene su software. Conectado el HD778-TCAL a la salida serial
de un ordenador, el operador puede configurar el transmisor siguiendo las
instrucciones que aparecen en el visualizador.
HD778TR1: transmisor de temperatura de 2 hilos 4…20mA/20…4mA para
termopares K, J, T y N, configurable, rango mínimo 50°C, en contenedor para
cabezas DIN B 43760.
HD978TR1: transmisor de temperatura de 2 hilos 4…20mA/20…4mA para
conexión a una barra DIN de 17,5 mm, dimensión 1 módulo.
HD978TR2: transmisor de temperatura de 2 hilos 4…20mA/20…4mA para
conexión a una barra DIN de 35 mm, dimensión 2 módulo, con visualizador LCD
de 3½ dígitos, altitud 10 mm.
HD778-TCAL: generador de tensión en el rango -60mV…+60mV, controlado por un
ordenador a través el puerto serial RS232C del ordenador, software DELTALOG7
para configurar los transmisores de termopar K, J, T y N
Tc = N
tipo de termopar seleccionado.
Si se cambia el tipo de termopar, se debe programar de nuevo el rango de
funcionamiento: ver el párrafo “Programación del rango de funcionamiento”.
OC OU NC
Programación del rango de funcionamiento
Los transmisores HD778TR1, HD978TR1 y HD978TR2 de serie tienen termopares
de tipo K y rango 0...1000°C. El usuario puede configurar un rango distinto según sus
exigencias con uno span mínimo de 50°C. La correspondencia entre la temperatura
leída y la corriente de salida puede ser directa (por ejemplo, 4mA = 0°C y 20mA =
1000°C) o invertida (por ejemplo, 4mA = 1000°C y 20mA = 0°C).
Deben tener los siguientes instrumentos para la programación:
•	fuente de alimentación continua 9…30 Vcc,
•	calibrador de termopar,
•	cables de conexión en cobre
•	amperímetro de precisión con campo mínimo 0...25 mA.
Pulsar y tener pulsada la tecla hasta que el led comienza a relampaguear. Soltar
la tecla. El instrumento ha adquirido el primer valor del rango de trabajo del
transmisor, el led continua a relampaguear. Ahora el instrumento estera el
segundo dato del rango del final de escala.
Configurar el calibrador de manera que genere una tensión correspondiente a la
temperatura 20mA.
Pulsar y tener pulsada la tecla hasta que el led acaba relampaguear.
Soltar la tecla y esperar 20 segundos sin cambiar los datos del calibrador porque
el transmisor guarde los datos de calibración y está listo para funcionar
normalmente. La operación se acaba con un relampagueo del led.
El instrumento ha adquirido el segundo punto correspondiente al rango que se quiere
configurar y está funcionando normalmente.
El valor mínimo de span aceptado por el instrumento es 50°C. Si, después haber
insertado el primer valor T1 del rango, el usuario intenta insertar un segundo
valor T2 con (T2-T1)<50, el instrumento no lo acepta y se queda a esperar con
el led que continua a relampaguear.
Fig.4 Esquema de conexión del HD778TR1
En cambio del calibrador de termopar, se puede usar el HD778-TCAL Delta Ohm:
este instrumento tiene que ser conectado a un puerto serial del ordenador y, a través
de un software adecuado, automatiza todos los pasajes descritos en seguida para
programar el rango de funcionamiento.
Si se tiene un calibrador de termopares, los pasajes son los que siguen:
para configurar el tipo de termopar, seguir como indicado en el párrafo “ELECCIÓN
DEL TIPO DE TERMOPAR”.
Los valores de tensión generados por el calibrador deben ser no
La configuración debe ser realizada con el instrumento ya alimentado.
Preparar el calibrador con la salida del tipo de termopar deseado (K, J, T o N).
Conectar el calibrador a la entrada del termopar del transmisor respectando su
polaridad. (Prestar atención a la polaridad).
Configurar el calibrador de manera que se genere la tensión correspondiente a la
temperatura a 4 mA. Esperar 30 segundos para que la tensión se estabilice.
4...20mA Tc Transmitter
Operating Temp.: 0...70∞C
HD778-TCAL
Range TcK - 0...1000∞C
Fig.5 Esquemas de conexión del HD978TR1 y del HD978TR2
HD 978TR3
HD 978TR4
HD 978TR5
HD 978TR6
DATOS TÉCNICOS @ 25°C y 24Vdc
HD978TR3 - HD978TR5
-10 mV … +60 mV configurable
0…20 mV
±0.04%F.S.±20µV
0…90%RH (sin condensación)
HD978TR4 - HD978TR6
0 … 10Vcc
22 mA en caso de entrado no (0…1Vcc, 0…5Vcc, 1…5Vdc bajo
15…30Vcc
para la salida 0
9...30Vcc para la salida en
… 10Vcc,
corriente 4…20mA
10…30Vcc (4mA) para las otras
inversiones de polaridad
Sensibilidad a las
de alimentación Vcc
40Vmax
RLMax = (Vcc-9)/0.022
Se enciende durante la programación, cuando la entrada no está
conectada o está fuera de la escala programada.
Tiempo de Warm-up
Nota 1: Si la tensión medida V sale del rango configurado V1...V2 (V1<V2), los transmisores
ajustan linealmente la salida para V<V1 y V>V2 para un intervalo de 0.1mV (Véase los diagramas
de las salidas).
HD 978TR3, HD 978TR4, HD 978TR5, HD 978TR6 CONVERTIDORES
AMPLIFICADORES DE SEÑAL CON SALIDA 4÷20mA O 0÷10Vcc, CONFIGURABLES
POR EL ORDENADOR A TRAVÉS DE RS232 POR UN GENERADOR HD 788-TCAL
Convertidores / amplificadores de señal configurables con salida en corriente y/o
en tensión. El HD978TR3, el HD978TR4, el HD978TR5 y el HD978TR6 son convertidores/
amplificadores de señal configurables con entrada en mV. El rango de la señal de entrada en
mV es configurable por una tecla entre -10mV y +60mV a través del simulador HD778-TCAL
y del software DeltaLog7 o un calibrador de tensión con salida en mV. El HD978TR3 y el
HD978TR5 tienen una salida en corriente 4…20mA. El HD978TR4 y el HD978TR6 tienen una
salida en tensión 0…10Vcc. Bajo pedido, se puede realizar las salidas 0…1Vcc, 0…5Vcc
y 1…5Vcc. Un led señala situaciones de alarma y asiste al usuario durante las fases de
programación. Además, el instrumento está protegido de las inversiones de polaridad.
La entrada y la salida son aisladas galvánicamente entre sí: esto sirve para borrar los
problemas debidos a la reciproca influencia de los dispositivos originados por los disturbios
inducidos a través de distintas rutas de masa.
El instrumento está alojado en un contenedor de 2 módulos Din (anchura 35 mm) con enchufe
normalizado para barra omega de 35 mm para los modelos HD978TR3 y HD978TR4 y un
contenedor de pared para los modelos HD978TR5 y HD978TR6.
El estadio de salida en corriente 4…20mA del HD978TR3 y del HD978TR5 es de tipo pasivo de
dos hilos y proporciona alimentación al convertidor a través del mismo loop de corriente.
Fig. 1 Dimensiones
Output voltage (mA)
La figura 1 muestra las dimensiones mecánica del HD978TR3 y del TR4: la anchura
del contenedor es de 2 módulos DIN (35 mm). La fig. 5 indica el esquema de conexión
del HD978TR3 con un piranómetro Delta Ohm. La figura 6 indica la conexión típica del
HD978TR4.
Para conseguir la máxima precisión, la conexión relativa a la entrada no debería superar los
3 metros de longitud y ser realizada con cable blindado. Además, se aconseja no permitir a
los cables pasar cerca de los cables para señales de potencia (motores eléctricos, hornos
de inducción, inversores, etc.). La temperatura de trabajo tiene que ser incluida en el campo
de funcionamiento declarado.
En los esquemas indicados, con el símbolo RL (load) se indica un cualquier dispositivo insertado
en el loop de corriente, o sea, un indicador, un controlador, un datalogger o un registrador. Las
dos abrazaderas indicadas con EARTH están conectadas internamente entre sí y sirven,
como se ve en los esquemas, para conectar el terminal de tierra que llega, por ejemplo, del
piranométro a tierra de la planta.
Las curvas de respuestas de los instrumentos están indicadas en las figuras 2 (salida en
corriente del HD978TR3) y 3 (salida en tensión del HD978TR4).
La figura 7 indica, como ejemplo, la conexión a realizar para leer la tensión detectada sobre
un shunt de corriente continua: El convertidor asegura el aislamiento galvánico entre el
dispositivo y la salida de tensión o corriente. Además, la configuración permite conseguir
la mejor correlación entre tensión leída y salida amplificada. Se aconseja tomar la señal
usando un cable blindado y conectando el visualizador (unión) a la abrazadera 9.
Fig. 2 HD978TR3 - Medida de corriente continua
Fig. 3 HD978TR4 - Medida de tensión continua
HD978TR3
BLACK (SHIELD)
(4…20mA o 20…4mA) o el HD978TR4 y el HD978TR6 (en tensión 0…10Vcc o 10…0Vcc)
siguiendo las instrucciones mostradas en el visualizador:
CÓDIGOS DE PEDIDO:
HD978TR3: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 4÷20mA (20÷4mA).
Para barra DIN
HD978TR4: Convertidor amplificador de señal configurable con salida 0÷10Vcc (10÷0Vcc).
(10÷0Vcc).
HD778-TCAL: generador de tensión en el rango -60mV…+60mV, controlado por un ordenador
a través el puerto serial RS232C del ordenador, software DELTALOG7 para configurar los
transmisores de termopar K, J, T y N
RLmax (Ω )
Fig.4 Resistencia de cargo según la alimentación (salida 4…20mA)
HD978TR4
WHITE (GROUND)
Fig.5 Esquema de conexión del HD 978TR3 a un piranómetro.
Fig.6 Esquema de conexión del HD978TR4 a un piranómetro.
Fig.7 Esquema de conexión del HD978TR3 y del HD978TR4 a
un SHUNT.
El HD778-TCAL tiene su software. Conectado el programador a la salida serial de un
ordenador, el operador puede configurar el HD978TR3 y el HD978TR5 en corriente
Los convertidores HD978TR3, HD978TR4, HD978TR5 y HD978TR6 de serie tienen un rango
0…20mV. El usuario puede configurar un rango de entrada distinto según sus exigencias con
uno span mínimo de 2mV. La correspondencia entre la tensión leída y la corriente o la tensión
de salida puede ser directa (por ejemplo, 0mV / 4mA y 20mV / 20mA) o invertida (por ejemplo,
20mV / 20mA y 0mV / 4mA).
Para la programación, usar los siguientes instrumentos:
•	fuente de alimentación continua de valor adecuado (véase la tabla de las características),
•	calibrador con salida en mV,
•	cables de conexión,
•	amperímetro de precisión con campo mínimo 0...25 mA o voltmétro 0…10Vcc
Configurar el calibrador de manera que genere la tensión correspondiente a la salida de inicio
escala del convertidos (4mA o 0V según los modelos), prestando atención a la polaridad.
Esperar 30 segundos hasta que la tensión se estabiliza.
Pulsar y tener pulsada la tecla hasta que el led comienza a relampaguear. Soltar la tecla. El
instrumento ha adquirido el primer valor del rango de trabajo, el led continua a relampaguear.
Ahora el instrumento estera el segundo dato del rango del final de escala.
Configurar el calibrador de manera que genere una tensión correspondiente a la salida de
hondo escala (20mA o 10Vcc).
Soltar la tecla y esperar 20 segundos sin cambiar los datos del calibrador para que el
convertidor guarde los datos de calibración y está listo para funcionar normalmente. La
operación se acaba con un relampagueo del led.
El valor mínimo de span aceptado por el instrumento es 2mV. Si, después haber insertado el
primer valor V1 del rango, el usuario intenta insertar otro valor V2 con: V2-V1 menor que 2mV,
el instrumento no lo acepta y se queda a esperar con el led que continua a relampaguear.
Nota: en cambio del calibrador de corriente/tensión, se puede usar el HD778-TCAL Delta
Ohm: Este instrumento tiene que ser conectado a un puerto serial del ordenador y, a través de
un software adecuado DELTALOG7, automatiza todos los pasajes descritos para programar el
Un relé con contacto en cambio aislado para la salida LO (SP3, SP4).
Un relé con contacto en cierre de alarma de máxima o mínima (L max,
L min.) ALARM.
Contactos relés 3A/220V 50H z resistivos.
-	Temperatura de trabajo del instrumento: (componentes electrónicos) 5÷50°C.
-	Alimentación: hay una placa de bornas para entrada 12÷24Vca/Vcc o 110÷240Vca/
Vcc (o la una o la otra, no ambas las alimentaciones).
-	Absorción del instrumento: 5VA.
-	Potencia mínima del transformador de alimentación: 20VA.
Función de las teclas del panel frontal, del visualizador, de los led
 Visualizador numérico. Durante la programación, aparece la escrita: F0, F1, F2, F3,
F4, F5, F6, F7, F8, SP1, SP2, SP3, SP4, S10.
Indicador de estado del relé HI.
 Indicador de estado del relé LO.
 Indicador de estado del relé de ALARMA.
 Punto decimal.
INDICADOR REGULADOR CONFIGURABLE CON MICROPROCESOR
ENTRADA EN TENSIÓN, CORRIENTE O Pt100
PROGRAMACIÓN SECUENCIAL DE LOS PARÁMETROS DE TRABAJO
 PROG Cada vez que se pulsa esta tecla, el programa avanza de una
instrucción (F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, SP1, SP2, SP3, SP4, S10).
 ENTER Pulsando la tecla durante la programación, se visualiza el valor de la
variable seleccionada que puede ser cambiada con las teclas  . Pulsando
una segunda vez ENTER, se confirma el valor guardado.
  Pulsando esta tecla durante la programación, se aumenta el valor indicado en el
visualizador. En F2, el punto decimal se mueve hacia la derecha. En funcionamiento
normal, indica relampagueando, el valor en Volt, mA o Pt100 correspondientes a la
entrada, con un segundo pulso se vuelve al funcionamiento normal.
  Pulsando esta tecla durante la programación, se disminuye el valor indicado
en el visualizador. En F2, el punto decimal se mueve hacia la izquierda. En
funcionamiento normal, indica relampagueando, el valor en Volt, mA o temperatura
correspondientes a la entrada, con un segundo pulso se vuelve al funcionamiento
El instrumento indicador de cuadro con microprocesor HD 9022 es un indicador con
umbrales de alarma programables y configurables por el usuario. Acepta en entrada
señales que llegan de transmisores de 2 o 3 hilos en tensión 0÷1V, 0÷10V y en
corriente 0÷20 mA, 4÷20 mA o Pt100 de 4 hilos. El instrumento puede ser siempre
configurado. No son necesarias otras fichas.
La elección para la configuración de las señales en entrada ocurre a través del
teclado puesto en el lado del instrumento.
Las dimensiones del instrumento son 96x48 mm, profundidad 145 mm según DIN
La manera de funcionamiento del HD 9022 se va a seleccionar según la aplicación,
configurando el instrumento del teclado, con la máxima sencillez. Entonces, se
puede configurar el instrumento en campo para adaptarlo a distintas exigencias de
proceso. Se puede configurar la entrada, el campo escala, el set point y las salidas
auxiliarías.
HD 9022 / °� C
12 �÷ 24V ~
110 �÷ 240V ~
R TD/Pt100
HD 788/...
HD 988/...
SP AN ZERO
(max 10 mA)
� 10V)
V IN (0 ÷
(max 22 mA)
I IN 4�÷20 mA
Aplicaciones típicas son la visualización de las señales que llegan de los transmisores
que pueden ser temperatura, humedad, presión, velocidad, caudal, nivel, fuerza, etc.,
para distintos sectores industriales, maquinarias, automatización.
-	Set point configurable de -9999 a +19999.
-	Indicación con led rojos de 7 segmentos de 1/2”.
-	Abrazadera separada para entrada tensión 0÷1 / 0÷10V, entrada corriente 0÷20 /
4÷20 mA y entrada Pt100 (-200÷+800°C).
-	El instrumento tiene una alimentación auxiliaría: -5 Vcc max 10 mA y +15 Vcc no
estabilizada máx. 40 mA, para la eventual alimentación de transmisor de 2 hilos.
-	RΙIN = 25 Ω, RVIN = 200 kΩ.
-	Precisión del instrumento: ±0,1% Rdg ±1 Digit.
-	Resolución del convertidor A/D: 0,05 mV/Digit, 1µA/Digit.
-	Funciones:	Un relé con contacto en cambio aislado para la salida HI (SP1, SP2).
HD 9022 / RH
I RH%
(0 ÷
Ejemplo de conexión de transmisores de 2 hilos. El instrumento alimenta el transmisor.
Pulsar ENTER para confirmar.
7)	Pulsando PROG, aparece la escrita F3. Pulsar ENTER con las teclas   y
configurar el valor de tensión, corriente o Pt100 (según la elección del punto 5)
correspondiente al inicio de la escala S1. Por ejemplo, 0V o 4 mA o 0°C. Pulsar
ENTER para confirmar.
8)	Pulsando PROG, aparece la escrita F4. Pulsar ENTER con las teclas  
y configurar el valor numérico correspondiente al inicio de la escala R1. Por
ejemplo, 0°C. Pulsar ENTER para confirmar.
9)	Pulsando PROG, aparece la escrita F5. Pulsar ENTER con las teclas s t
y configurar el valor de tensión o corriente (según la elección del punto 5)
correspondiente al final de la escala S2. Por ejemplo, 10V o 20 mA o 200.0℃.
10)	Pulsando PROG, aparece la escrita F6. Pulsar ENTER con las teclas   y
configurar el valor numérico correspondiente al final de la escala R2. Por ejemplo,
100°C. Pulsar ENTER para confirmar.
11)	Pulsando PROG, aparece la escrita F7. Pulsar ENTER con las teclas   y
configurar el valor del umbral de alarma máximo L max relativo al relé Alarma.
Por ejemplo, 110°C. Pulsar ENTER para confirmar.
12)	Pulsando PROG, aparece la escrita F8. Pulsar ENTER con las teclas   y
configurar el valor del umbral de alarma mínimo L min relativo al relé Alarma. Por
ejemplo, -10°C. Pulsar ENTER para confirmar.
13)	Pulsando PROG, aparece la escrita SP1. Pulsar ENTER con las teclas  
y configurar el valor de set relativo al primer umbral “SET relé HI”. Por ejemplo,
40°C. Pulsar ENTER para confirmar.
14)	Pulsando PROG, aparece la escrita SP2. Pulsar ENTER con las teclas   y
configurar el valor de reset relativo al primer relé “RESET relé HI”. Por ejemplo,
45°C. Pulsar ENTER para confirmar.
Variación de la configuración
Para cambiar un parámetro guardado en cualquier fase del programa, es suficiente
entrar en el paso del programa a cambiar con la tecla PROG (F1, F2, F3, etc.), pulsar
ENTER y con las teclas   cambiar el parámetro precedentemente configurado.
Pulsar ENTER para confirmar, volver a F0 y pulsar ENTER. Con este procedimiento
simple, se ha cambiado el paso del programa deseado.
Durante el funcionamiento, pulsando independientemente la tecla ENTER, 
o , en el visualizador aparecerá, relampagueando, el valor en entrada (V, mA o
0°C) del instrumento. Para volver al funcionamiento normal, pulsar de nuevo
independientemente la tecla  o  o ENTER.
El instrumento indica una señal de error en los casos siguientes:
OFL:	aparece cuando se supera el valor configurado de R max.
- OFL:	aparece cuando se supera el valor configurado de R min.
E1:	aparece cuando los puntos P1 y P2 configurados, requieren una resolución
del convertidor A/D superior a lo disponible.
E2:	aparece cuando los valores de F7 y F8 son invertidos.
LA RESOLUCIÓN MÁXIMA DEL CONVERTIDOR ES: 0,05 mV/Digit, 1µA/Digit.
Resumen de los pasos de programación
15)	Pulsando PROG, aparece la escrita SP3. Pulsar ENTER con las teclas   y
configurar el valor de set relativo al segundo umbral “SET relé LO”. Por ejemplo,
50°C. Pulsar ENTER para confirmar.
16)	Pulsando PROG, aparece la escrita SP4. Pulsar ENTER con las teclas  
y configurar el valor de reset relativo al segundo umbral “RESET relé LO”. Por
ejemplo, 48°C. Pulsar ENTER para confirmar.
17)	Pulsando PROG, aparece la escrita SP10. Pulsar ENTER con las teclas   y
configurar la velocidad de transmisión RS232 deseada entre estos valores: 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud. Pulsar ENTER para confirmar.
18)	Pulsando PROG, aparece la escrita F0. AHORA, LA CONFIGURACIÓN DEL
INSTRUMENTO SE HA ACABADO.
19)	Conectar la entrada del instrumento, pulsar la tecla ENTER y el visualizador
indicará el valor correspondiente a la señal en entrada.
Configuración del indicador de cuadro HD 9022
1)	Alimentar el instrumento.
2)	El instrumento realiza un control interno. Por unos segundos, aparece la escrita
C.E.I., luego, un número casual.
3)	Pulsando PROG, aparece la escrita F0.
4)	Pulsando PROG, aparece la escrita F1.
5)	Pulsando ENTER aparece la escrita U, A o Pt. Con las teclas   seleccionar
la entrada para señal en tensión. U, corriente: A o Pt100: Pt. Pulsar ENTER para
6)	Pulsando PROG, aparece la escrita F2. Pulsar ENTER con las teclas   y
poner el punto decimal en la posición deseada.
(V, mA, Pt100)
HD9022 / %UR
12...24Vac
110...240Vac
I RH Vcc Vcc I
HD9022 /
PROGRAM S WITCH
0 ÷ 16 mA
0 ÷ 5 mA
25 Ω ±�0,1%
0 ÷� 100 mV
0 ÷� 1 V
0 ÷� 5 V
0 ÷� 10 V
1 ÷� 5 V
200K Ω ±�0,1%
%UR
Empezar a programar. Selecciona el paso de la programación, F0
Ejemplo de conexión de transmisor HD4917T... con el indicador HD 9022
Selecciona el paso de la programación, F1.
Selecciona el paso de la programación, F2.
HD 9022 / %UR
CAL RH%
CAL °C
Sale del modo de programa.
RH% GND
Permite la modificación de la variable.
RH% � °C
HD 9022 / °C
Modifica la variable en la pantalla.
Confirma las modificaciones.
Se mueve al siguente paso de programación.
Ejemplo de conexión de transmisor HD4817T... con el indicador HD 9022
Paso de salida, pulsando ENTER se sale de la
Selección del tipo de entrada: tensión, corriente, Pt100
U - A - Pt
Posición del punto decimal
0 - 0.0 - 0.00 - 0.000
0...10,00V, 0...20,00 mA
-200,0...+800,0°C
Valor de inicio escala de entrada (tensión, corriente, °C)
Valor de inicio escala del visualizador
Valor de hondo escala de entrada (tensión, corriente, °C)
Valor de hondo escala del visualizador
-9999...19999
Umbral de intervención MÁXIMO de ALARMA
Umbral de intervención MÍNIMO de ALARMA
Umbral de ON set-point HI
Umbral de OFF set-point HI
Umbral de ON set-point LO
Umbral de OFF set-point LO
Velocidad de transmisión serial
300, 600, 1200, 2400,
El HD 9022 tiene una interfaz serial estándar RS-232C, eléctricamente disponible en
el conector de 9 pin SUB D macho. La disposición de las señales sobre este conector
es la que sigue:
Pin	Señal	Descripción
2	TD	Dato transmitido por el HD 9022
3	RD	Dato recibido del HD 9022
5	GND	Masa lógica de referencia
Los parámetros de transmisión con los que el instrumento se va a suministrar son:
-	baud rate	9600 baud
-	paridad	Ninguna
-	Número de bit	8
-	Arrastre de bit	1
De todas formas, se puede cambiar la velocidad de transmisión datos, actuando en
el teclado sobre el parámetro de configuración S10, los baud rate posibles son: 9600,
4800, 2400, 1200, 600, 300. Los otros parámetros de transmisión son fijos.
Todos los mensajes que llegan y salen del HD 9022 deben ser insertados en un
“Frame de comunicación” con la siguiente estructura:
<Stx><Record><Etx>
<Stx> Start of text (ASCII 02)
<Record> constituye el mensaje
Mandos de Host
La estructura de los record de mando es la que sigue:
<Carácter de mando>	<Submando>	<Valores>
<Carácter de mando>	se caracteriza por un carácter alfabético indicativo del
grupo de mandos.
<Submando> se caracteriza por un carácter indicativo del tipo de
<Valores>	se caracteriza por caracteres ASCII que dependen del
tipo de mando.
Las respuestas proporcionadas por el HD 9022 son esencialmente de dos tipos:
“Información” y “Datos”
La primera permite conseguir unas informaciones sobre el estado y la programación
del HD 9022, la diagnosis sobre el mensaje recibido. Los segundos, en contra,
contienen los datos de dos canales en el instante en el que se realiza la solicitud. Se
puede también disfrutar la línea serial para la completa programación del HD 9022,
pero la velocidad de transmisión se puede configurar sólo actuando en el teclado.
Las respuestas del HD 9022 de tipo diagnostico son constituidas por los caracteres
de mando siguientes, enviados individualmente (no insertados en el frame de
comunicación):
- ack-	Comando ejecutado (ASCII 06)
- nak-	Comando erróneo (ASCII 15H)
Submando	A	Tipo de terminal	C	Empresa	D	Versión del firmware	E	Fecha del firmware	F	Número de serie	(rd)	(wr)	COMANDO M
Submando	1	2	Valores	HD 9022	DELTA OHM	Vxx Rxx	dd/mm/yy	xxxxxx	stxAFxxxxxxetx	Respuestas
Valores	Medida canal 1	Medida canal 2	Respuestas
(wr)	Valores	stxRESETetx	Respuestas
C1F01	x	C1F02	x	C1F03	xxxx	C1F04	xxxx	C1F05	xxxx	C1F06	xxxx	C1F07	xxxx	C1F08	xxxx	C1F09	xxxx	C1F10	xxxx	C1F11	xxxx	C1F12	xxxx	Input en	Punto	Inicio de escala	V/I Inicio de escala	Fin de escala	V/I Fin de escala	Exc. Relé HI	Disec. Relé HI	Exc. Relé LO	Disec. Relé LO	Alarma mín. relé	Alarma máx. relé	V/A/Pt	0/1/2/3	-9999...19999	0000...10000 (2000 si I)	-9999...19999	0000...10000 (2000 si I)	-9999...19999	-9999...19999	-9999...19999	-9999...19999	-9999...19999	-9999...19999	Con referencia al mando apenas descrito, se deben tener en cuenta unos aspectos:
-	No hay el carácter de mando.
-	Para los otros mandos del tipo C1F01, etc., se proporciona el estado actual de
programación para el mando especifico si enviada sólo la secuencia de los caracteres
de submando.
Ejemplo:	StxC1F01Etx	Solicitud de Host
StxC1F01:1Etx	Respuesta
Si, en contra, la secuencia de los caracteres de submando se realiza en un espacio
y luego según el valor de programación deseado, entonces, se va a programar el
Ejemplo:	StxC1F01 1Etx	Mando de Host
ack/nak	Respuesta
StxC1F03 1000Etx	Mando de Host
StxC1F03-2000Etx	Mando de Host
StxC1F0512000Etx	Mando de Host
Nota: para programar el punto F03...F12, el campo valor tiene una longitud fija de 5
caracteres. El primer carácter del campo valor puede ser un espacio, el signo menos
o el número 1.
V IN (0 �÷10V)
HD 2004T current output
HD 2004T voltage output
Ejemplo de conexión con los indicadores reguladores HD 9022
de funcionamiento del DO 9404 se elige según la aplicación, configurando el
instrumento por el teclado. Con la máxima simplicidad, se puede configurar el
instrumento en campo para adaptarlo a distintas exigencias de proceso.
Las entradas, la extensión de las escalas, los set point, las alarmas y el baud rate
pueden ser configurados.
Aplicación típica del DO 9404 es la visualización y ajuste de las señales que llegan
de transmisores de 2 hilos, pasivos o de 3 hilos, activos, de cualquier magnitud
física: temperatura, humedad, presión, velocidad, nivel, etc. para distintos sectores
industriales y de la automatización.
DOBLE INDICADOR REGULADOR CONFIGURABLE CON
MICROPROCESOR DE DOS ENTRADAS, EN TENSIÓN O CORRIENTE
El doble indicador regulador DO 9404 es un instrumento de cuadro con LED
96x96 y microprocesor con umbrales y alarmas programables y configurables
En los dos canales de entrada, acepta señales que llegan de dos transmisores
distintos o de un doble transmisor. Los transmisores pueden ser de 2 hilos,
pasivos o 3 hilos, activos, en tensión 0÷1 V, 0÷5 V, 0÷10 V y en corriente 0÷20
mA, 4÷20 mA.
El instrumento puede configurar ambos los canales de entrada. No son necesarias
otras fichas.
teclado puesto en el lado del instrumento. El DO 9404 tiene una entrada serial
RS232C, el baud rate es configurable por el teclado, el mando es bidireccional, el
conector de salida es SUB D hembra de 9 poles. Las dimensiones del instrumentos
son 96x96 mm de acuerdo con DIN 45700, profundidad 120 mm. La manera
+15V GND
OFL:	aparece cuando se configura el valor del SET superior al valor de alarma alto
(máxima).
-OFL:	aparece cuando se configura el valor del SET inferior al valor de alarma
bajo (mínima).
E1:	aparece cuando se requiere una resolución del convertidor AD superior a
la disponible: LA RESOLUCIÓN MÁXIMA DEL AD ES 0,1 mV/Digit O 2 µA/
E2:	aparece cuando en la entrada hay un valor analógico inferior o superior a
lo del instrumento: en tensión 0 V...+10 V, en corriente 0-20 mA.
E3:	aparece cuando están invertidos los valores de los umbrales de las
E4:	error de lectura/escritura en el Eprom.
Configuración del indicador/regulador DO 9404
1)	Alimentar el instrumento. 11÷30 Vca; 11÷40 Vcc.
2)	El doble visualizador indica OFL en ambos los canales (1 y 2) a la primera
programación o valores que dependen de programaciones precedentes
3)	Pulsando la tecla, aparece alternativamente la escrita F0 en el canal 1 o 2
4)	Detectar cuál canal (1 o 2) se quiere programar. Por ejemplo, el canal 1
5)	Pulsar la tecla , aparece la escrita F1. Confirmar con la tecla, aparece el
símbolo A (ampere= señal en corriente 0÷20 mA, 4÷20 mA) o el símbolo
U (tensión V= señal en tensión 0-10 V). Con las teclas  y  preparar la
entrada para la señal deseada, corriente A o tensión. Configurar, por ejemplo,
A entrada en corriente. Confirmar con la tecla Y aparece F1.
Pulsar la tecla  y aparece la escrita F2.
6)	Pulsar la tecla, en el visualizador aparecen cuatro números 8888 con el punto
decimal posicionado casualmente. Con las teclas  y , configurar el punto
decimal en la posición deseada. Las posibles configuraciones son:
DO9404
HD 4917T...
12÷24 V
It Vdc Vdc RH%
Ejemplo de conexión del transmisor pasivo que envía dos señales en corriente
(4÷20 mA) al DO 9404
Pulsar la tecla para confirmar, aparece la escrita F2. Pulsar la tecla . Aparece
la escrita F3
7)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  . Confirmar con la tecla, aparece la
escrita F3. Pulsar la tecla s. Aparece la escrita F4
8)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  4,00 mA. Confirmar con la tecla, aparece
la escrita F4. Pulsar la tecla . Aparece la escrita F5
9)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  . Confirmar con la tecla, aparece la
escrita F5. Pulsar la tecla . Aparece la escrita F6
-	Set point configurable de -9999 a +19999
-	Indicación con LED rojos de 1/2”
-	Abrazadera separada para cada canal para entrada en tensión 0..10V y entrada
en corriente 0÷20 mA, 4÷20 mA
-	En la placa de bornas hay una alimentación auxiliaría de: -5 Vcc max 10 mA
y +15 Vcc no estabilizada máx. 44 mA, para la eventual alimentación de
transmisores pasivos de 2 hilos.
-	Precisión del instrumento ±0,1% Rdg ±1 digit
-	Resolución del convertidor A/D: 0,05mV/digit, 1 µA/Digit
-	Funciones:	Dos relés con contacto de cambio aislado HI, LO para el canal 1:
RL1, RL2
Dos relés con contacto de cambio aislado HI, LO para el canal 2:
RL4, RL5
Un relé para las alarmas totales de máxima y mínima: RL3
Contactos relés 3A/230 Vca resistivos.
-	Temperatura de trabajo del instrumento: (componentes electrónicos):
-5°C...50°C
-	Alimentación: 12÷24 ±10% Vca/Vcc.
10)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  20,00 mA. Confirmar con la tecla,
aparece la escrita F6. Pulsar la tecla . Aparece la escrita F7
11)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  SET (cierre del contacto RL1) LO del
canal 1. Confirmar con la tecla, aparece la escrita F7. Pulsar la tecla .
Aparece la escrita F8
12)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  Reset (apertura del contacto RL1) HI
del canal 2. Confirmar con la tecla, aparece la escrita F8. Pulsar la tecla .
Aparece la escrita F9
13)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  SET (cierre del contacto RL2) LO del
canal 2(el mando de un grupo frigo, por ejemplo). Confirmar con la tecla,
aparece la escrita F9. Pulsar la tecla . Aparece la escrita F10
14)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  Reset (apertura del contacto RL2) HI del
canal 1(desconectar la inserción del grupo frigo, por ejemplo). Confirmar con
la tecla, aparece la escrita F10. Pulsar la tecla . Aparece la escrita F11
15)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  . Confirmar con la tecla, aparece la
escrita F11. Pulsar la tecla . Aparece la escrita F12
16)	Pulsar la tecla. Con las teclas  y  . Confirmar con la tecla, aparece la
escrita F12. Pulsar la tecla . Aparece la escrita F13
17)	La función F13 sirve para seleccionar el baud rate de la transmisión serial.
Pulsar la tecla, aparece un valor de baud rate. Con las teclas s y t, configurar
el valor deseado entre los que siguen: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600. Los
otros parámetros de transmisión serial son fijos, no modificables. Ellos son:
Nota: el baud rate es igual para ambos los canales. Pulsar la tecla para confirmar.
Pulsar la tecla  hasta que aparece FO, final de la programación. Pulsar la tecla.
Con esta operación se ha acabado la programación del canal 1 descrita hasta
-	La programación es igual para ambos los canales 1 y 2. La descrita para el
canal 1 equivale también al canal 2.
-	La función de los relé set y reset (cierra el contacto LO, abre el contacto HI)
de los relés RL1 y RL2 o RL4 y RL5 se establece según lo que requiere el
-	Para cambiar los parámetros, es suficiente entrar en el programa pulsando la
tecla, aparece FO. Seleccionar el canal donde se quiere cambiar el parámetro,
pulsar la tecla  hasta llegar a la función que se quiere cambiar. Con las teclas
 y  cambiarlo. Pulsar la tecla para confirmar. Luego, con la tecla  volver
a la función FO. Pulsar la tecla. Se vuelve así al funcionamiento normal.
-	En funcionamiento normal, pulsando una de las teclas  o , se va a la
medida que se refiere a la magnitud física y al valor de tensión o corriente,
correspondiente a la medida en curso. Esto ocurro por ambos los canales.
Pulsando una de las teclas,  o , se vuelve al estado de medida normal.
-	La interfaz serial está activa sólo durante el funcionamiento normal.
-	Los parámetros de programación se quedan en la memoria también en
ausencia de alimentación del instrumento.
-	Durante la programación, los relés no son activos.
Los parámetros de transmisión con los que el instrumento se va a suministrar
De todas formas, se puede cambiar la velocidad de transmisión datos, actuando
en el teclado sobre el parámetro de configuración F13, los baud rate posibles
son: 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300. Los otros parámetros de transmisión
Todos los mensajes que llegan y salen del DO 9404 deben ser insertados en un
<Stx>	Start of text (ASCII 02)
<Record>	consituye el mensaje
<Etx>	End of text (ASCII 03)
<Carácter de mando><Submando><Valores>
<Submando>	se caracteriza por un carácter indicativo del tipo de
Las respuestas proporcionadas por el DO 9404 son esencialmente de dos tipos:
La primera permite conseguir unas informaciones sobre el estado y la
programación del DO 9404, la diagnosis sobre el mensaje recibido. Los segundos,
en contra, contienen los datos de dos canales en el instante en el que se realiza
Se puede también disfrutar la línea serial para la completa programación del DO
9404, pero la velocidad de transmisión se puede configurar sólo actuando en el
Las respuestas del DO 9404 de tipo diagnostico son constituidas por los caracteres
-ack-	Comando ejecutado (ASCII 06)
-nak-	Comando erroneo (ASCII 15H)
El DO 9404 tiene una interfaz serial estándar RS-232C, eléctricamente disponible
en el conector de 9 pin SUB D macho. La disposición de las señales sobre este
conector es la que sigue:
Pin	2	3	5	Señal	TD	RD	GND	HI
Dato transmitido por el DO 9404
Masa lógica de referencia
HD 2717T…
It GND RH%
HD 2004T…
Ejemplo de conexión de transmisores conectados al DO 9404:
-1 transmisor de temperatura que envía una señal en corriente (4÷20 mA)
-1 transmisor de presión que envía una señal en corriente (4÷20 mA)
Ejemplo de conexión del transmisor autoalimentado que envía dos señales en
corriente (4÷20 mA) al DO 9404
Submando	Valores	A	Tipo de terminal	C	Empresa	D	Versión del firmware	E	Fecha del firmware	F	Número de serie	(rd)	(wr)	xxxxxx	Respuestas
Vxx Rxx
AFxxxxxx
Con referencia a los mandos apenas descritos, se deben tener en cuenta unos
-	En los primeros dos casos (Submando 1 y 2) en línea serial hay el set up
completo del DO 9404 para el canal 1 y 2.
-	Para los otros mandos del tipo C1F01, etc., se proporciona el estado actual
de programación para el mando especifico si enviada sólo la secuencia de los
caracteres de submando.
Submando	Valores	1 Medida canal 1	2 Medida canal 2	Respuestas
Medida canal 1
Medida canal 2
Si, en contra, a la secuencia de los caracteres de submando sigue el valor de
programación deseado, entonces, se va a programar el parámetro.
Submando	Valores	1 Configuración Canal	2 Configuración Canal	Respuestas
1 Configuración Canal 1
2 Configuración Canal 2
C1F01	x	Input en	V/A	C1F02	x	Punto	0/1/2/3	C1F03	xxxx	Inicio de escala	-9999...19999	C1F04	xxxx	V/I Inicio de escala	0000...10000 (2000 si I)	C1F05	xxxx	Fin de scala	-9999...19999	C1F06	xxxx	V/I Fin de escala	0000...10000 (2000 si I)	C1F07	xxxx	Exc. Relé 1	-9999...19999	C1F08	xxxx	Disec.Relé 1	-9999...19999	C1F09	xxxx	Exc. Relé 2	-9999...19999	C1F10	xxxx	Disec.Relé 2	-9999...19999	C1F11	xxxx	Min1 Relé 3	-9999...19999	C1F12	xxxx	Max1 Relé 3	-9999...19999	ack/nak
C2F01	x	C2F02	x	C2F03	xxxx	C2F04	xxxx	C2F05	xxxx	C2F06	xxxx	C2F07	xxxx	C2F08	xxxx	C2F09	xxxx	C2F10	xxxx	C2F11	xxxx	C2F12	xxxx	ack/nak
Input en	V/A ack/nak
Punto	0/1/2/3 ack/nak
Inicio de escala	-9999...19999	V/I Inicio de escala	0000...10000 (2000 si I)	Fin de escala	-9999...19999	V/I Fin de escala	0000...10000 (2000 si I)	Exc. Relé 4	-9999...19999	Disec.Relé 4	-9999...19999	Exc. Relé 5	-9999...19999	Disec.Relé 5	-9999...19999	Min1 Relé 3	-9999...19999	Max1 Relé 3	-9999...19999	LO
Nota: para programar el punto F03...F12, el campo valor tiene una longitud fija de
5 caracteres. El primer carácter del campo valor puede ser un espacio, el signo
menos o el número 1.
RESET	Valores	LO
Vdc RH%
HD 3604
Ejemplo de conexión del transmisor alimentado que envía dos señales en
tensión (0÷10 V) al DO 9404
Ejemplo de conexión de dos transmisores conectados al DO 9404:
- 1 transmisor de %RH que envía una señal en corriente (4÷20 mA)
- 1 transmisor de presión que envía una señal en corriente (4÷20 mA)
Laboratorio SIT nĂşm. 124 medidas de temperatura
Servicio de calibración italiano
URL http://www.deltaohm.com
TABLA DE ACREDITACIÓN SIT
Instrumento de calibrar
Termopares de metales nobles
-80 °C … 250 °C
250 °C … 600 °C
600 °C … 1100 °C
1100 °C … 1250 °C
Termopares de metales comunes
0 °C … 100 °C
100 °C … 250 °C
2 0,202 + u ris
Cadenas termométricas
- termopares de metales nobles
2 0,152 + u ris
2 0,502 + uris
2 1,0 2 + uris
- termopares de metales comunes
2 0,262 + uris
+ uris
2 1,12 + u ris
2 0,102 + uris
2 0,0752 + u ris
2 0,0252 + u ris
2 0,0502 + uris
Calibradores - simuladores y medidores
- para RTDs
- para termopares
Normas nacionales e
internacionales para sensores
(*) La incertidumbre de la medición se expresa en el nivel de confiaza del 95%.
Å uris es la contribución de incertidumbre debido a la resolución del instrumento en °C
Hensistemas Hensistemas

References: Resolución	

Resolución	
	Resolución	

Resolución	

Resolución	
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
	Resolución 
 resolución

 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
	Resolución 
 resolución