Source: http://docplayer.cz/2836183-2-meridla-pouzivana-v-predmetu-technologie-ii-16-2-1-koncove-merky-a-kalibry-16-2-2-komunalni-meridla-17-2-3-mereni-uhlu.html
Timestamp: 2017-06-28 04:30:56+00:00

Document:
2 MĚŘIDLA POUŽÍVANÁ V PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE II Koncové měrky a kalibry Komunální měřidla Měření úhlů... - PDF
2 MĚŘIDLA POUŽÍVANÁ V PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE II Koncové měrky a kalibry Komunální měřidla Měření úhlů...
Download "2 MĚŘIDLA POUŽÍVANÁ V PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE II... 16 2.1 Koncové měrky a kalibry... 16 2.2 Komunální měřidla... 17 2.3 Měření úhlů..."
1 OBSAH: 1 ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE Základní pojmy Základní měřicí jednotky Chyby měření, jejich příčiny a členění Chyby hrubé Chyby systematické Chyby náhodné Struktura povrchu Výškové parametry Délkové (šířkové) parametry Tvarové parametry Měření drsnosti povrchu Základní měřidla MĚŘIDLA POUŽÍVANÁ V PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE II Koncové měrky a kalibry Komunální měřidla Měření úhlů CO MÁ OBSAHOVAT PROTOKOL ÚLOHA Č. 1 DVOUOBODOVÁ A TŘÍBODOVÁ METODA Zadání úlohy Vypracování úlohy ÚLOHA Č. 2 KONTROLA MEZNÍHO KALIBRU Zadání úlohy Vypracování úlohy ÚLOHA Č. 3 KONTROLA ÚHLOMĚRNÝCH MĚŘIDEL Zadání úlohy Vypracování úlohy ÚLOHA Č. 4 KONTROLA ZÁVITŮ ŠROUBU Zadání úlohy Vypracování úlohy ÚLOHA Č. 5 KONTROLA OZUBENÍ OZUBENÉHO KOLA Zadání úlohy Vypracování úlohy ÚLOHA Č. 6 STANOVENÍ DRSNOSTI POVRCHU Zadání úlohy Vypracování úlohy2 10 ÚLOHA Č. 7 GEOMETRIE BŘITU ŘEZNÉHO NÁSTROJE Nástrojové roviny Pracovní roviny Nástrojové úhly Nástrojové úhly polohy ostří Nástrojové úhly čela Nástrojové úhly hřbetu Matematické závislosti mezi nástrojovými úhly Praktické příklady nástrojových rovin na konkrétních nástrojích Zadání úlohy Vypracování úlohy ÚLOHA Č. 8 TECHNOLOGICKÝ POSTUP Technologický postup a jeho členění Sled operací Zásady pro vypracování technologického postupu Technologičnost konstrukce výrobku Zadání úlohy Příklad technologického postupu Použitá a doporučená literatura3 1 ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE Metrologie v obecném významu je vědní a technická disciplína, která se zabývá všemi poznatky a činnostmi týkajícími se měření. Cílem metrologie je zabezpečení jednotnosti a správnosti měření v celosvětovém měřítku. Metrologie zahrnuje veškeré aspekty jak teoretické, tak i praktické ve vztahu k měřením; bez ohledu na to, jaká je nejistota těchto měření a v jaké oblasti vědy nebo techniky se tato měření vyskytují. Význam metrologie roste v souladu se zvyšujícími se poţadavky na kvalitu, rozvoj vědy a techniky, zavádění nových technologií výroby, které vyţadují větší přesnost měření ve všech oblastech metrologie. Strojírenská metrologie se zabývá stanovováním hodnot veličin důleţitých pro sledování a zajištění kontroly kvality výrobků ve všech fázích výrobního procesu. Vzhledem k charakteru strojírenské výroby zde výrazně převaţuje měření délek a rovinných úhlů. 1.1 Základní pojmy V této části se zaměříme na některé vybrané termíny a jejich definice ve znění terminologické normy, která odpovídá mezinárodnímu metrologickému slovníku. Metrologie je věda zabývající se měřením. Měření je soubor činností, jejichţ cílem je stanovit hodnotu veličiny. Měřicí přístroj, měřidlo zařízení určené k měření; samotné nebo ve spojení s přídavným zařízením. Pozn.: Podle české verze jsou termíny "měřicí přístroj" a "měřidlo" povaţovány za synonyma. Metoda měření je logický sled po sobě následujících genericky posloupně popsaných činností, které jsou pouţívány při měřeních. Metody měření lze blíţe určit různými způsoby, např. substituční metoda, diferenciální metoda, nulová metoda. Postup měření je soubor specificky popsaných činností, které jsou pouţívány při blíţe určených měřeních podle dané metody měření. Měřená veličina je blíţe určená veličina, která je předmětem měření, např. tlak páry daného vzorku vody při 20 C. Specifikování měřené veličiny můţe vyţadovat údaje o dalších veličinách jako je čas, teplota a tlak. Hodnota je velikost blíţe určené veličiny obecně vyjádřená jako (měřicí) jednotka násobená číselnou hodnotou, např. délka tyče je 5,34 m; hmotnost tělesa je 0,152 kg. Pozn.: Hodnota veličiny můţe být kladná, záporná nebo nulová. Pravá hodnota je hodnota, která je ve shodě s definicí dané blíţe určené veličiny. Pozn.: Jedná se o hodnotu, která by byla získána naprosto přesným (perfektním) měřením. V podstatě nelze pravé hodnoty určit. Konvenčně pravá hodnota je hodnota, která je přisuzována blíţe určené veličině a přijatá, jako hodnota jejíţ nejistota je vyhovující pro daný účel. Přesnost měření je těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny. Přesnost měřicího přístroje je schopnost měřicího přístroje poskytovat výstupní signály blízké pravé hodnotě. Pozn.:Termín "přesnost" je kvalitativní pojem. Nejistota měření je parametr přidruţený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině. Pozn.: Tímto 34 parametrem můţe být např. směrodatná odchylka (nebo její daný násobek) nebo polovina šířky intervalu, jehoţ konfidenční úroveň je stanovena. Chyba (měření) je výsledek měření mínus pravá hodnota měřené veličiny. Pozn.: Protoţe pravou hodnotu nelze určit, v prai se pouţívá konvenčně pravá hodnota. Výsledek měření je hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Pozn. Pokud se jedná o výsledek, mělo by být zřejmé, zda se jedná o: indikaci; nekorigovaný výsledek; korigovaný výsledek, a zda se jedná o průměr získaný z několika hodnot. Úplný údaj výsledku měření obsahuje informaci o nejistotě měření. 1.2 Základní měřicí jednotky Tab. 1.1 Základní jednotky a jejich definice jednotka veličina značka definice metr délka m kilogram hmotnost kg sekunda čas s ampér elektrický proud A kelvin teplota K mol látkové mnoţství mol kandela svítivost cd Metr je délka dráhy proběhnuté světlem ve vakuu za 1/ sekundy. Kilogram je hmotnost prototypu tzv. mezinárodního kilogramu uloţeného v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry v Sevres u Paříţe. Sekunda je doba trvání period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu césia ( 133 Cs). Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma rovnoběţnými, přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi těmito vodiči sílu N na jeden metr délky. Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody. Mol je mnoţství látky, která obsahuje právě tolik mnoţství elementárních jedinců (molekul, atomů atd.), kolik je atomů v 0,012 kg izotopu uhlíku C 12. Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem hertzů a má v tomto směru zářivost 1/683 wattu na steradián. Měření hodnoty fyzikální veličiny je číselné stanovení její velikosti ve zvolených jednotkách. V roce 1960 byla přijata XI. generální konferencí pro míry a váhy dosud platná Mezinárodní soustava jednotek, známá pod zkratkou SI. Povinné pouţívání jednotek SI bylo na našem území zavedeno od 1. ledna V rámci platných norem jsou pro jednotlivé fyzikální veličiny definovány základní jednotky metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. Přehled základních jednotek včetně jejich definic jsou uvedeny v tab5 Vedle jiţ uvedených základních jednotek se v prai pouţívají také jednotky: doplňkové pro rovinný úhel radián a prostorový úhel steradián (viz tab. 1.2), odvozené jsou odvozeny od jednotek základních (viz tab. 1.3), vedlejší jejichţ pouţití si vynutila prae (viz tab. 1.4). Doplňkové jednotky byly Generální konferencí pro míry a váhy schváleny pro interpretaci jako bezrozměrné odvozené jednotky. Tab. 1.2 Doplňkové jednotky a jejich definice jednotka veličina značka definice radián rovinný úhel rad Radián je rovinný úhel sevřený dvěma polopřímkami, které na kruţnici opsané z jejich společného počátečního bodu vytínají oblouk o délce rovné jejímu poloměru. Rozměr je 1 m/m = 1. Steradián je prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové steradián prostorový úhel sr plochy, který na této ploše vytíná část s obsahem rovným druhé mocnině poloměru této kulové plochy. Rozměr je 1 m 2 /m 2 = 1. Odvozené jednotky jsou koherentní vzhledem k jednotkám základním případně doplňkovým. Jsou definovány v technických normách pro jednotlivé obory, které dále upravují i pravidla pro jejich pouţívání tak, aby byla v souladu s praí v jiných zemích. Výběr nejpouţívanějších odvozených jednotek je uveden v tab Tab. 1.3 Nejpoužívanější odvozené jednotky veličina jednotka značka fyzikální rozměr plošný obsah m 2 - m 2 objem m 3 - m 3 rychlost m/s - m.s -1 úhlová rychlost rad/s - rad.s -1 kmitočet hertz Hz s -1 síla newton N m.kg.s -2 tlak, napětí pascal Pa m -1.kg.s -2 energie, práce, teplo joule J m 2.kg.s -2 Celsiova teplota Celsiův stupeň C K magnetická indukce tesla T kg.s -2.A -1 elektrické napětí volt V m 2.kg.s -3.A -1 výkon watt W m 2.kg.s -3 56 Vedlejší jednotky nepatří do soustavy SI a nejsou koherentní ani vůči základním, ani doplňkovým veličinám. Přesto jejich pouţívání technická norma připouští, protoţe jsou jednak v prai vţité a jednak pro vyjádření konkrétního fyzikálního jevu vhodnější neţ jednotky soustavy SI. V tabulce č. 1.4 jsou uvedeny vybrané vedlejší jednotky. jednotka astronomická jednotka (střední vzdálenost Země od Slunce) světelný rok (vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok) Tab. 1.4 Nejpoužívanější vedlejší jednotky veličina značk a velikost v SI délka UA 1 UA = 1, m délka ly 1 ly = 9, m grad (gon) rovinný úhel g (gon) 1 g = (π/200)rad litr objem l 1 l = 10-3 m 3 bar tlak b 1 b = 10 5 Pa dioptrie optická mohutnost D, Dp 1 Dp = 1 m -1 voltampér zdánlivý výkon VA S = UI Pro prai má velký význam znalost pouţívaných předpon násobků a dílů jednotek přehledně sestavených v tab Násobky a díly se tvoří ze základních, odvozených a doplňkových jednotek násobením, příp. dělením mocninou deseti. Tab. 1.5 Předpony násobků a dílů jednotek Předpona Předpona Znamená Název Značka násobek Název Značka Znamená násobek yotta Y deci d 10-1 zetta Z centi c 10-2 ea E mili m 10-3 peta P mikro µ 10-6 tera T nano n 10-9 giga G 10 9 piko p mega M 10 6 femto f kilo k 10 3 atto a hekto h 10 2 zepto z deka da 10 1 yokto y7 Předpony, seřazené po jednom či dvou dekadických řádech deseti se pouţívají jen výjimečně a tam, kde bylo jejich pouţívání před zavedením soustavy SI obvyklé (např. centimetr ). U jednotky můţe být pouţita jen jedna předpona, tedy správně 1000 hektopascalů, nikoliv kilohektopascal. 1.3 Chyby měření, jejich příčiny a členění Kaţdé měření je zatíţeno chybou. I v případě, ţe opakujeme měření za stejných podmínek zjistíme, ţe výsledky měření se od sebe více či méně liší. Nejrůznější negativní vlivy, které se v reálném měřicím procesu vyskytují, se projeví odchylkou mezi naměřenou a skutečnou hodnotou měřené veličiny. Cílem měření je určit skutečné hodnoty, coţ je moţné jen určením chyby měření. Chyby se vyjadřují v absolutních nebo relativních hodnotách. Chyba měření (absolutní) Δ() je rozdíl mezi naměřenou hodnotou a pravou (konvenčně pravou) hodnotou, udává se v jednotkách měřené veličiny: ( ) m s, kde m je naměřená hodnota a s je skutečná hodnota. Podělíme-li absolutní chybu skutečnou hodnotou, dostaneme poměrné vyjádření chyby, tj. chybu relativní δ(): ( ) m s ( ) případně s m s ( ). 100 [%] s s Hlavní příčiny vzniku chyb při měření Celý proces měření se setkává s celou řadou nedokonalostí a problémů, které se zákonitě musí odrazit také ve výsledcích měření a chybách. Podle hlavních příčin vzniku je můţeme rozdělit do následujících skupin: chyby měřicího systému, přístroje, měřidla chyby plynoucí z nedokonalosti a nespolehlivosti pouţitých měřicích přístrojů, které mohou vzniknout jiţ během výroby, montáţe a popř. i jejich opotřebením. Svou roli zde sehrává i změna charakteristik a parametrů přístroje v čase (stárnutí). Hodnoty některých chyb udává výrobce formou korekčních křivek, ostatní chyby udává jako maimální dovolenou chybu přístroje (se znaménkem ±), chyby instalace vznikají z nedostatku zapojení, uloţení a nastavení měřidel, ze vzájemného ovlivňování měřidel zapojených paralelně nebo sériově, chyby plynoucí z ovlivnění hodnot měřené veličiny měřidlem apod., chyby měřicí metody jsou chyby plynoucí z nedokonalosti pouţitých měřicích metod, z pouţití přibliţných hodnot fyzikálních konstant a nepřesně odpovídajících závislostí, chyby pozorování jsou chyby způsobené nedokonalostí smyslů pozorovatele nebo jeho nesoustředěním, a také závisí na vlastnostech osoby pozorovatele. 78 Mezi tyto ovlivňující faktory řadíme např. zručnost, zkušenosti a kvalifikaci pozorovatele, psychický stav, chybu paralay, omezenou rozlišovací schopnost apod., chyby vlivu prostředí chyby, které vnáší do měření nedokonalost a nestálost parametrů prostředí, jejich kolísání a negativní vliv na jednotlivé součásti měření, např. chyba teplotní, chyby vyhodnocení jsou chyby vznikající zpracováním naměřených hodnot (pouţití přibliţných vztahů, zaokrouhlováním, nedostatečným vyčíslením konstant, chyby interpolace, etrapolace, linearizace apod.). Členění chyb: podle časové závislosti: statické, dynamické. podle moţnosti vyloučení: odstranitelné, neodstranitelné. podle způsobu výskytu: hrubé, systematické, náhodné Chyby hrubé Hrubé chyby jsou zapříčiněny například nesprávným provedením měření, chybným odečtením hodnot, způsobem zpracování, vadou přístroje, nesprávnou manipulací s měřidlem apod. Výsledek měření zatíţen hrubou chybou je nepouţitelný. Měření zatíţené hrubou chybou znehodnotí celý eperiment, a proto naměřené hodnoty výrazně odlišné od ostatních měření, coţ bývá velmi často projevem tohoto druhu chyb, se vyloučí z dalšího zpracování dat. Vyloučení podezřelých hodnot chybou je moţno uskutečnit za předpokladu normálního rozdělení hustoty pravděpodobnosti měření. Při neznámé směrodatné odchylce střední hodnoty je postup při testování odlehlé hodnoty následující: ze souboru naměřených hodnot 1 < 2 < < n se vypočte střední hodnota 1 n n i 1 i a výběrová směrodatná odchylka s ( ) s ( ) n i 1 ( ) i n 1 2 pro posouzení odlehlosti podezřelých hodnot souboru ( 2, n ) se vypočtou normované hodnoty H 2 a H n : 89 H 2 s ( ) popřípadě H n 2 n s ( ) z tabulek se určí mezní hodnota H pro předem stanovenou pravděpodobnost p a počet měření v souboru n (viz tab. 1. 6). Tab.1.6 Mezní hodnoty H pro pravděpodobnost p = 95% Rozsah výběru n Mezní hodnoty H 1,67 2,18 2,41 2,56 3,402 3,48 3,541 3,723 za předpokladu, ţe H 2 <H a H n >H, pak hodnota 2 není zatíţená hrubou chybou a ponechá se v souboru měření, ale hodnota n je ovlivněna hrubou chybou a ze souboru naměřených hodnot veličiny se vyloučí. Omezit riziko jejich výskytu lze důsledným dodrţováním příslušných měřicích postupů, podmínek měření a pozorností obsluhy Chyby systematické Chyby systematické jsou chyby, jejichţ hodnota se při stejných podmínkách měření nemění, je konstantní co do velikosti a znaménka, nebo která se při změně podmínek měření mění podle určité (známé) závislosti a svým způsobem systematicky ovlivňují výsledek měření. Vznikají tedy z příčin, které působí soustavně a jednoznačně. Všechny systematické chyby a jejich příčiny podobně jako pravá hodnota nemohou být zcela známy. Podle rozpoznatelnosti dělíme systematické chyby na: zjistitelné (mají konkrétní znaménko a hodnotu, lze je pouţít ke korekci naměřené hodnoty), neznámé (nemají konkrétní znaménko, nedají se pouţít pro korekci, povaţují se za chyby nahodilé). podle příčin vzniku rozdělujeme systematické chyby na: chyby měřidla (vznikají při výrobě, činnosti a pouţívání měřidla), chyby měřicí metody (nesprávná volba metody, vliv přítlačné síly apod.), chyby osobní (neopatrnost, nevědomost, nepozornost aj.), chyby způsobené vlivem prostředí (vlhkost, prašnost, teplota, osvětlení apod.). Z hlediska uţivatele měřicí techniky jsou systematické chyby sympatické tím, ţe je lze z velké části určit a jejich vliv zmenšit vhodnou kompenzací, uplatněním příslušných korekcí, odstraněním příčin chyb nebo kombinací uvedených způsobů. Zjišťování a odstraňování systematických chyb bývá náročné a nákladné, a proto se uskutečňuje jen tam, kde je to nevyhnutelné. 910 1.3.3 Chyby náhodné Chyby náhodné jsou způsobené příčinami náhodného charakteru, jsou těţko předvídatelné a nelze je vyloučit. Tyto chyby se vyskytují při kaţdém jednotlivém měření určité veličiny a ovlivňují kaţdou naměřenou hodnotu. Při opakování měření se mění jejich velikost i znaménko, jak odpovídá předpokládanému zákonu rozdělení pravděpodobnosti. Pro určení jejich velikosti se vychází z opakovaného měření s pouţitím statistických metod odpovídajících patřičnému pravděpodobnostnímu modelu, reprezentovanému zákonem rozdělení příslušné náhodné chyby. V prai velmi často jde o Gaussovo (normální), které se pouţívá ve většině aplikací. Normální náhodná veličina nabývá hodnot v intervalu <-, + > s hustotou pravděpodobnosti výskytu: i 1 2 2σ f () e, σ 2 kde 2 ( - μ) i jsou dílčí naměřené hodnoty, µ je střední hodnota, σ je směrodatná odchylka, a distribuční funkcí F() definovanou podle vztahu: F() i 1 2 2σ f ( ) d e d σ 2 2 ( - μ) Normální rozdělení má dva parametry, a to µ střední hodnotu a σ směrodatnou odchylku. V bodě µ nabývá funkce hustoty pravděpodobnosti f() maimum a je symetrická kolem přímky = µ. Parametr σ vymezuje takovou vzdálenost do µ, ţe v těchto hodnotách se nacházejí inflení body funkce f(). Parametry Gaussova rozdělení jsou zakresleny na obr Obr. 1.1 Parametry Gaussova (normálního) rozdělení Intervaly vymezené délkou násobku parametru σ vymezují určité části hodnot náhodné veličiny: interval <µ - ζ, µ + ζ> obsahuje 68,27% náhodné veličiny, interval <µ - 2ζ, µ + 2ζ> obsahuje 95,45% náhodné veličiny, interval <µ - 3ζ, µ + 3ζ> obsahuje 99,73% náhodné veličiny. 1011 Při opakovaném měření nezávislé veličiny X za stejných podmínek dostáváme v důsledku náhodných chyb různé hodnoty 1, 2,... i,... n. Výsledek měření je reprezentován výběrovým průměrem získaným z naměřených hodnot viz vztah (1.4). Náhodnou chybu v klasické teorii chyb nejčastěji zastupuje směrodatná odchylka výběrového souboru s() podle vztahu (1.5), méně často směrodatná odchylka dílčích aritmetických průměrů s ( ), kterou určíme podle vztahu: s ( ) s ( ) n Obě směrodatné odchylky charakterizují, jak jsou výsledky měření (náhodné chyby) rozptýlené. Hodnota směrodatné odchylky (nebo její některý násobek, dvounásobek či trojnásobek) není však hodnota chyby, jak se často interpretuje. Směrodatná odchylka nebo její násobek vyjadřují jen hranici, kterou můţe náhodná chyba s určitou pravděpodobností překročit, nebo nepřekročit. Výsledná chyba měření je vyjadřována jako součet systematické e a náhodné sloţky ε, coţ lze zapsat jako e a její maimální hodnotu je moţné odhadnout: ma ( s ) 2s, kde systematická sloţka je e = ( s ) a náhodná sloţka ε = s, popř. ε = 2s. Součinitel rozšíření směrodatné odchylky souvisí s pravděpodobností pokrytí intervalu a typem rozdělení, např. dvojka u Gaussova rozdělení přísluší často uţívané 95% pravděpodobnosti. 1.4 Struktura povrchu Při pouţití jakékoliv technologické metody vzniká na povrchu technických ploch nerovnost, která má velký význam při funkci těchto ploch. Protoţe povrch představuje prostorový útvar problém posuzování nerovností se řeší redukcí do roviny řezu rovinou kolmou k povrchu. Tím se získá profil, který je základním zdrojem informací. Rozteč příslušných nerovností charakterizuje strukturu povrchu a dělí ji na sloţky. Sloţka s nejmenší roztečí tvoří drsnost povrchu, dále eistuje sloţka nazvaná vlnitost povrchu a největší rozteč nerovností určuje základní profil. Geometrické parametry definované normou ISO 4287: R parametr vypočítaný z profilu drsnosti, W parametr vypočítaný z profilu vlnitosti, P parametr vypočítaný ze základního profilu. Základní délka lr délka ve směru osy pouţívaná pro rozpoznání nerovností charakterizující daný profil. Vyhodnocovaná délka ln délka ve směru osy na které se profil vyhodnocuje. 1112 Eistují 3 základní parametry, na jejichţ základě se hodnotí drsnost povrchu: výškové parametry, délkové parametry, tvarové parametry Výškové parametry Obr. 1.2 Parametry Rv, Rp, Rz Největší výška výstupku Rp největší výška výstupku profilu Zp v rozsahu základní délky. Největší hloubka prohlubně profilu Rv největší hloubka prohlubně profilu Zv v rozsahu základní délky. Největší výška profilu Rz součet největší výšky profilu Zp a největší hloubky profilu Zv v rozsahu základní délky. Obr. 1.3 Parametr Ra Střední aritmetická úchylka profilu Ra aritmetický průměr absolutních hodnot Z() v rozsahu základní délky. Tato hodnota nevypovídá zcela přesně o dané drsnosti, protoţe Ra nereaguje citlivě na etrémní výšky a hloubky měřeného profilu. Ra 1 lr lr 0 Z() d Průměrná kvadratická úchylka profilu Rq průměrná kvadratická hodnota odchylek Z() profilu v rozsahu základní délky. Parametr Rq má význam při statistickém pozorování profilu povrchu, neboť zároveň odpovídá standardní odchylce z profilových souřadnic. 1213 Rq 1 lr lr 0 Z() 2 d Délkové (šířkové) parametry Obr. 1.4 Parametr RSm Průměrná vzdálenost prvků profilu RSm průměrná hodnota šířek Xs profilu v rozsahu základní délky. RSm 1 m m i 1 Xs i Tvarové parametry Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu RΔq průměrná kvadratická hodnota sklonů dz/dx v rozsahu základní délky. Tento parametr je důleţitý při hodnocení tribologických vlastností, odrazu světla nebo galvanickém pokovování. Obr. 1.5 Profil drsnosti soustruženého povrchu Měření drsnosti povrchu Porovnáním s etalony drsnosti Obr. 1.6 Profil drsnosti broušeného povrchu Při této metodě se porovnává povrch buď okem nebo mikroskopem. Tato metoda je jiţ svou podstatou nepřesná (porovnává a vyhodnocuje odlišné parametry) a hraje zde velmi důleţitou roli schopnost zkušenost metrologa. 1314 Podmínky, které je důleţité dodrţovat při pouţití této metody: stejný materiál etalonu a součásti (stejná by měla být alespoň barva), tvar povrchu součásti a etalonu by měl být stejný (plochý, vypuklý, ), musí být pouţita stejná trajektorie obrábění povrchu etalonu a součásti, stejné podmínky pozorování (světlo). Pomocí dotykových profilometrů Při pouţití této metody se přímo odečítají číselné hodnoty jednotlivých parametrů drsnosti. Vyuţívá se pro nejmodernější statistické a spektrální hodnocení nerovnosti povrchu. Dotykový profilometr má 2 základní části: mechanickou, elektronickou. Metodou světelného řezu Obr. 1.7 Princip měření dotykovým profilometrem Pro určování drsnosti touto metodou se nejčastěji pouţívá dvojitý mikroskop Schmaltz. Velmi tenký paprsek dopadá na měřený povrch pod úhlem 45º. Odrazem od nerovnosti vzniká obraz profilu v poli mikroskopu. Obr. 1.8 Metoda světelného řezu princi a obraz v okuláru 1415 S vyuţitím interference světla Paprsek prostupuje přes polopropustné zrcadlo a to jej rozdělí na 2 části. Část S1 pokračuje dále na měřený povrch a zpátky do okuláru a druhá část S2 se odrazí od zrcadla přímo zpět do okuláru. Tam paprsky interferují (spojí se) a získáme obraz povrchu. Obr Interferenční mikroskop (vlevo), obraz v okuláru přístroje (vpravo) 1.5 Základní měřidla Měřidla slouţí k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými měřicími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na: etalony slouţí k realizaci a uchování jednotky určité veličiny nebo stupnice a přenosu na měřidla niţší přesnosti, pracovní měřidla stanovená měřidla, které Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovuje vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam a pro ochranu zdraví, ţivotního prostředí, bezpečnost při práci atd., pracovní měřidla stanovená nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem, certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály materiály nebo látky přesně stanoveného sloţení nebo vlastností, pouţívané pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů. Podle způsobu měření se měřidla rozdělují na: absolutní při této metodě měření jsou zjišťovány celkové rozměry a měřená hodnota se odečítá přímo z měřidla, komparační při této metodě se určují úchylky od jmenovitého rozměru, toleranční tato metoda určuje skutečnost, zda je vyhověno předpisu přesnosti (nejsou-li překročeny hodnoty mezních rozměrů). 15 16 2 MĚŘIDLA POUŢÍVANÁ V PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE II 2.1 Koncové měrky a kalibry Koncové měrky jsou všeobecně uznávány jako základ délkového měření ve strojírenské výrobě. Mají tvar hranolu pravoúhlého průřezu a 2 rovinné, navzájem rovnoběţné plochy, které jsou vyrobeny s vysokou rozměrovou přesností, drsností povrchu, rovinností a rovnoběţností. Koncové měrky lze vzájemně spojovat nasouváním a vytvořit tak libovolný rozměr. Koncové měrky se vyuţívají ke kalibraci měr měřicích přístrojů a strojů. Materiál pro výrobu koncových měrek musí splňovat spoustu poţadavků: vysokou tvrdost, otěruvzdornost, korozivzdornost, rozměrovou stálost, dobrou nasávací schopnost, dobrou obrobitelnost (je to např. chromová ocel, ale také keramika na bází zirkonu). Obr. 2.1 Koncové měrky Kalibry jsou zvláštní forma koncových měřidel. Měřením pomocí kalibrů nelze číselně zjistit rozměr ani úchylku tvaru, ale součástka se označí jako dobrá a špatná (opravitelná, neopravitelná). Nutná je pravidelná kalibrace. Nejpouţívanější jsou mezní kalibry, které omezují příslušnou velikost tolerance. Obr. 2.2 Kalibry 16 17 2.2 Komunální měřidla sem: Komunální měřidla jsou jednoduchá a přenosná, určená k měření rozměrů. Patří posuvná měřidla klasická s noniem, digitální, běţné čelisťové provedení, hloubkoměry, výškoměry. Obr. 2.3 Posuvné měřidlo na měření délek mikrometrická měřidla třmenové mikrometry, hloubkoměry, dutinoměry, různá provedení. Obr. 2.4 Třmenový mikrometr číselníkové úchylkoměry většinou s převodem ozubených kol, téţ v digitálním provedení. Můţe se pouţít pro diferenční a přímé měření při větším rozsahu. Obr. 2.5 Číselníkové úchylkoměry 1718 2.3 Měření úhlů Úhly se ve strojírenství měří velmi často. Metoda měření úhlů je zaloţena na porovnání měřeného úhlu se známým úhlem. Metody měření úhlů: Metody měření pevnými úhlovými mírami (např. úhelníky). Podstata této metody vychází z porovnání světelné štěrbiny mezi součástí a úhelníkem, které jsou poloţeny na příměrné desce. Obr. 2.6 Úhelník ocelový Trigonometrické metody (nepřímé, např. sinusové pravítko). Podstata této metody spočívá v nastavení úhlu pomocí koncových měrek. Samotné sinusové pravítko není prostředkem pro měření úhlů. Obr. 2.7 Schéma měření pomocí sinusového pravítka Goniometrické metody porovnání s úhloměrnou stupnicí. 1819 3 CO MÁ OBSAHOVAT PROTOKOL Odevzdaný protokol bude obsahovat tyto základní části: 1. Úvodní stránka: název řešené úlohy, číslo úlohy, jména řešitelů protokolu, název univerzity, název fakulty, název katedry, datum vypracování, číslo studijní skupiny, den v týdnu a hodina navštěvovaného cvičení. 2. Zadání úlohy. 3. Vypracování úlohy: kontrola a seřízení měřidel, popis pouţitých metod, naměřené hodnoty jednotlivých metod, výpočet chyby měření kaţdé pouţité metody. 4. Schémata měření. 5. Závěr včetně shrnutí a zhodnocení výsledků. 6. Seznam pouţité literatury zapsaný dle ISO20 4 ÚLOHA Č. 1 DVOUOBODOVÁ A TŘÍBODOVÁ METODA 4.1 Zadání úlohy Stanovte jmenovitý průměr zadané součásti absolutním měřidlem a změřte odchylky od jmenovitého rozměru metodou dvoubodovou a tříbodovou. Dle průběhu odchylek určete průřez měřené součásti (oválný, kruhovitý, hranatý). Měření oběma metodami proveďte 10, vypočtěte aritmetický průměr z naměřených hodnot a získané výsledky vyhodnoťte graficky. Zdůvodněte smysl kontroly oběma metodami z hlediska technologického. Postup práce : 1. Kontrola a seřízení měřidel. 2. Stanovení jmenovitého rozměru součásti pomocí absolutního měřidla. 3. Nastavení porovnávacího měřidla (číselníkového úchylkoměru) na jmenovitý rozměr. 4. Kaţdou metodou provést měření 10 v různých místech povrchu součásti. 5. Tabulkové zpracování výsledků měření. 6. Výpočet kruhovitosti a ovality součásti. 7. Schéma měření a naměřených rozptylů. 8. Zhodnocení výsledků měření Pomůcky a měřidla : koncové měrky, válečkové kalibry, mikrometr, posuvné měřítko, měřicí stojánek s číselníkovým úchylkoměrem, měřená součást. 4.2 Vypracování úlohy 1. Kontrola a seřízení měřidel Po obeznámení se s obsluhou a funkčností měřidel prověříme pomocí měrek jejich správné seřízení. Neumíme-li jejich neseřízení odstranit (korigovat) musíme dále počítat s touto systematickou chybou, kterou v kaţdém měření odečteme nebo opravíme aţ konečný aritmetický průměr. 20 21 2. Stanovení jmenovitého rozměru součásti pomocí absolutního měřidla Průměr vybrané součásti (broušený ocelový váleček) několikrát změříme posuvným měřítkem a určíme jeho jmenovitý rozměr. Př. kontrolovaná součást je válec průměru 18 mm. 3. Nastavení porovnávacího měřidla (číselníkového úchylkoměru) na jmenovitý rozměr Podle stanoveného jmenovitého rozměru měřené součásti vybereme vhodnou koncovou měrku pro dvoubodovou metodu a válečkový kalibr pro tříbodovou metodu Číselníkový úchylkoměr upevněný ve stojánku vynulujeme. U dvoubodé metody pouţijeme pro vynulování číselníkového úchylkoměru koncovou měrku, popřípadě sloţené koncové měrky odpovídající stanovenému jmenovitému rozměru součásti (viz obr. 4.1). Při měření součásti tříbodovou metodou provedeme vynulování číselníkového úchylkoměru za pomocí válečkového kalibru vloţeného do prizmatu (viz obr. 4.2). Dvoubodová metoda d s průměr měřené součásti d n průměr normálu d s = d n + Obr. 4.1 Schéma měření dvoubodou metodou Tříbodová metoda Obr. 4.2 Schéma měření tříbodou metodou 21 Matematické vztahy: ds dn sin a ds dn 1 a 2 2 sin 2 s dn a 2 2 dn 2 ds 1 d s 1 sin 2 d n 2 3 platí pro = 6022 4. Kaţdou metodou provést měření 10 v různých místech povrchu součásti Součást měříme oběma popsanými metodami. Naměřené odchylky od jmenovitého rozměru součásti zaznamenáváme do přehledné tabulky, a to 2 metodou dvoubodovou a 3 metodou tříbodovou 10-krát, při čemţ postupujeme podle níţe uvedené poznámky. Pozn.: Odchylky od jmenovitého rozměru zvolené součásti můţeme měřit u obou metod buďto rovnoměrným pootáčením v jednotlivých rovinách (např. oba konce a střed) nebo nahodilým pootáčením v celé délce měřené součásti. Podle pouţité metody pak stanovíme kruhovitost měřené součásti nebo její případnou ovalitu. 5. Tabulkové zpracování výsledků měření Tab. 4.1 Naměřené a vypočtené hodnoty (* označeny naměřené etrémy) Číslo měření n Naměřené odchylky od JR Ø18 mm [µm] 2 dvoubodová metoda 3 tříbodová metoda * -52 * * * n i -52,6-49 Rozptyl 10,0 µm 5,34 µm 22 Zobrazit více
1 Veličina Jednotka Značka Rozměr délka metr m L hmotnost kilogram kg M čas sekunda s T elektrický proud ampér A I termodynamická teplota kelvin K Θ látkové množství mol mol N svítivost kandela cd J Tabulka Více Laboratorní práce č. 1: Měření délky
Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. Více 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-1 Téma: Veličiny a jednotky Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD SI soustava Obsah MECHANIKA... Chyba! Záložka není definována. Více Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje Více Kontrola a měření. 1. Základy metrologie, jednotky SI
Kontrola a měření Obsah: 1. Základy metrologie, jednotky SI 2. Teorie chyb 3. Lícovací soustava 4. Statistická měření 5. Měření délek 6. Měření úhlů 7. Kontrola jakosti povrchu 8. Zkoušky bez porušení Více Členění podle 505 o metrologii
Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná Více Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru
Prototyp kilogramu Průřez prototypu metru 1.Fyzikální veličiny a jednotky 2.Mezinárodní soustava jednotek 3.Vektorové a skalární veličiny 4.Skládání vektorů 1. Fyzikální veličiny a jednotky Fyzikální veličiny Více Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY
Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Mezinárodní soustava jednotek SI Systéme Internationald Unités (Mezinárodní soustava jednotek) zavedena dohodou v roce 1960 Rozdělení Základní jednotky Odvozené Více TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava
Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky Více 11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:
11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje Více Měřicí přístroje a měřicí metody
Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny Více CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB
CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB (platný od 1.1.2009) DÉLKA název měřidla rozsah cena v Kč Posuvná měřidla Posuvné měřítko 150, 160 mm 130 Posuvné měřítko 200 mm 135 Posuvné měřítko 250 mm 140 Posuvné měřítko Více Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky, Více Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités
Soustava SI 1 Historie SI SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités Vznik 1960 6 základních jednotek 1971 doplněna o 7 základ. jednotku mol 7.1.1974 zavedení SI v ČR Od 1.1.1980 Více Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk
Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk Více VY_52_INOVACE_J 05 07
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Více Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při Více 1 Měrové jednotky používané v geodézii
1 Měrové jednotky používané v geodézii Ke stanovení vzájemné polohy jednotlivých bodů zemského povrchu, je nutno měřit různé fyzikální veličiny. Jsou to zejména délky, úhly, plošné obsahy, čas, teplota, Více A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony Více MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu
MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Více 1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -
IUVENTAS - SOUKROMÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY - STUDIJNÍ TEXTY Frolíková Martina Augustynek Martin Adamec Ondřej OSTRAVA 2006 Budeme rádi, když nám jakékoliv případné Více Střední průmyslová škola v Teplicích Předmět: Kontrola a měření ve strojírenství
Střední průmyslová škola v Teplicích Předmět: Kontrola a měření ve strojírenství MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU Metody kontroly povrchu rozdělujeme na metody kvalitativní a kvantitativní. Metody kvalitativní Více Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola Více STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH
STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH Strojní oddělení Protokol o provedeném měření Druh měření Měření a kontrola vnějších závitů číslo úlohy 1 Měřený předmět 3 vzorky závitů Měřil Jaroslav ŘEZNÍČEK (T. Více před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek
Měření úhlů Základní pojmy V technické praxi se velikost rovinného úhlu udává ve stupních, které se dělí na minuty a vteřiny. Úhly se měří buď přímo úhloměry, úhelníky, úhlovými měrkami apod., nebo nepřímo Více Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty
Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných Více Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů.
Měřicí aparatura 1 / 34 Fyzikální veličiny Charakterizují kvantitativně vlastnosti předmětů a jevů. Můžeme je dělit: Podle rozměrů: Bezrozměrné (index lomu, poměry) S rozměrem fyzikální veličiny velikost Více MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)
MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Porovnávání a měření Při zkoumání světa kolem nás porovnáváme různé vlastnosti těles např. barvu, tvar, délku, tvrdost, stlačitelnost, teplotu, hmotnost, objem,. Často se však Více Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322
Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ: Více Členění podle 505 o metrologii
Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b. Více ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů
ÚVOD Obsah, metody a význam fyziky Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů Název - odvozen z řeckého slova fysis = příroda Původně - nauka Více ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední Více OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení
Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména Více VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření
VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ # Nejistoty měření Přesnost měření Klasický způsob vyjádření přesnosti měření chyba měření: Absolutní chyba X = X M X(S) Relativní chyba δ X = X(M) X(S) - X(M) je naměřená hodnota Více 5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá
5. Měřidla Měření délek Základní pravidla správného měření: - měřit musíme přesnějším měřidlem, než je požadovaná přesnost rozměru součásti, například při toleranci součásti 0,2 mm použijeme měřidlo s Více Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266, 316 06 Plzeň 3. Laboratoř síly Orlík 266, 316 06 Plzeň 1. Laboratoř Více 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte Více SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má Více ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...
OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14 Více Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce
VIM 1 VIM 2:1993 ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM 3:2007 International Vocabulary of Metrology Basic and General Concepts and Associated Terms Mezinárodní Více OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru
Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných Více soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D01_Z_OPAK_M_Uvodni_pojmy_T Člověk a příroda Fyzika Úvodní pojmy, fyzikální veličiny Více Obor měřené veličiny: Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C
Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 1) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (20 ± 5) C 1) 1) 1 posuvná měřidla analogová a digitální 2 mikrometrická Více OVMT Měření vnějších rozměrů
Měření vnějších rozměrů Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Zásady správného měření 1. Pro Více METROLOGIE pracovní sešit
Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: SM, MS Ročník: 1; 2; 3; 4 Zpracovali: Ing. Helena Jagošová, p. Lubomír Petrla Modul: Více A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo Více Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ TÉMA 1 METROLOGIE
Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů Reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0087 Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství Více Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy )
Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Kalibrace se provede porovnávací metodou pomocí kalibrovaného ocelového měřicího Více ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Soustružení TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA MEZNÍ MĚŘIDLA II. Obor: Ročník: Mechanik seřizovač III. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Více Chyby a neurčitosti měření
Radioelektronická měření (MREM) Chyby a neurčitosti měření 10. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Základní pojmy Měření je souhrn činností s cílem určit hodnotu měřené veličiny Více Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky
Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L) Více MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ
MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3), Více Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr
Úvod Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat. Fyzikálním veličinám přiřazujeme určitou hodnotu (velikost). Hodnota dané veličiny je udávána prostřednictvím Více Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2
Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Fyzikální praktikum 2 Zpracoval: Markéta Kurfürstová Naměřeno: 16. října 2012 Obor: B-FIN Ročník: II Semestr: III Více ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ
OBSAH PŘEDMUVA.......................................... 9 1 ÚVOD DO KONTROY A MĚŘENÍ (J. Pernikář)............ 11 1.1 Technická kontrola ve strojírenském podniku................... 11 1.2 Koncepce metrologického Více PMV net. . Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje. . Online správa kontrolních přístrojů. Temeka. Temeka. Měřící technika z nejlepších
ß Kontrola měřidela kalibrace. Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje Měřící technika z nejlepších Temeka Test-, Mess- und Kalibriertechnik Měřené veličiny Měřící přístroje Měřené veličiny Měřící Více BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala Více OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru
Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Posuvná měřítka Posuvná měřítka Více František Knížek František Knížek - KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč
List 1 z 5 Pracoviště kalibrační laboratoře : 1., Antonína Dvořáka 719, objekt Lázně Bohdaneč 533 41 Lázně Bohdaneč Obor měřené : Délka 1 Koncové měrky (0,5 100) mm (125 1000) mm (0,26+2L) m (0,3+2,2L) Více DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000
DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu. Více SVEDCENI O AK REDITACI
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění Více Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice
List 1 z 10 Kalibrační listy podepisuje: Milan Pešek Jana Kutláková Vladimíra Všetečková vedoucí kalibrační laboratoře zástupce vedoucího kalibrační laboratoře zkušební technik Obor měřené veličiny: délka Více 2.2.3 Základní rovnoběžné měrky
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3 Základní rovnoběžné měrky Základní měrky rovnoběžné jsou v principu základním etalonem požívaným pro Více KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel
v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 7. 2012 Kontaktní údaje: KZB - Kalibrace Jaroslav Ziegler Pekárenská Více 1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie
1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie 1.1.1 Požadavky na povrchy povlaků [24] V případě ocelových plechů je kvalita povrchu povlaku určována zejména stavem povrchu hladících válců při finálních úpravách Více František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč
List 1 z 8 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč A. Dvořáka 719, Lázně Bohdaneč 2. Pracoviště Vlčí Habřina Vlčí Habřina 122, Lázně Bohdaneč 1. Pracoviště Lázně Bohdaneč Obor měřené Více Úvod do teorie měření. Eva Hejnová
Úvod do teorie měření Eva Hejnová Literatura: Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003 Sprušil, B., Zieleniecová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření. Praha: SPN, 1985 Brož, J. a kol. Více Korekční křivka napěťového transformátoru
8 Měření korekční křivky napěťového transformátoru 8.1 Zadání úlohy a) pro primární napětí daná tabulkou změřte sekundární napětí na obou sekundárních vinutích a dopočítejte převody transformátoru pro Více Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada: Více TECHNICKÁ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace Více Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Teorie Do textu doplňte Více KZB-Kalibrace s.r.o.
KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 1. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984 Více Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_E.2.03 Integrovaná střední škola Více Soustava SI, převody jednotek
Variace 1 Soustava SI, převody jednotek Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Co je fyzika, jednotky Více Měřidla ze skladu určená k prodeji Nomenklatura Název Okamžitý stav Posuvné měřítko se stavítkem Posuvné měřítko se
Nomenklatura Název Okamžitý stav 9810001 Posuvné měřítko se stavítkem 250 5 9810002 Posuvné měřítko se stavítkem 400 1 9810004 Posuvné měřítko s hloubkoměrem 150 5 9810015 Posuvný hloubkoměr 200 1 9810017 Více Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních Více 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT
PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v Více Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Parlament Více Normální (Gaussovo) rozdělení
Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký Více OVMT Komparační měření Měření s převodem elektrickým
Komparační měření Měření s převodem elektrickým Měření s převodem elektrickým patří mezi komparační metody měření (porovnávací měření). Rozdělení komparačních metod: 1. Měření s převodem pneumatickým 2. Více ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa Více Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin
Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Viz oskenovaný text ze skript Sprušil, Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření http://physics.ujep.cz/~ehejnova/utm/materialy_studium/chyby_meridel.pdf Více RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda
RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda Měření I VY_32_INOVACE_OVS_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět Tematický Více Nomenklatura Název Okamžitý stav
9810001 Posuvné měřítko se stavítkem 250 5 9810002 Posuvné měřítko se stavítkem 400 1 9810004 Posuvné měřítko s hloubkoměrem 150 5 9810015 Posuvný hloubkoměr 200 1 9810017 Posuvné měřítko se stavítkem Více 264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu
264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Změna: 424/2009 Sb. Ministerstvo průmyslu a Více 13 Měření na sériovém rezonančním obvodu
13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do Více Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla
Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test Více ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Více 2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení
2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků Více PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud. Více 6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI
6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými Více FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 8. 3. 2010 Úloha 6: Geometrická optika Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: 2. ročník, 1. kroužek, pondělí 13:30 Spolupracovala: Eliška Více Jednoduchý elektrický obvod
21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod Více BIOMECHANIKA KINEMATIKA
BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti Více Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne:
Kalibrace: obor délka Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: pro KP D1 až KP D16 (20 ± C Nominální teplota pro kalibraci u zákazníka: pro KP D1 až KPD13, KP D15 (20 ± C pro KPD 14 (20 ± 10) C Měřená Více Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů
Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem Ing. Regazza Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Regazzo Richard, Regazzová Marcela R & R NDT Zeleneč V článku se zabýváme měřením tloušťky Více 3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.
Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č.505
 zákona č. 22
 zákona č. 119
 zákona č. 13
 zákona č. 137
 zákona č. 226
 zákona č. 444