Source: http://docplayer.es/1070424-Web-master-one-controlador-de-tratamiento-de-agua-manual-de-instrucciones-w-a-l-c-h-e-m-webmaster-one-controlador-de-tratamiento-de-agua.html
Timestamp: 2016-10-28 21:33:24+00:00

Document:
⭐Web Master ONE. Controlador de Tratamiento de Agua Manual de Instrucciones W A L C H E M. WebMaster ONE Controlador de Tratamiento de Agua
Web Master ONE. Controlador de Tratamiento de Agua Manual de Instrucciones W A L C H E M. WebMaster ONE Controlador de Tratamiento de Agua
Download "Web Master ONE. Controlador de Tratamiento de Agua Manual de Instrucciones W A L C H E M. WebMaster ONE Controlador de Tratamiento de Agua"
Miguel Plaza Lara
1 W A L C H E M IWAKI America Inc. WebMaster ONE Controlador de Tratamiento de Agua Web Master ONE Controlador de Tratamiento de Agua Manual de Instrucciones Five Boynton Road Hopping Brook Park Holliston, MA USA TEL FAX: WEB:2 Información Material del Propietario 2014 WALCHEM, Iwaki America Inc. ( De aqui en adelante Walchem ) Five Boynton Road, Holliston, MA USA (508) Todos los derechos reservados Impreso en USA La información y descripciones aquí son de propiedad de WALCHEM. Dicha información y descripciones no pueden ser copiadas o reproducida por ningún medio, o diseminada o distribuida sin la previa autorización expresa por escrito de WALCHEM, Five Boynton Road, Holliston, MA Declaración de Garantía Limitada WALCHEM garantiza el equipo de su manufactura y asegura en su identificación que está libre de defectos de fabricación y de material por un periodo de 24 meses para los componentes electrónicos y 12 meses para los componentes mecánicos y electrodos desde la fecha de entrega desde la fábrica o distribuidor autorizado bajo uso y servicio normal y además cuando dicho equipo se usa de acuerdo con las instrucciones suministradas por WALCHEM y para los propósitos expresados por escrito al momento de la compra, si los hubiere. La responsabilidad de WALCHEM bajo la presente garantía está limitada al reemplazo o reparación - entregado en Holliston, MA, EEUU - de cualquier equipo defectuoso o parte defectuosa que WALCHEM ha inspeccionado y encontrado defectuoso después de haber sido devuelto a WALCHEM con los gastos de transporte pagados. Partes elastoméricas y componentes de vidrio de repuesto son fungibles y no están cubiertos por ninguna garantía. LA PRESENTE GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIERA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O SUGERIDA, EN CUANTO A DESCRIPCIÓN, CALIDAD, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO ESPECIAL, O PARA CUALQUIER OTRO ASUNTO SP Rev AF AUG 20143 TABLA DE CONTENIDO 1.0 INTRODUCCION ESPECIFICACIONES RENDIMIENTO DE LAS MEDICIONES ELECTRICOS MECANICOS VARIABLES Y SUS LIMITES DESEMBALAJE & INSTALACION DESEMPACANDO LA UNIDAD MONTAJE DE LA CUBIERTA PROTECTORA DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS INSTALACION DEFINICIONES DE ICONOS INSTALACION ELECTRICA VISTAZO A LAS FUNCIONES PANEL FRONTAL PANTALLA TECLADO CODIGOS DE ACCESO ARRANQUE INICIAL COMUNICANDOSE CON EL WEBMASTERONE ARRANQUE PARADA OPERACION USANDO EL TECLADO Y PANTALLA LOCAL RESUMEN DE ENTRADA INDICES RESUMEN DE SALIDA ALARMAS CALIBRACION CONTROL DE RELE (MANUAL,ENCENDIDO/APAGADO/AUTOMATICO) (HOA) SET POINTS (PUNTOS DE AJUSTE) COMUNICACION CODIGOS DE ACCESO ACTUALIZACION DE SOFTWARE COPIA A UN DISCO USB CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVACIONES REINICIO DEL CONTROLADOR (CONTROLLER RESTART) OPERACION USANDO UN PC ENLACES DEL MENU DE SELECCION MENU DE INICIO SYSTEM SUMMARY MENU (MENU RESUMEN DEL SISTEMA) MENU DE SENSOR - ENTRADA DE CONDUCTIVIDAD MENÚ DE SENSOR - PH INPUT ENTRADA DE PH MENU DE SENSOR - ENTRADA DE ORP MENÚ DE SENSOR - CHLORINE, CHLORINE DIOXIDE INPUTS LEVEL (4-20 MA) INPUT MENU (MENU ENTRADA DE NIVEL (4-20 MA)) FLOW METER (4-20 MA) INPUT MENU (MENU DE ENTRADA DE MEDIDOR DE FLUJO 4-20 MA) GENERIC (4-20 MA) INPUT MENU (MENU DE ENTRADA GENERICA (4-20 MA)) MA INPUT MENU (MENU DE ENTRADA DE 4-20) FLOW METER (DIGITAL) INPUT MENU (MENU DE ENTRADA DEL MEDIDOR DE FLUJO (DIGITAL) INTERLOCK MENU (MENU DE ENCLAVAMIENTO) FEED VERIFICATION INPUT MENU (MENU DE ENTRADA DE VERIFICACION DE LA DOSIFICACION) MENU DE ENTRADA DE INTERRUPTORES DE NIVEL (DIGITALES)... 884 6.16 GENERIC (DIGITAL) INPUTS MENU (MENU DE ENTRADAS GENERICAS (DIGITALES) COUNTER INPUTS MENU (MENU DE CONTADOR DE ENTRADAS) DIGITAL INPUTS MENU (MENU DE ENTRADAS DIGITALES) MENUS DE RELES DE SALIDA(1 8) TIPOS PUNTO DE AJUSTE ENCENDIDO/APAGADO MENUS DE SALIDA RELES (1-8) TIPOS TIEMPO PROPORCIONAL MENUS DE SALIDA RELES (1 8) TIPOS DE CCLOS DE CONCENTRACION MENUS DE SALIDA RELES (1 8) TIPOS INTERMITENTES (TIEMPO DE PURGA FIJO) MENUS DE SALIDA RELES (1 8) TIPOS INTERMITENTES (TIEMPOS DE PURGA PROPORCIONAL) MENUS DE SALIDA RELES (1-8) TIPO DOSIFICACION BASADA EN FLUJO MENUS SALIDA DE RELES (1-8) TIPOS DE DOSIFICACION CON OTROS RELES MENUS DE SALIDA RELES (1 8) TIPOS DE DOSIFICACION DESPES DE OTRO RELE (%) MENUS DE SALIDA RELES (1-8) DOSIFICACION DESPUES DE OTRO RELE (TIEMPO FIJO) MENUS DE SALIDA RELES (1 8) TIPOS DE DOSIFICACION COMO % DE TIEMPO MENUS DE SALIDA RELES (1 8) (TIPOS BIOCIDA BASADO EN TEMPORIZADOR) MENUS DE SALIDA RELES (1 8) SPIKE SET POINT (TIPOS DE PUNTOS DE AJUSTE ENCLAVADO) MENUS DE SALIDA RELES (1 8) DISPERSANT TYPE (TIPOS DISPERSANTES) MENUS DE SALIDA DE RELES (1-8) VOLUMEN DE PURGA BASADO EN VOLUMEN DE REPOSICION MENU DE SALIDA RELE 8 ALARM TYPE (TIPO DE ALARMA) MENU DE SALIDA DE RELES (1-8) ACTIVATE ON A DI (ACTIVAR EN DI) MENUS DE SALIDA DE RELES (1-8) (TIPO DE DOSIFICACION PPM DE DESTINO) MENUS DE SALIDA DE RELES (1-8) CON VERIFICACION DE DOSIFICACION ANALOG OUTPUT MENU 1-4 (MENU SALIDA ANALOGA 1-4) MODO RETRANSMISION MENÚS DE SALIDA ANALÓGICA) (1-4) - MODO DE DOSIFICACIÓN PROPORCIONAL) REMOTE ALARM (ALARMA REMOTA) LSI/RSI VTOUCH CONFIG (CONFIGURACIÓN DE VTOUCH) SYSTEM STATUS AUTO-REPORTING (INFORME AUTOMATICO DEL ESTADO DEL SISTEMA) DATALOG AUTO REPORT (INFORME AUTOMATICO DE REGISTRO DE DATOS ) MANUAL DATALOG (ALMACENAMIENTO MANUAL DE DATOS) GRAPHING/TRENDING (GRAFICANDO/TENDENCIA) COMMUNICATIONS MENU (MENU DE COMUNICACIONES) ADVANCED COMMS (COMUNICACIONES AVANZADAS) CONFIGURATION FILE MENU (MENU CONFIGURACION DE ARCHIVO) NOTEPAD (BLOCK DE NOTAS) ACCESS CODES (CODIGOS DE ACCESO) SOFTWARE UPGRADES (ACTUALIZACION DE SOFTWARE) SUB-NETWORK (SUB RED) MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL SENSOR DE FLUJO LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL SENSOR DE CONDUCTIVIDAD LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL ELECTRODO DE PH LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL ELECTRODO DE ORP LIMPIEZA Y CALIBRACION DE LOS SENSORES DE DESINFECCION REEMPLAZANDO LOS FUSIBLES LOCALIZACION DE FALLAS MENSAJES DE ERROR PROBLEMAS QUE NO GENERAN UN MENSAJE DE ERROR PROBLEMAS DE CONEXION POLITICA DE SERVICIO5 1.0 INTRODUCCION El controlador serie WebMasterONE es multifuncional, pero no todas las características mencionadas están necesariamente presentes en el controlador que usted ha recibido. Todas las características pueden agregarse en el campo. El controlador puede configurarse para controlar una torre de enfriamiento, o una caldera, o ambos. Las características estándar incluyen una medición por sensor directo, de conductividad, de ph, o de ORP; seis entradas digitales (interruptor de flujo, retroalimentación de flujo de bomba dosificadora, contador, u otro uso), ocho salidas de relé, y conexiones para Ethernet y USB para un computador. Las características opcionales incluyen: Hasta tres mediciones adicionales de ph, ORP, cloro, dióxido de cloro y/o conductividad. Hasta seis entradas digitales (para interruptor de nivel, retroalimentación de flujo de bomba dosificadora, contador, u otro uso). Hasta 8 entradas de 4-20 ma (para nivel de barril de químico, medidores de flujo, o prácticamente cualquier otro parámetro). Hasta cuatro salidas de 4-20 ma (para retransmisión de la conductividad, ph, ORP, Cl 2, ClO 2, temperatura o cualquier otra señal de entrada de 4-20 ma). Una tarjeta modem (para comuicaciones remotas) El controlador puede grabar datos y eventos, generar automáticamente reportes en un periodo base a una frecuencia programable, y si está equipado con una tarjeta modem, marcar en el evento de una condición de alarma. La notificación de alarma puede enviarse vía teléfono a un localizador, o un correo electrónico. Nuestro revolucionario paquete de comunicaciones digital le permite cambiar los puntos de ajuste (set points), activar o desactivar manualmente bombas y válvulas, actualizar software, recibir reportes y alarmas, desde cualquier PC que tenga acceso a Internet. No necesita instalarse software del propietario en el PC, únicamente un navegador de red. 2.0 ESPECIFICACIONES 2.1 Rendimiento de las Mediciones Conductividad por Contacto ph Rango 0-10,000 µs/cm Rango -2 a 16 unidades de ph Resolución 1 µs/cm Resolución 0.01 unidades de ph Calibración ± 50% de lectura base; Calibración punto simple o dual escalable para leer en ppm mv Temperatura Rango ± 1400 mv Rango 32 a 392 F (0 a 200 C) Resolución 1 mv Resolución 1 F (1 C) Calibración punto simple o dual Calibración punto simple; grados C o F Dióxido de Cloro Cloro Rango 0 a 10 mg/l Rango 0 a 8 mg/l Resolución 0.01 mg/l Resolución 0.01 mg/l Calibración punto simple o dual Calibración punto simple o dual 16 Electrodo de Conductividad sin Contacto Rangos 50-1,000 µs/cm, 1-10 ms/cm, ms/cm o ms/cm Resolución 1 µs/cm o 1 ms/cm (dependiendo de rango) Calibración punto simple o dual; escalable para leer en ppm o % de concentración 2.2 Eléctricos Entradas Potencia de Entrada / VAC ±10%, 12A, 50/60 Hz Fusible 1.6A, 5 x 20mm Señales de Entrada Entradas Digitales Tipo estado Entradas Digitales tipo contador baja velocidad Entradas Digitales tipo contador alta velocidad Entradas Análogas (1-8) (Opcional) Eléctricas: no aisladas 5 V CC con 301 K ohm pull-up Tiempo de respuesta habitual: <10 segundos Dispositivos compatibles: cualquiera contacto seco aislado (p. ej. relé, interruptor de media cañal) Entradas compatibles: entradas standard A-F, entradas opcional 1-6 Tipos: enclavamiento, interruptor de nivel, entrada genérica Eléctricas: no aisladas 5 V CC con 301 K ohm pull-up, 0-10 Hz, 50 mseg. de ancho mínimo Dispositivos compatibles: cualquiera con evacuación abierta, colector abierto, transistor o interruptor de láminas. Entradas compatibles: entradas standard A-D, entradas opcional 1-6 Tipos: medidor de flujo de contacto, verificación de la dosificación, contador genérico Eléctricas: no aisladas 5 V CC con 301 K ohm pull-up, Hz, 1.25 mseg. de ancho mínimo Dispositivos compatibles: cualquiera con evacuación abierta, colector abierto, transistor o interruptor de láminas. Entradas compatibles: entradas standard A-D, entradas opcional 5-6 Tipos: medidor de flujo de turbina, contador genérico 4-20 ma, 2-cables o 3 -cables, energizado internamente por 24 VCD, resistencia de entrada 25 ohm, 1000 ohm de carga máxima. Tiempo de respuesta habitual < 10 segundos Salidas Sensor ESTANDAR (1) Sensor OPCIONAL (3) Señal (aislada) ±1.5V Señal (aislada) ±1.5V Temp (aislada) 1K o 10K o 100K ohm Temp (aislada) 1K o 10K o 100K ohm ESTANDARD Relés Mecánicos: A 115 VAC, 10 amp (resistivo), 1/8 HP A 230 VAC, 6 amp (resistivo), 1/8 HP Los relés R1, R2, R3, y R4 están instalados juntos como un grupo, la corriente total para este grupo no debe exceder los 5.5A Los relés R5, R6, R7 y R8 están instalados juntos como un grupo, la corriente total para este grupo no debe exceder los 5.5A Los relés 1-8 pueden ser de contacto seco pueden suichar el voltaje de línea (principal), dependiendo del código de modelo; refiérase a la Figura 4. Los relés energizados tienen disponible tanto contactos NA como NC. Únicamente los relés energizados usan fusible. Digital: USB Ethernet, 10 Base T OPCIONAL 4-20 ma (1-4): Aislada, 500 ohm carga max. resistiva, energizado internamente 27 Aprobaciones de Organismos Oficiales Seguridad UL : Edición CSA C22.2 No : Edición IEC : Edición EN : Edición EMC IEC :2005 EN :2006 Nota: Para EN , EN , el controlador cumple con el criterio de funcionamiento B. *Equipo Clase A: Equipo apropiado para uso en establecimientos diferentes al doméstico, y aquellos directamente conectados a redes de energía de suministro de bajo voltaje ( VAC) la cual se proporciona a edificaciones usadas para propósitos domésticos. 2.3 Mecánicos Cubierta Protectora Material: Policarbonato Clasificación NEMA: NEMA 4X Dimensiones: 10 x 12 x 5-5/8 (25.4cm x 30.5cm x 14.5cm) Pantalla: Modulo gráfico con pantalla de Cristal Líquido de Cuarzo iluminado (LCD) de 64 x 128 Píxeles. Temperatura Ambiente de Operación: F (0 a 49 C) Temperatura de Almacenamiento: -20 a 176 F (-29 a 80 C) Peso: 11.5lb (5.2kg) Múltiple del Sensor de Flujo Presión: 150 lb/pulg 2 hasta 100 F, 50 lb/pulg F Temperatura: 32 to 140 F (0 to 60 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTF Materiales Construcción Partes Húmedas: Polipropileno rellenado con vidrio, PVC, FKM, Isoplast Electrodo de ph Presión: 0 a100 lb/pulg 2 Temperatura: 50 a 158 F (10 a 70 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTF Materiales Construcción Partes Húmedas: Polipropileno rellenado con vidrio, CPVC, HDPE, FKM, Vidrio Electrodo ORP Presión: 0 a100 lb/pulg 2 Temperatura: 32 a 158 F (0 a 70 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTF Materiales Construcción Partes Húmedas: Polipropileno rellenado con vidrio, CPVC, HDPE, FKM, Platino, Vidrio Electrodo de Conductividad por contacto Presión: 0 a150 lb/pulg 2 Temperatura: 32 a 158 F (0 a 70 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTF Materiales Construcción Partes Húmedas: Polipropileno rellenado con vidrio, Grafito, FKM 38 Electrodo de Conductividad sin contacto Presión: 0 a150 lb/pulg 2 Temperatura: 32 a 158 F (0 a 70 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTF Materiales Construcción Partes Húmedas: Polipropileno rellenado con vidrio, CPVC, FKM Electrodo de Conductividad de contacto de Acero Inoxidable Presión: lb/pulg 2 Temperatura: F (0 a 70 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTF Materiales Construcción Partes Húmedas: Polipropileno rellenado con vidrio, 316 SS, FKM Electrodo de Cloro, Dióxido de Cloro Presión 0 a 1 atm (0 a 14.7 psi) Temperatura: Sensores de Dióxido de Cloro: 41 a 122 F (5 a 50 C) Cloro: 41 a 113 F (5 a 45 C ) Entrada de célula de flujo: ¼ NPTF Salida de célula de flujo: ¾ NPTF Materiales de construcción húmedos: PVC, Silicona o PTFE, Nylon, Isoplast, FKM Electrodo de conductividad por contacto, para alta presión, en torres. Presión: psi Temperatura: F (0 a 70 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTM Materiales de construcción húmedos: 316 SS, PEEK Electrodo de conductividad por contacto, para alta presión, en calderas Presión: psi Temperatura: F (0 a 205 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTM Materiales de construcción húmedos: 316 SS, PEEK Electrodo de ph de Alta Presión Presión: lb/pulg 2 Temperatura: F (0 a 135 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTM Materiales Construcción Partes Húmedas: Vidrio, Polímero, PTFE, 316 SS, FKM Electrodo ORP de Alta Presión Presión: lb/pulg 2 Temperatura: F (0 a 135 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTM Materiales Construcción Partes Húmedas: Platino, Polímero, PTFE, 316 SS, FKM Sensor de Flujo de Alta Presión Presión: lb/pulg 2 Temperatura: F (0 to 70 C) Conexiones de proceso: ¾ NPTF Materiales Construcción Partes Húmedas: Acero al Carbono, Latón, 316SS, FKM 49 2.4 Variables y sus Límites Todos los menús mostrados pueden no estar disponibles. Los menús que aparecen en su controlador variarán con las opciones instaladas y programadas. Menú Entrada Sensor si es de ph Recordatorio de Calibración días Límite de Alarma Alto -2 a 16 Límites de alarma -2 a 16 Banda muerta de alarma -2 a 16 Desviación del sensor principal 0.01 a 18 Amortiguación 0 a 60 segundos Límites de alarma de temperatura 23 a 302 F (-5 a 150 C) Menú Entrada Sensor si es de ORP Recordatorio de Calibración Límites de alarma Banda muerta de alarma Desviación del sensor principal Amortiguación Límites de alarma de temperatura días a 1400 mv a 1400 mv 0.01 a 2800 mv 0 a 60 segundos 23 a 190 F (-5 a 88 C) Menú de Entrada del Sensor- Si es de conductividad por Contacto Recordatorio de Calibración días Factor de Conversión a ppm Límites de alarma 0 a (unidades definidas por el usuario) Banda muerta de alarma 0 a (unidades definidas por el usuario) Desviación del sensor principal 0,01 a (unidades definidas por el usuario) Amortiguación 0 a 60 segundos Límites de alarma de temperatura 23 a 190 F (-5 a 88 C) Menú de Entrada del Sensor- Si es de conductividad por Contacto de Alta Temperatura Recordatorio de Calibración días Factor de Conversión a ppm Límites de alarma 0 a (unidades definidas por el usuario) Banda muerta de alarma 0 a (unidades definidas por el usuario) Desviación del sensor principal 0,01 a (unidades definidas por el usuario) Amortiguación 0 a 60 segundos Límites de alarma de temperatura 32 a 392 F (0 a 200 C) Menú de Entrada del Sensor Si es Sensor de Conductividad sin Contacto Recordatorio de Calibración días Factor de Conversión a ppm Límites de alarma 0 a rango de escala total Banda muerta de alarma 0 a rango de escala total Desviación del sensor principal 0,01 a rango de escala total Límites de alarma de temperatura 23 a 190 F (-5 a 88 C) 510 Sensor Input Menu si Cloro o Dióxido de Cloro Recordatorio de calibración dias Límites de alarma 0 a 10 mg/l Banda muerta de alarma 0 a 10 mg/l Desviación del sensor principal 0.01 a 10 mg/l Amortiguación 0 a 60 segundos Menú Entrada de Flujómetro Tipo de Entrada Análogo Rata de Flujo a 4 ma 0 a 1000 (unidades de medida definida por usuario) Rata de Flujo a 20 ma 0 a 1000 (unidades de medida definida por usuario) Menú de Entrada de Nivel Tipo de Entrada Análoga ma Vacío 0 a 20 ma ma Lleno 0 a 20 ma Volumen Lleno 0 a 10,000 (unidades definidas por el usuario) Límite de Alarma de Nivel Bajo a 10,000 (unidades definidas por el usuario) Menú de Entrada Genérico de 4-20 ma Parámetro = 4 ma Parámetro = 20 ma Límite Alarma Bajo Límite Alarma Alto -10,000 a 10,000 (unidades definidas por el usuario) -10,000 a 10,000 (unidades definidas por el usuario) -100,000,000 a 100,000,000 (unidades definidas por el usuario) -100,000,000 a 100,000,000 (unidades definidas por el usuario) Menú Entrada de Flujómetro Tipo de Entrada Digital Volumen por Contacto 0 a 1000 (unidades definidas por el usuario) Factor K a 20,000 (Pulsos por Galón o Litro) Límite Alarma Total 0 = no límite, si no >0 Rata Alarma Alta > 0 Rata Alarma Baja > 0 Menú Entrada de Verificación de dosificación Tiempo de Alarma Volumen de Bomba por carrera Menú Entrada del Contador Un Conteo = > 0 Límite Alarma Total 0 = no limite, si no >0 Rata Alarma Alta > 0 Rata Alarma Baja > 0 Menú Relé de Salida Punto de Ajuste Encendido/Apagado 0.1 a 10 minutos a 100 (unidades definidas por el usuario) Punto de Ajuste (Set Point) Rango de escala total del parámetro de entrada Banda Muerta Rango de escala total del parámetro de entrada Límite de Tiempo de Salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 0 =, 1 a 1440 minutos Período de Tiempo 0 a 1440 minutos (0 deshabilitará modo PTSP) % de Período de Alimentación 0.1 a 100% 611 Relé Output Menú Time Proporcional Punto de Ajuste (Set Point) Periodo de la Muestra Banda Proporcional Límite de Tiempo de Salida Límite de Tiempo Manual Rango de escala total del parámetro de entrada 1 a 1440 minutos Rango de escala total del parámetro de entrada 0 =, 1 a 1440 minutos 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Dosificación con otro Relé Límite de Tiempo de Salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Dosificación después de otro Relé (Tiempo Fijo) Tiempo Fijo para Dosificar 0 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Flujo Basado en Dosificación Volumen para activar Dosificación 1 a 99,999 (unidades definidas por el usuario) Tiempo de Dosificación por unidad de Volumen 1 segundo a 1440 minutos Límite de Tiempo de Salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Biocida Basado en Temporizador Salida A Tiempo 1 a 1440 min. Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Dosificación después de otro Relé (%) % de Relé para Dosificar 0 a 100% Límite de Tiempo de Salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Dosificación como % de Tiempo Período de Tiempo minutos % de Período a Dosificar 0.1 a 100% Límite de Tiempo de Salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Ciclos de Concentración Ciclos de Set Point 1 50 ciclos Ciclos de banda Muerta ciclos Ciclos de Alarma Baja 0 50 ciclos Ciclos de Alarma Alta 0 50 ciclos Límite de Tiempo de Salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos 712 Menú Relé de Salida Enclavamiento Punto de Ajuste (Set Point) Banda Muerta Tiempo de Encendido del Relé Límite de Tiempo Manual Rango de escala total del parámetro de entrada Rango de escala total del parámetro de entrada 1 seg a 1440 minutos 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Tiempo de Purga Intermitente, Fijo Punto de Ajuste (Set Point) Rango de escala total del parámetro Tiempo de Intervalo 5 a 1440 minutos Duración de la Muestra 10 segundos a 60 minutos Tiempo de Sostenimiento 30 segundos a 10 minutos Tiempo de Purga 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Tiempo de Purga Intermitente, Proporcional Punto de Ajuste (Set Point) Rango de escala total del parámetro Tiempo de Intervalo 5 a 1440 minutos Duración de la Muestra 10 segundos a 60 minutos Tiempo de Sostenimiento 30 segundos a 10 minutos Tiempo de Purga 1 a 1440 minutos Límite de Tiempo Manual 1 a 1440 minutos Menú Relé de Salida Alarma Tiempo de retardo de encendido Tiempo de retardo de alimentación Límite de tiempo de salida Límite de Tiempo Manual Menú de salida del relé Z-Activar en DI Tiempo de retardo de encendido Tiempo de retardo de apagado Límite de tiempo de salida Límite de tiempo manual 0 a 1440 minutos 0 a 1440 minutos 0 =, 1 a 1440 minutes 1 a 1440 minutos 10 segundos a 1440 minutos 10 segundos to 1440 minutos 0 =, 1 a 1440 minutos 1 a 1440 minutos Menú de salida del relé Dosificación PPM de destino Conductividad de reposición Rango de escala total del parámetro Volumen de unidad para activar la salida 1 a 999,999,999 (unidades definidas por el usuario) Punto de ajuste PPM de destino 0 a 100,000 ppm Gravedad específica de la dosificación química 0 a g/ml Caudal de la bomba 0 a 1,000 (unidades definidas por el usuario) Límite de tiempo de salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de tiempo manual 1 a 1440 minutos Menú de salida del relé Dosificación PPM de destino con verificación de dosificación Conductividad de reposición Rango de escala total del parámetro Volumen de unidad para activar la salida 1 a 999,999,999 (unidades definidas por el usuario) Punto de ajuste PPM de destino 0 a 100,000 ppm Gravedad específica de la dosificación química 0 a g/ml Límite de tiempo de salida 0 =, 1 a 1440 minutos Límite de tiempo manual 1 a 1440 minutos 813 Menú de salida 4-20 ma- Retransmit (Parámetro seleccionado) = 4 ma (Parámetro seleccionado) = 20 ma Los Rangos de Escala Total son: Conductividad por Contacto: Conductividad Sin Contacto: Or Or Temperatura: ph: ORP: Cloro, Dióxido de Cloro Rango de escala total del parámetro Rango de escala total del parámetro 0 a 10,000 μs/cm 50 a 10,000 μs/cm 10 ms/cm a 100 ms/cm 100 ms/cm to 1000 ms/cm 32 a 392 F (-18 a 200 C) -2 a 16 unidades estándar a 1400 mv 0 a 10 mg/l Menú de salida 4-20 ma Proportional Feed Punto de Ajuste (Set Point) Rango de escala total del parámetro Salida Minima Permitido 0 100% Valor de entrada cuando Salida es Max Rango de escala total del parámetro Amortiguación 0 60 segundos Valor de Enclavamiento 0 100% Valor de entrada Fault 0 100% Input Cal Set Value 0 100% Límite de tiempo de salida 0 =, 1 to 1440 minutos Límite de tiempo manual 1 a 1440 minutos Valor de Manual 0 100% Los Rangos de Escala Total son: Conductividad por Contacto: Conductividad Sin Contacto: Or Or Temperatura: ph: ORP: Cloro, Dióxido de Cloro 0 a 10,000 μs/cm 50 a 10,000 μs/cm 10 ms/cm a 100 ms/cm 100 ms/cm to 1000 ms/cm 32 a 392 F (-18 a 200 C) -2 a 16 unidades estándar a 1400 mv 0 a 10 mg/l Menú de Grabación de Datos Intervalo de Grabación de Datos 10 a 1440 minutos 914 3.0 DESEMBALAJE & INSTALACION 3.1 Desempacando la Unidad Inspeccione el contenido de la caja. Por favor notifique al transportador inmediatamente si hay algún signo de daño en el controlador o sus partes. Contacte su distribuidor si hace falta alguna parte. La caja debe contener un controlador serie WebMasterONE y un paquete de soporte técnico (contiene manual de instrucciones, Guía de Arranque Rápido, un CD y un cable USB). Deberá contener cualquier opción o accesorio si este fue ordenado. 3.2 Montaje de la cubierta protectora de los componentes electrónicos El WebMasterONE se suministra con unos agujeros de montaje en la cubierta protectora. Deberá montarse en la pared con la pantalla al nivel del ojo en una superficie libre de vibraciones, utilizando los 4 agujeros para garantizar la máxima estabilidad. La cubierta protectora está clasificada como NEMA 4X, apropiada para instalación en exteriores. La máxima temperatura ambiente de operación es 120 º F (49 ºC); esto debe tenerse en cuenta si la instalación se hará en un área de alta temperatura. El sitio de la instalación debe estar cerca a una tomacorrientes de CA con conexión a tierra, el suministro químico que se controlará, y una línea telefónica o un concentrador Ethernet (si aplica). Evite lugares que estén muy cerca a Fuentes de ruidos eléctricos ( arrancadores de motores, transformadores de energía, variadores de velocidad de motores, radio transmisores, etc.), vapores corrosivos o humedad excesiva. La cubierta protectora requiere los siguientes espacios libres: Parte superior: 2 Izquierda: 10 Derecha: 4 Parte inferior: Instalación Tuberías Los controladores de la serie WebMasterONE se suministran con un flujómetro distribuidor diseñado para un suministro continuo de flujo de muestra del agua de enfriamiento a los sensores. Por favor refiérase a las Figuras 1 (a-d) de abajo para algunos dibujos de instalación típica. Torres de Enfriamiento: Coloque una toma en el lado de descarga de la bomba de recirculación para suministrar un flujo mínimo de 1 galón por minuto a través del distribuidor del flujómetro. La muestra debe fluir dentro del fondo del distribuidor para cerrar el interruptor de flujo, y regresar a un punto de presión más baja para asegurar el flujo. Instale una válvula de aislamiento en ambos lados del distribuidor para cortar el flujo en los mantenimientos al sensor. IMPORTANTE: Para evitar dañar la rosca hembra del tubo en las partes de plomería suministrada, no use más de 3 vueltas de cinta de teflón (PTFE) y enrósquela en el tubo con apriete a MANO únicamente! NO use ningún compuesto para tubo, masilla de plomería u otro producto sellante que contenga Alcohol Diacetona, ya que estos atacan el plástico del interruptor de flujo! Use cinta de teflón (PTFE) UNICAMENTE! 1015 Calderas: El sensor de conductividad debe ser instalado lo mas cerca posible del controlador, siendo la distancia máxima de 250 pies (76,2 Mts.). El cable debe estar protegido del ruido eléctrico de fondo. Use un cable 24 AWG, 3 pares trenzados, protegido, de baja capacitancia (15 pf/ft) con numero de parte Walchem # (Belden 9680) o su equivalente. El cable DEBE ser blindado contra el ruido eléctrico. Notas Importantes para Instalación en Caldera: (ver figura 1b y c) 1. Asegúrese que el nivel mínimo de agua en la caldera esté al menos 4-6 pulgadas por encima de la línea de purga de la espuma. Si la línea de purga de espuma está muy cerca de la superficie, es muy probable que el vapor entre a la línea en vez del agua de la caldera. La línea de purga de espuma debe instalarse también por encima del tubo más alto 2. Mantenga un mínimo de ¾ de pulgada de diámetro interior en el tubo sin restricciones de flujo de la toma para la línea de purga de espuma de la caldera para el electrodo. Si el diámetro interior se reduce por debajo de ¾ de pulgada, entonces ocurrirá flasheo más allá de ese punto y la lectura de conductividad será baja y errática. Minimice el uso de tees, válvulas, codos o uniones entre la caldera y el electrodo 3. Debe instalarse una válvula de corte manual de tal forma que el electrodo pueda quitarse y limpiarse. Esta válvula debe ser una válvula de puerto completo para evitar una restricción de flujo. Mantenga la distancia entre la derivación para la línea de purga de espuma al electrodo tan corta como sea posible, a un máximo de 10 pies 4. Monte el electrodo en el lado de derivación de una tee en posición horizontal de un tubo. Esto minimizará el riesgo de vapor atrapado alrededor del electrodo y permitirá que muchos sólidos pasen a través. 5. DEBE haber una restricción de flujo después del electrodo y/o la válvula de control para suministrar una contrapresión. Esta restricción de flujo será una válvula de control de flujo o una unión de orificio. La cantidad de restricción de flujo incidirá en la rata de purga, y debe dimensionarse adecuadamente 6. Instale la válvula motorizada o válvula de solenoide de acuerdo a las instrucciones del fabricante 7. Para mejores resultados, oriente el agujero en el electrodo de conductividad de tal forma que la dirección del flujo de agua sea a través del agujero. Guía para dimensionar las Válvulas de Purga y las Platinas de Orificio 1. Determine la rata de producción de vapor en Libras por Hora: Ya sea que lea de la placa de la caldera (Calderas acua tubulares) o lo calcule de la clasificación de los caballos de potencia (Calderas Piro tubulares): HP x 34.5 = lb/hr. Ejemplo: 100 HP = 3450 lb/hr.. 2. Determine la razón de Concentración (BASADO EN DOSIFICACION DE AGUA) Un especialista en tratamiento químico de agua debe determinar el número deseado de ciclos de concentración. Esta es la razón de TDS en el agua de la caldera a TDS en el agua de alimentación. Note que el agua de alimentación significa que el agua se alimenta a la caldera desde el desaireador e incluye el agua de reposición más el retorno de condensado. Ejemplo: Se han recomendado 10 ciclos de concentración 3. Determine la Rata de Purga Requerida en Lbs Por Hora Rata de Purga = Producción de vapor / (Razón de Concentración 1) Ejemplo: 3450/(10-1) = lb./hr 1116 4. Determine si se requiere Muestreo Continuo o Intermitente Use muestreo intermitente cuando la operación o carga de la caldera es intermitente, o en calderas donde la rata de purga requerida es menor del 25% de la válvula de control de flujo más pequeña disponible o menor que el flujo a través del orificio más pequeño. Vea la carta de flujo en la siguiente página. Use muestreo continuo cuando la caldera esté operando 24 horas día y la rata de purga requerida es mayor del 25% de la válvula de control de flujo más pequeña aplicable u orificio. Vea la carta de flujo en la siguiente página. El uso de una válvula de control de flujo le dará el mayor control del proceso, ya que la rata de flujo puede ajustarse fácilmente. El dial en la válvula también le da una indicación visual si la rata de flujo se ha cambiado. Si la válvula se obstruye, puede abrirse para limpiar la obstrucción, y cerrarse a la posición previa. Si se usa una platina de orificio, debe instalar una válvula aguas abajo del orificio para afinar la rata de flujo y suministrar una contrapresión adicional en muchas aplicaciones. Ejemplo: Una caldera de 80 lbs/pulg 2 tiene una rata de purga requerida de lbs/hr. La máxima rata de flujo de la válvula de control de flujo más pequeña es 3250 lbs/hr x 0.25 = la cual es demasiado alta para muestreo continuo. Usando un orificio, la rata de flujo a través de la platina de diámetro más pequeño es 1275 lbs./hr. Esto es demasiado alto para muestreo continuo. 5. Determine el tamaño de la Válvula de Control de Flujo U Orificio para esta Rata de Purga Use la siguiente gráfica para seleccionar un dispositivo de control de flujo: RATA DE FLUJO EN LBS/HR EN VARIOS ORIFICIOS Lbs/hr /8 inch dia 3/16 inch dia 1/4 inch dia 5/16 inch dia Presion PSI 1217 RATA DE FLUJO MAX EN VALVULAS DE CONTROL DE FLUJO EN LBS/HR Lbs/hr /2" 150 PSI 1/2" 300 PSI 3/4" 150 PSI /4" 300 PSI Presion PSI Instalación del Sensor Todos los sensores para la serie WebMasterONE están provistos con electrónica de condicionamiento de señal, y los sensores de conductividad pueden ubicarse hasta a 250 pies (75 metros) del controlador, y los sensores de ph/orp pueden ubicarse hasta a 1000 pies (303 metros) del controlador. Es altamente recomendable que los sensores se instalen en un radio de 20 pies del controlador para hacer calibraciones periódicas más convenientes. Los Electrodos deben estar localizados de tal forma que ellos respondan rápidamente a una muestra bien mezclada del agua de la torre de enfriamiento y los químicos de tratamiento. Si están demasiado cerca al punto de inyección, ellos verán picos de concentración y ciclarán de encendido a apagado muy frecuentemente. Si se colocan demasiado lejos del punto de inyección químico, ellos responderán muy lentamente a los cambios de concentración, y llegará mas allá del punto de ajuste (set point). Si necesita una extensión de los cables del sensor, entonces utilice un cable 24 AWG protegido, de baja capacitancia (15 pf/ft), 3 pares trenzados con numero de parte Walchem # (Belden 9680) o su equivalente. Preste atención a la integridad de la protección del cable. Siempre el cable del sensor (o cualquier otro cable de bajo voltaje) debe estar separado como mínimo unas 6 pulgadas (15,24 cm) de cualquier fuente de voltaje de CA Los electrodos opcionales de ph y ORP deben instalarse de tal forma que la superficie de medición siempre permanezca húmeda. El diseño de la trampa en U suministrada en el distribuidor debe lograr esto, aún si la bomba de recirculación se detiene. Estos electrodos también deben instalarse con la superficie de medición hacia abajo; que es 5 grados por encima de la horizontal, como mínimo. 1318 Si los sensores están sumergidos en el proceso, móntelos firmemente al tanque, y proteja el cable con un tubo de plástico, sellado en la parte superior para prevenir la falla prematura. Coloque los sensores en un área de buen movimiento de la solución. 3.4 Definiciones de Iconos Símbolo Publicación Descripción IEC 417, No.5019 Terminal del Conductor Protector IEC 417, No IEC 417, No ISO 3864, No. B.3.6 En trámite ISO 3864, No. B.3.1 Encendido (Suministro) Apagado (Suministro) Peligro, riesgo de choque eléctrico Peligro, temperatura Alta, riesgo de quemadura Peligro 1419 Figura 1a: Instalación Instalacion Típica, Tipica, Torre de Enfriamiento Enfriamiento 1520 Figure 1b Instalacion Tipica, Caldera Muestreo Intermitente 16 Mostrar más
SISTEMA DE MONITOREO INTEGRADO Manual de Instalación Número de Soporte Técnico:1-877-OPW-TECH (877-679-8324) Llamadas Fuera deusand Canadá:1-708-485-4200 Fax:1 (800) 421-3297 Horas:LunesaViernes, 7:00 Más detalles Transmisor de caudal PD 340
Transmisor de caudal PD 340 Manual E PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8-10, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 www.proces-data.com Copyright by PROCES-DATA A/S. Se reservan todos los derechos. Más detalles UDC2500 Controlador digital universal Modelo de control de límite Manual del producto 51-52-25-118-SP Abril de 2007
UDC2500 Controlador digital universal Modelo de control de límite Manual del producto 51-52-25-118-SP Abril de 2007 Honeywell Field Solutions Avisos y marcas comerciales Copyright 2007 de Honeywell Revisión Más detalles MONOPRICE. 4 Cameras y 4 Canales de Vídeo DVR Equipo de Sistema de Seguridad. Manual de Usuario PID 9888
MONOPRICE 4 Cameras y 4 Canales de Vídeo DVR Equipo de Sistema de Seguridad PID 9888 Manual de Usuario Tabla de Contenido 1.0 Advertencias y Medidas de Seguridad... 4 2.0 Descripción General... 5 2.1 Introducción... Más detalles 753/754. Manual de uso. Documenting Process Calibrator
753/754 Documenting Process Calibrator Manual de uso July 2011 (Spanish) 2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks Más detalles MODELO 440 Y 450 INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN ELECTRÓNICO Manual de Instalación 90018-031
MODELO 440 Y 450 INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN ELECTRÓNICO Manual de Instalación 90018-031 8824 Fallbrook Dr. Houston, TX 77064, USA Tel: 1-281-940-1802 Servicio Técnico fuera de horario : 1-713-702-8809 Fax: Más detalles Tank Sentinel. Guía de Programación. Serie TS-5. Revisión de Software 0.5.0.7
Tank Sentinel Guía de Programación Serie TS-5 Revisión de Software 0.5.0.7 Franklin Fueling Systems 3760 Marsh Rd. Madison, WI 53718 USA Tel: +1 608 838 8786 800 225 9787 Fax: +1 608 838 6433 www.franklinfueling.com Más detalles Favor de leer éste manual de usuario antes de operar el equipo.
Favor de leer éste manual de usuario antes de operar el equipo. Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Este manual del usuario se proporciona únicamente con fines informativos. Más detalles DIVAR AN 3000 / DIVAR AN 5000
DIVAR AN 3000 / DIVAR AN 5000 Videograbador digital es Guía de instalación rápida DIVAR AN 3000 / DIVAR AN 5000 Contenido es 3 Tabla de contenidos 1 Seguridad 4 1.1 Precauciones de seguridad 4 1.2 Instrucciones Más detalles Manual de Instrucciones
Manual de Instrucciones MODELO QT454 QT428 QT426 QT446 Serie QT4 H.264 DVR de RED 1 Gracias por elegir un producto Q-See! Todos nuestros productos están respaldados por una garantía condicional de servicio Más detalles Cooper Bussmann. Manual del Usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E. Leer y Guardar para Referencia Futura. Versión 2.
Cooper Bussmann Leer y Guardar para Referencia Futura Manual del Usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E Versión 2.14 ATENCIÓN! Si no se da una terminación correcta a los cables Más detalles Masoneilan* Transmisor de Nivel Serie 12400
GE Energy Masoneilan* Transmisor de Nivel Serie 12400 Manual de Instrucciones y GuÍa de Seguridad Índice GENERALIDADES... 3 7.3.1. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRINCIPIOS DE CALIBRACIÓN...25 7.3.2. CALIBRACIÓN Más detalles ADVERTENCIA Por favor lea cuidadosamente
ADVERTENCIA Por favor lea cuidadosamente Nota para los Instaladores Esta advertencia contiene información vital. Para el único individuo en contacto con el sistema del usuario, es su responsabilidad tratar Más detalles ADEMCO LYNXR-I Sistemas de seguridad
ADEMCO LYNXR-I Sistemas de seguridad Guía de instalación y configuración K14114SPV1 11/07 Rev. A RECOMENDACIONES PARA UNA PROTECCIÓN ADECUADA Las siguientes recomendaciones para la ubicación de dispositivos Más detalles ADEMCO VISTA-48LA Sistema de Seguridad
ADEMCO VISTA-48LA Sistema de Seguridad Manual de Instalación y Programación K0749-6SP 1/06 Rev. A ii Indice Prestaciones y Consejos de Instalación... 1-1 Prestaciones... 1-1 Funciones... 1-1 Dispositivos Más detalles USER MANUAL JEROME 431-X ANALIZADOR DE VAPOR DE MERCURIO MANUAL OPERATIVO. Junio 2004
USER MANUAL JEROME 431-X ANALIZADOR DE VAPOR DE MERCURIO MANUAL OPERATIVO Junio 2004 ARIZONA INSTRUMENT LLC 3375 N Delaware Street Chandler, AZ 85225 USA 800.528.7411 602.470.1414 f 602.281.1745 www.azic.com Más detalles Network Video Recorder. Manual del Usuario (Actualizado junio 12, 2013)
Network Video Recorder Manual del Usuario (Actualizado junio 12, 2013) La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Copyright 2006-2012, Exacq Technologies, Inc. Derechos Reservados. Más detalles ANSEL MODELO 7005 GSM Gateway VoIP Manual del usuario. Versión: 1.07 -
ANSEL MODELO 7005 GSM Gateway VoIP Manual del usuario Versión: 1.07 - Índice Prefacios 3 0.1 Acerca de este Manual 3 0.2 Declaraciones de Derechos de Autor 3 0.3 Marcas 3 0.4 Instrucciones de seguridad.3 Más detalles Manual de Instrucciones
VER SU MUNDO GRABADORA DE VIDEO DIGITAL H.264 LISTA PARA LA RED Manual de Instrucciones Versión en español 1.0 Se muestra el modelo de *8 canales LA SOLUCION ECONOMICA PARA PROTEGER SU CASA O NEGOCIO VENTA Más detalles Recovery/ Recycling/ Recharging Unit
Recovery/ Recycling/ Recharging Unit Operating Manual Manual de Operación Manuel d utilisation Model 17800B/17801B Recovery/Recycling/Recharging Unit for Multiple Refrigerants...1 Modelo 17800B/17801B Más detalles CARACTERISTICAS. Operación. Programación del Teclado. Memoria EEPROM. Protección Estática/Rayos. Supervisión
CARACTERISTICAS Programación del Teclado El PC1500/1550 incluye un código original de fabricación, el cual lo hace programable con un mínimo de programación. El panel del control es completamente programable Más detalles S7051. Manual de usuario del equipo portátil
S7051 Manual de usuario del equipo portátil Febrero de 2012 Índice Índice... 2 Capítulo 1: Presentación del PC Portátil Acerca de este Manual de Usuario... 6 Notas sobre este manual... 6 Precauciones de Más detalles MANUAL DE USUARIO DE D2, 2BIG, Y 5BIG NETWORK 2
MANUAL DE USUARIO DE D2, 2BIG, Y 5BIG NETWORK 2 HAGA CLIC AQUÍ PARA ACCEDER A UNA VERSIÓN ACTUALIZADA ONLINE de este documento para conseguir el contenido más reciente y disfrutar de características como Más detalles Para obtener asistencia técnica en todos los demás mercados, comuníquese con su agente de ventas.
AVISOS IMPORTANTES IMPORTANTE Antes de operar o dar mantenimiento a esta unidad, lea atentamente este manual prestando atención a las advertencias y precauciones de seguridad. http://pro.autel.com www.autel.com Más detalles Joybook Lite Serie U102 Manual de Usuario
Joybook Lite Serie U102 Manual de Usuario Copyright y marcas comerciales Copyright 2009 de BenQ Corporation. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, Más detalles Manual de Instalación y Usuario
Manual de Instalación y Usuario Para TODOS los equipos de la gama: Coloso Evolution y Coloso Evolution II Versión de Firmware: 606 y 608 Edición Revisada: Enero 2012 Por favor, lea detenidamente el manual Más detalles 728EX Y 728 MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONSULTA VERSIÓN 3.3 (728EX+) Y 3.1 (728+)
728EX Y 728 MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONSULTA VERSIÓN 3.3 (728EX+) Y 3.1 (728+) TABLA DE MATERIAS INTRODUCCIÓN...3 ACERCA DE ESTE MANUAL... 3 CARACTERÍSTICAS... 3 ESPECIFICACIONES... 4 ACCESORIOS Y TECLADOS... Más detalles unidad de ca manual completo del usuario
vacon 10 unidad de ca manual completo del usuario Document code: DPD00079A Last edited: 30.10.2008 1. Seguridad... 3 1.1 Advertencias...3 1.2 Instrucciones de seguridad...4 1.3 Conexión a masa y protección Más detalles MANUAL OPERATIVO (v. 2.2.0)
MANUAL OPERATIVO (v. 2.2.0) ATENCIÓN: PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, EVITE QUE ESTE EQUIPO ESTÉ EXPUESTO A LA LLUVIA O ENTRE EN CONTACTO CON AGUA. ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE Más detalles Xerox WorkCentre 3550. Abril 2010
Xerox WorkCentre 3550 Abril 2010 2 de Gracias por elegir. Si sigue los procedimientos de este manual en el orden en que aparecen, podrá realizar las siguientes acciones correctamente: Conectar la máquina Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución