Source: http://www.instruments.nidec-shimpo.com/es/fg-3000-digital-medidor/
Timestamp: 2018-08-17 11:08:08+00:00

Document:
FG-3000 Digital Medidor | NIDEC-SHIMPO CORPORATION
FG-3000 Digital Medidor
La nueva Serie de medidores de fuerza digitales FG-3000 es la opción de pruebas de compresión y tensión simple, rentable.
Combinando uno de las carcasas más compactas, y manteniendo una gran pantalla LCD con iluminación de fondo, estas unidades fueron diseñadas para adaptarse perfectamente a la mano para facilitar su uso. El FG-3000 multilenguaje proporciona un intuitivo menú de programación del instrumento a los requerimientos deseados. Tres modos de funcionamiento seleccionables: Modo de seguimiento muestra lecturas en vivo, Modo Pico registra la lectura máxima detectada durante la prueba, y el modo Pre-set que activa puntos altos y bajos de ajuste límite definidos por el usuario. Los límites programables proporcionan una rápida indicación visual y sonora si una prueba pasa o no. Además, una salida del comparador permite la integración del instrumento en su sistema de calidad para pruebas repetitivas tales como en líneas de producción.
Los gráficos de la pantalla facilitan la comprensión y el funcionamiento real. Un gráfico de barras analógico ofrece la perspectiva de la lectura actual en comparación con el rango máximo de la escala. Los iconos Pase/Falla proporcionan una respuesta inmediata de los resultados de pruebas, mientras que un símbolo de almacenamiento reconoce cuando se registra una lectura. La orientación de la pantalla menú seleccionable agiliza el cambio de prueba de empuje a tracción para para aplicaciones de soporte portátiles o de prueba.
Estos instrumentos de alta tecnología pueden registrar hasta 500 lecturas con sólo pulsar un botón para la adquisición de datos instantáneos. Los datos se pueden visualizar en la pantalla, enviarse a una impresora opcional o ser subidos en el programa de software para gráficos y análisis estadístico. Los modelos están disponibles en un rango desde 2, 2 hasta 220 lb proporcionando una amplia oferta para diversas aplicaciones tales como, inspección de calidad entrante, pruebas de productos terminados, R&D o casi cualquier requerimiento de pruebas de soporte de fuerza o portátil.
1000 Hz de frecuencia de muestreo combinado con +/- 0.3% FS exactitud proporciona muestreo rápido gran resolución y resultados más precisos
Tres modos de operación: Seguimiento, Pico y los límites preestablecidos
Pantalla reversible 180° iconos de tensión/compresión, y el teclado impreso verticalmente permite el uso como un indicador portátil o montado al revés en un banco de pruebas
Límites Programables Máximo & Mínimo permiten visualización instantánea e indicación audible de prueba satisfactoria o no satisfactoria en modo Preset
Capacidad de recolección de datos de 500 puntos se puede ver en la pantalla, enviarse a impresora opcional o subirse al software para su posterior análisis
Construcción Resistente, de aluminio fundido ergonómico permite su uso en aplicaciones exigentes
Función de salida Comparador proporciona al usuario fáciles capacidades de integración de sistemas de pruebas Pasa/Falla
Selección de múltiples idiomas y de unidad de ingeniería proporciona comodidad al usuario
Capacidad de calibración de campo elimina la necesidad de enviar al laboratorio
Certificado de Calibración incluido junto con soportes de adaptadores populares
Software de registro de datos/gráficos disponible para su descarga gratuita en el sitio web
Modelo FG-3000
Precisión ± 0.3% F.S.
Unidades Seleccionables N, kgf, ozf, y lbf. (Dependiendo del rango)
Capacidad de Sobrecarga 150% of F.S. (LCD parpadea más de 110% of F.S.)
Método de Medición Pico, Seguimiento, Preset
Datos de Frecuencia de Muestreo 1000 Hz
Pantalla Matriz de puntos 160*128 LCD con luz de fondo
Frecuencia de Actualización de Pantalla 10 veces/Segundo
Resolución Ver Tabla
Memoria 500 datos
Valor Establecido Límites Alto & Bajo programables en Preset Mode
Indicador de Batería El ícono de la batería parpadea en la pantalla cuando la batería está baja
Energía Baterías Recargables 3.6VDC 800mAH Ni-MH
Tiempo de Vida de la Batería Aproximadamente 16 horas uso continuo carga completa
Cargador/Adaptador Cargador Universal USB/BM, Entrada: 110 ~ 240VAC
Efectos de Temperatura <0.054% per °F (0.03% FS per °C)
Salidas USB, RS-232; Límite Alto & Bajo NPN’s
Temperatura de Operación 14 to 104°F (-10 to 40°C)
Humedad Relativa de Almacenamiento 20 to 80%
Almacenamiento -4 to 122°F (-20 to 50°C)
Humedad Relativa de Operación 5 to 95%
Dimensiones 5.5 x 2.8 x 1.4″ (140 x 71 x 35.5 mm)
Peso del Producto 0.9 lb (0.4 kg)
Peso del Empaque 2.25 lb (1 kg)
Accesorios Incluidos Adaptador/Cargador AC, cable USB, certificado de calibración, 6 accesorios: gancho, punta plana, punta
cónica, punta de cincel, punta muescas, eje de extensión
Modelo N kgf ozf lbf
FG-3003 Capacidad 10.00 1.000 35.00 2.200
Resolución 0.01 0.001 0.01 0.001
FG-3005 Capacidad 50.00 5.000 180.0 11.00
Resolución 0.01 0.001 0.1 0.01
FG-3006 Capacidad 100.0 10.00 350.0 22.00
Resolución 0.1 0.01 0.1 0.01
FG-3008 Capacidad 500.0 50.00 1800 110.0
Resolución 0.1 0.01 1 0.1
FG-3009 Capacidad 1000 100.0 3500 220.0
Resolución 1 0.1 1 0.1
FG-7CHRG Cargador
FG-7USB Cable USBv
FG-HK Adaptador de Gancho (M6)
FG-7FL Adaptador Plano (M6)
FG-7CN Adaptador Cono (M6)
FG-7CL Adaptador de Cincel (M6)
FG-7GV Adaptador con Muesca (M6)
FG-7RD Eje de Extensión (M6)
FG-PRINT Impresora térmica portátil
Literatura y Descarga de software:
FG-3000 Data Sheet | FG-3000 Manual | EDMS Software | EDMS Software Manual

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución