Source: http://docplayer.es/10231654-Procedimiento-para-la-calibracion-de-registradores-indicadores.html
Timestamp: 2018-12-19 10:49:49+00:00

Document:
PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE REGISTRADORES / INDICADORES - PDF
Download "PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE REGISTRADORES / INDICADORES"
Soledad Cortés Suárez
1 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE REGISTRADORES / INDICADORES 08 Edición digital 1
2 Este procedimiento ha sido revisado, corregido y actualizado, si ha sido necesario. La presente edición se emite en formato digital. Hay disponible una edición en papel que se puede adquirir en nuestro departamento de publicaciones. Este procedimiento de calibración es susceptible de modificación permanente a instancia de cualquier persona o entidad. Las propuestas de modificación se dirigirán por escrito, justificando su necesidad, a cualquiera de las siguientes direcciones: Correo postal Centro Español de Metrología C/ del Alfar, 2, Tres Cantos, Madrid Correo electrónico Edición digital 1
3 ÍNDICE Página 1. OBJETO ALCANCE DEFINICIONES GENERALIDADES DESCRIPCIÓN Equipos y materiales Operaciones previas Proceso de calibración Toma y tratamiento de datos RESULTADOS Cálculo de incertidumbres Interpretación de resultados REFERENCIAS ANEXOS...38 Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 3 de 62
4 1. OBJETO El presente procedimiento tiene por objeto dar a conocer los métodos y la sistemática necesaria para realizar la calibración de registradores /indicadores. Según la Clasificación de instrumentos de Metrología Eléctrica [1], este instrumento se denomina técnicamente Registrador gráfico, y su código de identificación es el EE-20.03, no obstante se empleará la denominación de registrador a lo largo de este procedimiento, por ser esta última mayoritariamente empleada tanto en empresas como en laboratorios. 2. ALCANCE El ámbito de aplicación del presente procedimiento se limita a la calibración de registradores mediante el uso de calibradores eléctricos multifunción. Siempre que se satisfaga el principio básico de que la incertidumbre de calibración no sea mayor de un tercio, y preferiblemente de una décima, del error de utilización permitido para el instrumento a calibrar [2], será aconsejable utilizar el procedimiento de calibración aquí descrito. Este procedimiento es aplicable a la calibración de registradores, un ejemplo de características pueden ser las siguientes: Factores de deflexión (amplificadores X e Y): 1 mv/cm, 5 mv/cm, 10 mv/cm, 50 mv/cm, 0,1 V/cm, 0,5 V/cm, 1 V/cm, 5 V/cm y 10 V/cm. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 4 de 62
5 Velocidad de escritura de la gráfica (base de tiempos): 0,25 s/cm, 0,5 s/cm, 1 s/cm, 2,5 s/cm, 5 s/cm, 10 s/cm, 25 s/cm y 50 s/cm. Ancho de banda de los amplificadores: Frecuencia de registro Hz. Impedancia de entrada de los amplificadores: 100 kω. Los campos de medida descritos pueden variar según el tipo de registrador a calibrar, el calibrador multifunción utilizado y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. 3. DEFINICIONES Son de aplicación las definiciones generales de la referencia [6] que se indican a continuación, además de otras específicas para el presente procedimiento. Ajuste (de un instrumento de medida) [6] (4.30) Operación destinada a llevar un instrumento de medida a un estado de funcionamiento conveniente para su utilización. NOTA: El ajuste puede ser automático, semiautomático o manual. Calibración [6] (6.11) Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 5 de 62
6 referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. NOTAS: 1 El resultado de una calibración permite atribuir a las indicaciones los valores correspondientes del mensurando o bien determinar las correcciones a aplicar en las indicaciones. 2 Una calibración puede también servir para determinar otras propiedades metrológicas tales como los efectos de las magnitudes de influencia. 3 Los resultados de una calibración puede consignarse en un documento denominado, certificado de calibración o informe de calibración. Calibrador multifunción: Instrumento que suministra en sus bornes de salida las magnitudes básicas eléctricas, tensión continua, intensidad continua, tensión alterna, intensidad alterna, y resistencia, en distintos rangos. En sus versiones modernas, estos incluyen un calibrador de osciloscopios necesario para la calibración de los registradores/indicadores, así como otros instrumentos eléctricos de aplicación más específicos. Este instrumento constituye por sus características prácticamente un pequeño laboratorio de calibración. Desviación estándar experimental [6] (3.8) Para una serie de n mediciones de un mismo mensurando, la magnitud s que caracteriza la dispersión de los resultados, dada por la fórmula: s = n i 1 ( x x) i n 1 2 siendo x i el resultado de la i-ésima medición y x la media aritmética de los n resultados considerados. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 6 de 62
7 NOTAS: 1 Considerando la serie de n valores como muestra de una distribución, x es un estimador insesgado de la media μ, y s 2 es un estimador insesgado de la varianza σ 2 de dicha distribución. 2 La expresión s/ n es una estimación de la desviación estándar de la distribución de x y se denomina desviación estándar experimental de la media. 3 La desviación estándar experimental de la media en ocasiones se denomina, incorrectamente, error de la media. Error (de indicación) de un instrumento de medida [6] (5.20): Indicación de un instrumento de medida menos un valor verdadero de la magnitud de entrada correspondiente. NOTAS: 1 Dado que un valor verdadero no puede determinarse, en la práctica se utiliza un valor convencionalmente verdadero (en [6] ver 1.19 y 1.20). 2 Este concepto se aplica principalmente cuando se compara el instrumento con un patrón de referencia. 3 Para una medida materializada, la indicación es el valor que le ha sido asignado. Factor de deflexión: Desplazamiento que se produce en la gráfica por unidad de tensión aplicada a la entrada del amplificador de un registrador, se expresa en voltios/división. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 7 de 62
8 Incertidumbre de medida [6] (3.9) Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. NOTAS: 1 El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación estándar (o un múltiplo de ésta) o la semiamplitud de un intervalo con un nivel de confianza determinado. 2 La incertidumbre de medida comprende, en general, varios componentes. Algunos pueden ser evaluados a partir de la distribución estadística de los resultados de series de mediciones y pueden caracterizarse por sus desviaciones estándar experimentales. Los otros componentes, que también pueden ser caracterizados por desviaciones estándar, se evalúan asumiendo distribuciones de probabilidad, basadas en la experiencia adquirida o en otras informaciones. 3 Se entiende que el resultado de la medición es la mejor estimación del valor del mensurando, y que todos los componentes de la incertidumbre, comprendidos los que provienen de efectos sistemáticos, tales como los componentes asociados a las correcciones y a los patrones de referencia, contribuyen a la dispersión. Resolución (de un dispositivo visualizador) [6] (5.12) La menor diferencia de indicación de un dispositivo visualizador que puede percibirse de forma significativa. NOTAS: 1 Para un dispositivo visualizador digital, diferencia de la indicación que corresponde al cambio de una unidad en la cifra menos significativa. 2 Este concepto se aplica también a un dispositivo registrador. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 8 de 62
9 Trazabilidad [6] (6.10) Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. NOTAS: 1 A menudo, este concepto se expresa por el adjetivo trazable. 2 La cadena ininterrumpida de comparación se denomina cadena de trazabilidad. 4. GENERALIDADES El registrador es un instrumento con capacidad para presentar en una gráfica, normalmente en papel milimetrado, las variaciones de la tensión eléctrica aplicada a la entrada del eje Y, bien en función del tiempo, bien en función de otra señal aplicada en el canal de eje X. Generalmente disponen de dos amplificadores iguales, uno para el eje X y otro para el eje Y, con diversos factores de deflexión, y de una base de tiempos como alternativa para el eje X. En el caso de utilizarse en la función YT, la gráfica obtenida es la variación de la señal de entrada al amplificador Y en función del tiempo. La velocidad de la base de tiempos puede variarse en márgenes muy amplios, teniendo en cuenta que este instrumento se utiliza para la visualización de variaciones de señales eléctricas de baja frecuencia La Figura 1 muestra el diagrama de bloques de un registrador XYT. En él puede observarse que el sistema consta básicamente de dos amplificadores, uno para el eje X y otro para el eje Y. La salida de los amplificadores se aplica a sus respectivos servomotores que son los encargados de producir el desplazamiento del sistema de escritura del registrador. En el mismo esquema de bloques se puede observar un generador de base de tiempos que sustituyendo al amplificador del eje X permite obtener una gráfica de la señal aplicada al eje Y en función del tiempo. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 9 de 62
10 Los dos amplificadores de entrada, X e Y, son idénticos y tienen por misión adaptar las diferentes señales de entrada al servomotor. Por medio de un conmutador y su correspondiente atenuador, es posible variar el coeficiente de deflexión de modo que la señal que se desea observar quede siempre dentro del espacio de la gráfica. Los dos servomotores son los encargados del desplazamiento del sistema de escritura en todo el área de la gráfica, reciben la señal de sus respectivos amplificadores. En el caso del servomotor del eje X también puede recibir la señal de desplazamiento del generador de la base de tiempos. La base de tiempos genera los diferentes barridos para que el eje X de la gráfica pueda desplazarse a velocidades predeterminadas, lo más generalizado en registradores es que estas velocidades sean muy lentas, siendo la más rápida del orden de 1 s/div. Básicamente el principio de calibración consiste en : a) Calibración de la ganancia de los amplificadores verticales, se realiza por medida directa aplicando la salida de tensión continua del calibrador. b) Verificación de la respuesta en frecuencia de los amplificadores verticales, se realiza por medida directa de la salida de tensión alterna del calibrador. c) Calibración de la velocidad de desplazamiento ( base de tiempos), se realiza por medida directa de la frecuencia de salida del calibrador. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 10 de 62
11 AMPLIFICADOR Y Y X AMPLIFICADOR X BASE DE TIEMPOS Figura 1: Diagrama de bloques de un registrador XYT 5. DESCRIPCIÓN 5.1. Equipos y materiales Para realizar la calibración descrita en este procedimiento es necesario disponer de un calibrador eléctrico multifunción con el que se pueda conseguir preferentemente una incertidumbre de calibración al menos tres veces más pequeña que la tolerancia permitida para el registrador que se desea calibrar durante su uso habitual. Este calibrador debe tener capacidad de generar las magnitudes y campos de medida para los que se vaya a aplicar el procedimiento dentro de los indicados en el apartado 2, es decir tensiones de corriente continua y de corriente alterna a frecuencias precisas. Como regla general se puede admitir que calibradores multifunción cuyas especificaciones absolutas a un año (o exactitud a un año Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 11 de 62
12 incluyendo la incertidumbre de calibración del calibrador) facilitadas por el fabricante sean iguales o mejores del 0,05% de la lectura en tensión continua, son adecuados para realizar las calibraciones descritas en este procedimiento. Como materiales necesarios para la calibración se incluyen dos juegos de cables apantallados para hacer las conexiones entre la salida del calibrador y la entrada del registrador Operaciones previas Antes de iniciar la calibración se realizarán las siguientes operaciones previas: ADVERTENCIA: Tanto en el instrumento a calibrar como en la instrumentación utilizada para la calibración, están presentes, bien en los terminales externos o internamente, durante la realización de la calibración o de los ajustes y comprobaciones que fuera necesario realizar, tensiones peligrosas para las personas. Para evitar daños irreparables, deben ser observadas todas las precauciones de trabajos con tensión, siguiendo de forma ordenada la secuencia de operaciones indicadas en el procedimiento. En cualquier caso tomar como referencia las instrucciones facilitadas por el fabricante en el manual técnico, para evitar riesgos al personal que realiza la calibración. a) Se comprobará que el registrador está identificado de forma permanente con su marca, modelo y número de serie correspondiente, o con un código interno del propietario del registrador unívoco. Si no fuera así se le asignará un código de identificación que se adherirá o fijará de forma segura sobre el registrador. b) Se estudiará el manual de operación del registrador a calibrar, de forma que la persona que realice la calibración esté familiarizada con su manejo. Se dispondrá también de las instrucciones de ajuste del fabricante por si en el transcurso de Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 12 de 62
13 la calibración se determinara la necesidad de realizar ajustes al registrador. c) Se comprobará que el registrador no tiene fundidos ninguno de los fusibles internos de protección, y que sus calibres y curvas de fusión son los indicados por el fabricante. d) En caso de existir, se comprobará el estado de la batería (algunos registradores van equipados de una batería que les permite funcionar sin conexión a la red eléctrica), siguiendo las instrucciones del manual del registrador, y en caso necesario se procederá a su sustitución. e) Se fijará cuál es la tolerancia de uso asignada al registrador, pudiendo coincidir con las especificaciones del fabricante, o estar calculada en función del uso concreto al que se destina el registrador. Los errores obtenidos en la calibración se compararán con esta tolerancia permitida de forma que siguiendo los criterios del apartado se determinará la necesidad o no de realizar ajustes en el registrador. f) Se dispondrá del manual de usuario del calibrador multifunción, y la persona que realice la calibración estará familiarizada con su manejo. g) Se comprobará el estado de calibración del calibrador multifunción, si dispone de un certificado de calibración en vigor, y si dicho certificado garantiza la trazabilidad e incertidumbre apropiadas a las medidas que se van a realizar en el transcurso de la calibración. h) Se comprobará que el valor nominal de la tensión de alimentación y las posibles variaciones son adecuadas para el funcionamiento del calibrador y del registrador a calibrar. Normalmente una tensión de 230 voltios ± 10 % es adecuada para el funcionamiento de la mayoría de los calibradores. En cualquier caso consultar el manual de instrucciones del Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 13 de 62
14 calibrador multifunción, y del registrador si éste tiene conexión a red. i) Se conectarán a la red de alimentación eléctrica el calibrador multifunción y el registrador a calibrar en los casos en que éste último disponga de conexión a red, durante un tiempo previo al inicio de la calibración para conseguir la estabilización térmica. El tiempo de estabilización térmica cambia de un instrumento a otro, por lo que se deben consultar los manuales técnicos correspondientes. j) La calibración se realizará manteniendo una temperatura ambiente comprendida entre 18 C, y 28 C que es el margen normal en el que los calibradores multifunción mantienen sus especificaciones. Es posible realizar la calibración a temperaturas distintas de las anteriormente indicadas, pero en este caso será necesario tener en cuenta este hecho en la asignación de incertidumbres de calibración. k) La humedad relativa no sobrepasará el 70%, aunque en algunos casos es posible admitir valores de hasta el 80 % (consultar para ello los manuales del calibrador y del registrador a calibrar). l) Se comprobará que el calibrador multifunción y el registrador a calibrar (cuando disponga de conexión a red) están conectados a una base de enchufe que incluya un conductor de protección o toma de tierra como medida elemental de protección frente a contactos indirectos. m) Se comprobará mediante medida o mediante consulta de las especificaciones o certificados de calibración del calibrador que la distorsión armónica total de las señales de tensión e intensidad alterna aplicadas con el calibrador sea inferior al 1%, y en caso contrario se tendrá en cuenta su influencia. n) Se realizarán las pruebas iniciales descritas en el manual técnico del registrador a calibrar, encaminadas a comprobar el estado general de funcionamiento del registrador (por ejemplo, Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 14 de 62
15 autocomprobación de encendido, comprobación de la pantalla de visualización, etc). Igualmente se hará una comprobación del sistema de escritura: plumillas, cartuchos de tinta, etc. ñ) Como medidas elementales de seguridad se señalan las siguientes: ADVERTENCIA: Tanto en el instrumento a calibrar como en la instrumentación utilizada para la calibración, están presentes, bien en los terminales externos o internamente, durante la realización de la calibración o de los ajustes y comprobaciones que fuera necesario realizar, tensiones peligrosas para las personas. Para evitar daños irreparables, deben ser observadas todas las precauciones de trabajos con riesgo eléctrico, siguiendo de forma ordenada la secuencia de operaciones indicadas en el procedimiento. En cualquier caso tomar como referencia las instrucciones facilitadas por el fabricante en el manual técnico, para evitar riesgos al personal que realiza la calibración. Como medidas elementales de seguridad se señalan las siguientes: No realizar ninguna conexión a las bornas de salida del calibrador si hay tensión presente en esas bornas. Por lo tanto antes de realizar cualquier conexión eléctrica a las bornas del calibrador, presionar la tecla de borrado del calibrador (RESET o similar), y comprobar que la señalización que indica que no hay señal en bornas del calibrador está activa (señalización STANDBY o similar). Utilizar cables con el nivel de aislamiento adecuado para evitar la perforación de su aislamiento (usar cables que soporten como mínimo 2000 voltios a 50Hz). Utilizar cables con terminales o bananas que una vez introducidas en las bornas correspondientes del calibrador o multímetro a calibrar no presenten partes activas accesibles Proceso de calibración Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 15 de 62
16 Secuencias posibles de calibración El proceso de calibración seguirá una de las tres secuencias descritas a continuación: 1) Calibración inicial. Ajustes. Calibración final. 2) Calibración sin ajustes. 3) Ajuste. Calibración final. La secuencia 1), es la secuencia normal: primero se realiza una calibración inicial, y si como consecuencia de esta primera calibración el equipo requiere ajuste, previa autorización del usuario del equipo, se realiza dicho ajuste seguido de una calibración final. De esta forma la primera calibración nos proporciona información del estado del instrumento durante el período de tiempo transcurrido desde la última calibración. La calibración final comprueba que los ajustes realizados son correctos y nos asegura la trazabilidad. En este caso se conservarán registros tanto de la calibración inicial como final. La secuencia 2) se puede considerar como una variante de la secuencia 1), aplicable cuando los errores encontrados en la calibración sean inferiores a unos límites establecidos. Es muy utilizada en patrones de referencia, para poder obtener una gráfica de su variación en función del tiempo sin influencia de ajustes. La secuencia 3) solamente se debe aplicar cuando el estado del registrador antes de la calibración no sea importante, por ejemplo porque se acaba de reparar, porque es nuevo, porque estaba previamente fuera de uso, etc. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 16 de 62
17 Se deberán establecer en función del uso previsto para el registrador, unos límites de tolerancia a partir de los cuales se podrá realizar el ajuste del instrumento, si se dispone de la autorización del usuario, o se limitará el uso del registrador. Se procederá al ajuste cuando la desviación obtenida sea mayor que el límite de tolerancia establecido disminuido en la incertidumbre de calibración. Algunas guías establecen como criterio de ajuste, para una relación entre tolerancia e incertidumbre comprendida entre 3 y 10, unos límites del 70% de la tolerancia de uso a partir de los cuales se procede al ajuste (que habitualmente coincide con la especificación del fabricante a un año). Es aconsejable que los ajustes se realicen siguiendo el manual del fabricante del registrador, en el orden y en los puntos indicados Definición de los puntos de medida. En la tabla 1 que sigue, se indican los puntos de medida recomendados para realizar una calibración completa de un registrador; en primer lugar se calibran los factores de deflexión de los amplificadores X e Y, seguido de la calibración del ancho de banda para los dos amplificadores y por último la velocidad de escritura (base de tiempos). Si el registrador se va a usar para una aplicación con un campo de medida específico es posible y recomendable definir otros puntos de medida. Las siguientes observaciones sirven para interpretar la tabla: Los puntos de calibración están indicados en tanto por ciento del fondo de escala. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 17 de 62
18 El valor del 10% indica un punto arbitrario situado al principio de la escala, en torno al valor mínimo que se vaya a medir con el registrador. El valor del 90% indica un punto arbitrario situado próximo del fondo de escala, el valor real puede variar del 80% al 100 % del fondo de escala, en el apartado 8 Anexos se incluyen tablas con los puntos de calibración a modo de ilustración. Cuando se trata de un rango en el que se está comprobando la linealidad (midiendo cinco puntos en el mismo rango), el valor del 90% se debe entender en sentido estricto del fondo de escala. En la verificación de la respuesta en frecuencia de los amplificadores (ancho de banda), se toma como referencia el 25% del límite del ancho de banda especificado por el fabricante, tomándose lecturas en los tres puntos de frecuencia restantes para la misma tensión de referencia a la entrada y verificándose que la amplitud de la señal registrada no cae por debajo del 30 % de la amplitud de referencia. La base de tiempos se calibra en todos sus rangos, verificándose que la velocidad de desplazamiento de la escritura es la correcta. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 18 de 62
19 Tabla 1: Puntos de calibración para los registradores RANGOS NÚMERO DE PUNTOS VALORES DE PRUEBA (% FONDO DE ESCALA) COEFICIENTE DE DEFLEXIÓN (TENSIÓN CONTINUA) TODOS 3 10%, + 90%, - 90% UN RANGO INTERMEDIO 5 10%, + 50%, + 90 %, - 50%, - 90% ANCHO DE BANDA UN RANGO INTERMEDIO 4 25%, 50%, 75%, 100% (% DEL ANCHO DE BANDA) VELOCIDAD DE ESCRITURA (BASE DE TIEMPOS) TODOS 1 100% El número de medidas a realizar, por cada punto, que se aconseja es de cinco para el coeficiente de deflexión, diez para la velocidad de escritura (base de tiempos) y una para la verificación del ancho de banda. Siendo el jefe del laboratorio, quien debe determinar en cada caso el número de medidas a realizar por cada punto. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 19 de 62
20 Conexiones y realización de las medidas. Las conexiones entre el calibrador multifunción y el registrador deben de realizarse con cable apantallado, para evitar que en la escritura de la gráfica aparezcan ruidos indeseables, especialmente en los rangos de mayor sensibilidad. En cada uno de los puntos de calibración definidos se aplicará la tensión especificada y a continuación se activará el registrador para que realice un barrido sobre el papel de la gráfica, anotando el resultado obtenido de la lectura gráfica en la hoja de datos preparada al efecto. Si es posible configurar el registrador en varias formas de medida (cambiando la resolución o la velocidad de escritura), elegir para la calibración la que presente, según el manual del fabricante, mejores especificaciones (que es usualmente la más lenta y con mejor resolución). Anotar siempre en la hoja de toma de datos las configuraciones seleccionadas en los registradores a calibrar, e indicarlas igualmente en el informe de calibración. NOTA: Para evitar lazos de tierra y ruido que distorsionen los resultados de la calibración, solamente debe existir un único punto de conexión a tierra. Esta conexión a tierra se puede realizar en el terminal bajo (LO) del registrador a calibrar, asegurándose entonces de que el terminal bajo (LO) del calibrador está aislado de tierra. Cuando el registrador a calibrar funciona con batería o está completamente aislado de tierra en sus bornes de medida, también es posible realizar esta conexión a tierra en el terminal bajo del calibrador. Factor de deflexión de los amplificadores X e Y Antes de iniciar la calibración de cada rango en tensión continua, se debe realizar un ajuste de cero en el registrador, para ello se procederá a cortocircuitar la Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 20 de 62
21 entrada del amplificador a calibrar, y con una velocidad de barrido lenta, ajustar el cero para que la línea de escritura en la gráfica ocurra sobre el cero de la misma. En cualquier caso seguir siempre el manual de instrucciones donde se describe la forma de realizar estos ajustes. Para realizar la calibración, se conectará la salida de tensión del calibrador (HI, LO), a los bornes de entrada del amplificador del registrador (ver figura 2). Para evitar errores inducidos por fuerzas electromotrices de origen térmico, especialmente importantes en las medidas de pequeñas tensiones en continua, es necesario usar conductores y conectores de cobre u otros materiales que generen bajas fuerzas termo electromotrices en su unión con el cobre. Al ser alta la impedancia de entrada de los amplificadores X e Y, del orden de 100 kω, no es necesario utilizar la configuración de cuatro terminales en el calibrador. Para cada uno de los factores de deflexión, una vez ajustado el cero, ajustar la salida del calibrador multifunción al valor de tensión continua que produzca una deflexión que se corresponda con el % indicado en la Tabla 1. Una vez definida la salida del calibrador, activar su salida y accionar la base de tiempos del registrador para que se produzca un barrido. En el caso que el registrador sea de papel continuo activar la base de tiempos durante el tiempo suficiente para que permita leer el registro producido. Anotar en el propio registro la configuración utilizada. Repetir el procedimiento hasta obtener cinco registros por cada factor de deflexión del registrador. Anotar en cada una de las gráficas obtenidas el valor medio indicado. Este valor medio se obtiene como la media entre el valor máximo y el valor mínimo indicado en cada uno de los registros. Ancho de banda (X e Y). Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 21 de 62
22 Se conectará la salida del calibrador (HI, LO), a los bornes de entrada del registrador, ver figura 2. No activar su salida. En el amplificador del registrador (X o Y) seleccionar un factor de deflexión situado en la zona central de las que dispone el registrador. En el calibrador seleccionar salida de tensión alterna y ajustarla para que la amplitud observada en el registrador sea de diez divisiones mayores (100% del rango seleccionado). Ajustar la frecuencia de la tensión alterna a un valor lo suficientemente bajo de modo que no le afecte el límite superior del ancho de banda del amplificador, aproximadamente el 25% de este límite. Realizar un barrido en estas condiciones. Sin variar la amplitud de salida del calibrador, ir aumentando la frecuencia de la tensión alterna del calibrador al 50%, 75% y 100% del límite del ancho de banda, hacer un barrido sobre la gráfica para cada frecuencia, verificando que la amplitud observada en la gráfica del registrador es 7,1 divisiones mayores ( 71% del rango seleccionado), punto de 3dB. La frecuencia a la que la amplitud observada en la gráfica es de 7,1 divisiones mayores corresponde con el ancho de banda del amplificador y debe ser igual o superior a la indicada en las especificaciones dadas por el fabricante del registrador. Esta prueba es una verificación de que el amplificador responde al ancho de banda especificado por el fabricante. Velocidad de escritura (Base de tiempos T). En el registrador seleccionar: Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 22 de 62
23 * modo YT. * coeficiente de deflexión en un rango intermedio. * base de tiempos en su velocidad más lenta. Realizar un barrido de la base de tiempos, a lo largo de la gráfica debe aparecer un ciclo por cada división mayor, la desviación observada debe ser menor que la indicada en las especificaciones. Y V/div HI LOW LOW CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN HI X V/div HI LOW s/div REGISTRADOR Figura 2: Conexión del calibrador multifunción al registrador 5.4. Toma y tratamiento de datos Para cada punto de calibración se anotarán los siguientes datos: Valor de la tensión aplicada con el calibrador. Lecturas obtenidas en la gráfica del registrador a calibrar. Si existe variación en la indicación del registrador se tomará como lectura el valor medio del valor máximo y mínimo obtenido en la gráfica. Error asociado a la calibración en cada punto (diferencia entre la lectura del registrador y el valor aplicado por el calibrador). A continuación se compararán, en su caso, los errores obtenidos con las tolerancias asignadas al registrador para determinar o no la necesidad de realizar ajustes, según los criterios del apartado Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 23 de 62
24 En el caso de que una vez determinados los errores, existiera duda sobre alguno de los valores obtenidos, por tratarse por ejemplo, de errores muy superiores a las tolerancias asignadas al registrador en calibración (p.e. doble de la tolerancia asignada), se repetirá la calibración en esos puntos para confirmar la bondad de los resultados obtenidos. Asimismo se deberá dejar registro de las condiciones ambientales significativas, temperatura ambiente y humedad relativa. La toma de datos se podrá realizar de forma manual o, si el registrador lo permite, mediante ordenador y un bus de comunicación IEEE, que controle al registrador a calibrar. En el último caso se deberá validar el programa informático utilizado antes de realizar la calibración, y se conservarán los ficheros de datos primarios que permitan reconstruir la calibración automática realizada. La validación del programa informático consiste en realizar los cálculos manualmente, partiendo de los mismos datos que ha utilizado el programa informático, y comprobando que los resultados obtenidos son los mismos que se obtuvieron utilizando el programa. Deben conservarse los cálculos obtenidos por los dos métodos así como los registros gráficos obtenidos, indicando en ellos todas las condiciones de medida: coeficiente de deflexión, velocidad de escritura, tensión aplicada a la entrada etc. 6. RESULTADOS 6.1. Cálculo de incertidumbres La asignación y expresión de incertidumbres se realizará siguiendo los criterios de la guía EA-4/02 [3]. En primer lugar se determinará la expresión de la magnitud de salida (que es el error del registrador a calibrar en cada punto de calibración), en función de las distintas magnitudes de entrada. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 24 de 62
25 Factor de deflexión La determinación del error, e X, de la indicación obtenida con el registrador a calibrar para tensión continua requiere que se realicen dos medidas, una primera con la señal aplicada y una segunda con un cortocircuito en bornes del registrador. e X = V ix + δv ix (V ix0 + δv ix0 ) (V S + δv S ) donde: V ix : indicación media del registrador cuando se aplica la tensión con el calibrador. V ix0 : indicación del registrador cuando se aplica un cortocircuito en su entrada. δv ix : corrección debida a la resolución finita del registrador cuando se aplica la señal. δv ix0 : corrección debida a la resolución finita del registrador cuando se aplica el cortocircuito. V S : valor de la señal de tensión aplicada con el calibrador. δv S : corrección del valor de la señal aplicada por el calibrador debida a múltiples efectos. δv S = δv SD + δv SC + δv ST + δv SP + δv SL + δv SB + δv SE + δv SR donde: δv SD δv SC δv ST : corrección de la señal del calibrador debida a su deriva desde su última calibración. : corrección de la señal del calibrador debida a su falta de linealidad. : corrección de la señal del calibrador debida a la temperatura de funcionamiento. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 25 de 62
26 δv SP : corrección de la señal del calibrador debida a variaciones en la tensión de alimentación. δv SL : corrección de la señal del calibrador debida a los efectos de carga del registrador. δv SB : corrección debida a la estabilidad del calibrador. δv SE : corrección de la señal aplicada por el calibrador debida a su error de calibración. δv SR : corrección de la señal aplicada por el calibrador debida a su resolución finita. a) Asignación de las componentes de la incertidumbre. a.1.- Incertidumbre debido a la falta de repetibilidad del registrador, (V ix ). Se tomarán cinco lecturas en las mismas condiciones de medida, siempre que existan variaciones en la indicación del registrador. En caso contrario esta contribución no se considerará, por tener un valor nulo. Se calcularán los estimadores estadísticos que caracterizan la dispersión de los resultados obtenidos, (ver capítulo 3 de definiciones). En particular se calcularán la media aritmética de los valores de V ix, la desviación estándar experimental, s(v ix ), y la desviación estándar experimental de la media que coincide con la incertidumbre típica de V ix. Desviación estándar experimental de la media: NOTA: u(v ix ) = s(v ix ) / 5 Las indicaciones obtenidas al realizar el cortocircuito en bornes del registrador a calibrar para tensión continua, se considera que no presentan variación alguna, tal y como sucede normalmente en la práctica. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 26 de 62
27 a.2.- Incertidumbre de calibración del patrón. (V S ). La incertidumbre de calibración del calibrador será la reflejada en el correspondiente certificado de calibración, para el punto considerado. Puesto que en los certificados se indican incertidumbres expandidas ( U certi, con k=2), para hallar la incertidumbre típica será necesario dividir el valor indicado por el valor de k certi (normalmente 2). En el caso de que el punto en el que se va a realizar la calibración del registrador no coincida con un valor certificado del calibrador, se incluirá como componente de incertidumbre la mayor incertidumbre de calibración del calibrador de entre todos los puntos calibrados del rango en el que se usa. La expresión queda: u(vs) = U k certi certi a.3.- Resolución del registrador a calibrar. (δv ix, δv ix0 ). En ambos casos, se considera el máximo error posible que se puede cometer debido a la resolución del registrador como ± 0,5 divisiones pequeñas en las que está dividida la gráfica, la incertidumbre típica se hallará suponiendo una distribución rectangular y dividiendo por tanto por 3. El valor de esta contribución se expresará en unidades homogéneas con el resto de contribuciones. Se entiende por división pequeña, a cada una de las divisiones en que se divide una división mayor. Si la división mayor es un centímetro, y éste a su vez está dividido en milímetros, la división pequeña es el milímetro. La expresión queda como sigue: δv ix = δv ix0 = (Resolución)/ 3 Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 27 de 62
28 a.4.- Correcciones en la salida del calibrador, (δv SD, δv SC, δv ST, δv SP, δv SL,δV SB, δv SR ). Debido a que no es posible conocer normalmente cada una de las correcciones anteriores, las componentes de incertidumbre asociadas a estos factores se pueden derivar de las especificaciones facilitadas por el fabricante para el calibrador multifunción. Estas especificaciones garantizan que si el calibrador funciona en un margen de temperatura determinado, (por ejemplo, entre 18 C, y 28 C), con una tensión de alimentación determinada, (por ejemplo: 230 V ± 10 %), y habiendo transcurrido un período de tiempo determinado, (por ejemplo menor a un año) desde la última calibración, las señales generadas coincidirán con las indicadas en la pantalla del calibrador dentro de un margen máximo de diferencias, que denominaremos especificaciones (espec.). Para hallar la incertidumbre típica se supondrá una distribución rectangular dividiendo por tanto (espec.) por 3. Es posible realizar un estudio detallado de alguna de las contribuciones anteriores (por ejemplo la deriva), y considerar esta contribución de forma independiente, pero sus contribuciones serían despreciables frente a las especificaciones del equipo que se está calibrando. a.5.- Corrección de la señal aplicada por el calibrador debida al error durante la calibración del mismo, (δv SE ). Existen dos posibles planteamientos a la hora de considerar las correcciones de las tensiones generadas por el calibrador indicadas en el certificado de calibración del mismo. El primero, aconsejado por la referencia [5], consiste en aplicar en cada punto las correcciones correspondientes iguales a los errores indicados en el certificado de calibración, pero con signo contrario, con lo Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 28 de 62
29 cual no se incrementa la incertidumbre; este planteamiento es el seguido en la tabla adjunta que expresa el balance de las componentes de la incertidumbre (tabla apartado a.6). Un segundo planteamiento consiste en realizar el cálculo y asignación de incertidumbres sin considerar esta corrección, y sumar aritméticamente el valor absoluto de esta corrección para obtener un límite superior de la incertidumbre. a.6.- Balance de las componentes: Magnitud, X i Mejor valor estimado de la magnitud, x i Incertidumbre típica, (k=1) u(x i ) Distribución de probabilidad considerada Coeficiente de sensibilidad, c i Contribución a la incertidumbre u i (y) V ix - V ix0 media de los valores de (V ix - V ix0 ) s(v ix ) / 5 normal c 1 = 1,0 u 1 (y) = s(v ix ) / 5 V S V S U certi. / k certi. normal c 2 = -1,0 u 2 (y) = - U certi. / k certi. δv ix 0 Res./ 3 rectangular c 3 = 1,0 U 3 (y) =Res./ 3 δv ix0 0 Res./ 3 rectangular c 4 = -1,0 u 4 (y) = - Res./ 3 δv S e X corrección certificada según certificado del calibrador Ver expresión en espec./ 3 V rectangular c 5 = -1,0 u 5 (y) = - espec./ u( ex ) = ui ( y) Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 29 de 62
30 NOTA: Los coeficientes de sensibilidad se calculan como las derivadas parciales de e X, respecto de cada una de las magnitudes evaluadas en el punto de calibración considerado y supuesta la independencia entre las diferentes contribuciones como ya se manifestó anteriormente. Siempre que se utilice el procedimiento de calibración descrito estos coeficientes tomarán los valores indicados en el cuadro y no intervienen en la estimación de incertidumbres, al tomar valores de +1, y -1. NOTA: u i (y) = c i. u(x i ) Estimación de los grados efectivos de libertad. De acuerdo con el documento EA-4/02, anexo E [3], y utilizando la fórmula de Welch-Satterthwaite, los grados de efectivos libertad vienen dados por : ν ef = N i= 1 ( y) 4( y) 4 u ui ν i Para la incertidumbre típica u 1 (y) obtenida mediante una evaluación de tipo A, el grado de libertad viene dado por ν i = n 1, siendo n el número de medidas realizadas por punto de calibración. El resto de las contribuciones son del tipo B puesto que se toman límites superiores e inferiores, siendo por tanto los grados efectivos de libertad de la contribución a la incertidumbre típica u i (y) ν i. Aplicando la fórmula a los datos obtenidos en el balance de componentes anterior se obtienen los grados efectivos de libertad. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 30 de 62
31 Entrando en la tabla del anexo E, del documento citado anteriormente, se obtiene el factor de cobertura k que corresponde al un grado de libertad efectivo determinado. Cálculo de la incertidumbre expandida final (con factor de cobertura k). Considerando que todas las variables de entrada son independientes, que por tanto no es necesario tener en cuenta los coeficientes de correlación, y aplicando la expresión de propagación de varianzas de la referencia [3], y teniendo en cuenta que se han realizado las correcciones debidas a efectos sistemáticos conocidos (en este caso corrección del error del calibrador indicado en su certificado de calibración), la incertidumbre expandida tiene la siguiente expresión: U = k u( e ) = k u ( y) + u ( y) + u ( y) + u ( y) + u ( y) x Expresión del resultado de la calibración El error de indicación del registrador calibrado para un tiempo de prueba t es el siguiente: e X = (e x ± U) s (k = x) La incertidumbre de calibración indicada corresponde a una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura de k=x, que para una distribución normal corresponde a un nivel de confianza del XX % aproximadamente. NOTA: Si no se realiza la corrección debida al certificado de calibración, un límite superior de la incertidumbre de calibración se hallaría Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 31 de 62
32 sumando aritméticamente el valor absoluto del error no corregido debido al certificado con la incertidumbre indicada anteriormente: U = U + δv S En este caso para calcular el error de indicación del registrador a calibrar se consideraría como cero el valor de la corrección δv S Cálculo de incertidumbres en la velocidad de escritura (base de tiempos) del registrador. Se está realizando la calibración de la velocidad de escritura (base de tiempos) de un registrador. La calibración se realiza a una temperatura de 23 ± 5 C en la sala de metrología de una empresa de fabricación de componentes electrónicos. La tensión de alimentación de red se mantiene dentro de los límites de 230 V ± 10 %, durante toda la calibración. Inicialmente se realiza el ajuste del cero del registrador aplicando un cortocircuito en los bornes de entrada del amplificador del registrador. Este ajuste es solo a efectos de que la forma de onda aparezca centrada en la gráfica, pero no tiene influencia en la medida de tiempo. El registrador está situado, por ejemplo, en el rango de 0,1 V/división y su base de tiempos en 1 s/división (mayores), la gráfica horizontalmente está dividida en divisiones mayores, y cada división mayor está dividida a su vez en diez divisiones pequeñas, siendo su resolución de 0,5 divisiones pequeñas, que con la base de tiempos situada en 1 s/división equivalen a 0,05 s. Igualmente el registrador está trabajando dentro de los límites de temperatura en los cuales mantiene las especificaciones dadas por su fabricante. Se aplicó a continuación, por ejemplo, una tensión alterna de 0,5 V eficaces y frecuencia de 1 Hz con el calibrador Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 32 de 62
33 multifunción, usando cables de conexión adecuados. Se activa la base de tiempos del registrador, parándola después de pasados 100 s. La indicación en la gráfica del registrador ocupará más de 100 divisiones mayores, a partir de esta gráfica se obtienen diez medidas como sigue: Contar el número de divisiones mayores horizontales que hay entre el máximo n 1 y n 11 de la sinusoide, por ejemplo 10,15 divisiones, como la base de tiempos está en 1 s/división este intervalo supone 10,15 s. Contar igualmente para los nueve grupos siguientes de diez máximos de la sinusoide. El certificado de calibración del calibrador indica que la frecuencia generada coincide con el valor seleccionado en pantalla, siendo la incertidumbre de calibración en frecuencia del calibrador ±(0,004% de la frecuencia seleccionada) sin que haya ningún error de corrección y con un factor de cobertura k=2. La resolución del calibrador para la salida de 1 Hz es de 0, Hz, y se está utilizando dentro de los márgenes de temperatura permitidos por el fabricante. La resolución es de 10-6 Hz, que para la salida de 1 Hz supone en tiempo un error de 10-6 s. La determinación del error, e X, de la indicación en tiempo obtenida en la gráfica del registrador a calibrar se obtiene como: e X = t ix1 + δt ix1 - (t S1 + δt S ) donde: t ix : indicación del periodo medio del registrador cuando se aplica una frecuencia con el calibrador. δt ix : corrección debida a la resolución finita del registrador. t S : periodo aplicado por el calibrador cuando se selecciona una determinada frecuencia. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 33 de 62
34 δt S : corrección del periodo aplicado por el calibrador debida a múltiples efectos. δt S = δt SD + δt SC + δt ST + δt SP + δt SL + δt SB + δt S + δt SR donde: δt SD : corrección en la frecuencia del calibrador debida a su deriva desde su última calibración. δt SC : corrección en la frecuencia del calibrador debida a su falta de linealidad. δt ST : corrección en la frecuencia del calibrador debida a la temperatura de funcionamiento. δt SP : corrección en la frecuencia del calibrador por variaciones en la tensión de alimentación. δt SB : corrección debida a la estabilidad en frecuencia del calibrador. δt S : corrección de la frecuencia aplicada por el calibrador debida a su error de calibración. δt SR : corrección debida a la resolución finita del calibrador. a) Asignación de las componentes de la incertidumbre. a.1.- Incertidumbre por no repetibilidad del registrador, (t ix ). Las lecturas están tomadas en las mismas condiciones de medida. Se calcularán los estimadores estadísticos que caracterizan la dispersión de los resultados obtenidos, (ver capítulo 3 de definiciones). Media aritmética de los valores de t ix Desviación estándar experimental s(t ix ) Desviación estándar experimental de la media = u(t ix ) = =s(t ix ) / n, siendo n el número de medidas realizadas. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 34 de 62
35 a.2.- Incertidumbre de calibración del patrón en el punto de frecuencia que se está utilizando (t S ). La incertidumbre de calibración del calibrador es de 0,004% de la frecuencia seleccionada (con k=2). Por ejemplo, para la frecuencia de 1 Hz, T = 1 s, supone un error de s. Si durante la medida se toman diez ciclos, que corresponden a 10 s, su error es de s, por lo tanto la incertidumbre típica será de s (con k=1). u(t s ) = U certif. /k certif. a.3.- Resolución del registrador a calibrar con la base de tiempos en 1 s/división (δt ix ). Considerando el máximo error posible que se puede cometer debido a la resolución del registrador como ± 0,5 divisiones pequeñas en las que está dividida horizontalmente la gráfica, supuesto que la gráfica está dividida en diez divisiones mayores y que a su vez estas están divididas en diez divisiones pequeñas, se tendrá que la resolución es ±0,05 s. Asumiendo una hipótesis de distribución rectangular resulta: u( δ tix ) = resol. 3 a.4.- Correcciones en la salida del calibrador, (δv SD, δv SC, δv ST, δv SP, δv SL, δv SB, δv SR ). Las componentes de incertidumbre asociadas a estos factores se encuentran incluidas dentro de las especificaciones facilitadas por el fabricante para el calibrador multifunción. Estas especificaciones garantizan que si el calibrador funciona dentro de las condiciones ambientales, de alimentación etc.., y Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 35 de 62
36 habiendo transcurrido un período de tiempo determinado, por ejemplo menor a un año desde la última calibración, las frecuencias generadas coincidirán con las indicadas en la pantalla del calibrador con la incertidumbre dada en el certificado de calibración. Por todo lo cual se considera, para este caso, que estas correcciones se consideran ya incluidas en el término t S1. a.5.- Balance de las componentes: Magnitud Mejor valor, X i estimado de la magnitud, x i Incertidumbr e típica, (k=1) u(x i ) Distribución de probabilidad considerada Coeficiente de Contribución a la sensibilidad, c i incertidumbre u i (y) t ix Media de los valores de t ix s(t ix )/ n normal c 1 = 1,0 u 1 (y) = s(t ix )/ n t S t s Ucertif /k certif normal c 2 = -1,0 u 2 (y) = - U certif /k certif δt ix δt ix Resol./ 3 rectangular c 3 = 1,0 u 3 (y) = Resol./ 3 e X Ver apartado b) u( e X ) = ui ( y) Estimación de los grados efectivos de libertad ν ef. De acuerdo con el documento EA-4/02, anexo E [3], y utilizando la fórmula de Welch-Satterthwaite, los grados efectivos de libertad vienen dados por : ν ef = N i= 1 ( y) 4( y) 4 u ui ν i Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 36 de 62
37 Para la incertidumbre típica u 1 (y) obtenida mediante una evaluación de tipo A, el grado de libertad viene dado por ν i = n 1, siendo n el número de medidas realizadas por punto de calibración. El resto de las contribuciones son del tipo B puesto que se toman límites superiores e inferiores, siendo por tanto los grados efectivos de libertad de la contribución a la incertidumbre típica u i (y) ν i. Aplicando la fórmula a los datos obtenidos en el balance de componentes anterior se obtienen los grados efectivos de libertad Entrando en la tabla del anexo E, del documento citado anteriormente, se obtiene el factor de cobertura k que corresponde al grado de libertad efectivo calculado. Cálculo de la incertidumbre expandida final (con factor de cobertura k). Considerando que todas las variables de entrada son independientes, que por tanto no es necesario tener en cuenta los coeficientes de correlación, y aplicando la expresión de propagación de varianzas de la referencia [3], se tiene para la incertidumbre expandida: U = ku( ex ) = k u1 ( y) + u2 ( y) + u3 ( y) Expresión del resultado de la calibración. El error de indicación del registrador calibrado para un tiempo de prueba t es el siguiente: e X = (e x ± U) s (k = x) La incertidumbre de calibración indicada corresponde a una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura de k=x, que para una distribución normal corresponde a un nivel de confianza del XX % aproximadamente. Procedimiento EL-009. Edición digital 1 Página 37 de 62
PROCEDIMIENTO EL-020 PARA LA CALIBRACIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES CON MÁS DE 5 1/2 DÍGITOS DE RESOLUCIÓN
PROCEDIMIENTO EL-020 PARA LA CALIBRACIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES CON MÁS DE 5 1/2 DÍGITOS DE RESOLUCIÓN 11 Edición digital 1 Este procedimiento ha sido revisado, corregido y actualizado, si ha sido necesario.
PROCEDIMIENTO EL-005 PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11
PROCEDIMIENTO EL-005 PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11 Edición digital 1 Este procedimiento ha sido revisado, corregido y actualizado, si ha sido necesario. La presente edición se
PROCEDIMIENTO ME-003 PARA LA CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS, VACUÓMETROS Y MANOVACUÓMETROS
PROCEDIMIENTO ME-003 PARA LA CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS, VACUÓMETROS Y MANOVACUÓMETROS 08 Edición digital 1 Este procedimiento ha sido revisado, corregido y actualizado, si ha sido necesario. La presente
Procedimiento de Calibración. Metrología PROCEDIMIENTO ME-005 PARA LA CALIBRACIÓN DE BALANZAS MONOPLATO
Procedimiento de Calibración Metrología PROCEDIMIENTO ME-005 PARA LA CALIBRACIÓN DE BALANZAS MONOPLATO La presente edición de este procedimiento se emite exclusivamente en formato digital y puede descargarse
PEE70 Lista de enmiendas: Enero 2012
Copia No Controlada Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Desarrollo e Investigación en Física y Metrología Procedimiento específico: PEE70 CALIBRACIÓN DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE CORRIENTE
PROCEDIMIENTO ME- 001 PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE VACÍO
PROCEDIMIENTO ME- 001 PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE VACÍO 10 Edición digital 1 Este procedimiento ha sido revisado, corregido y actualizado, si ha sido necesario. La presente edición se emite en

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN

 RESOLUCIÓN