Source: https://es.scribd.com/document/323171538/catalogo-espanol-novus-pdf
Timestamp: 2019-09-15 22:56:51+00:00

Document:
catálogo_español novus.pdf | Scada | USB
Solución Completa en Automatización: Catálogo General
guardarGuardar catálogo_español novus.pdf para más tarde
catálogo_español novus.pdf
CI-Tema1-Introduccion a Sistemas Comunicaciones Industrial
Informe de Gira Chiriqui
Digital 20479
TE-002222-MAN-001 Rev.2
Comunicacion Serial y Modbus
explicacion kits lego education
Solución Completa en Automatización
• Controladores • Transmisores • Data Loggers • Indicadores • Softwares • Sensores • Wireless
Superar las expectativas de nuestros clientes y colaboradores ha sido una prioridad para NOVUS. Todo esto, sumado a la responsabilidad social y ambiental, reafirman nuestra postura frente a la comunidad y al medio ambiente.
La apertura económica de los años 90 en Brasil dieron a NOVUS la oportunidad de reinventarse, buscando nuevos desafíos para la empresa, fue así que Novus comenzó a enfocarse también en el mercado externo, ampliando sus límites más allá de las fronteras de Brasil, mirando hacia el mundo entero como cliente potencial. El mismo producto que sale de nuestras líneas de montaje puede ir tanto a una pequeña ciudad brasilera como a cualquier centro avanzado europeo o norteamericano.
Contando con una moderna línea de montaje automática SMT de alta precisión, NOVUS está capacitada tecnológicamente para cumplir los rígidos requisitos RoHS (entre otros) en sintonía con las más exigentes normas ambientales.
NOVUS no llegó hasta aquí por casualidad. Nuestras conquistas son el fruto de mucho trabajo, inversiones e innovaciones.
Hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos!
Medimos, Controlamos, Registramos.
Indicador Universal -
El indicador universal N1540 utiliza alta tecnología para atender aplicaciones exigentes con alta confiabilidad. Con base en una plataforma de hardware avanzada y robusta, el N1540 puede ser configurado a través del teclado o a través de la interfaz USB. La interfaz USB facilita en gran medida la tarea de configurar el indicador. Permite, por ejemplo, la multiplicación de una configuración estándar en varios equipos de forma muy fácil. Además de esta facilidad, la interfaz USB permite monitorear el valor medido a través del ordenador. La caja del equipo ocupa apenas 40 mm de profundidad, lo que facilita la instalación en los cuadros eléctricos. Posee hasta dos relés de alarma y una fuente de alimentación de 24 V para alimentar los transmisores.
 Entrada para termocuplas J,
0-50 mV, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc, 0-20 mA y 4-20 mA
 Unidades de temperatura °C y °F
 Ajuste de Offset de indicación
 Filtro digital ajustable
 Límite de indicación configurable de -1999 a 9999
 Conectores traseros desmontables
 Amplia pantalla con 14 mm de altura
 Registro de los valores máximos y mínimos indicados,
*Disponible a partir de mayo de 2012
 Tasa de muestreo hasta 50 mediciones por segundo
 Dos alarmas con salida tipo relé SPST de 1,5 A / 240 Vca
 Configuración protegida por contraseña
 Funciones de alarma: mínimo, máximo, diferencial,
 Fuente de voltaje auxiliar de 24 Vcc
diferencial mínimo, diferencial máximo y sensor abierto
 Interfaz USB para configuración y monitoreo
 Bloqueo inicial de alarma
 Recuperación de las configuraciones de fábrica
 Histéresis de alarma
 Frente IP65 UL 94 V-2; Caja IP20 UL 94V-0
 Función Flash (pantalla parpadea cuando hay una alarma)
 Teclado de silicona
 Certificado CE y UL
 Dimensiones: 96x48x40 mm
 Alimentación: 100~240 Vca/cc ±10% OPCIONALES:
 Comunicación serial RS485 Modbus RTU
 Alimentación 24 Vca/cc
Indicador Universal - N1040i
Indicador universal, de bajo costo y fácil mantenimiento, permite ser programado por operadores con poca experiencia en instrumentación. Puede tener hasta dos relés de alarma y fuente de 24 V para alimentar equipos transmisores remotos.
 Entrada para termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc y 4-20 mA
 Límite de indicación ajustable de -1999 a 9999
 Funciones de alarma: mínimo, máximo, diferencial, diferencial mínimo, diferencial máximo y sensor abierto
 Dimensiones: 48 x 48 x 80 mm
 Alimentación: 100~240 Vca/cc ±10% 48~240 Vcc ±10% 24~240 Vcc ±10% (modelo N1040i-F) OPCIONALES:
 Menú de configuración simplificado
 Relé SPST 3 A / 250 Vca + Fuente 24Vcc
 Protección de la configuración por contraseña de acceso
 Retransmisión 0-20 / 4-20 mA de la variable medida
 Conector trasero removible
 Dos salidas de alarmas por relé SPST 3 A/240 Vca
 Teclado en silicona
 Fuente de tensión auxiliar de 24 Vcc
Indicador Universal - N1500 & N1500LC
Indicador universal de alto rendimiento. Cuenta con resolución de 16 bits, hasta 4 relés, comunicación digital, fuente para alimentación del transmisor y celda de carga, entrada digital y salida de retransmisión.
 Límite de indicación ajustable de -31000 a 31000 o de 0 a 60000
 Tasa de lectura de hasta 15 mediciones por segundo
 Alarmas: 2 relés SPDT 3 A/ 240 Vca
 Alarmas configurables: alta, baja, diferencial y ruptura del sensor
 Fuente interna de 24 Vcc para los transmisores
 N1500LC - dedicado para celda de carga
 Modos HOLD, PEAK, MÁX, MÍN, tara y cero
 Entrada digital: hold, tara, cero o reset
 Cero y Tara por entrada digital o teclado
 Fuente de 10 Vcc para alimentar celdas de carga
 Dimensiones: 96 x 48 x 92 mm
 Retransmisión 4-20 mA de la cantidad medida
 Dos relés SPST 1,5 A / 240 Vca
Indicador Universal - N1500G
Indicador universal de alto rendimiento. Cuenta con una gran pantalla de 56 mm de altura para visión lejana. Presenta características diversas y completas. Programación por teclado o a través de la RS485, retransmisión 4-20 mA, comunicación digital y entrada digital con funciones especiales.
 Entrada para termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc y 4-20 mA
 Límite de indicación ajustable -1999 a 9999
 Tasa de muestreo de 5 mediciones por segundo
 Alarmas: 2 relés SPST 3 A/ 240 Vca
 Funciones de alarmas alta, baja, diferencial y ruptura del sensor
 Fuente interna de 24 Vcc para transmisores
 Retransmisión de 4-20 mA de la cantidad medida
 Funciones HOLD, PEAK, MÁX. y MÍN
 Entrada digital: hold, cero, tara o reset
 Fuente de 10 Vcc para células de carga
 Certificado CE
 Dimensiones: 310 x 110 x 37 mm
 Alimentación: 100~240 Vca/cc ±10%
Indicador de Caudal -
*Disponible a partir de julio de 2012
Indicador especializado en aplicaciones de medición de caudal, con medida y lectura del valor instantáneo y del valor totalizador. Posee capacidad de leer una entrada de 4-20 mA o una entrada de pulsos en el mismo equipo, con tipo de entrada seleccionado por software. Cuenta con numerosas opciones de visualización de pantalla, pudiendo constar de hasta 4 relés así como de un canal de comunicación digital. Posee dos salidas para retransmisión: una de 4-20 mA, para la medición del caudal instantáneo, y otra por pulsos (NPN), típicamente para la medición del caudal total, con ambas entradas aisladas.
 Entradas: 4-20 mA, NPN, PNP, contacto seco o señal de bobina/solenoide
 Entrada 4-20 mA con integración y opción de cálculo de raíz cuadrada
 Capacidad de leer señales de pulsos de 0,1 a 8000 Hz
 Totalizador de caudal reiniciable o persistente (modelo único)
 Factores de escala ajustables
 Filtros configurables para las entradas
 Cuando se utiliza la entrada de pulsos, la entrada 4-20 mA puede ser usada como entrada auxiliar (por ejemplo: lectura de presión)
 Salidas 4-20 mA (caudal instantáneo) y de pulsos (NPN – caudal total) aisladas eléctricamente
 Las salidas pueden cambiar manualmente para facilitar la puesta en marcha
 Temperatura de operación: 0 a 50 ºC
 Cuenta con función de dosificación
 Funciones HOLD, MÁX y MÍN
 Pantalla doble de 6 dígitos cada una, permite varias configuraciones de visualización
 Linealización ajustable
 Totalmente configurable a través del teclado, de fácil navegación
 La configuración puede ser protegida por contraseña
 Alarmas configurables: alta, baja y ruptura del sensor
 Alarmas: 2 relés SPDT 3 A/ 250 Vca
 2 relés SPST 3 A/ 250 Vca adicionales
Reúne en un único modelo las principales funciones requeridas para diversos procesos industriales. Permite la configuración de las entradas de señal y salidas de control a través del teclado frente.
 K,
Entrada: termocuplas J,
Pt100, 0-50 mV,
 Rampas y mesetas: 7 programas de 7 segmentos o 1 programa con
0-5 Vcc y 4-20 mA
 Salidas: 2 relés SPST 1,5 A/ 250Vca, pulso para SSR y lineal 4-20 mA
 Frente IP65 UL 94 V-2; Caja IP20 UL 94 V-0
 Hasta 2 alarmas temporizadas de 0 a 6500 s
 Resolución de la medición: 12000 niveles
 Retransmisión de la PV o SP en 0-20/ 4-20 mA
 Dimensiones: 48 x 48 x 110 mm
 Modo Automático/Manual “bumpless”
 Entrada del Setpoint Remoto (4 a 20 mA)
 Soft start programable (0 a 9999 s)
 Sintonía automática de los parámetros PID
 Relé SPDT 3 A/ 250 Vca o 2 canales de E/S digitales
Controlador Universal - N1200
Es un avanzado controlador de procesos. Su algoritmo de control PID autoadaptativo monitorea constantemente el rendimiento del proceso y ajusta los parámetros PID con objetivo de obtener siempre la mejor respuesta posible para el control.
 Entrada: termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc,
180 segmentos
0-10 Vcc, 0-20 mA y 4-20 mA
 Convertidor A/D de 16 bits, 55 muestras por segundo
 Retransmisión de la PV o SP en 0-20 mA, 4-20 mA, con resolución
 Función salida segura
 Función LBD (Loop Break Detection)
 Relé SPDT 3A/ 240 Vca o 2 canales de E/S digitales
 Entrada de Setpoint Remoto (0-20 mA,4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V)
 Detección de resistencia quemada
 Rampas y mesetas: 20 programas de 9 segmentos o 1 programa de
Controlador Universal - N2000 & N2000S
Estos dos equipos poseen todas las funciones requeridas para los procesos de alto rendimiento industrial. El modelo S cuenta con dos relés de tiempo proporcional para el control de servo-válvulas motorizadas y “dampers”.
 Entrada: termocuplas J, K, T, N, R, S, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc y
 Rampas y mesetas: 7 programas de 7 segmentos o 1 programa de
 Salidas: 2 relés SPDT, 2 relés SPST, pulso para SSR y lineal 4-20 mA
 4 alarmas configurables por software
 Frente IP65 UL 94 V-2; Caja IP20 UL 94 V-0;
 Hasta 2 alarmas temporizadas de 0 a 6500s
 Dimensiones: 48 x 96 x 92 mm
 Retransmisión de la PV o SP en 4-20 mA
 Entrada de Setpoint Remoto (4 a 20 mA)
Controlador Universal - N3000
Controlador de alto rendimiento que también cuenta con los requisitos requeridos por los más críticos procesos industriales. Entrada y salidas fácilmente configuradas.
 Entrada: termocuplas J, K, T, N, R, S, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc y 4-20 mA
 Rampas y mesetas: 7 programas de 7 segmentos o 1 programa de 49 segmentos
 Cuatro (4) alarmas configurables por software
 Hasta 2 alarmas temporizadas (0 a 6500s)
 Dimensiones: 96 x 96 x 92 mm
 Alimentación 24 Vcc/ca
Controlador de Temperatura - N1020
Cuenta con un avanzado microprocesador de alto rendimiento y algoritmo de control PID autoadaptativo que ajusta los parámetros PID, obteniendo siempre la mejor respuesta posible para el proceso. Su frente posee dimensiones reducidas de apenas 48x24 mm, para aplicaciones donde no hay mucho espacio disponible.
 Entrada: termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100 y 0-50 mV
 Función Soft start
 Pantalla de LED, rojo, alto brillo
 Función Rampa
 PID autoadaptativo
 Posibilidad de recuperar la calibración de fábrica
 2 salidas: 1 de pulso 5 Vcc/ 25 mA y 1 a relé SPST 1,5 A/ 240 Vca
 Panel frente: IP65, Policarbonato UL94 V-2
 Funciones de salida: Control, Alarma1, Alarma2
 Caja: IP20, Policarbonato UL94 V-2
 Alarmas configurables con 8 funciones
 Bloqueo de alarmas en la energización inicial
 Temporizador programable
 Dimensiones: 48 x 24 x 105 mm
 Tecla “F” con 3 funciones especiales
 Alimentación: 100~240 Vca ±10% / 24 ~ 240 Vcc ±10%
Controlador de Temperatura - N1040
Este controlador de temperatura combina bajo costo y alta precisión con la acción de control PID. Tiene una profundidad de panel de solamente 80 mm, sistema de conexión eléctrica removible, dos salidas para control de alarma, alimentación universal, además de sintonía automática de los parámetros PID. Estas características lo hacen de él uno de los controladores de temperatura más sofisticados y de menor costo del mercado.
 Entrada: termocuplas J, K, T y Pt100
 Funciones de alarma configurables a través del teclado: mín., máx. o
 Salida de control de pulso lógico 5 Vcc/ 20 mA o relé SPST 1,5 A/
 Grado de protección: panel anterior IP65, caja IP30
 Tasa de muestreo: 10 mediciones por segundo
 Ambiente: 0° a 60 °C, 0 a 80 % HR
 Resolución interna: 15000 niveles
 Límites configurables para el Setpoint
 Pantalla doble de 4 dígitos de color rojo y verde
 Indicación de temperatura en °C y °F
 Material de la caja/panel anterior: PC (UL94 V-2)
 Dimensiones 48 x 48 x 80 mm
 Alimentación: 100~240 Vca/cc ±10% 48~240 Vcc ±10% 24~240 Vcc ±10% (modelo N1040-PR-F)
Controlador de Temperatura - N480D
Controlador de temperatura PID, con pantalla doble, que permite una acción rápida y fácil sobre el proceso.
 Entrada: termocuplas J, K, T, E, N, R, S y Pt100
 Pantalla roja para la cantidad medida y verde para el Setpoint
 Salida de control: relé SPST y Pulso de voltaje
 Programa de rampas y mesetas con la posibilidad de sucesivas repeticiones (disponible en junio de 2012)
 Salida de control de 4-20 mA
 Detecta cualquier falla del sensor
 Dos salidas tipo relé SPST 3 A/ 240 Vca
 Menú de programación simplificado para facilitar la configuración por el operador
El controlador de temperatura PID N2020 fue desarrollado para aplicaciones que requieren alto grado de precisión, rendimiento y bajo costo. Incluye los modos de selección Automático/Manual a través del teclado frente y otras características avanzadas de control.
 Salidas: 2 relés SPST, Pulso y 4-20 mA como opcional
 Programa de rampas y mesetas con posibilidad de repeticiones
 Funciones de alarma: mínimo, máximo, diferencial mínimo y
 Frente IP65 UL94 V-2; Caja IP20 UL94 V-0
diferencial máximo
 Control manual
 Temperatura ambiente: 0° a 60 °C, 0 a 80% HR
 Teclado con funciones rápidas: enciende/apaga,
manual/automático, etc.
Controlador Universal - N120 & N120S
Controlador para Refrigeración - N321R
Controlador de procesos completo, sin caja, adecuado para la instalación en panel frente de máquinas. Permite versiones con características y funciones dedicadas.
 Entrada digital para funciones múltiples
 Temporizador (Timer)
 Salidas: 2 relés SPST, pulso para SSR
 Dimensiones: 100 x 67 mm
 Control PID auto-adaptativo
 Hasta 4 alarmas temporizadas de 0 a 9999 s
 Relé SPDT para cargas de 10 A
 Versiones con pantalla doble o simple
El N321R realiza el deshielo automático por parada del compresor con intervalos y duraciones programables, además de contar con una tecla de deshielo manual. Entre otras funciones, retiene la indicación durante el ciclo de deshielo, posee un retardo programable para el accionamiento después de la energización y cuenta con funciones de protección del compresor.
 Protección por contraseña configurable
 Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
 Ajuste de offset del sensor
 Histéresis ajustable
 Dimensiones: 75 x 33 x 75 mm
 Mantiene su programación aún con falta de la energía
 Alimentación: 100~240 Vca/ cc ±10%
 Sensores: termistor NTC, Pt100, Pt1000
 Relé de control: SPDT, 16 A/ 240 Vca
 Frente con protección IP65
 Protección para Compresor contra variación de la tensión:
 Pantalla: 3½ dígitos, con 13 mm de altura
150~250 Vca (Modelos con NTC)
 Versiones personalizadas
 Resolución: 0,1 °C entre -19,9 a 199,9 °C
 Alimentación: 12~24 Vca/ Vcc
 Función Data Logger (junio de 2012)
 Precisión: 0,6 °C (NTC), 0,7 °C (Pt100 y Pt1000)
Controlador de Temperatura - N320, N321, N322 & N323
Controlador para Refrigeración - N323R & N323TR
El indicador electrónico N320 indica la temperatura de los procesos más variados con alto grado de precisión. Los controladores N321, N322 y N323 pueden ser configurados a través del teclado para control de refrigeración o calentamiento. El N322 cuenta con 2 relés y el N323 con 3 relés. Las salidas de alarmas pueden ser configuradas como alarmas de mínimo, máximo o diferenciales.
El N323R cuenta con 3 relés: para el compresor, para el deshielo y para el ventilador. Funciona con dos sensores, uno para medir la temperatura del ambiente y otro fijo en el evaporador para controlar el fin del deshielo. El N323TR cuenta con un reloj interno para programación de horarios de deshielo, con agenda semanal, días hábiles o calendario.
 Resolución: 0,1 °C de -19,9 a 199,9 °C
 Sensores: termistor NTC (-50 a 120 °C), Pt100 (-50 a 300 °C),
 Tasa de muestreo: 1,5 veces por segundo
Pt1000 (-200 a 530°C), Termocupla J (0 a 600 °C), Termocupla K (-
 Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C
 Tasa de Muestreo: 1,5 por segundo
50 a 1000 °C) o Termocupla T (-50 a 400 °C)
 Sensores: termistor NTC (2 sensores)
 Relé de alarma 1: SPST, 3 A/ 240 Vca (N322 y N323)
 Relé de alarma 2: SPST, 3 A/ 240 Vca (N323)
 Relé de alarma: SPST, 3 A/ 240 Vca
 Precisión: 0,6 °C (NTC), 0,7 °C (Pt100 y Pt1000), 3 °C (termocupla)
 Frente con protección IP65, protección contra chorros de agua
 Salida de pulso para SSR: 5 Vcc / 25 mA (N322)
 Precisión: 0,6 °C
 Alimentación: 12~24 Vca/Vcc
Controlador de Temperatura - N322T
Adquisición, Registro y Supervisión - LogBox-AA & LogBox-DA
El N322T se aplica en el control de procesos de calentamiento y/o refrigeración. Cuenta con un relé de accionamiento temporizado para uso en deshielo forzado, agitación programada de líquidos y otras aplicaciones que requieren accionamientos periódicos temporizados. La base de tiempo puede ser configurada en segundos, minutos u horas.
Precisos registradores para medidas analógicas y digitales, compatibles con diversos tipos de sensores industriales. La configuración y descarga de datos se realiza por una interfaz óptica IR-Link3 y el software LogChart-II, que permite la visualización gráfica o tabular, además de la exportación de archivos y el procesamiento matemático de los datos registrados.
 LogBox-AA: 2 entradas analógicas para termocuplas
 Intervalo de registro: 1s a 18 días
 Guarda su programación, aún en la falta de energía
J,K,T,N,R,S,B, Pt100, 0-50 mV, 0-10 Vcc, 0-20 mA y 4-20 mA
 Alimentación: Batería interna 3,6 V
 Sensores: termistor NTC, Pt100, Pt1000 o Termocupla J/K/T
 Resolución: 14 bits
 Autonomía de la batería: Típico 2 años
 Relé de control: SPDT, 16 A/250 Vca
 LogBox-DA: Entrada analógica para 0-50 mV, 0-10 Vcc, 0-20 mA o
 Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 °C
 Relé temporizado: SPST, 3 A
 Grado de Protección: IP65 o IP67
 Salida de pulsos para SSR: 5 Vcc / 25 mA
 Entrada digital para pulsos o contacto
 Dimensiones: 70 x 60 x 35 mm
 Alarma sonora interna
 Cuenta pulsos en intervalos de tiempo
 Configurador LogChart-II sin costo
 Monitor de tensión para protección del compresor: 150~250 Vca
 Memoria: 32768 mediciones
(Modelos con NTC)
Controlador de Temperatura - N321S & N322S
Adquisición, Registro y Supervisión - LogBox-RHT
El N321S y el N322S son controladores para captadores solares. Ellos comandan una bomba de circulación de agua a través de la diferencia de temperatura entre el colector solar y el acumulador térmico o la piscina. Cuenta con dos entradas para sensores de temperatura del tipo NTC y una salida de control para el accionamiento de la bomba de circulación de agua. El N322S cuenta también con una salida de apoyo.
LogBox-RHT-LCD es un data logger con sensores integrados de temperatura y humedad. Puede ser fácilmente programado y configurado a través de una versátil interfaz de comunicación conectada al puerto USB de la PC y software en sistema operacional Windows . Los valores de las medidas del sensor son mostrados en una pantalla. También se pueden visualizar en la pantalla los valores mínimos y máximos
 El N321S cuenta con una salida a relé SPDT, 1 HP (16 A resistivo) /
 Precisión: 0,6 °C (NTC)
ocurridos durante las adquisiciones.
Vca para el control de la bomba. El N322S cuenta con un relé
 Resolución: 0,1 °C de-19,9 a 120,0°C
más tipo SPST, 3 A/250 Vca para la salida de apoyo
 Medición de temperatura: NTC: -50 a 120 °C
 Pantalla LED de 3 ½ dígitos
 Alimentación: 100 a 240 Vca /cc ±10%
 Mantiene su programación aún en la falta de energía
 Incorpora sensores de temperatura y humedad
 Memoria: 32664 mediciones
 Autonomía de la batería: Típico 1 año
 Alimentación: 12~24 Vca/cc
Controlador de Humedad - N322RHT & N323RHT
El N322RHT y el N323RHT son controladores digitales de humedad relativa y temperatura. El N322RHT cuenta con dos salidas del tipo relé que pueden ser configuradas de forma independiente para actuar para control o alarma. El N323RHT cuenta con tres salidas del tipo relé que pueden ser configuradas de forma independiente para actuar como control, alarma o temporizador.
 Indicación seleccionable de la variable
 Temperatura:
Rango de medición: -20 a 80 °C
 Salida 1 Relé SPDT, 16 A/ 250 Vca
Precisión T: 0,5 °C @ 25 °C
 Salida 2 Relé SPST 3 A/ 250 Vca
Resolución de la medida: 0,1 °C de 19,9 a 80,0 °C
 Salida 3 Relé SPST 3 A/ 250 Vca (N323RHT)
 Humedad:
Rango de medición: 0 a 100% de humedad relativa (HR)
Precisión HR: 3% @ 25 °C
Resolución de la medida: 1% en todo el rango
 Salida de pulsos para SSR: 5 Vcc / 25 mA (N322RHT)
Adquisición, Registro y Supervisión - TagTemp
TagTemp es un data logger de temperatura compacto. Puede ser fácilmente programado y configurado a través de una versátil interfaz de comunicación conectada al puerto USB de la PC utilizando software en sistema operativo Windows . El software LogChart II permite la configuración, la descarga, los gráficos, el análisis y la exportación de los registros. Su resolución de 14 bits y su capacidad de memoria de 16 k registros, lo convierte en un instrumento ideal para el monitoreo de temperatura por largos períodos de tiempo o para altas tasas de muestreo.
 Grado de Protección: IP65
 Dimensiones: 47 x 30 x 12 mm
 Precisión en el rango temperaturas: ±0.5 °C
 Resolución de muestreo: 14 bits o 16.384 niveles
 Capacidad de memoria: 16000 registros
 Intervalo de registro: de 1 segundo hasta 18 horas
 Botón interno para comando de inicio y final de adquisición
 Software para Windows .
 Comunicación IR sin contacto hasta 50 cm, ángulo 30°
 Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +70 °C
 Batería Lithium substituible (tipo 2032), con autonomía promedio de 1 año
Adquisición y Registro de Datos - FieldLogger
Es un módulo de adquisición y registro de variables analógicas y digitales. Vencedor
del Premio Nacional de Innovación 2011 de la Confederación Nacional de la Industria
(categoría “Competitividad” - Brasil), puede ser el maestro de una red Modbus RTU y
leer registros de otros esclavos. Capaz de efectuar operaciones matemáticas en los
canales de entrada, cuenta con gran velocidad de lectura y registro, gran capacidad
de memoria y diversas opciones de conectividad.
8 canales analógicos: termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, Pt1000, 0-20 mV,
0-50 mV, 0-60 mV, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA y 4-20 mA, sin alterar el hardware
Interfaz Ethernet 10/100: DHCP, DNS, SMTP, HTTP, FTP (cliente y servidor), SNMP
(con traps) y Modbus TCP
Convertidor A/D: 24 bits, hasta 1000 muestras/s
Exactitud: 0,20% de la escala ±1 °C para termocuplas, 0,15% de la escala para los
8 canales digitales configurados individualmente como entrada o salida
2 salidas a relé
Interfaz RS485 maestro o esclavo Modbus RTU
Puede operar como gateway Modbus TCP - Modbus RTU
Capacidad para leer hasta 64 registros de esclavos Modbus RTU(canales remotos)
Hasta 128 canales para operaciones matemáticas y lógicas
Descarga de datos disponible para memoria USB, RS485, USB (cable), FTP (cliente
o servidor) y Modbus TCP
Dimensiones: 164 x 117 x 70 mm
Configuración disponible para interfaces USB (cable), RS485 y Modbus TCP
Hasta 32 alarmas con diversos tipos de acciones: accionamiento de salidas, envío
de emails, envío de traps SNMP y control de los registros
Exclusiva HMI a colores de 320 x 240 píxeles. Permite instalación local o remota
Memoria interna para 512 k registros o tarjeta SD opcional
Kit de extensión para la instalación remota de la HMI
Incluye un intuitivo software de configuración, colecta y exportación de datos
Alimentación 24 Vca/cc
Salida 24 V para la alimentación de 8 transmisores 4-20 mA (modelo estándar)
Adquisición y Registro de Datos - FieldLogger I/El
Módulo de adquisición y registro de variable analógicas, contiene una unidad inteligente que puede ser usada como registrador (data logger)
autónomo o como una terminal remoto de adquisición de datos en tiempo real. Compatible con carril DIN, cuenta con 8 canales analógicos en la
unidad básica y permite expansión por medio de módulos adicionales.
8 canales analógicos por módulo
Acepta termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B; 4-20 mA, Pt100, 0-50 mV
sin alterar hardware
Montaje en carril DIN 35mm
Dimensiones: 105 x 90 x 60 mm, caja de ABS
Resolución de la medición: 13000 niveles
Precisión: 0,25% de la escala ±1°C para termocupla, 0,2% para
Pt100, mA y mV
Memoria interna para 128000 registros y reloj de tiempo real
Barrido: <1 s para 8 canales
Alimentación: 24 Vca/Vcc
Alarmas: 2 relés 3 A para los 8 canales
Entrada digital para START/STOP remoto
Conversor Digital - Conversor USB-i485
El conversor USB-i485 es la solución rápida y segura para la interfaz entre la PC y los buses de comunicación RS485 o RS422. Al conectar el
USB-i485 al puerto USB de una PC, será automáticamente detectado e instalado como un puerto COM virtual, compatible con cualquier
aplicación existente de comunicación serial. Múltiples conversores pueden ser instalados en la misma PC, facilitando la configuración de un
sistema multiserial. La aislación de 1500 V protege la PC de sobretensiones transitorias y de los errores de conexión en el bus RS485.
Interfaz USB (V 1.1 y V2.0) Plug and Play
Aislación: 1500 Vcc entre las interfaces USB y la RS485/RS422
Driver puerto serial virtual: Windows
7/Vista/XP/2000/ME/CE/98,
Protección del bus RS485/422: +- 60 Vcc, 15 kV ESD
Dimensiones: 70 x 60 x 18 mm
Selección RS485 / RS422 por puente (jumper)
Alimentación: a través del bus USB
Control de automático de flujo para RS485
Tasa de Comunicación: 300 bps a 250 kbps
Bus doble RS485. Capacidad para 64 instrumentos RS485 (32 en
cada bus)
Adquisición y Registro de Datos - myPCLab
El myPCLab es una compacta herramienta de adquisición de datos para una PC utilizando el puerto USB. Cuenta con capacidad para monitorear
dos entradas analógicas universales y una entrada digital. Para el curioso o para el científico, en tareas simples o complejas, el myPCLab es una
valiosa herramienta para el monitoreo on-line y para el registro de datos en laboratorios, industrias y escuelas. Incluye un software intuitivo para
el registro y la visualización de los datos en forma de gráficos de función, barras y otros.
Dos entradas analógicas: termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-
10 V, 0-50 mV, 4-20 mA
Entrada digital: Pulsos de tensión o contacto
(V1.1 y V2.0). Virtual
Serial Port Driver, Protocolo
Resolución A/D: 11 a 15 bits
Tasa de muestreo: 8 a 128/segundo, dependiendo de la resolución
con capacidad de comunicación con múltiplos
myPCLabs
Precisión: 0,25% escala ±1 °C para termopar / 0,2% para Pt100,
mV, mA y V
Caja: ABS, 70 x 60 x 18 mm
Registro & Supervisión
Adquisición y Registro de Datos - SuperView Mobile
SuperView Mobile es un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) desarrollado para usuarios que deseen efectuar el monitoreo, control y supervisión de los dispositivos en una
planta industrial, comercial o residencial, utilizando Smartphones y Tablets ANDROID
sistema móvil ofrece una interfaz de fácil utilización para usuarios avanzados y principiantes,
además de ofrecer un asistente (wizard) de configuración que orienta al usuario durante el desarrollo de toda la aplicación. La comunicación remota se realiza utilizando el protocolo Modbus TCP sobre las interfaces de comunicación presentes en el dispositivo móvil tales como: WiFi, 3G, GPRS, Bluetooth, etc. La interfaz gráfica está compuesta de pantallas del tipo listas, gráficos de tendencia y mapa (GPS) que permiten la visualización de los datos tanto para lectura como para escrita. Las alarmas configuradas están integradas al sistema de avisos ANDROID, donde el usuario es inmediatamente avisado y puede reconocerlas para fines de rastreabilidad. Este y otros eventos importantes de la aplicación son registrados y pueden ser visualizados con el Audit Trail. Actualmente existen dos versiones disponibles en el Android Market (con actualización automática). La versión SuperView Mobile Lite es gratis y cuenta con las mismas funciones que la versión comercial, sin embargo ella está limitada a la configuración de 5 variables (Tags). La versión comercial del SuperView Mobile, no cuenta con limitaciones de configuración.
 Ventanas tipo Lista, Gráficos de Tendencia y Mapa (GPS)
 Conexiones con cualquier dispositivo Modbus TCP
 Tags por tipo (enteros, punto flotante, bit, booleano)
 Alarmas integradas al sistema ANDROID
 Reconocimiento de alarmas para rastreabilidad
 Fórmulas matemáticas con biblioteca de funciones
 Importación y exportación de aplicaciones
 Seguridad en la autenticación de usuarios
 Audit Trail (Log de eventos/ocurrencias)
 Estadísticas y estatus de la aplicación en tiempo real
 Informaciones del proyecto para el control de versiones
 Asistente de configuración interactivo
 Actualizaciones automáticas a través del Android Market
 Archivo de aplicación encriptado
Adquisición y Registro de Datos - SuperView
Flexible, funcional y amigable, el SuperView es un sistema de supervisión de procesos industriales SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con foco en la supervisión de aplicaciones locales o geográficamente distribuidas. La simplicidad de su configuración contribuye en el proceso de toma de decisión para la construcción de sinópticos que represente el ambiente real que está siendo supervisado a través del sistema. Como actuador en el proceso supervisado, el usuario cuenta con un conjunto de herramientas que permiten describir lógicas para leer y enviar datos a los equipos de medición y control.
 Control y supervisión geográficamente distribuidos
 Interfaz intuitiva para la configuración de recetas
 Gestión de fórmulas y expresiones matemáticas
 Registros de datos históricos encriptados, protegidos contra violación.
 Asistentes para creación y gestión de informes simples y complejos
 Configuración de perfil para cada usuario, limitando sus acciones por función
 Supervisión individual de alarmas para cada variable monitoreada con indicación visual, sonora y por e-mail
 Firma electrónica en el reconocimiento de los eventos
 Contempla los requisitos ANVISA RDC 17/2010 y FDA 21 CFR Parte 11
Adquisición y Registro de Datos - FieldChart
El FieldChart es un sistema de monitoreo y adquisición de datos dedicado y de fácil utilización para los equipos NOVUS FieldLogger, FieldLogger I/El y para toda la gama de controladores e indicadores NOVUS. De fácil uso, no necesita entrenamiento inicial de parte del usuario. El módulo principal permite: la descarga de las adquisiciones (memoria) del FieldLogger y del FieldLogger I/El para la PC; realizar el registro gráfico online o en lotes y generar gráficos históricos. Permite también visualizar parte del gráfico con zoom, listar los valores asociados, realizar uniones y adjuntar gráficos, imprimir los gráficos o listas, y exportar los datos para otros programas y plantillas.
Oprenado online, realiza la comunicación con protocolo Modbus RTU y Modbus TCP para monitoreo de hasta 64 registros de equipos tales como
el FieldLogger, FieldLogger I/El o hasta 64 controladores e indicadores, permitiendo así la visualización gráfica de los datos. A cada pluma pueden ser asociadas alarmas alta y baja, y cuyos valores serán indicados en el panel cuando activas.
Adquisición y Registro de Datos - WebServer
El WS10 se aplica en la adquisición y transmisión de datos. Es capaz de integrar instrumentos y sensores a la Internet y Ethernet. Cuenta con una interfaz Ethernet, protocolo TCP/IP, 2 puertos seriales, 2 salidas a relé y 4 entradas analógicas o digitales. Como maestro Modbus RTU, puede leer y escribir los dispositivos remotos. Como servidor el gateway Modbus TCP puede comunicarse fácilmente a sistemas SCADA. El WS10 puede exhibir páginas HTML, enviar e-mail, monitorear las condiciones de alarma y comunicarse por modem convencional o celular.
 Interfaces de comunicación: 1 RS232, 1 RS485 Ethernet 10BaseT. Opcional Modem V32
 Protocolos TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, Modbus (TCP y RTU)
analógicas (0-5 V,
-20 mA)
10 bits o (4-20 mA) resolución 800 niveles
 2 salidas a relé SPST 3 A/250 V
 Memoria Flash para HTML y registro
 Caja en ABS, para carril DIN 35 mm
 Consumo: 4 VA
 Dimensiones: 105 x 90 x 60 mm
Ideal para aplicaciones de telemetría M2M (machine-to-machine), el AirGate-GPRS permite la supervisión de una red con comunicación serial Modbus por más de un maestro. Uno de los maestros podrá ser remoto, comunicando a través de una conexión TCP/IP sobre GPRS a través de la nube (internet). Otro podrá ser un software de supervisión conectado a través del puerto USB. La segunda interfaz RS485 podrá ser configurada como un esclavo Modbus RTU, permitiendo que un tercer maestro, tal como una HMI local, acceda a los esclavos, o como un maestro Modbus RTU, permitiendo un nuevo ramo de la red con más esclavos. Por conseguir direccionar los paquetes Modbus RTU entre sus interfaces, permite un gran aumento de funciones sin interferir en el rendimiento de la red original.
 A través de la interfaz GPRS, se conecta a puertas de enlace
 Velocidad de las interfaces RS485 de 1200 a 115200 bps
(gateways) en la nube de forma de ofrecer sus datos
Interfaz GSM
 de cuatro
bandas, opera con todas las
 Totalmente compatible con el gateway M2M de NOVUS para
operadoras de telefonía celular del mercado
 Capacidad de autenticación en el servidor remoto para
 USB se comporta como un puerto serial virtual (Virtual COM
 Permite enviar SMS para notificar alarmas y otros eventos
 Interfaz USB aislada: 2 kV
 Dos interfaces RS485 configurables (tasa de bits, paridad y bits de parada)
 Una interfaz RS485 siempre maestro Modbus, otra configurable como maestro o esclavo
 Totalmente configurable por software gratuito
 Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C
 Puede leer dos entradas analógicas 4-20 mA o 0-10 V o dos señales digitales, seleccionables por puentes
 Viene acompañado de antena con cable de 3 m y base magnética
 Caja en ABS para carril DIN 35 mm
 Grado de Protección: IP40
 Certificado CE y Homologado Anatel
 Alimentación: 10 a 35 Vcc OPCIONAL:
 Antena articulable para montaje directo en el equipo
Gateway - AirGate-Modbus
El AirGate-Modbus es un puerto de enlace (gateway) multifuncional inalámbrico que permite la inserción simple y transparente de nuevos puntos en redes Modbus RTU existentes. El AirGate-Modbus cuenta con cuatro modos diferentes de operación, permitiéndole actuar como multiplexor de maestros Modbus RTU, en una rama inalámbrica de una red Modbus RTU RS485 o como un convertidor USB RS485. Diferentes topologías de redes pueden ser formadas, como punto a punto, estrella y árbol, permitiendo la distribución de los esclavos Modbus de acuerdo con las necesidades.
 Banda de operación: ISM 2.4 GHz
 Interfaz USB Device (Mini-B)
 Comunicación inalámbrica IEEE 802.15.4
 16 canales de operación con selección automática y adaptativa
 Tasa de bits del puerto físico 1200 a 115200 bps
 Potencia máxima de transmisión: 100 mW (20 dbm)
 Grado de Protección: IP20
 Alcance estimado: 100 metros dentro de edificaciones y 1000
 Caja: ABR+PC con fijación para riel de 35 mm
metros al aire libre
 Certificados: Anatel (1818-11-7089) y CE
 Tasa de transmisión inalámbrica: 250 Kbps
 Alimentación: 10 a 35 Vcc. Consumo máximo: 70 mA (en 24 V)
 Encriptación de datos: AES-CBC-128 (Advanced Encryption Standard)
 Base magnética con cable de 2,5 metros para la antena SMA
El DigiGate Profibus es el equipo ideal para la conexión entre una red Profibus DP y una red Modbus RTU. Actúa como un puerto de enlace (gateway), actuando como un maestro en la red Modbus RTU y un esclavo en la red Profibus. Así, el DigiGate lee los datos de interés de los demás equipos esclavos de la red Modbus RTU y retransmite los valores leídos al maestro Profibus. De la misma forma, envía datos para las salidas de los esclavos Modbus RTU de acuerdo con los pedidos del maestro Profibus, proporcionando un total control de la red Profibus sobre los equipos de la red Modbus RTU.
 Profibus: opera desde 9600 bps hasta 12 Mbps
 Modbus RTU: opera desde 1200 bps hasta 115200 bps
 Resistores de terminación y de polarización incluidos (habilitados por jumper)
 Aislamiento eléctrico entre salida Profibus y el resto del equipo: 1000 Vca
 Indicadores luminosos frentees de comunicación y estatus
 Ambiente de operación: 0 a 50 °C, 5 a 90% de humedad relativa, sin condensación
 Montaje: riel DIN 35 mm
 Incluido software Windows para configuración del equipo
 Alimentación: 10 a 35 Vcc
Adquisición de Datos - DigiRail
Los módulos DigiRail de entradas y salidas con interfaz de comunicación Rs485 y protocolo Modbus RTU, permiten la integración de las señales analógicas o digitales con los sistemas de supervisión, siendo la alternativa más económica para incorporar entradas analógicas en PLC y sistemas SCADA.
 Comunicación RS485, Modbus RTU. Tasa de bits de 1200 a 115200 bps, paridad configurable.
 Software configurador para sistema Windows
 Dimensiones: 72 x 77 x 19 mm
 DigiRail-2R: 2 salidas a relé SPDT 8 A / 250 V, con posibilidad de temporización del accionamiento
 DigiRail-4C: 4 entradas digitales contadoras aisladas, aceptando señales de 100 kHz (entrada 1) y 1000 Hz (entradas 2 a 4)
 DigiRail-2A: acepta termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B; Pt100; 0-20 mV, 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V; 0-20 mA, 4-20 mA
 Detección de fallas en la termocupla o en el Pt100
 Resolución A/D: 17 bits
 Linealización definida por el usuario
 Precisión: 0,25% de la escala ±1 °C para termocuplas; 0,15% para Pt100, mV, V y mA
 Aislación de las entradas: 1000 Vca durante 1 minuto
Relé Programable - NSR
Los Relés Programables (NSR) son compactos y pueden ser utilizados para substituir lógicas de relés, con una tecnología inteligente de fácil programación (parametrización y configuración), ofreciendo mejor costo-beneficio del mercado para las más diversas aplicaciones (control de acceso, iluminación, calefacción, ventilación, medición de nivel de agua, bombas, irrigación, domótica y otros).
 UCP no expandibles, con:
NSR-CPU6: 6 puntos (4 entradas + 2 salidas)
NSR-CPU12: 12 puntos (8 entradas + 4 salidas)
NSR-CPU18: 18 puntos (12 entradas + 6 salidas)
 UCP expandibles, con:
NSR-XCPU12: 12 puntos (8 entradas + 4 salidas)
NSR-XCPU18: 18 puntos (12 entradas + 6 salidas)
 Expansiones con:
Entradas analógicas y salidas digitales
Comunicación Modbus RTU, Ethernet y SMS
 Disponibles para voltajes de 110~220 Vca o 12~24 Vcc
 Reloj/calendario interno en tiempo real
 Fijación en riel DIN
 HMI con pantalla y teclado:
Fijo en los modelos NSR-XCPU18 y NSR-CPU18
Desmontable y opcional, en los modelos NSR-XCPU12
Accesorio para instalación remota de la HMI desmontable
LCD con retroiluminación con 4 líneas y 10 caracteres
Teclas de parametrización y navegación
 HMI con LED - LEDs con estatus de las entradas y salidas, en los modelos NSR-
CPU6 y NSR-CPU12
- Opcional en los modelos NSR-XCPU12 (substituye la HMI con
 Programación en diagrama de bloques
 Canales de alta velocidad (frecuencia de 14 kHz)
 Temporizadores, contadores y memorias retentivas
 Monitoreo on-line y simulación off-line
 Herramienta de programación gratuita
 Cables de programación, en las versiones RS232 y USB
La línea de PLC (Controladores Lógicos Programables) es capaz de atender a las más diversas aplicaciones, debido a su modularidad, versatilidad, robustez y conectividad.
 Protocolo estándar Modbus RTU o ASCII
 Conectores removibles
 Herramienta de programación gratuita, capaz de efectuar simulaciones on-line y off-line
 CPU Brick (monobloques) - ES2 / EX2 -Alimentación 110 / 220 Vca -Entradas digitales (24 Vcc) y analógicas -Salidas a relé (2 A / salida) o transistor (0,5 A) -3 puertos de comunicación (RS232 y RS485) -Modelos con 16, 20, 40 y 60 puntos
-16k pasos de programa
 CPU SLIM (modulares)-SA/SA2/SX/SX2/SV -Alimentación por fuente de 24 Vcc -UCP con 10, 12, 20 y 28 entradas/salidas. Hasta 512 puntos -2 puertos de comunicación (RS232 y RS485) -Módulos de expansión digitales y analógicos -Módulos especiales (termocuplas, PT100 y de pesaje) -Módulos de comunicación: Ethernet, Profibus-DP, DeviceNet, CANopen y Remota Modbus - 8 o 16 k pasos de programa
Las HMI son capaces de atender a las más diversas aplicaciones. Poseen una óptima relación costo-beneficio, además de su aspecto moderno.
 Más de 80 protocolos de comunicación con los principales fabricantes mundiales de PLC (Siemens, Rockwell, GE, Schneider y otros)
 Diversos tamaños de pantalla: de 3,5 a 10,4 pulgadas
 Protección frente IP65
 Serie TP - Texto y teclas (4,1 pulgadas) -Pantalla de LCD de 4 a 8 líneas -Teclado de funciones parametrizables y navegación -Puertos RS232 y RS485
 Serie AS - 3.5 pulgadas -Pantalla gráfica, a colores y táctil -4 teclas de funciones parametrizables, 1 tecla de sistema -Puertos RS232 y RS485 independientes -USB Client (programación) y Host (memoria USB o lectora de código de barras, etc.)
 Serie B – 5,6, 7,0 y 10,1 pulgadas -Pantalla gráfica, a colores y táctil -Puertos RS232 y RS485/422 independientes -USB Client (programación) y Host (memoria USB o lectora de código de barras, etc.)
Los Inversores de Frecuencia cuentan con una electrónica de potencia moderna y una avanzada tecnología de microprocesadores, capaz de controlar eficientemente la velocidad del motor, mejorar la automatización de las máquinas y al mismo tiempo economizar energía.
 Protocolo estándar Modbus RTU (sin la necesidad de adicionar ningún accesorio). Accesorios de comunicación Profibus-DP, DeviceNet, CanOpen y Ethernet (dependen del modelo)
 Excelente sistema de disipación de calor, pudiendo ser instalado lado a lado
 Filtro EMI y Control PID incorporado
 Herramienta de parametrización gratuita
 Serie EL (escalar) -Disponible de 0,4 kW (0,5 HP) a 3,7 kW (5,0 HP) -Teclado con potenciómetro permanente para la parametrización -Entrada de tensión monofásica o trifásica
-Voltajes de 200~240 Vca o 380~480 Vca
 Serie E (escalar y vectorial) -Disponible de 0,75 kW (1,0 HP) a 22 kW (30 HP) -Teclado de parametrización removible, con potenciómetro y accesorio para puerta de panel -Entrada de tensión monofásica o trifásica -Voltajes de 200~240 Vca o 380~480 Vca
 Serie C2000 (escalar, vectorial y FOC) -Disponible de 0,75 kW (1,0 HP) a 355 kW (475 HP) -Teclado digital removible para parametrización y accesorio para puerta de panel
Transmisor de Presión -
Los transmisores de presión de la línea NP300 constan con cinco modelos de diferentes
rangos de presión. La característica de poder seleccionar el rango de retransmisión
ofrece un gran diferencial competitivo al producto. Desarrollado para aplicaciones
industriales, puede ser configurado a través de un kit compuesto de una interfaz USB y
un software de configuración.
0,1 MPa (1 bar): presión relativa
0,3 MPa (3 bar): presión relativa
1 MPa (10 bar): presión relativa
3 MPa (30 bar): presión relativa
10 MPa (100 bar): presión absoluta
Factor de Rango de transmisión: 3:1
Temperatura de funcionamiento: -10 a 70 °C
Material en contacto con el medio: Acero inoxidable 316L
Precisión: 0,5% del fondo de escala, incluyendo la histéresis,
linealidad y repetibilidad
Respuesta dinámica: < 30 ms
Rosca: 1/4” - 18 NPT
Conexión: DIN 43650 mini
Sobrepresión: 1,5 veces la presión nominal
Presión de ruptura:
Dimensiones: Ø 23 x 132 mm
0,1 MPa (1 bar): 10 veces la presión nominal
TxConfig USB-NP
0,3 MPa (3 bar): 8 veces la presión nominal
con software e interfaz TxConfig USB-NP para la
1,0 MPa (10 bar): 5 veces la presión nominal
configuración del transmisor a través USB adquirido
3,0 MPa (30 bar): 4 veces la presión nominal
10 MPa (100 bar): 2 veces la presión nominal
Transmisor de Presión - NP430D
El transmisor de presión relativa modelo NP430D fue desarrollado para aplicaciones en procesos industriales en general, instalaciones hidráulicas o neumáticas, saneamiento básico, fabricantes de máquinas y especialmente en refrigeración y monitoreo de seguridad.
 Rango de medición: 0 a 120 bar (varias combinaciones)
 Señal de salida: 4-20 mA, a dos hilos
 Tensión de excitación (Vexc): 12 a 28 Vcc
 Carga máxima (RL): Rlmáx = (Vcc - 12 V) / 20 mA
 Precisión: < 1 % del fondo de escala (FE)
 Sobrepresión: 1,5 veces el FE
 Presión de ruptura: 3 veces el FE
 Peso: 90 g
 Temperatura del ambiente: -40 a 75 °C
 Temperatura del fluido del proceso: -40 a 100 °C
 Respuesta dinámica: < 10 ms (0~99 %)
 Conexión con el proceso: rosca externa ¼ - 18 NPT
 Conexión eléctrica: DIN 175301-803
 Partes inmersas: Inox 304, diafragma cerámico (Al2O3 - 96%)
 Aislación mecánica: Caucho Nitrilo - Buna-N (NBR)
Transmisor de Presión - 510 & 511
Los transmisores de la serie 510 / 511 son ideales para aplicaciones industriales y comerciales de medición de presión en líquidos y gases. Su bajo costo viabiliza aplicaciones OEM para grandes cantidades. Basado en un sensor cerámico de alta estabilidad mecánica capaz de soportar una amplio rango de temperaturas, son particularmente adecuados para aplicaciones en compresores y en sistemas de vapor.
 Rango: -1 a 600 bar (varias combinaciones)
 Conector eléctrico de acoplamiento rápido, con protección IP67
 Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °C
 Salida: 4-20 mA, a 2 hilos
 Material en contacto con el medio: Cerámica y Acero inoxidable
 Alimentación: 8-33 Vcc
1.4305 (AISI 303). Rosca: 1/4” - 18 NPT
 Dimensiones: Ø 23 x 82 mm
 Presión de ruptura: 6 / 2,5 x rango de medición, limitado a 900 bar. Sistema PPS evita derrame del fluido
 Peso 98 g
 Precisión:
/ 0,3%
del rango de medición, incluyendo
histéresis, linealidad y repetibilidad
Transmisor de Presión - NP800H
El transmisor inteligente NP800H se utiliza en la medición y monitoreo de la presión diferencial en ambientes agresivos donde además de ser precisa y confiable, la instrumentación debe ser robusta y de fácil instalación. Utiliza como elemento primario de medición de presión un sensor capacitivo, que proporciona un rendimiento superior y la versatilidad que el mercado espera.
 Utilización con líquidos, gases o vapores
 Rango de presión diferencial calibrada: hasta 40 MPa
 Límites de temperatura del proceso: -25 a 100 °C
 Precisión y excelente estabilidad
 Volumen compacto y estructura simple
 Configuración on-line y off-line
 Ajuste local de cero y span, no interactivos
 Funciones de salida: lineal y raíz cuadrada
 Pantalla local de cristal líquido con 5½ dígitos
 Teclado de membrana
 Indicación local de: Presión diferencial medida, corriente de salida, % de salida, raíz cuadrada de la presión medida y temperatura
 Indicaciones de la presión medida en Pa, kPa, MPa, in H2O, in Hg, ft H2O, mm H2O, mm Hg, PSI, bar, mbar, gf/cm2, kgf/cm2, torr y atm
 Configuración a través de teclado o interfaz TxConfig-HART (adquirida separadamente)
(ver pagina 18)
Transmisor de Presión - 692
Los transmisores de presión diferencial de la serie 692 miden con alta precisión presiones diferenciales de 0 a 0,1 bar hasta 0 a 25 bar con gran
resistencia a sobrepresiones unilaterales.
Rangos: de 0 a +0,1 bar hasta 0 a 2,5 bar
Conector DIN 43650-A IP65
Temperatura de funcionamiento: -15 a 80 °C
Material en contacto con el medio: cerámica y acero inoxidable
Precisión: 0,5% del fondo de escala, incluyendo histéresis, linealidad
y repetibilidad
Dimensiones: Ø 45 x 89 mm
Conexión al proceso: espiga para tubo 6 mm
Presión del sistema: 25 bar para rango de 6 bar, 50 bar para rango de
Transmisor de Presión - 694
Los transmisores de presión diferencial de la serie 694 son ideales para monitorear y controlar con gran precisión el flujo de aire en sistemas de
aire acondicionado, laboratorios, salas limpias y en la protección de filtros críticos o en gases no corrosivos.
Rangos posibles: 0 a 1 mbar; 0 a 3; 0 a 5; 0 a 10; 0 a 16; 0 a 25 y 0 a
Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C
Presión de ruptura: 2 x rango a temperatura ambiente o 1,5 x rango a
Conexión al proceso: 2 tubos Ø 6.2 mm
Conexión eléctrica: terminales de 6,3 mm y sujetador PG11
Transmisor de Presión - 699
Los transmisores de presión diferencial de la serie 699 son ideales para monitorear y controlar con gran precisión el flujo de aire en sistemas de
aire acondicionado, laboratorios, salas limpias y en la protección de filtros críticos o en gases no corrosivos. Son similares al modelo 694, sin
embargo cuentan con la ventaja de ser configurables, a través de una llave tipo DIP. Pueden contar con una pantalla LCD.
Rangos: -1 a 1 mbar; 0 a 0,3 - 50 mbar
Salida: 0-20 mA / 4-20 mA a 2 hilos / 0-10 Vcc (ajustable a través
Disponibles con o sin pantalla LCD
interruptor DIP)
Tiempo de respuesta: menor que 20 ms
Precisión: ±1% (peor caso)
Conexión eléctrica: terminales 6,3 mm y sujetador PG11
Presostato - 604
Usados en el control de ductos de ventilación, en la protección de filtros y sopladores, y en el control primario y secundario de dampers.
De fácil instalación, permiten el ajuste preciso del setpoint por medio de un conveniente botón con escala giratoria.
Rangos: 0,2 a 3 mbar; 0,5 a 5 mbar; 1 a 10 mbar; 0 a 50 mbar y 10 a
Contacto eléctrico: 5A/250 Vca SPDT 4A/30 Vcc
Conexión al proceso: 2 tubos Ø 6.2mm
Vida útil: 1000000 ciclos de conmutación
Temperatura de funcionamiento: -30 a 85 °C
Presión de conmutación mín.: 0,2 mbar
Repetibilidad: ±0,025 mbar (0,2-3 mbar), ±0,05 (0,5-20 mbar);
±0,15 (10-50 mbar)
Transmisor de Presión - 691
Los transmisores de la serie 691 fueron proyectados para mediciones de presión relativa de 600 bar o absoluta de 16 bar en aplicaciones
industriales de alto rendimiento.
Rango máximo: -1 a 600 bar (presión relativa); 0 a 16 bar (presión
Presión de ruptura: 3 x rango de la medición limitada a 900 bar
Respuesta dinámica: <5 ms
Precisión: 0,3% del fondo de escala, incluyendo histéresis, linealidad
Rosca: 1/4” - 18 NPT. Otros tamaños bajo consulta
Dimensiones: Ø 36 x 64 mm
Transmisor de Temperatura y Humedad -
El RHT-Air es un equipo que en conjunto con el AirGate-Modbus proporciona una excelente solución para monitoreo inalámbrico de la temperatura y la humedad. Juntos incorporan las facilidades de configuración y adquisición de datos del RHT-RS485-LCD que se conecta directamente a la red Modbus RTU y la versatilidad de instalación del LogBox-RHT que no necesita de cables. A través de una interfaz de comunicación Wireless IEEE 802.15.4, múltiples RHT-Air pueden conectarse a uno o más AirGates que ofrecen una interfaz USB o RS485 para la comunicación con los demás dispositivos de la red Modbus RTU. El RHT-Air cuenta con sensores de alta precisión para monitoreo de temperatura, humedad relativa y punto de rocío. Cuenta también con una pantalla LCD lo cual permite que los datos leídos sean visualizados localmente, además de permitir la alteración de los parámetros de configuración sin la necesidad de conectarlo con el software de configuración en la PC. Típicamente el RHT-Air cuenta con una batería interna de larga duración que elimina la necesidad de cualquier cable, sea para la alimentación o para la comunicación. Sin embargo, hay una versión con alimentación externa de 10 a 35 Vcc con el objetivo de atender aplicaciones que no requieren operación con batería. El RHT-Air está destinado a ser instalado en una pared, o de forma alternativa, con la sonda prolongada también puede ser instalado en ductos o a través de paredes.
 Límites operacionales:
Sensor y Sonda: -20 a 80 °C, 0 a 100 % HR
Módulo Electrónico: 0 a +65 °C, 0 a 95 % HR
 Alimentación:
Típica: Batería interna ½ AA de 3,6 V
Autonomía batería: Típico 1 año
Externa (opcional): 10 a 35 Vcc, máximo 70 mA
 Comunicación Wireless IEEE 802.15.4
 Acompaña software configurador DigiConfig para Windows
 Precisión: ±3 % HR de 20 a 80 % HR (a 25 °C) y +-1 °C para temperatura
 Caja en ABS con protección IP65, para fijación en pared. Cápsula en nailon
 Sonda(modelo DM): Acero inoxidable 150 o 250 mm
 Aprobado Anatel
*Disponible a partir de junio de 2012
Transmisor de Temperatura y Humedad - RHT-WM / DM / XS /P10
La serie RHT-WM y RHT-DM de transmisores de humedad, temperatura y punto de rocío utiliza un sensor de alta precisión y resistencia, resultando en mediciones precisas y estables. El modelo RHT-WM se destina a ser instalado en la pared, y el modelo RHT-DM cuenta con una sonda prolongada para instalación en ductos o a través de paredes. Existen opciones para operación remota (XS) y para aplicación en ductos presurizados (P10). El circuito electrónico con microprocesador permite la configuración a través de una PC.
 Rango de medición configurable
 Alimentación: 12 a 30 Vcc (4-20 mA) o 18 a 30 Vcc (0-10 V)
 Limites operacionales:
 Caja en ABS con protección IP65, para instalación en la pared.
Sensor y Sonda:-20 a 80 °C, 0 a 100% HR
Cápsula en nailon
Módulo Electrónico: -10 a +65 °C, 0 a 95% HR
 Sonda: Acero inoxidable 150 o 250 mm (RHT-DM)
 salidas 4-20 mA
alimentadas a través del
0-10 Vcc
 Longitud del cable sensor: 3 m (XS y P10)
 ±3%
 Presión máxima de operación: 10 bar (P10)
 Tiempo de respuesta: Humedad: 8 s, Temperatura: 30 s
 Configurador en ambiente Windows USB
con interfaz de configuración
Transmisor de Temperatura y Humedad - RHT-485-LCD
Este transmisor proporciona los datos de temperatura, humedad relativa y punto de rocío a través de una interfaz de comunicación serial (RS485) con protocolo ModbusRTU. Además, cuenta con una pantalla LCD que permite que los datos leídos sean visualizados localmente. Permite también la alteración de los parámetros de configuración sin la necesidad de conectarlo al programa de configuración en la PC.
 Tiempo de respuesta: 8 s para humedad 30 s para temperatura
Sensor y Sonda: -20 a 80 °C, 0 a 100%HR
Módulo Electrónico: 0 a +65 °C, 0 a 95%HR
 Alimentación: 10 a 35 Vcc, máximo 10 mA
 Sonda (modelo DM): Acero inoxidable 150 o 250 mm
 Acompaña programa configurador DigiConfig para Windows
°C) y±1
°C para
Transmisor de Temperatura - TEMP-WM & TEMP-DM
Los transmisores TEMP-WM y TEMP-DM incorporan sensores de alta precisión y estabilidad para medición de temperatura. Por ser equipos con microprocesador, permiten total configuración utilizando la interfaz USB de comunicación TxConfig y software Windows . El modelo TEMP-WM se destina a ser instalado en la pared, y el modelo TEMP-DM consta de una sonda prolongada para instalación en ductos o a través de paredes.
Módulo Electrónico:-20 a +65 °C, 0 a 95%HR
 Cápsula en nailon
Sensor y Sonda (TEMP-DM):-40 a +100 °C
 Sonda (TEMP-DM): Acero inoxidable 150 o 250 mm
 Salida 4-20 mA alimentada a través del lazo
 Salida 0-10 Vcc, opcional
 Precisión: 0,5 °C @ 25 °C
 Interfaz con la PC para configuración
 Tiempo de respuesta: antes de 30 segundos con aire en movimiento suave
Transmisor de Temperatura - TxMiniBlock
El TxMiniBlock es un transmisor de temperatura programable para instalación en cabezales. Por usar tecnología a microprocesador, acepta configuración a través de la PC, permitiendo la selección del rango de medición y calibración.
Salida 4-20 mA en el lazo de alimentación
Resolución: 4 µA
Alimentación: 12 a 35 Vcc
Conexión del Pt100 a 3 hilos
Falla del sensor: salida configurable en up-scale o down-scale
para a instalación
Precisión (Tamb 25 °C): 0,2% del rango
Temperatura de funcionamiento:-40 a 50 °C
Configurador en ambiente Windows® con interfaz de configuración
Configurador TxConfig
Ajuste frente de cero (offset)
Salida linealizada
Transmisor de Temperatura - TxBlock
El TxBlock es un avanzado transmisor de temperatura programable para instalación en cabezal. Por usar tecnología a microprocesador, acepta configuración a través de la PC, permitiendo la selección del rango de medición y calibración.
 Salida 4-20 mA en el lazo de alimentación
 Salida linealizada
 Alimentación: 12 a 35 Vcc
 Resolución: 4 µA
 Entrada configurable para termocuplas J, K, T, E, N, R, S, Pt100 y
 Compensación interna de la unión fría
 Conexión del Pt100 a 2 o 3 hilos
 Falla del sensor: salida configurable en up-scale o down-scale
 Precisión (tamb 25°C): 0,3% del rango para termopar, 0,2% para Pt100 y tensión
 Ajuste frente de cero (offset)
 Dimensiones (D x H): 44 x 25 mm
Transmisor de Temperatura - TxIsoPack USB
El TxIsoPack USB representa el estado del arte en transmisores de temperatura programables alimentados a través del lazo. Utilizando tecnología de punta en el procesamiento de señales, permite la configuración total a través de su interfaz USB conectándose directamente a la PC.
 Interfaz USB nativa con conector Mini-B
 Entrada configurable para termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100 y
 Resolución de la salida: 4 µA
 Conexión del Pt100 a 2, 3 o 4 hilos
 Precisión (Tamb 25°C): ±0,25% del rango para termopar, ±0,15%
para Pt100 y mV
 Aislamiento eléctrico: 1000 Vac/1 min
 Temperatura de funcionamiento: -20 a 75 °C
 Dimensiones (D x H): 44 x 24 mm
 Configurador en ambiente Windows
Transmisor de Temperatura - TxRail & TxIsoRail
TxRail y TxIsoRail (aislado) son transmisores de temperatura programables para instalación en riel DIN. Un único equipo acepta sensores Pt100 y termocuplas. La flexibilidad de la configuración a través de la PC resulta en un único modelo para todas las aplicaciones de acondicionamiento y aislamiento.
 Salida 4-20 mA en el lazo de alimentación o 0-10 Vcc
 Entrada configurable para termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-
50 mV, 0-10 V, 0-20 mA e 4-20 mA
 Precisión (tamb 25°C): 0,3% del rango para termopar y 0,2% para Pt100
 Aislamiento (TxIsoRail): 1000 Vca/1 min
Transmisor de Temperatura - TxIsoPack-HART & TxIsoRail-HART
Los transmisores de temperatura TxIsoPack-HART (para cabezal) y TxIsoRail-HART (para riel DIN) convierten la medición del sensor en una escala de corriente entre 4 - 20 mA. Además del alto rendimiento, poseen protocolo HART y aislación galvánica entre la entrada y la salida.
 Entrada programable:
 Configuración a través de la PC a través de la interfaz TxConfig-
termocuplas B, E, J, K, R, S, T, N
HART (adquirida separadamente)
Cu50, Cu100
 Precisión: Pt100 y
rango máximo,
Ni100, Ni500, Ni1000 (5000 ppm / K)
termocuplas ± 0,3% del rango máximo
Ni100, Ni500, Ni1000 (6180 ppm / K)
0 a 400 Ω, 0 a 2000 Ω, 0 a10 KΩ
 Carga Máxima: (Vcc - 10,5V) / 0,022 A
-10 a 75 mV, -100 a100 mV, -100 a 500 mV, -100 a 2000 mV
 Rango de medición programable por el usuario
 Salida 4-20 mA a 2 hilos con alimentación a través del lazo
 Compensación de unión fría para termocuplas
Aisladores de Señales - TxIsoLoop
Los aisladores galvánicos TxIsoLoop-1 (un canal) y TxIsoLoop-2 (dos canales) son dispositivos utilizados en el aislamiento eléctrico de las señales de corriente 0(4)-20 mA con la finalidad de evitar errores de medición típicamente encontrados en instalaciones con problemas de diferencia de potencial eléctrico y lazos de tierra. No necesitan de fuente de alimentación. La energía obtenida por el paso de la corriente eléctrica en la entrada es usada para generar la corriente de salida de forma activa.
 Aislamiento eléctrico: 3000 Vca / 10 segundos, 240 Vca continuos
 Señal de entrada: 0-20 mA y 4-20 mA
 Señal de salida: 0-20 mA y 4-20 mA
 Caída de tensión entrada/salida: < 3 Vdc
 Tiempo de respuesta: 2 ms
 Corriente mínima de operación: > 0,1 mA
 Corriente máxima de entrada: < 40 mA
 Resistencia máxima de la carga: 1450 Ω
 Precisión total: 0,2 % @ 0 a 60 °C 0,3 % @ -20 a 75 °C
 Entrada protegida contra inversión de polaridad
 Grado de Protección: para instalación en riel DIN, protección IP40
 Condiciones de operación: -20 a 75 °C, 20 a 90 %HR
SSR e Interruptores Estáticos
Son dispositivos electrónicos usados en la conmutación de cargas resistivas o inductivas con innúmeras ventajas sobre los relés electromecánicos convencionales. Su vida útil de millones de operaciones, su alta velocidad de conmutación sin interferencias eléctricas, chispas, ni desgaste mecánico y la baja potencia necesaria para su disparo, hacen de los SSR una perfecta opción donde el control con alta precisión es fundamental. Los Interruptores Estáticos de Potencia con SSR proporcionan en un único equipo, disipador, ventilador, protección de sobre-calentamiento y los terminales adecuados de conexión.
 Corrientes: 10, 25, 40, 60, 80, 100, 150, 200 y 300 A
 Requiere mínima potencia para la conmutación
 Tensión máxima: 480 Vca
 Disipador sin potencial eléctrico
 LED indicador de estado
 No genera IEM o IRF
 Snubber interno de protección de la dv/dt
 Comanda 1, 2 o 3 fases*
 Disparo en el cruce de cero
 Protección de sobrecalentamiento*
 Tensión de disparo: 4 a 32 Vcc
 Conexiones adecuadas a la carga*
 Alta velocidad de conmutación
 Disipador y ventilador incorporados*
 Aislación óptica entre comando y potencia
 Elevada inmunidad a interferencias
* Específico para interruptor estático
Son equipos electrónicos con funciones de controlar y limitar la potencia eléctrica enviada a una carga eléctrica. Esas funciones son ejecutadas con técnicas modernas, de modo a proporcionar ganancias significantes para el proceso, como durabilidad, precisión, eficiencia y economía. También ejecuta la importante función de protección de la carga conectada y del sistema como un todo, una vez que cuenta con fusibles ultrarrápidos incorporados en todas sus versiones. La línea se divide en dos modelos de controladores: PCW y PCWE. El modelo PCWE presenta la característica de limitar la potencia eléctrica enviada a la carga, siendo esta la única diferencia entre ambos modelos.
 Tensión de carga: 180~440 Vca; 50/60 Hz
 Señal de comando: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V y 2-10 V, Potenciómetro de 10 k
 Tipo de control: tren de pulsos y ángulo de fase
 Alimentación de control: 220 Vca; 50/60 Hz
 Alarma relé SPST; 3 A / 250 Vca
 Rigidez dieléctrica entre las partes: 2500 V
 Temperatura de Operación: -10 a 60 °C
 Caja plástica: ABS+PC / UL-94V0
 Fusibles incorporados
Sensores de Proximidad - Capacitivos
Los Sensores de Proximidad Capacitivos son dispositivos electrónicos capaces de detectar la presencia o aproximación de materiales orgánicos, plásticos, metálicos, no-metálicos, polvos, líquidos, etc. Poseen características de velocidad y confiabilidad superiores. El principio de funcionamiento está basado en un campo eléctrico generado en un capacitor colocado cerca del elemento sensible.
 Amplia gama de distancias de medición
 Diversos tipos de etapas de salida:
- NPN y PNP con dos salidas (NA + NC) en VCC 4 hilos
- NPN y PNP con una salida NA o NC en VCC 3 hilos
- Contacto NA o NC en VCA 2 hilos
- Contacto NA o NC en VCC 2 hilos
 Corriente de carga de 200 mA
 Frecuencias de conmutación de 1000 Hz
 Alimentación: 10 a 30 Vcc / 12 a 30 Vcc / 24 a 230 Vca
 Forma cilíndrica con diámetros de 6, 8, 12, 18 y 30 mm
 Instalación tipo embutida y aparente
 Conexiones tipo cable, conector M8 y M12
 Detecta plásticos, vidrios maderas, metales, etc.
Sensores de Proximidad - Inductivos
Los Sensores de Proximidad Inductivos son dispositivos electrónicos capaces de detectar la presencia o aproximación de elementos metálicos. Esta detección ocurre sin contacto físico entre el sensor y el elemento a ser detectado. Poseen características de velocidad y confiabilidad superiores a los equipos electromecánicos equivalentes. Son ampliamente utilizados en la industria, en máquinas, inyectoras de plástico, líneas transportadoras, etc.
 Frecuencia de conmutación de 1000 Hz
Contador Electrónico - NC400-6
Contador electrónico de 6 dígitos con función de contar, totalizar y contador de lotes. Permite conteo en cuadratura y cuenta con entrada para reset remoto. Sus 2 salidas con accionamiento temporizado pueden ser accionadas en los 2 presets de conteo, de lote o totalizador. Posee una tecla con función programable, factor de escala ajustable y diversas otras opciones avanzadas configuración.
 Tres entradas (2 de conteo, 1 reset) del tipo NPN/PNP, Contacto
 Fuente alimentación sensor: 12 Vcc/50 mA
seco o pulsos de tensión
 frente IP65 UL94 V-2; Caja IP20 UL94-V0
 Frecuencia máxima de 55 Hz, 4 kHz o 20 kHz
 Factor de escala: 0,00001 a 9,99999
 Conteo: progresivo o regresivo
 Tecla programable: Reset contador, Hold contador o Reset salidas
 Alimentación: 100~240 Vca/cc o 24 Vca/Vcc
 Salidas: 2 relés SPST 3A/250Vca o 1 relé SPST y 1 pulso 5 V/25 mA
 Temporización de las salidas: 10 ms a 9999 s
 Batería interna para retención del cuenteo
Temporizador - NT240
Con 4 dígitos, ofrece al usuario una salida de control que es accionada de acuerdo con once tipos de temporizaciones posibles. Cuenta con entradas digitales que ejecutan funciones tales como: start, hold y reset. La pantalla muestra el conteo del tiempo.
 Entradas del tipo NPN/PNP, Contacto seco, pulsos de tensión
 Salida tipo Relé 3 A/250 Vca SPST 3 A o pulso 5 Vcc/25 mA
 Pantalla: 10 mm con alta eficiencia
 Escala de temporización que varía de 0,01 segundo a 9999 horas
 Conteo progresivo o regresivo
 Once modos de temporizaciones diferentes, siendo uno de ellos establecido por el usuario
 Fuente para sensor: 12 Vcc/50 mA
 Precisión de la base de tiempo: 0,05 %
 Entradas digitales para start, hold y reset
 Tecla frente con función programable
 Caja autoextinguible, teclas en silicona y frente IP65
 Alimentación: 100~240 Vca/cc ±10% OPCIONAL:
Temporizador - TM-619 & TM-6331
Dispositivo electrónico que permite realizar la conmutación de cargas eléctricas (alarmas, electrodomésticos, etc.) en intervalos de tiempo programados con buena precisión. Su versátil microprocesador permite la programación de ocho (8) programas de ENCIENDE/APAGA, que pueden accionar las cargas eléctricas en momentos específicos a lo largo de la semana. Posee batería interna que retiene la programación y el reloj interno por varias semanas, aún en el caso de falta de energía eléctrica.
 Fácil programación
 Ejecuta 8 programas diferentes de forma simultánea
 14 posibilidades diferentes de accionamiento
 Alimentación de 12 Vcc, 24 Vcc, 127 Vca o 220 Vca, 50/60 Hz
 Intervalo mínimo de conmutación de 1 minuto
 Salida con Relé SPDT con capacidad de 16 A/250 Vca, con carga resistiva y 8 A/250 Vca para carga inductiva
 Temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C
 Indicador luminoso de salida encendida
 Adecuado para instalación con tornillos solicitado
DIN cuando
Medidores de Temperatura - N305 & N306
Los medidores portátiles N305 y N306 poseen entrada para sensor de temperatura termopar tipo K. En el modelo N306 son dos puntos de medida de temperatura siendo posible una indicación de la diferencia entre las temperaturas T1 y T2. Los dos modelos cuentan con selección de unidades de temperatura, función HOLD, función MAX y la posibilidad de ajuste fino de la medida para correcciones de sensores. El modelo N305 permite la indicación de decimales.
 Rango de medición: -50 a 1300 °C (-58 a 2000 °F)
 Resolución: 1 °C o 1 °F (Modelo N306); 0,1 °C o 0,1 °F (Modelo
 Tasa de muestreo: 2,5 lecturas/segundo
 Ambiente de operación: 0 °C a 50 °C, 0 a 80%Hr
N305)
 Pantalla en cristal líquido de 3½ dígitos
 Batería: 9 Volts, duración típica de 200 horas en operación
0,3% de la lectura ±1°C: de -50 a 1000 °C
 Indicación de batería baja
0,5% de la lectura ±1°C: de 1000 a 1300°C
 Dimensiones: 147 x 70 x 39 mm
0,3% de la lectura ±2°F: de -58 a 2000°F
 Peso: 210 g
 Protección de la entrada: 60 Vcc o 24 Vca
Calibradores - DC80T - DC80R - DC80L
DC80T - Calibrador/Medidor para termocuplas
DC80L - Calibrador/Medidor de Tensión y Corriente
 8 tipos diferentes de termocuplas: J, K, T, E, R, S, B y N
 Tensión en el rango de 0 a 100 mV y 0 a 15 V
 Tensión eléctrica de -10 hasta + 75 mV
 Corriente en el rango de 0 a 24 mA
 Precisión de ± 0,3 °C / 0,025 % para mV
 Precisión de ±0,02 % + 0,03 mV para tensión
 Resolución de 0,1 °C / 0,01 mV
 Precisión de ±0,015 % + 0,003 mA para corriente
 Acompañan dos conectores y un cable sensor
 Fuente de 24 V para alimentación de lazo
 Acompaña bolsa de protección
 Acompañan un par de cables y un par de garras
DC80R - Calibrador/Medidor de RTD´S
 7 tipos diferentes de termoresistencias
 Fuente externa con opcional para eliminar pilas
 Resistencia de 0 a 3200 Ω
 Precisión de ± 0,2 °C / 0,1 Ω
 Resolución de 0,1 °C / 0,1 Ω
 Alimentación: 6 pilas de 1,5 V tipo AAA (incluidas)
 Acompañan dos pares de cables
 Dimensiones:205 x 98 x 46 mm
Sumando a su completa línea de productos
para automatización, NOVUS ofrece
servicios especializados de CALIBRACIÓN
y de INGENIERÍA DE APLICACIONES.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución

 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución

 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución