Source: http://docplayer.fr/49610028-Decrets-arretes-circulaires.html
Timestamp: 2019-01-16 10:48:30+00:00

Document:
1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire NOR : ETSP A Le ministre du travail, de l emploi et de la santé et la secrétaire d Etat auprès du ministre du travail, de l emploi et de la santé, chargée de la santé, Vu la directive européenne 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d expositions à des fins médicales ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L , deuxième et troisième alinéas, R , R , R , R et R ; Vu la loi n o du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 3, 4 et 63 ; Vu l arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision n o 2009-DC-0146 de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009, modifiée par la décision n o 2009-DC-0162 du 20 octobre 2009, définissant la liste des appareils électriques générant des rayons X détenus ou utilisés à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1 o de l article R du code de la santé publique et abrogeant l arrêté du 23 avril 1969 relatif à l agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales ; Vu la décision du directeur de l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 7 octobre 2005 fixant les modalités du contrôle qualité des installations de mammographie analogique ; Vu la décision du directeur de l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 30 janvier 2006 modifiée fixant les modalités du contrôle qualité des installations de mammographie numérique ; Vu la décision du directeur de l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 8 décembre 2008 fixant les modalités du contrôle qualité des installations de radiologie dentaire ; Vu l avis n o 2011-AV-127 du collège de l Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 juillet 2011, Arrêtent : Art. 1 er. Le présent arrêté fixe, pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants ou les plus irradiants, les niveaux de référence diagnostiques prévus à l article R du code de la santé publique. Au sens du présent arrêté, les niveaux de référence diagnostiques sont, pour la radiologie, des valeurs des grandeurs dosimétriques définies dans l annexe 1 et, pour la médecine nucléaire, des activités administrées. Il s agit de niveaux indicateurs servant de guide pour la mise en œuvre du principe d optimisation défini à l article L , deuxième alinéa, et à l article R du code de la santé publique. Leur respect ne dispense pas de poursuivre la mise en œuvre du principe d optimisation mentionné ci-dessus. Art. 2. Les niveaux de référence diagnostiques en radiologie, définis pour des examens courants, figurent en annexe 1 du présent arrêté. Ces niveaux ne doivent pas être dépassés, sauf circonstances médicales particulières pour les procédures courantes, dès lors que les bonnes pratiques en matière de diagnostic et de performance technique sont appliquées. La personne en charge de l utilisation d un dispositif médical de radiologie autorisé ou déclaré en application de l article R du code de la santé publique procède ou fait procéder, de façon régulière et au moins une fois par an, à une évaluation dosimétrique pour deux examens au moins réalisés couramment dans l installation. Ces examens sont choisis parmi ceux dont les niveaux de référence figurent en annexe 1 du présent arrêté. Cette évaluation se fait sur des groupes de patients ou sur des fantômes, selon les critères et les protocoles élaborés en application de l article R du code de la santé publique. Lorsqu elle est réalisée sur un groupe de patients, l évaluation inclut aux moins 30 patients par type d examen chez l adulte sans considération de poids ni de taille. En pédiatrie, l évaluation inclut au moins
2 30 patients de poids inférieur ou égal à 30 kilogrammes. Les données nécessaires à cette évaluation dosimétrique, définies à l annexe 1, et les caractéristiques morphologiques (poids et taille) sont enregistrées au même titre que les paramètres radiologiques et les caractéristiques de l installation concernée. Si un même type d examen est pratiqué sur plusieurs installations, l évaluation pour une année donnée ne concerne qu une seule de ces installations. Si la pratique clinique habituelle le permet, les deux examens choisis et les installations concernées pour cette évaluation ne doivent pas être les mêmes pour deux années consécutives. La valeur moyenne de la grandeur dosimétrique résultant de cette évaluation est comparée au niveau de référence correspondant défini en annexe 1. Lorsque cette valeur moyenne dépasse, sans justification technique ou médicale, le niveau de référence de l examen considéré, des actions correctives sont mises en œuvre pour réduire les expositions. Art. 3. La personne autorisée à utiliser une installation de médecine nucléaire en application de l article R du code de la santé publique relève, régulièrement et au moins une fois par an, les activités réellement administrées au moins pour deux examens qu elle pratique couramment. Chez l adulte l évaluation inclut au moins 30 patients sans considération de poids ni de taille. En pédiatrie, l évaluation inclut au moins 30 patients de poids inférieur ou égal à 40 kilogrammes. Si la pratique clinique habituelle le permet, les deux examens, choisis parmi ceux listés à l annexe 2 du présent arrêté, ne doivent pas être les mêmes pour deux années consécutives. Les activités administrées, les médicaments radiopharmaceutiques utilisés et les caractéristiques morphologiques (poids et taille) sont enregistrés. La valeur moyenne de cette évaluation est comparée aux niveaux de référence correspondants définis dans l annexe 2. Lorsque cette valeur moyenne dépasse, sans justification technique ou médicale, le niveau de référence de l examen considéré, des actions correctives sont mises en œuvre pour réduire les expositions. Art. 4. L Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé de recueillir et d analyser les données nécessaires à la mise à jour périodique des niveaux de référence diagnostiques. L Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire reçoit, à cet effet et selon les modalités qu il a définies, de la part de l exploitant ou du titulaire de l autorisation, les résultats des évaluations dosimétriques effectuées en application des articles 2 et 3. Art. 5. Les résultats des évaluations effectuées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté, les mesures correctives prises et les résultats d évaluations faites à la suite de ces mesures correctives sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l article R du code de la santé publique. Art. 6. L arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire est abrogé. Art. 7. Le directeur général de l Autorité de sûreté nucléaire et le directeur général de l Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 octobre Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-Y. GRALL La secrétaire d Etat auprès du ministre du travail, de l emploi et de la santé, chargée de la santé, Pour la secrétaire d Etat et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-Y. GRALL ANNEXES ANNEXE 1 NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DIAGNOSTIQUES EN RADIOLOGIE MÉDICALE 1. Niveaux de référence en radiologie conventionnelle En radiologie conventionnelle, les grandeurs dosimétriques utilisées pour fixer des niveaux de référence sont au nombre de deux : le produit dose.surface (PDS) et la dose à la surface d entrée du patient (De), pour une incidence unique.
3 Le produit dose.surface, PDS, exprimé dans la pratique en centigrays.centimètres carrés (cgy.cm 2 ), est le produit de la dose moyenne absorbée dans l air dans la section droite du faisceau de rayons X, en l absence de milieu diffusant, par la surface de cette section. La dose à la surface d entrée, De, exprimée dans la pratique en milligrays (mgy), est la dose absorbée dans l air, rayonnement diffusé inclus, au point d intersection de l axe du faisceau de rayons X avec la peau, à l entrée du patient. La valeur exprimée en PDS sera utilisée préférentiellement quand le dispositif radiologique utilisé est équipé d un dispositif permettant à l utilisateur de connaître cette valeur En mammographie, les grandeurs dosimétriques utilisées pour fixer les niveaux de référence sont : en mammographie analogique, la dose à l entrée (De) telle que déterminée selon les modalités de contrôle de la dose sur fantôme anthropomorphe précisées par la décision du directeur général de l AFSSAPS concernant la mammographie analogique ; en mammographie numérique, la dose moyenne à la glande (DMG) telle que définie et déterminée pour une épaisseur équivalente de sein de 45 mm selon les modalités de contrôle de la dose précisées par la décision du directeur général de l AFSSAPS concernant la mammographie numérique En radiologie dentaire, la grandeur dosimétrique utilisée en orthopantomographie pour fixer le niveau de référence est le produit dose.surface, PDS, exprimé en pratique en centigrays.centimètres carrés, (cgy.cm 2 ) tel que déterminé dans les conditions précisées par la décision du directeur général de l AFSSAPS concernant la radiologie dentaire La présente annexe fixe les valeurs numériques des niveaux de référence de la dose à la surface d entrée du patient (De) et en produit dose surface (PDS) pour une incidence radiologique donnée. Les tableaux 1, 3 et 4 donnent les niveaux de référence de De et DMG en milligrays et PDS en centigrays.centimètres carrés pour plusieurs examens en radiologie adulte (1, 3) et en radiopédiatrie (4). Le tableau 2 donne la correspondance entre les unités affichées sur les dispositifs permettant la détermination du PDS et celles utilisées pour exprimer les niveaux de référence. Tableau 1. Niveaux de référence de la dose à l entrée du patient (De) et du produit dose.surface (PDS) en radiologie conventionnelle chez l adulte EXAMEN DE EN mgy pour une incidence unique PDS EN cgy.cm 2 pour une incidence unique Thorax de face (postéro-antérieur) 0,3 25 Thorax de profil 1,2 100 Abdomen sans préparation Bassin de face (antéro-postérieur) Hanche (face ou profil) Rachis cervical (face ou profil) 4 75 Rachis dorsal de face Rachis dorsal de profil Rachis lombaire de face Rachis lombaire de profil Orthopantomographie Sans objet 20 Compte tenu de l absence de normalisation des unités exprimant le produit dose.surface affiché sur les dispositifs permettant sa mesure, le tableau 2 donne les modalités de passage entre ces différentes unités. Tableau 2. Correspondance entre les unités affichées sur les dispositifs permettant la détermination du PDS et celles utilisées pour exprimer les niveaux de référence
4 UNITÉ AFFICHÉE FACTEUR de conversion 1 Gy.m 2 1 cgy.cm 2 1 Gy.cm cgy.cm 2 1 dgy.cm 2 10 cgy.cm 2 1 mgy.cm 2 0,1 cgy.cm 2 Tableau 3. Niveaux de référence en mammographie MODALITÉ DE EN mgy DMG EN mgy Mammographie analogique 8 Sans objet Mammographie numérique Sans objet 1,8 Tableau 4. Niveaux de référence de la dose à l entrée du patient (De) et du produit dose.surface (PDS) en radiopédiatrie conventionnelle pour une incidence unique EXAMEN POIDS (kg) ÂGE indicatif DE en mgy PDS en cgy.cm 2 Thorax de face (antéro-postérieur) 3,5 Nouveau-né 0,08 1 Thorax de face (antéro-postérieur) 10 1 an 0,08 2 Thorax de face (postéro-antérieur) 20 5 ans 0,1 5 Thorax de face (postéro-antérieur) ans 0,2 7 Thorax latéral 20 5 ans 0,2 6 Thorax latéral ans 0,3 8 Pelvis (antéro-postérieur) (*) 10 1 an 0,2 3 Pelvis (antéro-postérieur) 20 5 ans 0,9 20 Pelvis (antéro-postérieur) ans 1,5 40 Abdomen sans préparation 20 5 ans 1 30 Abdomen sans préparation ans 1,5 70 (*) Selon le rapport de la HAS de février 2008, la radiographie de la hanche n est pas justifiée pour un enfant de moins de quatre mois pour le diagnostic de luxation congénitale de la hanche. 2. Niveaux de référence en scanographie Les grandeurs dosimétriques utilisées pour fixer des niveaux de référence en scanographie sont l indice de dose scanographique du volume (IDSV) et le produit dose.longueur (PDL). L indice de dose scanographique pondéré (IDSP), exprimé dans la pratique en milligrays (mgy), est une combinaison linéaire des indices de dose scanographiques mesurés respectivement au centre (IDSc) et en périphérie (IDSp) d un fantôme cylindrique standard, pour une rotation du tube à rayons X, avec les paramètres d exposition propres à l examen considéré. Par convention, la tête d un patient type adulte est simulée par un cylindre de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de 16 cm de diamètre et le corps par un cylindre de PMMA de 32 cm de diamètre, la longueur du cylindre étant au moins égale à 14 cm : IDSP = (1/3 IDSc + 2/3 IDSp).
5 L IDSV, exprimé en pratique en milligrays (mgy), est égal à l IDSP divisé par le pas de l hélice utilisé pour l acquisition. Le pas de l hélice est défini comme le rapport entre la distance parcourue par le plateau de table pour une rotation de 360 o du tube à rayons X et le produit de l épaisseur nominale de coupe par le nombre de coupes obtenues. En pédiatrie, on précisera le diamètre du cylindre de PMMA pris comme référence pour la détermination de l IDSV. Le produit dose.longueur (PDL), exprimé en pratique en milligrays.centimètres (mgy.cm), est égal au produit de l indice de dose scanographique du volume IDSV (mgy) par la longueur L (cm) du volume exploré au cours d une acquisition : PDL = IDSV.L 2.2. La présente annexe fixe les valeurs numériques des niveaux de référence pour l indice de dose scanographique du volume (IDSV) et le produit dose.longueur (PDL) correspondant à une acquisition unique pour un examen donné. Les valeurs indiquées dans les tableaux 5 et 6 concernent respectivement la scanographie adulte et la scanographie pédiatrique. Tableau 5. Niveaux de référence en scanographie chez l adulte pour une acquisition EXAMEN IDSV EN mgy PDL EN mgy Encéphale Thorax Thorax-abdomen-pelvis Abdomen-pelvis Rachis lombaire Les valeurs indiquées correspondent à un fantôme de 16 cm de diamètre pour les examens de l encéphale, et de 32 cm pour les autres examens. Tableau 6. Niveaux de référence en scanographie pédiatrique pour une acquisition EXAMEN IDSV (mgy) POIDS 10 kg (1 an) PDL (mgy.cm) IDSV (mgy) Poids 20 kg (5 ans) PDL (mgy.cm) IDSV (mgy) Poids 30 kg (10 ans) PDL (mgy.cm) Encéphale Massif facial Rochers Thorax Abdomen-pelvis Les valeurs indiquées en pédiatrie correspondent à un fantôme de 16 cm de diamètre pour les examens de l encéphale, du massif facial et des rochers et de 32 cm de diamètre pour les examens du thorax et de l abdomen-pelvis. ANNEXE 2 Tableau 7. Niveaux de référence en médecine nucléaire pouvant faire l objet d un relevé d activité réellement administrée
6 * En cas de protocole comportant plusieurs injections, le relevé du radiopharmaceutique et de l activité doit porter sur chacune des injections.
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L , R , R , R et R ;
REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 2009-DC-0147 de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d exercice des fonctions d une personne compétente en radioprotection externe à l
* Ordre de grandeur standard. 2 «doses» pour le même examen
Tomodensitométrie : Aspect Technologique et Dosimétrie E. de Kerviler Service de Radiologie, Hôpital Saint-Louis Objectifs Grandeurs dosimétriques Introduction et rappels Particularités du scanner Définition
Tomodensitométrie : Aspect Technologique et Dosimétrie. E. de Kerviler, Service de Radiologie, Hôpital Saint-Louis
Tomodensitométrie : Aspect Technologique et Dosimétrie E. de Kerviler, Service de Radiologie, Hôpital Saint-Louis Objectifs Grandeurs dosimétriques Introduction et rappels Particularités du scanner Définition
Module : RADIOPROTECTION
Epreuve d évaluation Nationale DES Radiodiagnostic et Imagerie Médicale Module : RADIOPROTECTION Ce cahier comporte 50 questions QCM avec réponses Page 1 RADIOPROTECTION 1) Quel est le nom de l organisme
1, Rue Faidherbe LINSELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LILLE Lille, le 24 juin 2013 CODEP-LIL-2013-035173 AP/EL SCM des Drs X, Y et Z 1, Rue Faidherbe 59126 LINSELLES Objet : Inspection de la radioprotection Inspection INSNP-LIL-2013-0393
Réglementation en Radioprotection. Jean-François LE DU Service Compétent en Radioprotection Institut Physique Nucléaire d Orsay
Réglementation en Radioprotection Jean-François LE DU Service Compétent en Radioprotection Institut Physique Nucléaire d Orsay Code de la santé publique : régime des autorisations, déclarations et exemptions
minimales de conception des installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X
Décision de l ASN du 4 juin 2013 fixant les règles techniques minimales de conception des installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X Arrêté du 22 août 2013 portant homologation de la
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 22 novembre 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité des scanographes NOR : SJSM0722003S
INSCRIRE LA DOSE D EXPOSITION DANS LES COMPTES-RENDUS RADIOLOGIQUES : POURQUOI? COMMENT?
Editorial Journal de Radiologie Mars 2007 INSCRIRE LA DOSE D EXPOSITION DANS LES COMPTES-RENDUS RADIOLOGIQUES : POURQUOI? COMMENT? Hervé Brisse(1,2), Dominique Sirinelli(2,3), Jean-François Chateil(2,4),
Remplissage du formulaire d enregistrement des données relatives à la dose aux patients pour les examens radiologiques.
Remplissage du formulaire d enregistrement des données relatives à la dose aux patients pour les examens radiologiques. 16 octobre 2014 Contact: Thibault VANAUDENHOVE Katrien VAN SLAMBROUCK Agence fédérale
Exposition des patients aux rayonnements ionisants lors d explorations cardiovasculaires en imagerie coronarographique, tomodensitométrique et
Exposition des patients aux rayonnements ionisants lors d explorations cardiovasculaires en imagerie coronarographique, tomodensitométrique et scintigraphique PLAN 1ere Partie Rayonnements ionisants Effets
4.2. Scanographie abdomino-pelvienne urinaire
4.2. Scanographie abdomino-pelvienne urinaire télécharger cette fiche au format.pdf U12/ Scanographie rénale (examen standard) Indications et étapes préparatoires - Indications : Recherche d une lésion
4 Cours combinés. 1. Radioprotection des patients : niveaux de référence diagnostiques, guides des procédures et des examens.
4 Cours combinés 1. Radioprotection des patients : niveaux de référence diagnostiques, guides des procédures et des examens. 2. Objectifs et principes de la radioprotection du patient : justification,
Comparaison de deux modulations de dose en scanner multicoupe sur les acquisitions thoraco-abdominopelvienne et abdomino-pelvienne
Comparaison de deux modulations de dose en scanner multicoupe sur les acquisitions thoraco-abdominopelvienne et abdomino-pelvienne F Auger, S Willoteaux, C Lions, Z Negaiwi, JP Beregi Radiologie et imagerie
RADIOPROTECTION DU PERSONNEL ET DES PATIENTS
RADIOPROTECTION DU PERSONNEL ET DES PATIENTS Fiche relue par la Société Francophone d'imagerie Pédiatrique et Prénatale (SFIPP). Auteurs : M Sapoval, V Vida, I Fitton N de version : 01 Date de validation
Arrêté du 22 août 2013 portant homologation de la décision 2013-DC-0349 de l ASN et abrogation de l arrêté du 30 août 1991.
Décision n 2013-DC-0349 de l ASN du 4 juin 2013 fixant les règles techniques minimales de conception des installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X Arrêté du 22 août 2013 portant homologation
L'EPP en scanographie: de l'action ponctuelle à la démarche pérenne.
L'EPP en scanographie: de l'action ponctuelle à la démarche pérenne. Mozziconacci JG, Ayivi-Akuete J, Bois Langlois F,Houelle M L, Marty B. Serv d'imagerie C H Bourges 148 av F Mitterrand 18020 Bourges
Mesure dans le cadre des examens médicaux: Service de Radiologie
Mesure dans le cadre des examens médicaux: Service de Radiologie Noel A Centre Alexis Vautrin CRAN UMR 7039 Nancy Université-CNRS 54500 Vandoeuvre-les-Nancy www.alexisvautrin.fr Introduction Contrôle de
Le développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé
Le développement professionnel continu () des professionnels de santé Dr Pascal GOUEZEL 1 = une obligation LOI n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES RAYONNEMENTS IONISANTS ET DE LA SANTE Projet de décision n 201X-DC-xx/xx/xxxx relative à la formation continue des professionnels de santé à la radioprotection des patients
Scanner et irradiation Optimisation des protocoles
Scanner et irradiation Optimisation des protocoles J. Duchemin,, F. Martine-Rollet Rollet,, S Lienart, M Mobailly,, JP Florin, JP Beregi, Pour le comité de radiovigilance du CHRU de Lille N Puech du CHU
Norme NF C de Mars 2011
Norme NF C 15-160 de Mars 2011 Changement et Nouveauté RésALOR 11 Décembre 2012 1 Norme NF C 15-160 Contexte, enjeux, rappels réglementaires But : Définir les exigences générales d installation des équipements
Etude du squelette chez les nourrissons: scanner ou radios?
Etude du squelette chez les nourrissons: scanner ou radios? JFR 2013 Rivoal E, Leleu C, Legeas O, Dagorn F, Bahuon J, Mauger P, Tchaou M, Modruz N Les choix techniques Classiquement: la radiographie numérisée
Radiovigilance et radioprotection. La sécurité des patients Radiothérapie. Audition par l OPECST
Radiovigilance et radioprotection La sécurité des patients Radiothérapie Audition par l OPECST 15 Novembre 2007 L Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure, au nom de l Etat, le contrôle de la sûreté nucléaire
Ordonnance du DFI concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical
Ordonnance du DFI concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X; OrX) du... Projet pour l'audition Le Département fédéral de l intérieur,
Centre Jean Perrin. Enjeux professionnels en imagerie.
Centre Jean Perrin Centre de Lutte contre le Cancer d'auvergne Clermont-Ferrand - France - Enjeux professionnels en imagerie. Véronique Dedieu, HDR Physicienne médicale. Coordinatrice du conseil scientifique
DÉCLARATION DE DÉTENTION / UTILISATION D APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉNÉRANT DES RAYONS X
DEC/GX DÉCLARATION DE DÉTENTION / UTILISATION D APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉNÉRANT DES RAYONS X Ce formulaire de demande concerne les déclarations prévues aux 1 et 3 de l article R. 1333-19 du code de la santé
DOSES EN SCANOGRAPHIE : résultats
DOSES EN SCANOGRAPHIE : résultats d une enquête multicentrique SFRP ours, 2011 C. Etard IRSN S. Sinno-ellier - InVS B. Aubert IRSN Objectifs et contexte Collaboration IRSN/InVS sur l étude de l exposition
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Arrêté du 24 août 2015 modifiant l arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation
B1. Facteurs impactant la dose : chaîne d acquisition
B1. Facteurs impactant la dose : chaîne d acquisition Le rendement d'un écran de scopie est ~ 5 %. Transformation d'énergie électrique en RX dans le tube : rendement < 1%. L'émission de RX est distribuée
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 10 juin 2011 pris pour l application des articles R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 du code
La dosimétrie patient : une obligation réglementaire mais que peut on en faire en pratique quotidienne d imagerie en CHG ou de cabinet libéral
La dosimétrie patient : une obligation réglementaire mais que peut on en faire en pratique quotidienne d imagerie en CHG ou de cabinet libéral Auteurs Mozziconacci JG, Rolland D, Mourbrun M, Molin J L,
Evaluation de la dose en radiologie conventionnelle. Carlo MACCIA (CAATS)
Evaluation de la dose en radiologie conventionnelle Carlo MACCIA (CAATS) STRATEGIES ET METHODES (I) Les problèmes méthodologiques liés à l'évaluation de la dose en radiodiagnostic peuvent se présenter
Arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L.3621-2 et R.3621-3 du code de la santé publique modifié par l arrêté du 16 juin 2006 Le ministre
«Imagerie médicale : maîtriser les expositions aux rayonnements ionisants»
«Imagerie médicale : maîtriser les expositions aux rayonnements ionisants» Jean-Luc Godet Carole Rousse Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé ASN 15 septembre 2011 1 Contrôle 192 «Imagerie
Comment peut on réduire
Comment peut on réduire Service d imagerie médicale. CHU La Rabta. Tunis I. Belkahla, B. Brini, A. Snoussi, N. Ben Nasr, I. Laffet, O. Gharbi, J. Assoudi, M. Chaari, H. Mizouni, E. Menif INTRODUCTION Le
Points sur la réduction des doses en scanographie
Points sur la réduction des doses en scanographie J. GREFFIER, F. MACRI, A. LARBI, L. METGE, F. PEREIRA, C. MEKKAOUI, JP. BEREGI SFR-LR Mars 2015 1 Introduction Depuis 2002, le nombre d actes d imagerie

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7