Source: http://docplayer.pl/27552411-Wyciag-z-przepisow-prawnych-stanowiacych-podstawe-do-dokonania-oceny-zgodnosci-legalizacji-we-i-legalizacji-ponownej-wag-nieautomatycznych.html
Timestamp: 2018-01-19 22:08:41+00:00

Document:
WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH - PDF
Download "WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH"
1 WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 3 Prawna kontrola metrologiczna Art Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane: 1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska, 2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3) w ochronie praw konsumenta, 4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, 5) przy dokonywaniu kontroli celnej, 6) w obrocie - i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. 2. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez: 3) legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania. 2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub do użytkowania po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, zwanej dalej oceną zgodności", na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, które są stosowane w dziedzinach, o których mowa w ust. 1, i zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają w użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej. 5. Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego może obejmować: 5) wyłącznie legalizację ponowną, w przypadku przyrządów pomiarowych, o których mowa w ust. 2a. 6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów Art. 8a. 1. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację. Art. 8k. 2. Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do ponownej: 1) przed upływem okresu ważności pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej ponownej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4; 2) przed upływem, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4, terminu od dokonania oceny zgodności; 5) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech lub cech zabezpieczających naniesionych podczas ; 6) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności; 7) po jego naprawie. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności. Art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4) okresy ważności określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do ponownej Rozdział 7 Sankcje za naruszenie przepisów Ustawy Art Kto wbrew przepisom ustawy: 2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub nie spełniające wymagań, 1
2 4) dokonuje pierwotnej lub ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia, 6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru - podlega karze grzywny. 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Rozdział 2 Zasady funkcjonowania oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami Art. 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3) oznakowaniu CE - należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami; Art Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z: 1) zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1, 2. Dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do użytku. Art Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje, i umieszcza oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub w odrębnych ustawach. 4. Zabrania się umieszczania na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wymagań, lub do którego nie zastosowano właściwej procedury oceny zgodności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub w odrębnych ustawach, oznakowania zgodności lub znaków podobnych mogących wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu. 5. Zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. Art Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzeń, zasadnicze wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz procedury oceny zgodności, biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności wprowadza się następujące zmiany: Art. 6. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach wprowadza się następujące zmiany: Art Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r., na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, podlegają w użytkowaniu ponownej na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 6, z zastrzeżeniem ust. 2 i Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powinny być zgłoszone do ponownej po raz pierwszy przed dniem: 1) 31 grudnia 2007 r. gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.; 2) 31 grudnia 2008 r. gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.; 3) 31 grudnia 2009 r. gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 3. Legalizacja ponowna wag, o których mowa w ust. 2, jest przeprowadzana pod względem zgodności z wymaganiami dla wag nieautomatycznych określonymi na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6, obowiązującymi w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2007 r. 2
3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wag nieautomatycznych służących do określania masy: - w obrocie handlowym; - będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat; - podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów; - pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia; - przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach; - w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne; - przy paczkowaniu towarów. Rozdział 2 Zasadnicze wymagania dla wag nieautomatycznych Wagi kalkulacyjne, poza ważeniem poszczególnych produktów i obliczaniem należności, mogą wykonywać inne funkcje, jeżeli wskazania są przedstawione na wydruku w sposób wyraźny, jednoznaczny i czytelny. Rozdział 3 Procedury oceny zgodności Wagi produkowane seryjnie powinny być poddane następującym procedurom oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami: 1) badaniu typu WE oraz 2) przed wprowadzeniem do obrotu, zgodnie z wyborem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: a)..., b) WE. 4. Szczegółowy opis procedur oceny zgodności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 33. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wagę ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wystawia deklarację zgodności i umieszcza na wadze oznakowanie CE. Rozdział 4 Sposób oznakowania wag nieautomatycznych Na wagach, co do których stwierdzono zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, na podstawie procedur wymienionych w 28 ust. 1, powinny być umieszczone w sposób nieusuwalny, czytelny i dobrze widoczny w normalnym położeniu pracy wagi następujące oznaczenia: 1) znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer lub numery jednostek notyfikowanych, które dokonały WE; 2) zielona, kwadratowa nalepka o wymiarach co najmniej 12,5 x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną literą "M"; 2. Jeżeli ma to zastosowanie, na wadze powinny być zamieszczone dodatkowo: 1) numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE; 2) numer fabryczny; Załącznik nr 2 Procedury oceny zgodności 3. Legalizacja WE 3.1. Legalizacja WE jest procedurą, przez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, że wagi sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną są zgodne z typem opisanym w certyfikacie zatwierdzenia typu i spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Jednostka notyfikowana powinna umieścić lub zlecić umieszczenie jej numeru identyfikacyjnego na każdej wadze, której zgodność z wymaganiami została stwierdzona, i wystawić na piśmie świadectwo zgodności dotyczące wykonanych badań i prób Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien na wniosek zainteresowanych przedstawiać świadectwo zgodności wystawione przez jednostkę notyfikowaną. 3
4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 6. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej wyłącznie legalizację ponowną podlegają następujące przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności: 1) wagi nieautomatyczne; 8. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach podlegają w użytkowaniu ponownej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 7 stycznia 2008 r. ze zmianami z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa: 3) dowody wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; 4) okresy ważności określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do ponownej; 6) wzory znaków zatwierdzenia typu, cech i cech zabezpieczających Rodzaje dowodów, okresy ważności dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do ponownej po ocenie zgodności określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. Rozdział 4 Legalizacja ponowna Organ administracji miar na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie ponownej poprzez: 1) wydanie świadectwa ponownej lub 2) umieszczenie na przyrządzie cechy ponownej, która wskazuje: a) organ administracji miar, który przeprowadził legalizację, b) miesiąc i rok Na cechę ponownej składa się cecha: 1) identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar i 3) roczna i miesięczna - jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach Wzory cech ponownej oraz wyróżniki cyfrowe identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar, stosowane w cechach ponownej, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Załącznik nr 3 Wzory cech oraz wyróżniki cyfrowe identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar stosowane w cechach identyfikujących urząd 3. Cechę identyfikującą urząd stosowaną przez naczelników obwodowych urzędów miar przy pierwotnej i ponownej stanowią: 1) stylizowana tarcza z naniesionymi w środku literami PL, 2) wyróżnik cyfrowy identyfikujący właściwy obwodowy urząd miar, z tym że po lewej stronie tarczy umieszczona jest pierwsza cyfra, a po prawej stronie druga cyfra wyróżnika - rysunek nr 3 przedstawia wzór cechy identyfikującej urząd stosowanej przez naczelników obwodowych urzędów miar. Rysunek nr 3 6. Cechę roczną stanowi stylizowana ramka z umieszczonymi w niej symetrycznie cyframi arabskimi oznaczającymi dwie ostatnie cyfry roku, w którym została przeprowadzona legalizacja - rysunek nr 5 przedstawia wzór cechy rocznej. Rysunek nr 5 4
5 7. Cechę miesięczną stanowi stylizowana ramka z umieszczoną w niej symetrycznie liczbą rzymską oznaczającą odpowiednio miesiąc: I - styczeń; II - luty; III - marzec; IV - kwiecień, V - maj; VI - czerwiec; VII - lipiec; VIII - sierpień; IX - wrzesień; X - październik; XI - listopad; XII - grudzień - rysunek nr 6 przedstawia wzór cechy miesięcznej. Rysunek nr 6 Załącznik nr 6 Rodzaje dowodów, okresy ważności dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do ponownej po ocenie zgodności 1. Rodzaje dowodów pierwotnej, jednostkowej i ponownej oraz okresy ważności tych określa tabela nr 1. Tabela nr 1 Lp. Przyrządy pomiarowe podlegające Przyrządy do pomiaru masy Rodzaje dowodów pierwotnej i jednostkowej ponownej 22 Wagi nieautomatyczne c albo c i s 25 miesięcy 2. Rodzaje dowodów ponownej dla przyrządów podlegających ocenie zgodności, termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do ponownej po dokonaniu oceny zgodności oraz okresy ważności ponownej określa tabela nr 2. Tabela nr 2 Lp. Przyrządy pomiarowe wprowadzane do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności i podlegające w użytkowaniu ponownej Rodzaje dowodów Termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do ponownej po dokonaniu oceny zgodności ponownej 7 Wagi nieautomatyczne c albo c i s 3 lata 25 miesięcy Objaśnienia: Litera: c - oznacza cechę, s - oznacza świadectwo. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 1. Rozporządzenie określa: 1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk metrologicznych podlegających sprawdzeniu podczas ponownej wag nieautomatycznych, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności; 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania: 1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 30 kwietnia 2004 r.; 2) w wyniku dokonania oceny zgodności Na wadze nieautomatycznej, o której mowa w 2 pkt 2, powinny być umieszczone w sposób nieusuwalny, czytelny i dobrze widoczny w normalnym położeniu pracy wagi następujące oznaczenia: 1) oznakowanie zgodności w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono naniesione, oraz numer lub numery jednostek notyfikowanych, które dokonały WE; 2) zielona kwadratowa nalepka o wymiarach co najmniej 12,5 x 12,5 mm, z nadrukowaną dużą czarną literą "M"; 2. Jeżeli ma to zastosowanie, na wadze powinny być umieszczone dodatkowo następujące oznaczenia: 1) numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE; 2) numer fabryczny; 5

References: Art. 8
 Art. 8
 art. 9
 art. 9
 Art. 9
 Art. 5
 art. 9
 art. 9
 art. 9
 Art. 1
 Art. 6
 art. 1
 art. 6
 art. 6
 Art. 25
 art. 5