Source: http://docplayer.es/15337290-Localicacion-de-averias-instrumentos-de-medida-refrigeration-and-air-conditioning-notas-del-instalador.html
Timestamp: 2018-07-22 18:56:28+00:00

Document:
Localicación de averías Instrumentos de medida REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Notas del Instalador - PDF
Download "Localicación de averías Instrumentos de medida REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Notas del Instalador"
Vanesa Jiménez Blázquez
1 Localicación de averías Instrumentos de medida REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Notas del Instalador
2 Indice Página Instrumentos de medida...2 Clasification de los instrumentos de medida...2 Ajuste y calibración...5 Instrumentos de medida Instrumentos para localizar averías Los instrumentos de medida más usados para localizar averías en instalaciones de refrigeración son los siguientes: 1. Manómetro 2. Termómetro 3. Higrómetro 4. Detector de fugas 5. Vacuómetro 6. Amperímetro de pinza 7. Medidor de resistencia de aislamiento 8. Polímetro 90 Ae0_0045 Clasificación de los instrumentos Los instrumentos de medida para la localización de averías y para el mantenimiento de una instalación de refrigeración, deben cumplir ciertos requisitos en lo que se refiere a fiabilidad. Por lo tanto, se pueden clasificar algunos de estos requisitos de la siguiente manera: a. Precisión b. Capacidad de resolución c. Reproducibilidad d. Estabilidad a largo plazo e. Estabilidad con la temperatura Siendo los puntos más relevantes a, b y e. CLASS N 1 Ae0_ RZ0ZQ205 DKRCC.PF.000.D1.05 / 520H0379 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),
3 a. Precisión La precisión de un instrumento de medida es realmente el grado de precisión con el que reproduce el valor de la magnitud medida. La precisión se expresa habitualmente en % (±) del valor total (full scale -FS) o del valor medido. Una indicación de precisión de un instrumento en concreto, expresada p.ej. en un ±2% del valor de medida, indica que es más preciso que si la precisión es de ±2% del valor total (FS). b. Capacidad de resolución La capacidad de resolución de un instrumento se define como la mínima unidad que puede leerse en el mismo. P.ej., un termómetro digital en el que el mínimo valor de visualización es de 0.1 C, tendrá una capacidad de resolución de 0.1 C. La capacidad de resolución no expresa la precisión de un equipo. Aunque la capacidad de resolución sea de 0.1 C, se pueden dar casos donde la precisión sea tan mala que difiera ±2 C. Por esta razón, es absolutamente imprescindible el diferenciar estos dos conceptos. Ae0_0047 Ah0_0006 c.reproducibilidad La reproduciblidad de un instrumento es la aptitud de éste en indicar el mismo resultado repetidas veces para obtener un valor constante de medida. La reproducibilidad se expresa en % (±). d. Estabilidad a largo plazo La estabilidad a largo plazo indica la variación de la precisión absoluta del aparato, por ejemplo, en el periodo de un año. La estabilidad a largo plazo se expresa en % al año. Ae0_0003 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZQ205 DKRCC.PF.000.D1.05 / 520H0379 3
4 e.estabilidad con la temperatura La estabilidad con la temperatura de un instrumento, indica el cambio que sufre la precisión absoluta del instrumento por cada C a la que es sometido. La estabilidad con la temperatura se expresa en % por C. Conocer la estabilidad con la temperatura del instrumento, es lógicamente importante si éste se va a usar en cámaras frigoríficas o congeladoras. Instrumentos de medida electrónicos Los instrumentos de medida electrónicos pueden ser sensibles a la humedad. Algunos pueden dañarse debido a condensación si se ponen en marcha inmediatamente después de ser trasladados de un lugar frío a otro caliente. Dichos equipos no deben ser puestos en funcionamiento hasta que hayan alcanzado la temperatura ambiente. No utilice nunca equipos electrónicos inmediatamente después de haber sido trasladados de un vehículo de servicio frío a un ambiente más caliente. Ajuste y verificación La eficacia en la indicación de los instrumentos de medida corrientes, y probablemente alguna de sus características, cambian con el tiempo. Por ello, práctiamente todos los instrumentos deberían someterse periódicamente a control y ajuste en caso necesario. En el siguiente apartado se indican algunas operaciones de verificación simples que, sin embargo, no sustituyen el tipo de inspecciones indicados anteriormente. Ae0_0004 Ae0_0005 Ae0_ RZ0ZQ205 DKRCC.PF.000.D1.05 / 520H0379 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),
5 Las inspecciones finales y los ajustes de instrumentos apropiados, pueden llevarse a cabo por laboratorios o organismos de verificación acreditados. Ajuste y calibración Manómetros Los manómetros para localización de averías y mantenimiento son por regla general del tipo de tubo Bourdon, así como también lo son los manómetros de las instalaciones. En la práctica, la presión casi siempre se mide como sobrepresión. El punto cero de la escala de presión es igual a la lectura del barómetro. Por esta razón, los manómetros tienen normalmente una escala desde 1 bar ( 100 kpa) mayor que 0 hasta + lectura máxima. Manómetros con escala en presión absoluta indican aproximadamente 1 bar en presión atmosférica. Ae0_0007 Ae0_0008 Manómetros de servicio de mantenim. Estos manómetros, tienen por regla general una o más escalas para la temp. de saturación de los refrigerantes más corrientes. Los manómetros deberán tener un tornillo de ajuste fácilmente accesible para ajustar el punto cero, ya que el tubo Bourdon se asienta si ha sido sometido a alta presión durante un tiempo. Los manómetros deben verificarse periódicamente mediante un instrumento de precisión. Se debería realizar una verificación diaria para comprobar que el manómetro indica 0 bar a presión atmosférica. Ae0_0009 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZQ205 DKRCC.PF.000.D1.05 / 520H0379 5
6 Vacuómetros En refrigeración, se utilizan los vacuómetros para medir la presión en las tuberías de la instalación durante y después de un proceso de vacío. Los vacuómetros indican siempre la presión absoluta (el punto cero corresponde al vacío absoluto). Los vacuómetros no deberán exponerse habitualmente a sobrepresiones fijadas y deberán por ello montarse con una válvula de seguridad, ajustada a la máxima presión permisible del vacuómetro. Ae0_0010 Termómetro Se ha generalizado el uso de termómetros electrónicos de lectura digital. Algunos ejemplos de las distintas versiones de sensores disponibles son, sensores de superficie, de ambiente y de inducción. La precisión del termómetro no deberá ser inferior a ± 0.1 C y la capacidad de resolución debe ser de 0.1 C. Para el ajuste de válvulas de expansión, se recomienda un termómetro de esfera de aguja con bulbo y tubo capilar con carga de vapor. Por regla general es más sencillo observar las variaciones de temperatura con este tipo de termómetros. Es relativamente fácil comprobar los termostatos a 0 C sumergiendo el bulbo de 150 a 200 mm en un termo que contenga una mezcla de hielo triturado (de agua destilada) y agua destilada. El hielo deberá llenar todo el termo. Si el bulbo es resistente a agua en ebullición, se coloca éste en la superficie de agua en ebullición en un recipiente con una tapa. De esta manera se obtiene una comprobación razonable a 0 C y 100 C. Una verificación apropiada solo la puede realizar un organismo de verificación acreditado. Ae0_0011 Ae0_ RZ0ZQ205 DKRCC.PF.000.D1.05 / 520H0379 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),
7 Higrómetro Para medir la humedad relativa en cámaras frigoríficas, recintos de aire acondicionado o conductos, se emplean diferentes tipos de higrómetros: Higrómetro tipo cabello Psicrómetro Otros higrómetros electrónicos Un higrómetro tipo cabello requiere un ajuste cada vez que es usado si se desea obtener un grado de precisión razonable. Un psicrómetro (termómetro húmedo y seco) no requiere ajustes si sus termómetros son de alta calidad. Ae0_0014 A baja temperatura y alta humedad del aire, el diferencial de temperatura entre termómetros humedos y secos será pequeña. Por lo que la precisión con un psicrómetro es menor bajo estas condiciones. En este caso sería más adecuado utilizar un higrómetro tipo cabello ajustado o alguno de los higrómetros electrónicos. Ae0_0015 Se puede ajustar un higrómetro tipo cabello, envolviéndolo en un paño humedecido y colocándolo en un recipiente estanco con agua en el fondo (no deberá entrar agua en el higrómetro ni deberá entrar en contacto con el bulbo). A continuación se deja el recipiente con el higrómetro durante al menos dos horas a la misma temperatura a la que se va a realizar la medición. El higrómetro debe indicar ahora 100%. En caso contrario, se puede ajustar mediante el tornillo de ajuste. Ae0_0049 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZQ205 DKRCC.PF.000.D1.05 / 520H0379 7
8 La gama de productos Danfoss para la industria de refrigeración y aire acondicionado Controles para muebles y vitrinas de refrigeración y congelación Termostatos para aplicaciones de refrigeración domésticos. Danfoss ofrece una amplia gama de termostatos electromecánicos y electrónicos libres de CFC, adaptados a las necesidades del cliente para refrigeradores y congeladores y termostatos de servicio para todo tipo de muebles frigoríficos y congeladores. Compresores para refrigeración y aire acondicionado Tecnologías de compresores herméticos de pistón y scroll para refrigeración y aire acondicionado. Los compresores y unidades condensadoras de ésta familia se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en ambos sectores tales como; enfriadoras de agua, unidades de aire acondicionado grandes, así como sistemas de refrigeración de medias y bajas temperaturas para almacenamiento y procesado de alimentos. Compresores Danfoss Esta parte de la gama incluye compresores herméticos y unidades condensadoras enfriadas por ventilador para frigoríficos y congeladores de uso doméstico, y para aplicaciones comerciales tales como enfriadores de botellas y dispensadores de bebidas. También ofrecemos compresores para bombas de calor y compresores de 12 y 24 V para pequeños aparatos frigoríficos y congeladores en vehículos comerciales y embarcaciones. División puntera en la optimización energética, niveles de ruido y know how de tecnologías de compresor medio-ambientales. Controles de refrigeración y de aire acondicionado Una completa gama de productos que cubre todas las exigencias de control, seguridad, protección y monitorización de instalaciones de refrigeración y sistemas de aire acondicionado tanto mecánicos como electrónicos. La gama comprende entre otros, válvulas de expansión, válvulas de solenoide, presostatos y termostatos, reguladores de presión, filtros secadores, válvulas manuales, visores de líquido, válvulas de retención, válvulas de cierre y válvulas de agua. También se desarrollan y producen sistemas de gestión electrónicos descentralizados, para una regulación y control completa de las instalaciones de refrigeración. Controles industriales Productos y soluciones adaptados a las necesidades del cliente para sistemas de monitorización y control basados en los principios d medida de presión y temperatura, electricidad y control de fluidos. La familia incluye una amplia gama de controles automáticos para control y regulación de procesos, tales como; contactores y arrancadores de motor, válvulas de accionamiento externo y válvulas termostáticas así como controles de presión y temperatura. RZ0ZQ205 DKRCC.PF.000.D1.05 / 520H0379 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución