Source: http://www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/lm00148.html
Timestamp: 2020-02-20 12:06:42+00:00

Document:
PS-E-15 — Norme provisoire pour l'approbation des transformateurs de tension électroniques - Mesures Canada
PS-E-15 — Norme provisoire pour l'approbation des transformateurs de tension électroniques
0,9978 0,9985 0,9993 1,0000 1,0008 1,0015 1,0023 -10 -7,5 -5 -2,5 0 2,5 5 7,5 10 Facteur de correction du rapport de transformation ← Courant en retard Déphasage - minutes Courant en avance → Classe de précision de 0,15 Échelle: 1% = FCR 0,01 = 34,4 min = 1 crad 0,9955 0,9970 0,9985 1,0000 1,0015 1,0030 1,0045 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Facteur de correction du rapport de transformation ← Courant en retard Déphasage - minutes Courant en avance → Classe de précision de 0,3 Échelle: 1% = FCR 0,01 = 34,4 min = 1 crad 0,991 0,994 0,997 1,000 1,003 1,006 1,009 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Facteur de correction du rapport de transformation ← Courant en retard Déphasage - minutes Courant en avance → Classe de précision de 0,6 Échelle: 1% = FCR 0,01 = 34,4 min = 1 crad
Norme : PS-E-15
Document(s) : Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs d'électricité , de transformateurs de mesure et d'appareils auxiliaires, LMB-EG-07(1986)
Date de distribution : 2007-05-03
Date d'entrée en vigueur : 2007-05-03
6.1 Tension nominale au primaire
6.2 Charge standard
7.1 Essais diélectriques
7.2 Échauffement
8.0 Marquage
11.0 Renseignements
La présente norme provisoire s'applique aux transformateurs de tension électroniques devant être utilisés pour le mesurage aux fins de la facturation.
La présente norme provisoire est publiée en vertu de l'article 12 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.
3.1 Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs d'électricité, de transformateurs de mesure et d'appareils auxiliaires, LMB-EG-07(1986).
3.2 Mise en application de nouvelles normes et approbation d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes, GEN-06.
3.3 CAN-CSA C60044-2, Instrument Transformers Part 2: Voltage Transformers.
3.4 CAN-CSA C60044-7, Instrument Transformers Part 7: Electronic Voltage Transformers.
Dispositif comprenant au moins un capteur de courant ou de tension pouvant être connecté à des systèmes de transmission et à des convertisseurs secondaires, tous destinés à reproduire, dans le circuit secondaire, selon une proportion définie et connue, le courant ou la tension du circuit primaire, les rapports de phase étant essentiellement préservés.
Transformateur de tension électronique (TTE)
Transformateur de mesure électronique dont la tension au secondaire, dans des conditions normales d'utilisation, est essentiellement proportionnelle à la tension au primaire et est déphasée par rapport à cette dernière d'un angle connu pour une direction appropriée des connexions.
Nota : Les termes « transformateur de tension de mesure » et « transformateur de tension de mesurage » sont équivalents.
Les transformateurs de tension électroniques doivent satisfaire toutes les exigences applicables des articles 3-2.1, 3-2.4, 3-2.6, 3-3.2.2, 3-3.6 et 3-5.3 de la norme LMB-EG-07 en plus des exigences spécifiées ici.
Les charges de mesurage standard du TTE doivent être conformes au tableau 1.
Tableau 1 : Charges pour transformateurs de tension avec une tension de sortie nominale au secondaire de 120 V
Désignation normalisée de la charge/cos φ
Caractéristiques sous une tension de 120 V
Résistance Ω
Q 1 1,0 14400 0 14400
T 2,5 1,0 5760 0 5760
W 12,5 0,1 115,2 3,042 1152
X 25 0,7 403,2 1,092 576
Y 75 0,85 163,2 0,268 192
Z 200 0,85 61,2 0,101 72
ZZ 400 0,85 30,6 0,0504 36
Nota : Pour les classes de charge inférieures Q et T, il faut tenir compte de la valeur de capacité des câbles. Le TTE devrait être en mesure de prendre en charge des câbles d'une capacité de 5 nF montés en parallèle avec la charge résistive (IEEE, C37.92).
Le TTE doit répondre aux exigences relatives à l'isolation établies à l'article 14-3.2.1 de la norme LMB-EG-07.
Le TTE doit répondre aux exigences thermiques établies à la section 14-3.2.2 de la norme LMB-EG-07.
Les bornes du TTE doivent être marquées conformément à l'article 14-3.3.1 de la norme LMB-EG-07.
Toutes les bornes du TTE marquées H1, X1, Y1 doivent avoir la même polarité au même moment.
Les plaques signalétiques doivent porter tous les renseignements applicables mentionnés à l'article 14-3.3.2 de la norme LMB-EG-07 et être placées conformément à l'article 14-3.3.2.1 de la norme LMB-EG-07.
Les classes de précision du TTE sont basées sur l'exigence selon laquelle le facteur de correction du transformateur (FCT) doit être à l'intérieur des limites spécifiées pour les conditions suivantes :
90 % à 110 % de la tension nominale de précision;
tension correspondant au facteur de régime permanent d'après le tableau 10B de la norme CAN/CSA C60044-2;
facteur de puissance (inductif) de la charge de puissance mesurée de 0,6 à 1,0;
charge de la valeur standard spécifiée (c.-à-d. de 0 à la charge spécifiée) pour les conditions de service indiquées.
Les relations entre les limites des facteurs de correction de rapport et l'angle de déphasage pour les valeurs limites des FCT spécifiées au tableau 2 sont données au parallélogramme de la figure 1.
Tableau 2 : Classes de précision et limites correspondantes des facteurs de correction applicables aux TTE (voir figure 1)
Limites des facteurs de correction de transformateur sous 90 % à 110 % de la tension nominale de précision Note de bas de page 1
0,15 0,9985 1,0015 0,6-1,0
0,3 0,997 1,003 0,6-1,0
0,6 0,994 1,006 0,6-1,0
Ces limites s'appliquent également au facteur nominal maximal de tension constante.
Seuls les TTE des classes de précision 0,15, 0,3 et 0,6 peuvent être approuvés pour le mesurage aux fins de la facturation.
La précision requise pour les tensions nominales de 100 % est également applicable au facteur de tension nominale des TTE.
Figure 2 – Limites applicables aux transformateurs de tension pour mesure
Les relations entre les limites des facteurs de correction de rapport et l'angle de phase pour les valeurs limites des facteurs de correction applicables au transformateur (FCT) spécifiées au tableau 2 sont fournies grâce aux parallélogrammes qui sont tracés sur des graphiques dans lesquels un facteur de correction d'angle de phase en minutes est placé sur l'axe des abscisses et un facteur de correction de rapport est placé sur l'axe des ordonnées. Les parallélogrammes définissant les valeurs limites des FCT des transformateurs de tension sont liés par des sommets. Pour une classe de précision de 0,15 les valeurs limites sont (0, 1,0015), (−7,8, 1,0015), (0, 0,9985) et (7,8, 0,9985).
Les relations entre les limites des facteurs de correction de rapport et l'angle de phase pour les valeurs limites des facteurs de correction applicables au transformateur (FCT) spécifiées au tableau 2 sont fournies grâce aux parallélogrammes qui sont tracés sur des graphiques dans lesquels un facteur de correction d'angle de phase en minutes est placé sur l'axe des abscisses et un facteur de correction de rapport est placé sur l'axe des ordonnées. Les parallélogrammes définissant les valeurs limites des FCT des transformateurs de tension sont liés par des sommets. Pour une classe de précision de 0,3 les valeurs limites sont (0, 1,003), (−15,6, 1,003), (0, 0,997) et (15,6, 0,997).
Les relations entre les limites des facteurs de correction de rapport et l'angle de phase pour les valeurs limites des facteurs de correction applicables au transformateur (FCT) spécifiées au tableau 2 sont fournies grâce aux parallélogrammes qui sont tracés sur des graphiques dans lesquels un facteur de correction d'angle de phase en minutes est placé sur l'axe des abscisses et un facteur de correction de rapport est placé sur l'axe des ordonnées. Les parallélogrammes définissant les valeurs limites des FCT des transformateurs de tension sont liés par des sommets. Pour une classe de précision de 0,6 les valeurs limites sont (0, 1,006), (−31,2, 1,006), (0, 0,994) et (31,2, 0,994).
Le TTE doit satisfaire les exigences de précision de base de l'article 9.1 lors de son essai selon l'article 8.3.2 de la norme CAN/CSA C60044-7 (CEI 60044-7).
Le TTE doit satisfaire les exigences de précision de base de l'article 9.1 lors de son essai selon l'article 8.3.3 de la norme CAN/CSA C60044-7 (CEI 60044-7).
Le TTE doit satisfaire les exigences de précision de base de l'article 9.1 lorsque sa tension auxiliaire subit une variation de ± 10 % par rapport à la tension auxiliaire nominale en courant alternatif et une variation de ± 20 % par rapport à la tension auxiliaire nominale en courant continu.
La constante de service de base et l'algorithme utilisés pour traiter les grandeurs mesurées doivent être stockés dans le TTE pour empêcher qu'ils ne soient modifiés sans que le sceau de l'appareil ne soit d'abord brisé (voir article 3-2.6 de la norme LMB-EG-07). Les constantes de service et de mesurage de même que les algorithmes ne doivent pas pouvoir être modifiés ou altérés par un dispositif externe, un signal de communication, une panne d'électricité ou tout autre moyen qui ne requiert pas le bris du sceau de l'appareil.
Pour obtenir plus de renseignements sur la présente norme provisoire, veuillez communiquer avec l'agent principal de programme responsable de la mesure de l'électricité.
Télécharger le format de rechange PDF - 119Ko
Page: F701-lm00148

References: l'article 12
 l'article 14
 l'article 14
 l'article 14
 l'article 14
 l'article 9
 l'article 8
 l'article 9
 l'article 8
 l'article 9