Source: http://scancotec.com/productos/xevo-g2-qtof/
Timestamp: 2018-06-20 12:53:12+00:00

Document:
Xevo G2 QTof | Tiempo de vuelo | Scanco - Equipos analiticos de laboratorio
Scanco - Equipos analiticos de laboratorio / Waters / Xevo G2 QTof
Para los que necesitan identificar, cuantificar y confirmar la mayor variedad de compuestos en las muestras más complejas y difíciles
Xevo® G2-XS QTof combina la óptica de iones StepWave,™ la celda de colisión XS y la tecnología QuanTof a fin de ofrecer una robustez, sensibilidad y selectividad, así como un rango dinámico, exactitud de masa y velocidad de análisis superiores, lo que da lugar a recopilar la información cualitativa y cuantitativa más completa y de más alta calidad.
Xevo G2-XS QTof no solo ofrece métodos convencionales de MS y MS/MS de adquisición de datos, sino también de MSE con el fin de obtener información completa de masa exacta de iones precursores e iones producto a partir de un único análisis; además, también ofrece FastDDA para conseguir una masa exacta de MS/MS, automatizada, inteligente y rápida, y Tof-MRM para mejorar la capacidad cuantitativa.
Al ser compatible con una gran diversidad de sistemas de entradas y fuentes de ionización, ofrece la flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes, y la tecnología IntelliStart™ garantiza que tanto expertos como principiantes puedan tener acceso a un rendimiento óptimo.
Modos de adquisición Barrido MS
Barrido de iones producto MS/MS
UPLC®/FastDDA (intercambio rápido y automatizado de la función de barrido de MS a MS/MS): UPLC/MSE
Intercambio del modo de ionización (ESCi)
Eventos de contacto externo de inicio y parada
Adquisición de canales analógicos A través de un módulo e-SAT/IN
Rango de masas El rango de masas de TOF es de 20 a 100,000 m/z
El rango de masas de cuadrupolo es de 20 a 16,000 m/z en el modo de no resolución y de 20 a 40,000 m/z en el modo de resolución
Se Cuenta con una opción de cuadrupolo para masas altas con un rango de masas Hasta 100,000 m/z en el modo de no resolución y De hasta 32,000 m/z en el modo de resolución
Exactitud de la medición de masas La exactitud de las mediciones de masas del instrumento será superior a un RMS de 1 ppm, a partir de 10 mediciones consecutivas repetidas del ión [M + Na]+ de rafinosa (m/z de 527.1588), si se usa un compuesto de masa de referencia (lock mass) adecuado.
Rango dinámico El rango dinámico, definido como el rango de intensidades de pico que serán superiores a un RMS de 3 ppm durante 10 segundos de datos, es de al menos cuatro órdenes de magnitud cuando se mide en el pico a 556.2771 m/z para la leucina encefalina. Ese valor puede incrementarse mediante el uso de tecnología de mejora del rango dinámico programable (pDRE).
Resolución de masas Modo de resolución: Se ha medido una resolución FWHM >40,000 en el clúster isotópico (M + 6H) 6+ de insulina bovina (m/z de 956) a una velocidad de adquisición de datos de 30 espectros por segundo.
Modo de sensibilidad: Se ha medido una resolución FWHM >30,000 en clúster isotópico (M + 6H)6+ de insulina bovina (m/z de 956) a una velocidad de adquisición de datos de 30 espectros por segundo.
Sensibilidad de MS (ESI+) El pico de m/z de 556 de una solución de 50 pg/µL de leucina encefalina en acetonitrilo/agua 50/50 + ácido fórmico al 0.1% tendrá una intensidad superior a 80,000 cuentas por segundo. El instrumento se ajustará a resolución FWHM >30,000 (como se ha mostrado con insulina bovina) y el rango de masas se fijará en un m/z de 1200.
Sensibilidad de MS (ESI-) El pico de m/z de 503 de una solución de 500 pg/µL de rafinosa en acetonitrilo/agua 70/30 (sin aditivos) tendrá una intensidad superior a 110,000 cuentas por segundo.
El instrumento se ajustará a resolución FWHM >30,000 (como se ha mostrado con insulina bovina) y el rango de masas se fijará en un m/z de 1200.
Sensibilidad de MS/MS Usando una solución de [Glu1]-fibrinopéptido B de 100 fmol/µL y ajustando el instrumento a >30 000 de resolución (como se ha mostrado con la insulina bovina), la intensidad del ion de la secuencia y” con máxima intensidad del espectro MS/MS del ion precursor con doble carga (m/z de 785.8) será superior a 7,500 cuentas por segundo.

References: resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución