Source: http://docplayer.es/8845698-Manometro-digital-de-precision-modelo-cpg1000.html
Timestamp: 2019-02-23 05:41:57+00:00

Document:
Manómetro digital de precisión Modelo CPG PDF
Download "Manómetro digital de precisión Modelo CPG1000"
Eugenia López Nieto
1 Calibración Manómetro digital de precisión Modelo CPG1000 Hoja técnica WIKA CT Aplicaciones Industrias de fuel-oil y gas Áreas de reparación y servicio Servicio de calibración y mantenimiento Calibraciones fáciles in situ Características Rangos de medida desde mbar hasta bar (también están disponibles los rangos de medida de vacío o de presión absoluta) Precisión: 0,05 % (incluye certificado de calibración) Versión Ex na IIB T6 con seguridad intrínseca según ATEX Caja robusta de acero inoxidable según NEMA 4 / IP 65 Software de evaluación del registrador de datos CPGLog y maletines completos para mantenimiento (incluidas bombas de prueba) están disponibles Manómetro digital de precisión modelo CPG1000 Descripción Información general El manómetro digital de precisión modelo CPG1000 adopta el concepto de un manómetro analógico, pero trabaja a un nivel que alcanzan solo calibradores calibradores digitales. El CPG1000 reúne la sencillez de un instrumento analógico con la precisión de la tecnologíca digital y consigue así una combinación única referente a fácil manejo y prestaciones. Precisión El CPG1000 ofrece una precisión del 0,05 % del valor final de escala en 14 rangos de medida de presión. Posee un rango de temperatura compensado de entre C. Las mediciones se pueden mostrar en cualquiera de las 21 unidades estándares o en unidades específicas para el cliente para así evitar conversiones problemáticas. Velocidad de exploración La frecuencia de medición se puede ajustar al tipo de medición exigido por el usuario. Las aplicaciones estándar utilizan normalmente tres valores de medida por segundo. En caso necesario, se puede elevar la frecuencia de medición a diez valores de medición por segundo. Mediante la función de ahorro de energía el CPG1000 se cambia automáticamente al modo "Sleep", lo que aumenta la vida útil de la pila hasta horas. Características Con la función MÍN./MÁX. se guarda automáticamente la presión máxima y mínima en el CPG1000. Se puede activar una función de desconexión automática para un período de tiempo programado con el objetivo de alargar la vida útil de la pila. Las funciones ZERO y TARE compensan la variación del sensor. Se puede activar una protección por contraseña para las calibraciones in situ mediante el teclado del CPG1000. Una interfaz RS-232 hace posible la lectura de datos directamente desde el medidor para un análisis fuera de línea. Hay una entrada de alimentación de tensión externa de 24 V opcional para aplicaciones donde el CPG1000 se encuentra de forma permanente en una cadena de procesos. La función adicional de amortiguación permite estabilizar presiones altamente oscilantes y hacerlas legibles. Hoja técnica WIKA CT /2012 Página 1 de 8 Hojas técnicas de productos similares: Manómetro digital; modelo CPG500; véase hoja técnica CT 09.01
2 Datos técnicos Modelo CPG1000 Técnica de sensores Rango de medida mbar ) Límite de presión de sobrecarga mbar 200 Presión de estallido mbar 350 Resolución mbar 0,001 Rango de medida bar ) ) Límite de presión de sobrecarga bar Presión de estallido bar Resolución bar 0,0001 Rango de medida bar Límite de presión de sobrecarga bar Presión de estallido bar Resolución bar 0,001 0,01 Rango de medida bar abs Límite de presión de sobrecarga bar abs Presión de estallido bar abs Resolución bar abs. 0,0001 0,001 Precisión 0,05 % FS (valor final de escala) (0,1 % FS para rangos de medida mbar, bar y bar) (0,25 % FS para rangos de medida de vacío en aparatos a partir de 7 bar hasta 35 bar máx.) 2) Rango de temperatura compensado C Coeficientes de temperatura 0,005 % del span/ C fuera de C Tipo de presión Presión relativa, presión absoluta (hasta 20 bar abs) y rangos de medida de vacío Conexión a presión ¼ NPT macho (con adaptador ¼ NPT hembra en G ½ macho) 3) Medio de presión Todos los líquidos y gases compatibles con acero inoxidable 316 1) 1) Utilizar los rangos de medida marcados de este modo exclusivamente con gases limpios y no corrosivos. 2) Con instrumentos de medición con un rango de medida máx. de hasta 2 bar, el rango de medida de vacío está limitado a -350 mbar. (Se excluyen los rangos de medida bar y bar.) Los rangos de medida 7 bar se pueden admitir con un vacío completo. 3) Adaptador no disponible para América del Norte. Instrumento básico Indicación Pantalla Pantalla de 5 1/2 dígitos, altura de las cifras de 16,53 mm (0,65") Indicación gráfica de 20 segmentos, % Unidades de presión psi, bar, mbar, Kg/cm², inh 2 O (4 C, 20 C o 60 F), ft H 2 O (4 C, 20 C o 60 F), cmh 2 O (4 C y 20 C), mh 2 O (4 C y 20 C), kpa, MPa, inhg, mmhg, TORR, msw, ft SW, unidad definida por el usuario Funciones Frecuencia de medición Memoria Registrador de datos 4) Material se puede seleccionar de 0,5/seg. hasta 10/seg. MÍN./MÁX., registrador de datos integrado Registrador cíclico: Grabación automática de máx valores; Tiempo de ciclo: seleccionable de seg. en los pasos siguientes 1 seg., 2 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min y 1 h Piezas en contacto con el medio Acero inoxidable 316 Caja Acero inoxidable 4) Es necesario usar el software de evaluación del datalogger CPGLog para utilizar la función del registrador. Página 2 de 8 Hoja técnica WIKA CT /2012
3 Instrumento básico Alimentación de corriente Alimentación auxiliar Duración útil de la pila Indicación del estado de la pila Pilas alcalinas AA 3 x 1,5 V Aprox h sin iluminación de fondo Aprox h a una frecuencia de medición baja Cuando la pila tiene poca carga se visualiza un símbolo en la pantalla Condiciones ambientales admisibles Temperatura de servicio admisible C Temperatura del medio C (límite de temperatura inferior sobre el punto de congelación del medio) Temperatura de almacenamiento Humedad relativa < 95 % r.f. (no condensable) Comunicación Interfaz USB, RS-232 Caja Dimensiones 111 x 127 x 38 mm Tipo de protección IP 65 Peso Aprox. 455 g Homologaciones y certificados Conformidad CE Directiva de EMC 2004/108/CE, EN emisión (grupo 1, clase B) y resistencia a interferencias (anexo A) Directiva ATEX Norma CSA II 3G Ex na IIB T6 Clase I, división 2, grupo A, B, C, D Certificado Calibración Certificado de calibración 3.1 según DIN EN Opción: certificado de calibración DKD/DAkkS Hoja técnica WIKA CT /2012 Página 3 de 8
4 Rangos de medida y resoluciones disponibles Rangos de medida y factores Unidad Rango de medida en bares , Factor de conversión psi 1 1, ,000 30, ,00 300,00 500,00 bar 0, ,0689 1,0342 2,0684 6, ,684 34,474 mbar 68, , , , , kpa 6, , ,42 206,84 689, , ,4 MPa 0, ,0069 0,1034 0,2068 0,6895 2,0684 3,4474 kg/cm² 0, ,0703 1,0546 2,1092 7, ,092 35,153 mmhg (0 C) 51, , , , , inhg (0 C) 2, , ,540 61, ,60 610, ,0 cmh 2 O (4 C) 70, , , , , cmh 2 O (20 C) 70, , , , , mmh 2 O (4 C) 703, , ) -- 1) mmh 2 O (20 C) 704, , ) -- 1) mh 2 O (4 C) 0, , ,546 21,093 70, ,93 351,54 mh 2 O (20 C) 0, , ,565 21,130 70, ,30 352,17 inh 2 O (4 C) 27, , ,21 830, , , inh 2 O (20 C) 27, , ,95 831, , , inh 2 O (60 F) 27, , ,61 831, , , fth 2 O (4 C) 2, , ,601 69, ,67 692, ,4 fth 2 O (20 C) 2, , ,662 69, ,08 693, ,4 fth 2 O (60 F) 2, , ,634 69, ,90 692, ,5 ft de agua de mar 2, , ,708 67, ,72 674, ,6 m de agua de mar 0, , ,274 20,548 68, ,48 342,47 Torr 51, , , , , Rangos de medida y factores Rango de medida en bares Unidad Factor de conversión psi , , , , bar 0, , ,90 206,84 344,74 689,48 mbar 68, ) -- 1) -- 1) -- 1) kpa 6, , MPa 0, , ,790 20,684 34,474 68,948 kg/cm² 0, , ,61 210,92 351,53 703,07 mmhg (0 C) 51, ) -- 1) -- 1) -- 1) inhg (0 C) 2, , , , cmh 2 O (4 C) 70, ) -- 1) -- 1) -- 1) cmh 2 O (20 C) 70, ) -- 1) -- 1) -- 1) mmh 2 O (4 C) 703, ) -- 1) -- 1) -- 1) -- 1) mmh 2 O (20 C) 704, ) -- 1) -- 1) -- 1) -- 1) mh 2 O (4 C) 0, , , , , ,9 mh 2 O (20 C) 0, , , , , ,4 inh 2 O (4 C) 27, ) -- 1) inh 2 O (20 C) 27, ) -- 1) inh 2 O (60 F) 27, ) -- 1) fth 2 O (4 C) 2, , , , fth 2 O (20 C) 2, , , , fth 2 O (60 F) 2, , , , ft de agua de mar 2, , , , m de agua de mar 0, , , , , ,4 Torr 51, ) -- 1) -- 1) -- 1) 1) Debido a la baja resolución de la pantalla, no se pueden visualizar los valores. La resolución está limitada a Página 4 de 8 Hoja técnica WIKA CT /2012
5 Dimensiones en mm Vista frontal Vista lateral Vista de abajo Adaptador incluido 1) 1) No incluido en el volumen de suministro para América del Norte Cara frontal del manómetro digital de precisión modelo CPG ) Indicación de la presión 2) Unidad actual introducida 3) Indicación gráfica muestra gráficamente la presión actual 4) Elección de una opción de configuración Encender/apagar iluminación de fondo 5) Mostrar valor MÍN./MÁX., retroceder por el menú 6) Ajustar a cero presionando, avanzar por el menú 7) Abrir menú de configuración 8) Encender/apagar manómetro digital de precisión 5 Hoja técnica WIKA CT /2012 Página 5 de 8
6 Software de evaluación del registrador CPGLog Mediante el software de evaluación del registrador de datos CPGLog se pueden transferir los datos registrados y guardados en el CPG1000 a través de una interfaz a un ordenador donde se guardarán en un fichero EXCEL para realizar la documentación o la evaluación. Se pueden seleccionar diferentes intervalos de registro desde un segundo hasta a una hora Los registros de datos pueden alcanzar desde pocos segundos hasta varias semanas Se guardan al mismo tiempo los valores de presión y la temperatura del sensor --> perfectamente adecuado para la prueba de estanqueidad Cuatro modos diferentes de adquisición de datos posibilitan para guardar todos los datos o sólo los puntos deseados - Sin interrupción (guarda todos los datos en los intervalos previamente definidos) - Alto (guarda sólo los puntos que se encuentran por encima de los valores previamente determinados) - Bajo (guarda sólo los puntos que se encuentran por debajo de los valores previamente determinados) - Delta (guarda sólo los puntos que, durante un intervalo, se encuentran fuera de los rangos previamente determinados) Se pueden guardar un máximo de puntos Se pueden guardar diferentes tipos de datos: - Valor al final del intervalo - Valor medio - Valor mínimo - Valor máximo - Mediana - Valor medio/mínimo/máximo Exportación de datos, p. ej. en archivo de Excel Volumen de suministro (software): CD del software CPGLog Cable de interfaz USB Manual de instrucciones de CPGLog en alemán/inglés Nº de pedido: Página 6 de 8 Hoja técnica WIKA CT /2012
7 Maletines completos para prueba y mantenimiento El maletín de calibración con manómetro digital de precisión modelo CPG1000 y bomba de prueba manual modelo CPP30 para medir la magnitud presión, -0, bar está compuesto de: Maletín de servicio móvil de plástico con espuma de relleno Manómetro digital de precisión modelo CPG1000 Bomba de prueba manual neumática modelo CPP30 para presiones de -0, bar Equipamiento básico incl. generación de presión neumática Rangos de medida disponibles: véase los datos técnicos en la página 3. Para más datos técnicos véase la hoja técnica CT El maletín de calibración con manómetro digital de precisión modelo CPG1000 y bomba de prueba manual modelo CPP700-H para medir la magnitud presión, bar está compuesto de: Maletín de servicio móvil de plástico con espuma de relleno Manómetro digital de precisión modelo CPG1000 Bomba de prueba manual, hidráulica, modelo CPP700-H; bar Equipamiento básico incl. generación de presión hidráulica Rangos de medida disponibles: véase los datos técnicos en la página 3. Para más datos técnicos véase la hoja técnica CT Generación de presión aconsejada Bomba de prueba manual neumática modelo CPP30 Rango de presión: -0, bar Para más datos técnicos véase la hoja técnica CT Bomba de prueba manual, hidráulica, modelo CPP700-H Rango de presión: bar Para más datos técnicos véase la hoja técnica CT Hoja técnica WIKA CT /2012 Página 7 de 8
8 Volumen de suministro Manómetro digital de precisión modelo CPG1000 Manual de instrucciones Certificado de calibración 3.1 según DIN EN Pilas alcalinas AA 3 x 1,5 V Adaptador ¼ NPT hembra en G ½ macho 1) Tapa protectora de goma para caja Opciones Precisión certificada por DKD/DAkkS Conexión para alimentación externa a través de DC 24 V Conexión a proceso en la parte trasera 1) No incluido en el volumen de suministro para América del Norte Accesorios Adaptador de conexión Diversos adaptadores para la conexión de presión Generación de presión Bombas de prueba neumáticas Bombas de prueba hidráulicas Maletín para pruebas Diversos maletines de calibración, incl. generación de presión Software Software de evaluación del registrador CPGLog Cable de interfaz USB Cable de interfaz RS-232 Adaptador de serie USB Instalación Brida de montaje (sólo para conexión a proceso en la parte trasera) Indicaciones relativas al pedido Modelo / unidad / rango de medida / conexión a proceso / conexión eléctrica / bomba de prueba / maletín de transporte / tipo de certificado / datos adicionales de pedido 2012 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados. Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales. Página 8 de 8 Hoja técnica WIKA CT / /2012 E based on 01/2012 D Instrumentos WIKA, S.A. C/Josep Carner, Sabadell (Barcelona)/España Tel. (+34) Fax (+34)

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución