Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-16-octubre-2002-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-55118
Timestamp: 2016-10-25 08:53:57+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, de la Dirección de Administración de Industria y Minas, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría marca 'ABB', modelo WAI, calibres WAI, 50, WAI 65, WAI 80, WAI 100 y WAI-125
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, de la Dirección de Administración de Industria y Minas, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría marca "ABB", modelo WAI, calibres WAI, 50, WAI 65, WAI 80, WAI 100 y WAI-125	RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, de la Dirección de Administración de Industria y Minas, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría marca "ABB", modelo WAI, calibres WAI, 50, WAI 65, WAI 80, WAI 100 y WAI-125 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, de la Dirección de Administración de Industria y Minas, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría marca "ABB", modelo WAI, calibres WAI, 50, WAI 65, WAI 80, WAI 100 y WAI-125 Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO	RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 200., de la Dirección, de Administración de Industria y Mingas, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría marca "ABB", modelo HAZ, calibres WAI, 50, WAI 85, WAI 80, WAI 100 y WAI-125.
Don Pedro María Egaña Mañanas, en calidad de Director general de la compañía "AB13 Medición, Sociedad Anónima", con domicilio social en la calle Juan Bravo, S B, entresuelo, Madrid, y fábrica en la calle Masti-Loidi, 13, Rentería, Territorio Histórico de Gipuzkoa, inscrita en el Registro de Control Metrológico con el número 16A001, ha presentado en la Oficina Territorial de este Departamento en Gipuzkoa solicitud de aprobación de modelo del contador de agua fría marca ""ABB", modelo WAI, en sus versiones:
WAI 50, de 30 m3/h de caudal máximo y 15 m3/h de caudal nominal.
WAI 65, de 50 m3/h de caudal máximo y 25 m3/h de caudal nominal.
WAI S0, de SO m3/h de caudal máximo y 40 m3/h de caudal nominal.
WAI 100, de 120 m3/h de caudal máximo y 60 m3/h de caudal nominal.
WAI 125, de 200 m3/h de caudal máximo y 100 m3/h de caudal nominal.
Los contadores serán fabricados por "AB13 Contatori, s.r.l." en Italia y comercializados en España por ""ABB Medición, Sociedad Anónima", quien realizará la verificación primitiva en el Laboratorio de verificación metrológica oficialmente autorizado habilitado en las instalaciones de su planta de Rentería, Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Los citados contadores son del tipo de rueda de paletas de eje horizontal, siendo sus características comunes:
Clase metrológica: A.
Pérdida de presión o caudal máximo: 0,1 bar.
Posición de funcionamiento y condición de montaje: H.
Temperatura de servicio: 0 °C a 30 °C.
Indicador del totalizador: 999999 x 10 m3.
Escalón de cifrado: 101.
Escalón de verificación: 5 1.
Junto a la solicitud ha presentado informe de ensayos de los referidos contadores, emitido por el Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) de referencia 1.32-01045861 y fecha 27 de febrero de 2002 en el que se hace constar que los ensayos se han realizado de acuerdo a la norma DINISO 4064, parte 3 de 15 de septiembre de 1983 habiendo superado satisfactoriamente los establecidos en la Orden de 28 de diciembre de 1988, "Boletín Oficial del Estado" de 6 de marzo de 1989, que regulalos contadores de agua fría.
Con fecha 17 de septiembre de 2002, los Servicios Técnicos de la Oficina Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, han emitido informe favorable a la concesión de aprobación de modelo solicitada.
Para la resolución de este expediente es preciso tener en cuenta y hacer referencia a los siguientes
1. La Dirección de Administración de Industria y Minas es el órgano competente para la resolución del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 131/1999, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y del artículo 2 del Decreto 38/2001, de 27 de febrero, por el que se establecen los medios para la ejecución del control metrológico de la CAPV, "Boletín Oficial del País Vasco" de 12 de marzo.
2. El Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Control Metrológico que realiza la Administración del Estado, establece en su título primero las condiciones y tramitaciones que, con carácter general, son aplicables a los instrumentos de medida sometidos
al Control Metrológico del Estado y, entre ellas, que se asignará un signo de aprobación de modelo, se expedirá un certificado y se publicará la Resolución de aprobación del modelo.
3. La Orden de 28 de diciembre de 1988, antes citada, establece en el capítulo V de su anexo, el procedimiento, los ensayos a realizar, así como su ejecución y errores máximos permitidos, requisitos que han sido cumplimentados en este expediente.
1. Conceder la aprobación de modelo al contador de agua fría marca ""ABB", modelo WAI, en los calibres:Ver TABLA 1
2. Asignar el siguiente signo de aprobación de modelo a los contadores de agua fría, marca ""ABB", modelo WAI, en sus cinco calibres:Ver TABLA 2
3. Establecer el plazo de validez de esta aprobación de modelo en diez años, pudiendo el interesado solicitar prórroga de la misma antes del vencimiento.
4. Extender el correspondiente Certificado de Aprobación de Modelo que acompaña, como anexo, a esta Resolución.
5. Ordenar la publicación de esta Resolución en el "Boletín Oficial del País Vasco" y en el "Boletín Oficial del Estado".
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Energía, Ordenación y Administración Industrial, en el plazo de un mesa partir del día siguiente al de notificación de esta resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2002.-El Director, Ruben Mendiola Erkoreka.
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2002, de la Dirección de Administración de Industria y Minas, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua fría marca "ABB", modelo WAI, calibres WAI, 50, WAI 65, WAI 80, WAI 100 y WAI-125	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 2
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 

RESOLUCIÓN