Source: http://sky-optic.cl/shop/instrumentos-oftalmicos-y-optometricos/oct-tomografia-de-coherencia-optica/zeiss-cirrus-hd-4000-oct-dual-core-zeiss-refurbished/
Timestamp: 2019-06-27 10:08:38+00:00

Document:
Carl ZEISS Cirrus 4000 HD OCT por el precio 17,500€ comprar en Sky Optic
Inicio » Instrumentos oftálmicos y optométricos » Tomografía de coherencia óptica (OCT) » Carl ZEISS Cirrus 4000 HD OCT »
Proyectores de pruebas
El ZEISS Cirrus HD-OCT 4000 (Cirrus HD-OCT o Cirrus) permite el examen de la parte posterior y anterior del ojo en una escala espacial extremadamente fina, sin biopsia quirúrgica o incluso cualquier contacto con el ojo. El Cirrus HD-OCT se basa y refina la tecnología de imagen retinal introducida por primera vez con el ZEISS Stratus OCT ™. HD-OCT significa «tomografía de coherencia óptica de alta definición».
Con el empleo de la avanzada tecnología de imágenes de tomografía de coherencia óptica de dominio espectral, Cirrus HD-OCT adquiere datos de OCT aproximadamente 70 veces más rápido (27,000 vs. 400 A-scan por segundo) y con mejor resolución (5 μm vs. ~ 10 μm de resolución axial en el tejido) ), en comparación con la tecnología de OCT de primera generación. Cirrus adquiere cubos enteros de datos de imagen OCT, compuestos de cientos de escaneos de línea, casi al mismo tiempo que Stratus adquiere un escaneo de seis líneas. Puede ver estos cubos de datos en tres planos o a través de tres dimensiones, lo que le brinda acceso a una gran cantidad de datos de imágenes de la retina en una exploración.
Las bases de datos normativas de Cirrus HD-OCT con capa de fibra nerviosa retiniana (RNFL), cabeza nerviosa óptica, cabeza nerviosa óptica y células ganglionares están indicadas para la visualización in vivo, la sección transversal axial y las imágenes tridimensionales y la medición de ocular anterior y posterior estructuras
El Cirrus HD-OCT es un dispositivo de imágenes biográficas y microscópicas para tomografía y alta resolución sin contacto. Está indicado para la visualización en vivo, imágenes transversales axiales y imágenes tridimensionales y medición de estructuras oculares anteriores y posteriores, que incluyen córnea, retina, capa de fibra nerviosa retiniana, células ganglionares más capa plexiforme interna, mácula y nervio óptico cabeza. Las bases de datos normativas de Cirrus son herramientas cuantitativas para la comparación del grosor de la capa de la fibra nerviosa retiniana, el grosor macular, la célula ganglionar más el grosor de la capa plexiforme interna y las mediciones de la cabeza del nervio óptico en una base de datos de sujetos normales. El Cirrus HD-OCT está diseñado para ser utilizado como un dispositivo de diagnóstico para ayudar en la detección y el tratamiento de enfermedades oculares que incluyen, entre otros, agujeros maculares, edema macular cistoide, retinopatía diabética, degeneración macular relacionada con la edad y glaucoma.
Nota: El Cirrus HD-OCT no está diseñado para ser utilizado solo como un diagnóstico para la enfermedad.
El rendimiento esencial del instrumento es proporcionar mediciones precisas de la estructura ocular anterior y posterior.
El Cirrus HD-OCT se puede usar en todos los adultos que necesitan una evaluación diagnóstica del ojo. Esto incluye (pero no se limita a) pacientes con las siguientes discapacidades o desafíos:
Agudeza visual muy baja o no medible.
Cuerpo grande, pero no aquellos con percentiles 99 basados ​​en datos antropomorfos
Existe un requisito general de que el paciente pueda sentarse erguido y poder colocar su cara en la barbilla y en el apoyo de la frente del instrumento (con o sin apoyo humano o mecánico adicional).
Cirrus HD-OCT está diseñado para la visualización in vivo, la sección transversal axial y las imágenes y mediciones tridimensionales de las estructuras oculares anterior y posterior.
Imágenes HD-OCT
Metodología: dominio espectral OCT
Fuente óptica: diodo superluminiscente (SLD), 840 nm
Potencia óptica: <725 μW en la córnea
Velocidad de escaneo: 27,000 A-scans por segundo
Profundidad A-Scan: 2.0 mm (en tejido), 1024 puntos
Resolución axial: 5 μm (en tejido)
Resolución transversal: 15 μm (en tejido)
Metodología: oftalmoscopio de barrido lineal.
Imagen de fondo vivo: durante la alineación y durante la exploración de OCT
Fuente óptica: diodo superluminiscente (SLD), 750 nm
Potencia óptica: <1.5 mW en la córnea.
Campo de visión: 36 grados W x 30 grados H
Velocidad de fotogramas:> 20 Hz
Resolución transversal: 25 μm (en tejido)
Metodología: Cámara CCD
Imagen de iris en vivo: durante la alineación
Eléctrico, Físico y Ambiental.
Fijación: interna, externa.
Ajuste de enfoque de fijación interna: -20D a + 20D (dioptrías)
Dispositivos de entrada: teclado, ratón.
Clasificación eléctrica (115V) Monofásico, 100 / 120V ~ sistemas: 50-60Hz, 5A
Capacidad del fusible (115V) T 5A 250V
Clasificación eléctrica (230 V) Monofásico, sistemas 220 / 240V ~: 50-60 Hz, 2.5A
Calificación del fusible (230 V) Calificación del fusible: T 5A 250 V
Potencia nominal de salida del receptáculo 115 V ~, 0.5 A máx., 50-60 Hz
Temperatura (transporte y almacenamiento) -40º a + 70º C
Humedad relativa (transporte y almacenamiento) 10% a 100%, incluida la condensación
Presión atmosférica (transporte y almacenamiento): 500 hPa a 1060 hPa
Temperatura (funcionamiento) + 10º a + 35º C
Humedad relativa (funcionamiento) 30% a 75%, excluyendo la condensación
Presión atmosférica (operación) 700 hPa a 1060 hPa
Procesador multi-core de alto rendimiento
Almacenamiento interno:> 80,000 escaneos
CD-RW, unidad de DVD-ROM
Pantalla plana integrada de 15 «en color
Dimensiones 65L x 44An x 53Al (cm)
Peso 38kg (83 lbs)
Voltaje de la fuente de alimentación 110/220 VAC
Ver en un video:
Carl ZEISS Cirrus 4000 HD OCT Categoría: Tomografía de coherencia óptica (OCT).
NEW Zeiss HD OCT 500
OCT ZEISS Cirrus HD 4000 Quad Core

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución