Source: http://docplayer.es/9361485-Escaner-de-temperatura-de-precision-de-super-daq-1586a.html
Timestamp: 2018-12-11 21:08:00+00:00

Document:
Escáner de temperatura de precisión de Super-DAQ 1586A - PDF
Download "Escáner de temperatura de precisión de Super-DAQ 1586A"
Vicenta Campos Ortíz
1 Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A El sistema de adquisición de datos de más exacto y flexible del mercado
2 Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A El Super-DAQ 1586A es el sistema de adquisición de datos de más exacto y flexible del mercado. Escanea y registra la, la tensión CC, corriente CC y resistencia, de hasta 40 canales de entrada y con velocidades de incluso 10 canales por segundo.segundo. El Súper-DAQ puede ser configurado para su uso como, un registrador de datos de múltiples canales para fábrica o como un termómetro de banco de referencia de precisión para la calibración de sondas en laboratorio. El 1586A es ideal para aplicaciones como el mapeo térmico, validación de, calibración del sensor de proceso, horno de tratamiento térmico, prueba de control de calidad y más. Estas aplicaciones se encuentran en industrias como la farmacéutica, biotecnología, procesamiento de alimentos, aeroespacial y automotriz. Existen seis características clave que destacan al Super-DAQ de otros productos de su clase: 1 Mejor exactitud en la medición de la 2 Configuración flexible para planta o para banco 4 Generación de gráficos a color en tiempo real. 5 Portabilidad y seguridad de los datos 3 Modos de operación múltiples 2 Fluke Calibration Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A 6 Calibración automatizada de sondas
3 1 Mejor exactitud en la medición de la El Super-DAQ 1586A lee PRT, termopares, y termistores con la mejor exactitud de su clase. PRTs ± 0,005 C (con el multiplexor externo del DAQ-STAQ) Termopares: ± 0,5 C (con el módulo de alta capacidad y el CJC interno) Termistores: ± 0,002 C La inversión de corriente minimiza los efectos termoeléctricos al mejorar la exactitud de medición de PRT/RTD La compensación interna de referencia automática mejora la exactitud de medición del termopar Mida con exactitud transductores escalables como transmisores de y presión que utilizan cálculos de aumento y compensación de Mx + B para cada canal Las caracterizaciones del sensor de incluyen ITS-90, CVD, polinómico, PT385 y PT392 La biblioteca de sonda almacena hasta 100 perfiles del sensor para simplificar la configuración Resolución de pantalla de 6-1/2 dígitos para tensión CC, corriente CC y resistencia 2 Configuración flexible para planta o para banco Para las aplicaciones de planta como validación de le permite conocer que se aplicó una compensación., el Súper-DAQ está configurado con el El Súper-DAQ incluye 20 canales algebraicos y módulo interno de alta capacidad. Los termopares 15 operaciones matemáticas diferentes que pueden o RTD conectados a las terminales de entrada aplicarse a los resultados medidos. La combinación de pueden consumir tiempo, especialmente si utiliza los resultados calculados de los canales algebraicos muchos sensores del mismo tipo para un trabajo y múltiples le permite calcular operaciones complejas cuando cambia a un tipo de sonda diferente para como F 0. otro trabajo. El módulo interno de alta capacidad le En el caso de un laboratorio de calibración en permite preconfigurar módulos de entrada múltiples y donde la exactitud sea la importancia principal, sencillamente intercambiar un módulo por otro según el Súper-DAQ estará mejor configurado con un sus requisitos de la prueba. Llame una configuración multiplexor DAQ-STAQ. El DAQ-STAQ externo cuenta de prueba ya almacenada para realizar el cambio aun con terminales de termopares con enchufes pequeños, más rápido Y si lo prefiere, puede medir una variedad cada uno con su propio sensor de compensación de de tipos diferentes al mismo tiempo en un módulo referencia, terminales de entrada chapadas en oro, de alta capacidad, incluidos los termopares, los RTD, que aceptan cables desnudos, horquilla o sondas con tensión, resistencia o corriente. terminales bananas. Conecte y desconecte los RTD, Para simplificar aplicaciones como la prueba de los termistores y los termopares con facilidad para uniformidad de, la característica alinear calibración de de banco. Puede apilarse canales le permite poner a cero automáticamente las al 1586 para reducir la especio en los laboratorios. compensaciones entre los sensores relacionados con Tener la flexibilidad para configurar el Super-DAQ un canal de referencia designado. Una compensación para la fábrica o el laboratorio reduce sus necesidades de Mx + B se almacena para cada canal y un indicador de equipos y sus costos. Módulo de alta capacidad Los canales de entrada universal aceptan conexiones de 2, 3 o 4 hilos para la medición de, resistencia, tensión CC y la corriente de CC para aplicaciones de adquisición de datos en planta, donde el número de canales y la velocidad de escaneo son importantes Multiplexor DAQ-STAQ Diseñado para mediciones de alta precisión en laboratorios secundarios de calibración de Conecte/desconecte termopares, PRT y termistores de manera sencilla. Fluke Calibration Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A 3
4 3 Modos de operación múltiples El Super-DAQ puede funcionar en cuatro modos que le permiten escanear, monitorear, medir o funcionar como multímetro digital, todo desde un solo instrumento. Escanee secuencialmente entre canales sobre la base de una prueba definida del usuario. Según su aplicación, seleccione una tasa de escaneo rápida, mediana o baja. Con velocidades de escaneo de incluso 10 canales por segundo, puede recopilar datos de los 40 canales en menos de cuatro segundos. Capte fácilmente mediciones con marca de tiempo y eventos relacionados. Los escaneos pueden iniciarse mediante seis tipos de activadores diferentes que incluyen: un activador externo, un intervalo de tiempo, un comando SCPI remoto, un activador de alarma, un activador manual y un activador de prueba automatizada. Controle cualquier canal independiente durante un escaneo, sin interrumpir el escaneo. Mida y registre datos de un solo canal sin preconfigurar un archivo de prueba. En el modo DMM, utilice el canal del panel delantero como un multímetros digital de banco para medir con rapidez la tensión CC, corriente CC o resistencia de 2 hilos y 4 hilos. Las teclas de función están retroiluminadas para que siempre conozca el modo de operación y el estado de registro. Las teclas de función Escaneo, Monitoreo, Medición y DMM se encuentran en el panel delantero. 4 Generación de gráficos a color en tiempo real La mayoría de los sistemas de adquisición de datos estadísticas de medición, incluido promedio, desviación solo le permiten ver los datos en un canal. Pero ahora, estándar, mínimo, máximo, pico a pico y tasa de cambio. el Super-DAQ le permite ver los datos en tiempo real El Super-DAQ no solo incluye una pantalla gráfica para todos los canales en formato de tabla o cuadros rica, sino que además puede seleccionar entre nueve de cuatro canales a color al mismo tiempo. Puede ver idiomas diferentes, que incluyen el inglés, el chino, el rápidamente el estado del proceso actual con un vistazo, francés, el alemán, el japonés, el coreano, el portugués, o verificar fácilmente que sus canales estén conectados el español o el ruso. y configurados adecuadamente. Cada canal puede ser asignado a dos alarmas Puede acercar o alejar para ver los datos de interés independientes que indican si se superó un intervalo y controlar los gráficos. Un modo de historial le permite superior (HI) o inferior (LO). Si se activa una alarma, la navegar por los datos recolectados dentro de un archivo condición fuera de rango se indica en la pantalla. Las de escaneo, todo sin PC y software costosos. Alterne alarmas también pueden asignarse a cualquiera de las la vista de grafico y la vista de tabla para ver datos y seis salidas TTL para controlar dispositivos externos. Datos de generación de gráficos en tiempo real del Súper-DAQ 1586A de cuatro canales de entrada. 4 Fluke Calibration Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A
5 5 Portabilidad y seguridad de los datos El Super-DAQ incluye 20 MB de memoria interna que pueden almacenar más de lecturas con marca de tiempo. Los archivos de datos y configuración pueden trasladarse fácilmente a una PC para su análisis mediante una unidad flash USB o mediante una red que utilice la conexión de la interfaz LAN. El Súper-DAQ también incluye dos niveles de seguridad de datos para evitar que usuarios no autorizados utilicen de manera indebida; alteren los datos de prueba o los archivos de configuración. Esta característica de seguridad es especialmente importante para las industrias que están reguladas por organismos del gobierno que exigen trazabilidad. Transfiera fácilmente los datos y archivos de configuración de Súper-DAQ mediante una memoria USB. 6 Calibración automatizada de sondas Con la característica de prueba automática, puede automatizar la calibración del sensor sin una PC ni software alguno. Cuando está conectado a un pozo seco o baño líquido de calibración de Fluke mediante la interfaz RS-232, el Super-DAQ toma el control de la fuente de y ejecuta su calibración de manera automática. Simplemente programe la cantidad de puntos establecidos de y sus valores, seleccione una secuencia de escaneo (lineal, alternativa, ascendente/descendente), asigne un canal de referencia y configure la banda de estabilidad necesaria. El Super-DAQ controla la estabilidad de la fuente de mediante el canal de referencia, recopila los datos una vez que se estabilizaron y luego continúa hasta el siguiente punto establecido de. Después de configurar e iniciar la prueba, puede dedicar su tiempo a otra labor El Super-DAQ acaba de facilitarle mucho el día! 1586A configurado con un DAQ-STAQ y un Pozo de metrología de campo ultra frio 9190A para la calibración automática de sondas. Fluke Calibration Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A 5
6 , 1586A con módulo de alta capacidad 1 PRT y termistores (4 hilos) PRT/RTD (100 Ω nominal) Termistor (10 KΩ nominal) Termopares Intervalo de 200 C a 1200 C (según el sensor) 200 C a 400 C (según el sensor) Intervalo de Resolución de 0,001 C 0,008 C a -200 C 0,008 C a 0 C 0,018 C a 300 C 0,0001 C 0,002 C a 0 C 0,009 C a 50 C 0,024 C a 100 C Resolución de la (compensación int) Termopar tipo K 270 C a 1372 C 0,01 C 0,62 C a 0 C 0,64 C a 1000 C Termopar tipo T 270 C a 400 C 0,01 C 0,65 C a 0 C 0,47 C a 200 C Termopar tipo S 50 C a 1768 C 0,01 C 0,76 C a 300 C 0,60 C a 1200 C resistencia 0,003% o 0,003 Ω (0 a 400 Ω) 0,004% + 0,5 Ω (600 Ω a 35 kω) la (compensación ext) 0,15 C a 0 C 0,20 C a 1000 C 0,15 C a 0 C 0,12 C a 200 C 0,67 C a 300 C 0,54 C a 1200 C Corriente de excitación 1 ma con inversión de corriente 10 μa tensión, 1586A con multiplexor DAQ-STAQ 1 PRT y termistores (4 hilos) PRT/RTD (100 Ω nominal) Termistor (10 KΩ nominal) Termopares Intervalo de 200 C a 1200 C (según el sensor) 200 C a 400 C (según el sensor) Intervalo de Resolución de 0,001 C 0,005 C a -200 C 0,005 C a 0 C 0,012 C a 300 C 0,0001 C 0,002 C a 0 C 0,009 C a 50 C 0,024 C a 100 C Resolución de la (compensación int) Termopar tipo K 270 C a 1372 C 0,01 C 0,29 C a 0 C 0,32 C a 1000 C Termopar tipo T 270 C a 400 C 0,01 C 0,30 C a 0 C 0,23 C a 200 C Termopar tipo S 50 C a 1768 C 0,01 C 0,68 C a 300 C 0,55 C a 1200 C resistencia Corriente de excitación 0,002% o 0,008 Ω 1 ma con inversión de corriente 0,004% + 0,5 Ω 10 μa la (compensación ext) 0,15 C a 0 C 0,20 C a 1000 C 0,15 C a 0 C 0,12 C a 200 C 0,67 C a 300 C 0,54 C a 1200 C tensión 1 Las especificaciones de exactitud se aplican utilizando la tasa de muestreo media (1 segundo por canal). Consulte las especificaciones extendidas del Súper-DAQ 1586A para conocer especificaciones adicionales en tasa de muestreo bajas (4 segundos por canal), rápidas (0,1 segundo por canal) y para otros tipos de termopares (R, J, N, E, B, C, D, G, L M, U, W). Tensión CC (tasa de muestreo media o baja) Intervalo Exactitud Canal 1 Canales X01 - x20 2 Tasa de muestreo rápida Resolución Impedancia de entrada ± 100 mv 0,0037% + 0,0035% añadir 2 μv añadir el 0,0008% del intervalo 0,1 μv 10 GΩ [1] ± 50 V 0,0038% + 0,0012% - añadir el 0,0008% del intervalo 1 mv 10 MΩ ±1% 2 Los canales x01 a x20 hacen referencia al número de ranura y los canales 1 a 20 a cualquier tipo de módulo. Corriente CC (frecuencia de muestreo mediana o baja) Intervalo Exactitud Tasa de muestreo rápida Resolución Tensión de carga ± 100 μa 0,015% + 0,0035% añadir el 0,0008% del intervalo 0,1 na <1 mv ± 10 ma 0,015% + 0,0035% añadir el 0,0008% del intervalo 10 na <1 mv ± 100 ma 0,015% + 0,0035% añadir el 0,0008% del intervalo 100 na <1 mv 6 Fluke Calibration Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A
7 Resistencia (tasa de muestreo media o baja, resistencia de 4 hilos) 3 Intervalo Exactitud Tasa de muestreo rápida Resolución Fuente de corriente 100 Ω 0,004% + 0,0035% añadir el 0,001% del intervalo 0,1 mω 1 ma 10 kω 0,004% + 0,001% añadir el 0,001% del intervalo 10 mω 100 μa 10 MΩ 0,015% + 0,001% añadir el 0,01% del intervalo 1 kω 0,1 μa 3 Para obtener una resistencia de 2 hilos agregue una resistencia interna de 0,02 Ω si utiliza el Canal 1 o una resistencia de 1,5 Ω si utiliza los canales de x01 a x20 y añada la resistencia de la punta. Especificaciones generales Capacidad de canales Total de canales analógicos 45 Tasa de muestreo Resolución en pantalla Opciones del módulo de entrada Configuración del módulo interno de alta capacidad Configuración del multiplexor externo DAQ-STAQ Canales algebraicos Activadores Canales de tensión/resistencia 41 Canales de corriente 5 E/S digitales Totalizador 1 Salidas de alarma 6 Entrada de disparo 1 1 (TTL de 8 bits) Rápida: 10 canales por segundo (0,1 segundo por canal) Media: 1 canal por segundo (1 segundo por canal) Baja: 4 segundos por canal 6 1/2 dígitos 2 ranuras del panel trasero ( x designa a la ranura 1 o a la ranura 2 a continuación). Puede configurarse para 2 módulos de alta capacidad, 2 multiplexores DAQ-STAQ o uno de cada uno 20 canales por módulo (x01 - x20) 2 canales de corriente dedicados (x21 - x22) (las conexiones de 3 y 4 hilos exigen 2 canales) 10 canales del PRT/termistor (máximo) 20 canales de termopares con enchufe pequeño (máximo) 20 canales Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, polinomio, potencia, raíz cuadrada, recíproca, exponencial, logaritmo, valor absoluto, promedio, máximo y mínimo Internos, externos (entrada de activador), alarma, remoto (bus), manual y prueba automatizada Memoria RAM de datos de escaneo lecturas con marca de tiempo Interfaces estándar Memoria interna 20 MB USB anfitrión, dispositivo USB, Ethernet 10/100 LAN, control de fuente de de RS-232 para la recolección automatizada de los datos de de pozos secos y baños de Fluke Calibration Tensión de la red Configuración de 100 V: 90 a 100 V; configuración de 120 V: 108 a 132 V; configuración de 220 V: 198 a 242 V; configuración de 240 V: 216 a 264 V Frecuencia de línea Protección de entrada De 47 Hz a 440 Hz 50 V para todas las funciones, las terminales y los rangos Dimensiones Altura x Ancho x Profundidad 150 mm x 245 mm x 385 mm (5,9 in x 9,6 in x 15,2 in) Conformidad Peso Peso de envío CE, CSA, IEC ra edición 6 kg (13,2 lb) configuración típica 9,5 kg (20,9 lb) configuración típica Fluke Calibration Escáner de de precisión de Super-DAQ 1586A 7
8 Información para pedidos Modelos Descripción Super-DAQ y módulo de alta capacidad 1586A/1HC Super-DAQ, 1 módulo de alta capacidad 1586A/1HC /C Super-DAQ, 1 módulo de alta capacidad, calibración acreditada para el modelo 1586A/2HC 1586A/2HC /C Super-DAQ, 2 módulos de alta capacidad Super-DAQ, 2 módulos de alta capacidad, calibración acreditada para el modelo Super-DAQ y multiplexor DAQ-STAQ 1586A/1DS Super-DAQ, 1 multiplexor DAQ-STAQ 1586A/1DS /C Super-DAQ, 1 multiplexor DAQ-STAQ, calibración acreditada para el modelo 1586A/2DS 1586A/2DS /C Super-DAQ, 2 multiplexores DAQ-STAQ Super-DAQ, 2 multiplexores DAQ-STAQ, calibración acreditada para el modelo Super-DAQ, módulo de alta capacidad y multiplexor DAQ-STAQ 1586A/DS-HC Super-DAQ, 1 módulo de alta capacidad, 1 multiplexor DAQ-STAQ 1586A/DSHC /C Super-DAQ, 1 módulo de alta capacidad, 1 multiplexor DAQ-STAQ, calibración acreditada Accesorios Módulo de alta capacidad sin tarjeta de relevadores KIT Módulo de alta capacidad con tarjeta de relevadores Multiplexor DAQ-STAQ KIT Multiplexor DAQ-STAQ, tarjeta adaptadora, cable de interfaz CBL Cable de interfaz del multiplexor DAQ-STAQ Y1586S Equipo para montaje en gabinete, único (medio gabinete) Y1586D Equipo para montaje en gabinete, doble (gabinete completo) 1586-CASE Estuche de transporte para Súper-DAQ (equipo principal y módulos internos) 1586/DS-CASE Estuche de transporte para el multiplexor Super-DAQ/DAQ-STAQ (marco principal y módulo externo) 1586A/1HC 1586A/1DS 1586A/1DS-HC Fluke Calibration. Precisión, rendimiento, confianza. Electricidad RF Temperatura Presión Caudal Software Fluke Calibration PO Box 9090, Everett, WA U.S.A. Fluke Europe B.V. PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, Países Bajos Para más información, llame a: En los EE. UU. (877) o Fax (425) En Europa/Medio Oriente/África +31 (0) o Fax +31 (0) En Canadá (800)-36-FLUKE o Fax (905) Desde otros países +1 (425) o Fax +1 (425) Página web: Fluke Calibration. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Impreso en los EE. UU. 11/ B_LAES Pub-ID spa No se permite modificar este documento sin el permiso por escrito de Fluke Calibration.
Agilent 34970A Familia de unidades de adquisición de datos/ conmutación
Agilent 34970A Familia de unidades de adquisición de datos/ conmutación Descripción de producto 34970A 34972A Rendimiento Agilent por una mínima parte del coste de otros sistemas de adquisición de datos

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución