Source: https://www.tiloom.com/producto/maletin-de-6-laqua-twin-premium/
Timestamp: 2020-04-04 00:04:19+00:00

Document:
Maletin de 6 Laqua Twin Premium - Tiloom Maletin de 6 Laqua Twin Premium - Tiloom
Inicio / Sin categoría / Maletin de 6 Laqua Twin Premium
Maletin de 6 Laqua Twin Premium
1.720,00€ (IVA no incluido)
Consigue tener tu laboratorio premium en campo. Mide los valores en suelo, hoja, savia, agua, lodos, etc.
pHmetro LaquaTwin PH-33
Conductímetro LaquaTwin EC-33
Ionómetro Nitrato LaquaTwin NO3-11
Ionómetro Calcio LaquaTwin Ca-11
Ionómetro Sodio LaquaTwin Na-11
Ionómetro Potasio LaquaTwin K-11
El maletín de medidores Laqua Twin premium es el pack más avanzado para realizar mediciones confiables, rápidas y sencillas. Ideal en agricultura, acuicultura ganadería o alimentación.
Puedes ver más características en la pestaña de información adicional. El maletín incluye:
pHmetro LAQUAtwin PH-33 (incluye temperatura y calibración a 5 puntos)
Conductímetro LAQUAtwin EC-33 (Incluye TDS y temperatura y calibración a 3 puntos)
Este completo Maletin de 6 Laqua Twin Premium incluye pHmetro, conductímetro, medidor de nitrato, medidor de calcio, medidor de sodio y un medidor de potasio.
El Kit incluye el maletín de plástico rígido, soluciones de calibración para cada sensor, manuales de usuario y baterías.
Medidas compensadas con la temperatura
Reconocimiento de soluciones de calibración en uno o dos puntos.
Aviso de finalización del muestreo.
Protecciñon IP67 al agua y polvo
No utiliza reactivos.
Configuración de rango automática
Autoapagado (30 minutos).
Los sensores deberán reemplazarse tras aproximadamente cada 1500 mediciones o cuando no se pueda realizar la calibración correctamente. Los sensores se venden por separado y se pueden quitar y sustituir con facilidad.
Diferentes métodos para la medición:
–Inmersión: Puede analizar la muestra en un vaso de precipitados.
–Muestreo: Utilícelo como una pala para analizar el agua.
–Gotas: Los medidores LAQUAtwin pueden medir volúmenes de muestra de tan solo 0.05 ml colocando una gota de la muestra en el sensor con una pipeta.
–Muestras sólidas: Los alimentos que contengan cierta humedad pueden analizarse si coloca un trozo pequeño directamente en el sensor.
–Polvos: Simplemente, coloque la muestra de polvo en el sensor y vierta encima el volumen definido de agua destilada.
–Papel y tejidos: Si desea analizar hojas de papel y tejidos, corte la muestra en trozos pequeños y colóquelo directamente en el sensor. Vierta encima el volumen definido de agua desionizada.
1. Calibración: Para una correcta calibración es necesario que el sensor esté limpio previamente. Si esto no es así, enjuáguelo con agua y coloque un poco de solución estándar en el sensor y pulse el botón de calibración. Aparecerá una cara sonriente como indicación de que ha finalizado la calibración. Limpie el sensor con agua hasta retirar la solución de calibración y séquelo con un pañuelo suave y limpio.
2. Análisis: Solo necesita una minúscula cantidad de muestra, por lo que sólo es necesario llenar el sensor y esperar unos segundos hasta que aparezca la cara sonriente.
pH 33 - Rango de medición
de 0.0 a 14.0
Calibración a 5 puntos
pH 33 - Resolución
pH 33 - Precisión
pH 33 - Temperatura
Rango 0 a 50ºC
Compensación de 5 a 40ºC
EC 33 Conductímetro - Rango de medición
de 0 a 199.99 mS/cm
EC 33 Conductímetro - Resolución
de 0 a 199 µS/cm – (1µS/cm)
de 200 to 1999 µS/cm – (1µS/cm)
de 2.00 a 19.99 mS/cm – (0.01 mS/cm)
de 20.00 a 199.9 mS/cm – (0.1mS/cm)
EC 33 Conductímetro - Precisión
±2% (0 a 19.99 mS/cm)
±5% (20.0 a 199.9 mS/cm)
EC 33 TDS
0.0 a 99.9 ppm: 0.1 ppm
100 a 999 ppm: 1 ppm
1000 a 9990 ppm: 10 ppm
EC - 33 temperatura
NO3-11 Ionómetro Nitrato - Rango de medición
de 1.4 a 2200 ppm(mg/L)
de 0.7 a 1100 kg/10a
NO3-11 Ionómetro Nitrato - Resolución
de 6 a 99 ppm : 1 ppm
de 100 a 990 ppm : 10 ppm
de 1000 a 9900 ppm : 100 ppm
NO3-11 Ionómetro Nitrato - Precisión
NO3-11 Ionómetro Nitrato - Temperatura
Ca-11 Ionómetro Calcio - Rango de medición
4 a 9900 ppm (mg/L)
0.1 a 250 mmol/L
Ca-11 Ionómetro Calcio - Resolución
de 0 a 99 ppm : 1 ppm
Ca-11 Ionómetro Calcio - Precisión
±20 % del valor de lectura
Ca-11 Ionómetro Calcio - Temperatura
Na-11 Ionómetro Sodio - Rango de medición
2 a 9900 ppm (mg/L)
0.1 a 430 mmol/L
Na-11 Ionómetro Sodio - Resolución
de 0 a 99ppm : 1ppm
de 100 a 990ppm : 10ppm
de 1000 a 9900ppm : 100ppm
Na-11 Ionómetro Sodio - Precisión
Na-11 Ionómetro Sodio - Temperatura
K-11 Ionómetro Potasio - Rango de medición
2 a 5000 kg/10a
K-11 Ionómetro Potasio - Resolución
K-11 Ionómetro Potasio - Precisión
K-11 Ionómetro Potasio - Temperatura
Sé el primero en valorar “Maletin de 6 Laqua Twin Premium” Cancelar la respuesta
Sin categoría(7)

References: Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución