Source: http://docplayer.es/10788238-Tema-12-garantia-y-control-de-calidad-en-las-instalaciones-de-radiodiagnostico.html
Timestamp: 2018-06-18 14:22:55+00:00

Document:
TEMA 12 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO - PDF
Download "TEMA 12 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO"
Guillermo Pereyra Barbero
1 TEMA 12 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO CSN- 2009
2 ÍNDICE: 1. ASPECTOS GENERALES DE LA GARANTÍA DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO 2. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO 3. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 3.1. Aspectos generales Justificación Documentación. Registros Auditoria. Revisiones del programa de garantía de calidad. 4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO. JUSTIFICACIÓN 4.1 Pruebas de aceptación 4.2 Pruebas de estado 4.3 Pruebas de constancia 5. INDICADORES GLOBALES DE LA CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO 5.1 Indicadores de la dosis al paciente 5.2 Indicadores de la calidad de imagen 5.3 Tasa de rechazo de imágenes 6. CONTROL DE CALIDAD DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS 6.1. Equipos de grafía 6.2. Equipos fluoroscópicos y fluorográficos 6.3. Equipos de mamografía 6.4. Equipos de tomografía computerizada 6.5. Sistemas de registro, visualización y almacenamiento de imagen CSN- 2009
3 1. ASPECTOS GENERALES DE LA GARANTÍA DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO La garantía de calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar una confianza de que un determinado producto, servicio o instalación satisfará las exigencias de calidad establecidas. El sistema de garantía de calidad lleva implícito una evaluación continua de la efectividad y adecuación de todo el programa de control de calidad para iniciar medidas correctoras siempre que sea necesario. En Radiodiagnóstico la garantía de calidad se enfoca a conseguir la optimización de imágenes radiológicas, la protección radiológica del paciente y que las dosis recibidas por los trabajadores expuestos y el público en general tienda a valores tan bajos cómo pueda razonablemente conseguirse. La garantía de calidad incluye muchas actividades como el control de calidad, el mantenimiento preventivo, la calibración de los equipos, la formación del personal, las especificaciones y aceptación de nuevo equipamiento, etc. 2. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO El Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en Radiodiagnóstico, recoge en el artículo 2 la obligatoriedad de implantar un programa de garantía de calidad en todas las unidades asistenciales de Radiodiagnóstico. Define unidad asistencial de Radiodiagnóstico como el conjunto de instalaciones de rayos X utilizados con fines de diagnóstico médico y radiología intervencionista y los recursos humanos adscritos a las mismas. La obligatoriedad de implantación del Programa de Garantía de Calidad se recuerda así mismo en el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. En este Real Decreto se establece la obligatoriedad de implantar un Programa de Protección Radiológica en cada instalación de RX con fines de diagnóstico médico, y se indica que de forma opcional se podrá redactar un único documento que incluya ambos programas. 3/15
4 3. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 3.1. Aspectos generales El programa deberá incluir como mínimo aspectos de justificación y optimización de las exploraciones radiológicas, medidas de control de calidad, procedimientos para la evaluación de los indicadores de dosis a pacientes y evaluación de la calidad de imagen clínica obtenida, tasa de rechazo o repetición de imágenes, descripción de los recursos humanos y materiales necesarios para realizar los procedimientos, responsabilidades y obligaciones de las personas, programas de formación, verificación anual de los niveles de radiación en los puestos de trabajo, y procedimientos para el registro de incidentes o accidentes. Por tanto, las directrices deberán desarrollar un programa de actuaciones, que incluyan los aspectos recogidos en la legislación vigente, y cuya finalidad es homogeneizar, actualizar y protocolizar guías de trabajo para todos los procedimientos de radiodiagnóstico Justificación La justificación de implantar un programa de garantía de calidad se basa en una optimización de las dosis, en una mejora en el diagnóstico y en una reducción de costes. Comprende todas las fases del proceso, desde la solicitud de las exploraciones hasta la elaboración y transmisión de los informes al paciente y/o al médico prescriptor. Por tanto todo el personal debe estar implicado en el programa de garantía de calidad, de acuerdo a su nivel de responsabilidad Documentación. Registros. Deberá quedar constancia por escrito de todo el desarrollo del programa: desde el registro de las intervenciones o los controles de calidad o el resultado del análisis de la tasa de rechazo de películas hasta las medidas correctoras que se adopten y el estado final del equipamiento. Con el fin de mantener en orden y localizable la gran cantidad de documentación que se generará, se debería incluir como parte del programa de garantía de calidad, un procedimiento de control de documentación Auditoría. Revisiones del programa de garantía de calidad. El RD 1976/1999 exige a la autoridad sanitaria competente el establecimiento de un sistema de auditorias del programa de garantía de calidad de la instalación. 4/15
5 Pero, independientemente de esta auditoria externa, cualquier programa de garantía de calidad debe llevar incluido un apartado en que se describa cuándo y de qué forma se llevarán a cabo auditorias internas que analicen si el programa realmente se está adecuando a los objetivos previstos y si la implantación se está llevando a cabo de forma efectiva. En caso de que tras la auditoria o por cambios en equipamiento, normas,..., se considere necesario modificar alguno de los aspectos del programa, se procederá a la confección y puesta en marcha de la nueva versión del programa, o de aquellas partes del mismo que convenga modificar. Con el fin de evitar confusión, deberá estar claramente definido en todo momento qué versión del programa de garantía de calidad se está desarrollando, haciendo desaparecer las copias autorizadas de las versiones anteriores distribuidas en la instalación. Dentro del programa de garantía de calidad, nos centraremos en la parte que es responsable de medir la calidad de imagen y la integridad del equipamiento; es decir el control de calidad del equipamiento. 4.- ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO. JUSTIFICACIÓN. El principal objetivo que se persigue al establecer un programa de control de calidad es detectar cambios en la calidad de imagen que puedan afectar al diagnóstico o a las dosis que reciben los pacientes, antes de que sean significativos. Para elaborar los procedimientos de control de calidad de los aspectos técnicos se utiliza como documento base el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico. Revisión 1. Aspectos Técnicos. SEPR y SEFM, 2002 (PECCRX) ya que el Real Decreto 1976/1999, establece que el programa de control de calidad del equipamiento contendrá como mínimo las pruebas consideradas esenciales en dicho protocolo. La Comisión Europea ha publicado varios textos relacionados con la protección radiológica tanto del paciente como de los trabajadores profesionalmente expuestos. Se pueden descargar en la web: Algunas de estas publicaciones son: "Criterios para la aceptabilidad de instalaciones radiológicas (incluyendo radioterapia) y de medicina nuclear" 1997, "European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images"EUR , 5/15
6 "European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Paediatrics" EUR , European Protocol for the quality control of the Physical and Technical Aspects of Mammography Screening. European Commission. June 1996, European Protocol on Dosimetry in Mammography EUR June 1996, "European Guidelines on Quality Criteria for Computed Tomography EUR Al realizar controles de calidad de los parámetros técnicos, se debe llevar un registro escrito de los resultados de los mismos, las anomalías encontradas, las acciones correctoras propuestas y el seguimiento de las reparaciones. De las pruebas que se realizan, casi siempre se obtiene un resultado que se puede cuantificar. Es importante establecer unos niveles de acción, que de sobrepasarse deberían dar lugar a acciones correctoras con el fin de garantizar que se cumplen las tolerancias establecidas. Las pruebas de control de calidad se dividen en tres categorías: de aceptación, de estado y de constancia Pruebas de aceptación Serían el conjunto de pruebas necesarias para demostrar que se cumplen las especificaciones de compra. Las debe realizar el suministrador del equipo en presencia de un representante del comprador, y se realizan una vez instalado el equipo. En algunos equipos como los tomógrafos computerizados, en las especificaciones técnicas, se dan valores concretos de magnitudes como el ruido, el índice de dosis de tomografía computerizada, medidas en unas condiciones y maniquíes concretos, que deben ser utilizados al realizarse las pruebas de aceptación Pruebas de estado Se suelen realizar al mismo tiempo que las pruebas de aceptación, pero las realizan los responsables del programa de control de calidad. El objetivo de estas pruebas es comprobar que el equipo es apropiado y seguro para su uso clínico y establecer valores de referencia para los distintos controles que se llevarán a cabo en las pruebas de constancia. Las pruebas de estado deben realizarse siempre que se cambie algún componente que afecte a la dosis y/o a la calidad de imagen Pruebas de constancia Su objetivo es asegurar la estabilidad del funcionamiento del equipo en el tiempo. Las pruebas de constancia deben ser fáciles de realizar. Los valores obtenidos se compararán con los de referencia. Se establecerán unas tolerancias que no deben ser sobrepasadas. Se realizarán como mínimo anualmente, y siempre que existan cambios significativos que lo justifiquen. Se realizarán como mínimo las pruebas consideradas como esenciales en el PECCRX. 6/15
7 5. INDICADORES GLOBALES DE LA CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO Todo programa de control de calidad debe ser evaluado periódicamente. Para ello es necesario establecer unos indicadores que sean cuantificables y que estén directamente relacionados con el objetivo que se pretende. En el caso de Radiodiagnóstico estos pueden ser: indicadores de dosis, de calidad de imagen y de tasa de rechazo de imágenes Indicadores de dosis al paciente Uno de los objetivos del programa de garantía de calidad es conseguir que la dosis que recibe el paciente sea tan baja como sea razonablemente posible atendiendo a factores sociales y económicos; este objetivo es conocido como principio ALARA. Las dosis recibidas por los pacientes en una determinada exploración radiológica varían considerablemente de unas salas a otras y de unos centros a otros. El Real Decreto 1976/1999 por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico, dice que será preceptivo: a) la medida de magnitudes relacionadas con la dosis que reciben los pacientes, y b) la evaluación de parámetros que permitan objetivar la calidad de la imagen. Como proyecciones radiográficas estándar se tomarán: cráneo, tórax, columna lumbar, pelvis, abdomen y mama. Para esas proyecciones se indica unos valores de referencia de dosis superficie a la entrada (DSE) del paciente, indicador dosimétrico muy utilizado en el cálculo de dosis a pacientes. Los valores de referencia en grafía para adultos aparecen en la tabla 1, estos valores no son aplicables a un paciente individual sino a una muestra de pacientes Tipo de exploración Dosis superficie a la entrada (mgy) Abdomen AP 10 Columna lumbar AP/PA 10 Columna lumbar lateral 30 Columna lumbo-sacra lateral 40 Cráneo AP 5 Cráneo lateral 3 Cráneo PA 5 Mamografía 10 7/15
8 Pelvis AP 10 Tórax L 1,5 Tórax PA 0,3 Tabla 1: Valores de referencia de DSE (mgy) en grafía para adultos En el caso de pacientes pediátricos los valores deberán ser inferiores, aunque no especifica cuáles deberían ser, si bien en la actualidad existen valores de referencia de la UE para algunas exploraciones. En radiología dental intraoral, se tomará 7 mgy como valor de referencia para radiografías periapicales. No existen límites de dosis en exposiciones médicas, pero para procedimientos diagnósticos están establecidos los valores de referencia que no deben superarse. Para las exploraciones en las que no existan valores de referencia se tomarán los valores promedio iniciales medidos en cada sala como valores de referencia, y se compararán con los que se obtengan en controles posteriores, no debiendo superar el valor inicial. La verificación de las dosis impartidas debe llevarse a cabo por especialistas en Radiofísica Hospitalaria. La Sociedad Española de Física Médica (SEFM) ha editado un libro de procedimientos Recomendaciones para la dosimetría de rayos X de energías entre 20 y 150 kev en radiodiagnóstico que puede ayudar en la tarea de determinar las dosis que reciben los pacientes; así como obtener referencias de dosis en exploraciones complejas e intervencionistas para los que todavía no están establecidos en la legislación niveles de referencia Indicadores de la calidad de imagen La dosis debe ir íntimamente relacionada con la calidad de imagen. La evaluación de parámetros que permitan objetivar la calidad de imagen puede llevarse a cabo mediante criterios referidos a imágenes clínicas, tomando cinco o diez pacientes de muestra. Estos criterios pueden tomarse de sociedades científicas o grupos de expertos, los que establezca el especialista responsable de la sala; o bien con objetos de prueba que permitan valorar los parámetros físicos básicos de la imagen Tasa de rechazo de imágenes Uno de los objetivos principales del programa de control de calidad es reducir el número de radiografías que se rechazan o repiten. Evitando repeticiones se reduce la dosis de radiación recibida por los pacientes. Los resultados de estos análisis deben verse de manera constructiva. En un departamento de radiología convencional la tasa de rechazo no debe sobrepasar el 10%. Conociendo las causas principales del rechazo, se debe establecer un buen control de calidad sobre los elementos que fallen. 8/15
9 En los sistemas digitales, puede resultar más complicado cuantificar la tasa de rechazo de imágenes. Éste debería mantenerse entorno al 2-3%. En el caso digital se debe establecer este control desde el RIS o desde el sistema de almacenamiento PACS. 6. CONTROL DE CALIDAD DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS El programa de control de calidad del equipamiento se realizará mediante protocolos establecidos y refrendados por sociedades científicas nacionales competentes o por instituciones internacionales de reconocida solvencia y contendrá como mínimo las pruebas consideradas como esenciales en el PECCRX. Siempre se debe emitir un informe escrito sobre el estado del equipamiento, y medidas correctoras en el caso de que sean necesarias. A continuación se describe un ejemplo de una de las pruebas consideradas esenciales en el PECCRX. DG004.- Indicador de la distancia foco-película Calificación ESENCIAL Tolerancias La diferencia entre la distancia medida y la indicada será < 4% de la indicada en la escala. Material Metro o lámina de plomo con círculo interior hueco de diámetro conocido, chasis cargado. Frecuencia Inicial, tras cambios T. estimado 10 min Personal Experto/Técnico Antecedentes Hendee, 1985 Observaciones Si la posición del foco no es visible, se determinará conjuntamente con la exactitud del indicador de distancia foco-película. Para ello se utiliza un colimador circular formado por una lámina de plomo de espesor adecuado con un orificio circular central de diámetro conocido y dos chasis cargados. La lámina se fija al colimador del equipo y los chasis se sitúan uno (a ser posible con parrilla incorporada) sobre la mesa radiológica y otro en el portachasis. Se efectúa una exposición con la técnica adecuada para conseguir una buena delimitación del borde del círculo y se miden la distancia entre la lámina y el chasis situado sobre la mesa y los diámetros de las imágenes del círculo interior de la lámina en las Cada ficha recoge: el código de la prueba, la calificación, pudiendo ser esencial o complementaria, las tolerancias establecidas, que pueden ser más restrictivas dependiendo de la utilización que se realice del equipo, el material a emplear para realizar el control, con qué frecuencia mínima se debe realizar, el tiempo estimado y la calificación del personal que la debe realizar, referencias bibliográficas y por último un apartado de observaciones. 9/15
10 6.1. Equipos de grafía Se incluyen controles del generador de rayos X, tubo, dispositivos de colimación y alineación, y dispositivos de control automático de exposición, aplicables a equipos convencionales de grafía y fluorografía. Las pruebas consideradas esenciales son: Comprobación de parámetros geométricos: Indicador de la distancia foco-película, coincidencia y centrado del campo de luz-campo de radiación, coincidencia campo de radiación-registro en sistemas automáticos. Calidad del haz: exactitud y reproducibilidad de la tensión, medida de la capa hemirreductora. Rendimiento del equipo, que es una medida de la intensidad del haz de radiación medido a 1 metro del foco. Se expresa en µgy/mas. Linealidad del rendimiento con la carga, ya que la intensidad del haz es proporcional al producto mas seleccionado. Tiempos de exposición: Exactitud y reproducibilidad Control automático de exposición (CAE) Equipos fluoroscópicos y fluorográficos De acuerdo con el Real Decreto 1976/1999 donde se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico, queda prohibido el uso clínico de los equipos de fluoroscopia sin intensificador de imagen, y establecido que el uso clínico de equipos de fluoroscopia con intensificador de imagen, sin dispositivos de control de tasa de dosis, se limitará a circunstancias debidamente justificadas. En el PECCRX se distinguen los equipos fluoroscópicos convencionales y los digitales. Las pruebas relacionadas con el tubo, generador y sistema de colimación son las descritas en el apartado anterior. Otras de las pruebas consideradas esenciales son: la mínima distancia foco-piel, que debe ser 20 cm para arcos radioquirúrgicos y angiógrafos y 30 cm en telemandos. Además se deben realizar pruebas geométricas como la medida de la distorsión y del tamaño de campo de entrada al intensificador. Respecto al control automático de intensidad del que están dotados estos equipos, se deben medir la tasa de dosis a la entrada del intensificador y la dosis por imagen en el plano de 10/15
11 entrada del intensificador de imagen en todos los modos de funcionamiento del equipo. La tasa de dosis de entrada al paciente, depende del ajuste que realizan las casas suministradoras de los equipos, atendiendo a las sugerencias de los médicos usuarios de los equipos. La tasa máxima tiene unos límites establecidos, sin embargo su ajuste debe ser el adecuado ya que no puede ser muy baja, puesto que en algunas proyecciones oblicuas o laterales no sería capaz de atravesar a pacientes gruesos, pero tampoco muy alta ya que tanto los pacientes como el personal estarían recibiendo dosis innecesariamente elevadas. En cuanto a la calidad de imagen, se establecen tolerancias respecto a dos parámetros: el límite de resolución a alto contraste y el umbral de sensibilidad a bajo contraste. Para su control se emplean objetos de test como los de la figura 1. Figura 1: Test de calidad de imagen. La resolución de una imagen es el intervalo visible más pequeño, y se mide en pares de líneas por mm (pl/mm). Cuanto mejor sea la resolución, mejor se distinguen pequeños detalles muy contrastados. Se suele medir utilizando un test de barras con distintas frecuencias. El contraste de las imágenes radiológicas se debe a las diferencias de atenuación entre los tejidos biológicos. Se suele evaluar utilizando maniquíes de calidad de imagen que contienen objetos de diferente contraste Equipos de mamografía La mamografía requiere especiales consideraciones debido al escaso contraste existente entre los tejidos que componen la mama (tejido adiposo, glandular y piel). Además es básico disponer de una elevada resolución espacial a alto contraste con el fin de poder visualizar las microcalcificaciones, elemento fundamental en el diagnóstico del cáncer de mama. 11/15
12 Debido a la composición similar de las principales estructuras mamarias, se requieren rayos X de baja energía para radiografiar la mama. La calidad de imagen de la mamografía debería alcanzar los mayores estándares sin sobrepasar el nivel de dosis aceptable y con las dosis tan bajas como sea razonablemente posible. Otra de las características de la mamografía es el establecimiento de programas de cribado para la detección precoz del cáncer de mama, lo que conlleva a la exposición a radiaciones de mujeres asintomáticas, por lo que es crítica la justificación de la exposición. En mamografía se incluyen las pruebas consideradas esenciales en el PECCRX para equipos convencionales aunque con diferentes tolerancias, por ejemplo: La coincidencia del campo de radiación con el campo de registro. La exactitud de la tensión La medida de la capa hemirreductora, debiendo ser > 0,3 mm de Al medida a 28 kvp Es muy importante la evaluación del sistema de control automático de exposición (CAE), para obtener las densidades adecuadas, independientemente de la calidad del haz utilizado y del espesor de la mama. En los equipos actuales que disponen de diferentes ánodos y filtros, debiéndose comprobar el buen funcionamiento del CAE en todos los casos. El sistema de comprensión de la mama reduce el espesor de tejido que debe atravesar la radiación, reduciendo la radiación dispersa generada, aumentando el contraste y reduciendo la dosis de radiación. Por tanto una compresión adecuada es esencial para obtener mamografías de alta calidad. Se debe comprobar la deformación del compresor y la fuerza máxima de compresión. Una parte esencial del control de calidad es la evaluación de la calidad de imagen. Se suelen utilizar objetos de test para valorar sobre todo la resolución espacial, la detectabilidad de objetos de pequeño tamaño y el umbral de sensibilidad a bajo contraste. Uno de esos tests aparece en la Figura 2. Figura 2: Test Leeds TOR MAX de calidad de imagen en mamografía 12/15
13 Las dosis recibidas por los pacientes son muy importantes en mamografía. Se miden con el fin de evaluar el riesgo de los pacientes, muy importante cuando se pone en marcha un programa de cribado en el que un gran número de mujeres asintomáticas serán exploradas. En ese caso es especialmente importante el análisis riesgo-beneficio: para comparar distintos sistemas de imagen, para comprobar el funcionamiento del mamógrafo tanto en las pruebas de estado como en las de constancia; para dar a conocer al radiólogo las dosis recibidas. En los controles de calidad se debe valorar la dosis recibida por un maniquí, aunque después se realicen medidas sobre pacientes reales Equipos de tomografía computerizada La realización de controles de calidad en los equipos de tomografía computerizada (TC) es esencial para mantener una alta calidad clínica. Se deben comprobar parámetros como: Coincidencia de los indicadores luminosos con el haz de radiación, y el desplazamiento de la camilla. En esta prueba se debe colocar un peso equivalente a un paciente (aprox.70 kg) y se desplaza la camilla una longitud conocida, que debe coincidir con los indicadores del equipo. El espesor efectivo de corte utilizando un maniquí que contiene una lámina de aluminio inclinada un ángulo conocido, generalmente 45º. La imagen de la sección muestra una línea, y su anchura está directamente relacionada con el espesor de corte. También se debe valorar la exactitud en la posición del corte sobre el topograma. Esta prueba se puede realizar colocando un marcador radio-opaco sobre un maniquí, realizar un topograma y sobre éste que realice un corte en esa posición. El marcador debe aparecer en la imagen. Calidad de imagen mediante la valoración del ruido en una imagen de un maniquí de agua. También son importantes las pruebas relacionadas con la resolución espacial y la resolución a bajo contraste. Esta última prueba es muy importante ya que una de las ventajas que ofrece la TC frente a la radiología convencional es la capacidad de distinguir objetos con pocas diferencias en contraste. Además se deben medir los valores del Índice de dosis en TC (CTDI) y en el caso de los TC multicorte los CTDI volumétricos. Los valores medidos deben diferir en menos de un 20% de los medidos durante la aceptación del equipo Sistemas de registro, visualización y almacenamiento de imagen Este apartado aunque se describe en último lugar, es de los más importantes, y de los más difíciles de controlar. Aquí se describen las pruebas consideradas esenciales relativas al control de negatoscopios, cuartos oscuros, almacenes de películas, procesadoras, cartulinas 13/15
14 intensificadoras y chasis. También se han incorporado pruebas relacionadas con los monitores de visualización, las cámaras multiformato, tanto analógicas como láser (húmedas y secas), los digitalizadores de películas y los PACS (sistemas de archivo de imagen digital). En el caso de los negatoscopios es muy importante la inspección visual, y las medidas del brillo, siendo estos controles aún más trascendentales en mamografía. Respecto a los cuartos oscuros, aunque tienden a desaparecer debido a la aparición de los sistemas digitales, hay que ver si son estancos a la luz, que las luces de seguridad sean las apropiadas, y con los filtros adecuados para que no velen las películas; así como con unos niveles bajos de radiación, si éstos colindan con salas de rayos X. El estudio de las combinaciones película-pantalla intensificadora y la limpieza de los chasis son pruebas esenciales. Respecto a las procesadoras es necesario realizar una sensitometría diaria para estudiar las condiciones del revelado. Los monitores tanto de visualización como de diagnóstico se deben controlar mediante objetos de test para ajustar su brillo y su contraste. Uno de los test más conocidos es el SMPTE. Figura 3: Test SMPTE Las cámaras multiformato, suelen imprimir tiras sensitométricas a niveles de exposición constantes que sirven para estudiar su estado de ajuste. Para realizar test de constancia, tienen objetos de test como el SMPTE para estudiar la geometría de la imagen, la resolución espacial y la resolución a bajo contraste. 14/15
15 En los sistemas de radiología computerizada (CR) es necesario: Verificar parámetros relacionados con la resolución, geometría y uniformidad de la imagen de los digitalizadores de películas. La inspección de los chasis, la limpieza de éstos y de los fósforos y la verificación de la ausencia de artefactos En sistemas de radiología digital directa ( flat panel ) hay que valorar la remanencia de la imagen previa, y realizar pruebas específicas de calidad de imagen. En estos sistemas existen unos test de calidad de imagen que se deben realizar con distinta frecuencia, dependiendo de los fabricantes de los equipos. En radiología digital, además, se debe valorar la compresión de las imágenes para su archivo y transmisión, de forma que esta compresión no afecte a la calidad diagnóstica de la imagen. 15/15
CRITERIOS DE CALIDAD EN RADIODIANÓSTICO. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPAMIENTO.
CRITERIOS DE CALIDAD EN RADIODIANÓSTICO. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPAMIENTO. Pedro Ruiz Manzano Sº Física y Protección Radiológica Hospital Clínico Universitario Lozano
PROTOCOLO ESPAÑOL DE CONTROL DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO Revisión 1 (Aspectos técnicos) Este documento constituye la versión 1 del Protocolo Español sobre los aspectos técnicos del control de calidad
FACULTAD DE MEDICINA-ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE MURCIA Departamento de Dermatología, Estomatología y Radiología y Medicina Física EVOLUCIÓN DE LA RADIOLOGÍA DENTAL INTRAORAL TRAS LA INSTAURACIÓN DE LA
PROTOCOLO DE CONTROL Y GARANTIA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE IMÁGENES RADIOLOGICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE NEUMOCONIOSIS.
PROTOCOLO DE CONTROL Y GARANTIA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE IMÁGENES RADIOLOGICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE NEUMOCONIOSIS. Instituto de Salud Pública de Chile Departamento Salud Ocupacional y
Versión 2010 PROTOCOLO ESPAÑOL DE CONTROL DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO (Aspectos técnicos) Borrador 4 Derechos de autor en trámite SEFM-SEPR-SERAM Revisión 2010 Página 2 Este documento constituye la
Sociedad Española de Física Médica Sociedad Española de Protección Radiológica Sociedad Española de Radiología Médica ISBN 13: 978-84-87078-06-4
Febrero 2012 Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, en ninguna forma y bajo ningún medio, sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad Española de
NIVELES DE INTERVENCIÓN EN UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA Y EVALUACIÓN DE CUATRO UNIDADES PARTICIPANTES
MX990017 NIVELES E INTERVENIÓN EN UN PROGRM E ETEIÓN PREOZ EL ÁNER E MM Y EVLUIÓN E UTRO UNIES PRTIIPNTES F. arrera Magariño, *. S. Velázquez Miranda, FJ. Manzano Martínez, J. Sánchez Segovia, Hospital
Mesa redonda 2: Avances en la tecnología
Mesa redonda 2: Avances en la tecnología Adolfo Velasco Crespo, Madrid octubre de 2010 Imagen médica con RX El impacto Tecnología para optimizar las dosis/iq RX y TC Tubo RX imrc Smart Focal Spot Dinamic
FICHA DE AVANCE SUBPROYECTO PROYECTO INNOVA-Saúde SUBPROYECTO2 - Central de imagen médica ÁREA TEMÁTICAInnovación de servicios 1. Nº total propuestas recibidas y empresas participantes: SUBPROYECTO Nº

References: Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución