Source: http://docplayer.es/4598187-Manual-del-usuario-termometro-rtd-modelo-407907-con-optional-rtd-sonda-vendido-por-separado.html
Timestamp: 2018-12-11 14:40:02+00:00

Document:
Manual del usuario. Termómetro RTD. Modelo con optional RTD sonda* * vendido por separado - PDF
Manual del usuario. Termómetro RTD. Modelo con optional RTD sonda* * vendido por separado
Download "Manual del usuario. Termómetro RTD. Modelo 407907. con optional RTD sonda* * vendido por separado"
Andrea Robles Hernández
1 Manual del usuario Termómetro RTD Modelo con optional RTD sonda* * vendido por separado
2 Introducción Felicitaciones por su compra del Termómetro RTD para Servicio pesado de Extech, que le ofrece una alta precisión y resolución selectiva de 0,1 o y 0,01 o. La pantalla LCD provee indicación de batería débil y sobrecarga. La selección de unidades de temperatura C y F provee versatilidad de medidas. El uso cuidadoso de este medidor le proveerá muchos años de servicio confiable. Especificaciones Especificaciones generales Pantalla Pantalla LCD de 4-1/2 dígitos ( cuentas) con indicación de fuera de escala y batería débil Medida Temperatura (selección de unidades C y F ) Retención de datos Sensor RTD (optativo) vendido por separado Congela la lectura indicada RTD de 4 alambres de platino 100 ; coeficiente alfa 0,00385 (cumple con DIN IEC 751) Enchufe para sensor RTD Tasa de muestreo Registrar / recuperar en memoria Salida de datos Conector circular de 4 agujas propietario (usa el sensor optativo RTD de Extech) Aproximadamente 0,4 segundos El medidor registra las lecturas Máxima y Mínima Interfaz RS-232 para PC Condiciones de operación Temperatura: 0 C a 50 C (32 F a 122 F); RH: < 80% Fuente de poder Consumo de energía Peso Batería de 9V 15 ma CD (aprox.) 242g (0.53 lbs.) Dimensiones 180 x 72 x 32 mm (7,1 x 2,8 x 1,3") Especificaciones de escala Escalas de temperatura Resolución Precisión (% de la lectura) o F -199,99 o a 392,00 o F 0,01 o F ± (0,1% + 0,4 o F) 392,0 o a 1562,0 o F 0,1 o F o C -199,99 o a 199,00 o C 0,01 o C ± (0,1% + 0,2 o C) 200,0 o a 850,0 o C 0,1 o C Las especificaciones de precisión son aplicables sólo al medidor. La precisión de la sonda es adicional. 2
3 Descripción del medidor 1. Conector de la sonda RTD 2. Conector RS Pantalla LCD 4. Teclado 5. Sonda RTD vendido por separado 6. Compartimiento de la batería (atrás) 7. Funda protectora Operación Conexión de la sonda RTD optativa Inserte la sonda RTD optativa de 4 alambres en el enchufe de la parte superior del medidor. El enchufe tiene una muesca de manera que la sonda no puede ser insertada incorrectamente; sin embargo tenga cuidado al insertar para no dañar las agujas. Encendido Para encender el medidor, deslice el interruptor OFF/ON a la posición ON. Si la pantalla permanece en blanco, revise la batería de 9V (compartimiento posterior). Deslice el interruptor a la posición OFF para apagar el medidor. Quite la batería del medidor si no lo va a usar durante largos períodos. Selección de las unidades de medición Oprima el botón o F/ o C para seleccionar las unidades de temperatura deseadas. La pantalla LCD mostrará el símbolo o C o o F para indicar las unidades actuales. Selección de la resolución El medidor ofrece una resolución de pantalla de 0,1 o y 0,01 o. Para seleccionar la resolución use el conmutador 0,01 o /0,1 o. La pantalla reflejará la resolución actual. Use las especificaciones indicadas previamente en este manual para determinar la mejor resolución para la escala de medición de una aplicación dada. Toma de medidas Una vez configurado el medidor y que se ha insertado un sensor en el enchufe de la parte superior, coloque el sensor de temperatura en el área bajo prueba. De unos segundos al medidor para que se estabilice. Lea la temperatura medida en la pantalla LCD. Si en la pantalla aparecen guiones, significa que la lectura está fuera de escala o que el sensor RTD no está conectado (o defectuoso). Registro y recuperación de Máxima y Mínima (MÁX / MÍN) Al estar seleccionada, la función de registro almacena las lecturas Máx. y Mín para recuperación posterior. 1. Oprima el botón RECORD una vez. En la pantalla aparecerá el indicador RECORD. 2. Después de tomar las lecturas, oprima el botón RECALL para ver la lectura máxima. En la pantalla aparecerá el indicador MÁX para informar al usuario que la lectura en la pantalla es la más alta registrada desde la primera vez que oprimió el botón RECORD 3. Oprima de nuevo el botón RECALL para ver la lectura mínima. En la pantalla aparecerá el indicador MÍN para informar al usuario que la lectura en la pantalla es la más baja registrada desde la primera vez que oprimió el botón RECORD. 4. Para regresar a operación normal, oprima de nuevo el botón RECORD. De la pantalla desaparecerán los indicadores RECORD, MAX, y MIN. 3
4 Retención de datos Para congelar una lectura en la pantalla LCD, oprima el botón HOLD. Las lecturas de temperatura toman varios segundos en estabilizarse, por lo tanto sólo use la retención de datos después de que la lectura se ha estabilizado completamente. Oprima de nuevo el botón HOLD para regresar el medidor a operación normal. Interfaz RS-232 para PC El medidor incluye un puerto serial de datos RS232 integrado. Esta interfase fue diseñada para funcionar con el Software para Adquisición de Datos de Extech (p/n ) y permite al usuario capturar, almacenar y mostrar las lecturas en una PC. Para mayor información, llame a Extech o consulte el manual que acompaña al software. Reemplazo de la batería El indicador de batería débil (símbolo de batería) aparece en la LCD cuando es necesario reemplazar la batería de 9V. Puede obtener lecturas confiables durante varias horas después de la primera aparición del indicador de batería débil. Para reemplazar la batería: 1. Quite la funda protectora de hule del medidor. 2. Con un destornillador o moneda pequeña quite la tapa del compartimiento de la batería en la parte posterior. 3. Reemplace la batería de 9V (servicio pesado, tipo alcalino) y reinstale la tapa. 4. Reemplace la funda de hule. Desglose de las agujas del conector de entrada RTD de 4 alambres Vista superior 100 4

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución