Source: https://www.fluke.com/es-us/producto/medidas-de-precision/instrumentos-de-banco/fluke-8845a-8846a
Timestamp: 2019-04-25 14:06:19+00:00

Document:
Multímetros De Precisión De 6,5 Dígitos 8845A Y 8846A | Fluke
Realiza medidas de 4 hilos con solo dos cables
Las clavijas divididas patentadas para la función de medida de resistencia 2 x 4 le permiten realizar medidas de 4 hilos con sólo dos. Un cable de prueba especial está disponible como accesorio para facilitar la conexión. Conseguirá una resolución y precisión excelentes además de la comodidad y facilidad de uso que supone trabajar con un solo par de cables.
FlukeView Forms aumenta el potencial de su instrumento Fluke, ya que le permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos de medidas y después convertirlas en documentos con apariencia profesional. Registre las lecturas en tiempo real mientras trabaja conectado a un PC o almacene, visualice y comparta las medidas de forma interactiva con gráficos y tablas. Elabore sus propios documentos profesionales para imprimirlos o enviarlos mediante correo electrónico, FlukeView Forms contiene formularios estándar fáciles de usar.
Los multímetros 8845A/8846A de Fluke se entregan con una copia gratuita de FlukeView Basic. Transfiera los datos desde su multímetro al PC y use las dos plantillas o formularios estándar no personalizables para visualizar sus lecturas en una tabla o en modo gráfico. Para una variedad más amplia de formularios o para personalizarlos con FlukeView Forms Designer, actualice a la versión 3.0 de FlukeView Forms con FVF-UG.
Obtenga una demostración gratuitaSolicite un presupuesto
Descripción general del producto: Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A
Precisión básica de V CC de hasta 0,0024 %
Rango de resistencia de 10 ? a 1 G? con resolución de hasta 10 µ?
Estos multímetros digitales realizan las funciones que esperaría encontrar en un multímetro digital multifuncional, incluyendo medidas de tensión, resistencia e intensidad. La precisión básica de V cc de hasta 0,0024 %, el rango de corriente de 10 A y un amplio rango de medida de resistencia le ofrecen una inmejorable capacidad de medida.
También puede usar los modelos 8845A y 8846A para medir frecuencia y período. El modelo 8846A también mide temperatura y capacidad. Se integran las funciones de contador, comprobador de capacidad y termómetro para ofrecer una versatilidad sin precedentes. Los modos de visualización gráficos contribuyen aún más a la funcionalidad de estos multímetros. Así, se incluye el registrador sin papel Trendplot™, el registro estadístico y los histogramas, características que no encontrará en ningún otro instrumento de su clase.
Especificaciones: Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A
V CC Rango 100 mV a 1000 V
Resolución máxima 100 nV
Precisión 8845A: 0,0035 + 0,0005 (% de la lectura + % del rango)
8846A: 0,0024 + 0,0005 (% de la lectura + % del rango)
V CA Rango 8845A: 100 mV a 750 V
Precisión 8845A: 0,06 + 0,03 (% de la lectura + % del rango)
8846A: 0,06 + 0,03 (% de la lectura + % del rango)
Rango 8845A: 100 Ω a 100 MΩ
Resolución máxima 8845A: 100 μΩ
Precisión 8845A: 0,010 + 0,001 (% de la lectura + % del rango)
8846A: 0,010 + 0,001 (% de la lectura + % del rango)
A CC Rango 100 µA a 10 A
Resolución máxima 100 pA
Precisión 0,050 + 0,005 (% de la lectura + % del rango)
A CA Rango 8845A: 10 mA a 10 A
Resolución máxima 8845A: 10 nA
Precisión 0,10 + 0,04 (% de la lectura + % del rango)
Frecuencia/período Rango 8845A: 3 Hz a 300 kHz
Resolución máxima 1 μHz
Precisión 0,01%
Continuidad/prueba de diodos Sí
Capacitancia Rango 8846A: 1 nF a 0,1 F
Resolución máxima 8846A: 1 pf
Precisión 8846A: 1%
Temperatura Tipo 8846A: RTD de platino
Rango 8846A: -200 °C a +600 °C
Resolución máxima 8846A: 0,01°
Precisión 8846A: 0,06°
Funciones matemáticas Cero, valores mínimo/máximo/promedio, desviación estándar
dB/dBm Sí
Funciones avanzadas Registro estadístico e histogramas Sí
Medida de límites Sí
Entrada/Salida Memoria USB 8846A: Puerto para dispositivo de memoria USB
Reloj de tiempo real 8846A: Sí
Lenguajes de programación/modos 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
Documentación sobre calibración Se incluye el informe de calibración acreditado 17025
Seguridad Diseñado conforme a las normas IEC 61010-1:2000-1, UL 61010-1A1, CAN/CSA-C22.2 N.º 61010.1, CAT I 1000V/CAT II 600V
Modelos: Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A
Recursos: Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A
Accesorios: Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A

References: resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución