Source: http://docplayer.es/71254356-Multimetro-digital-de-gancho.html
Timestamp: 2018-05-24 03:09:59+00:00

Document:
Multímetro digital de gancho - PDF
Download "Multímetro digital de gancho"
Trinidad Castillo Márquez
1 V0.0/1216v 600V CATIII MAX 600A LPF Hz Hz V V A OFF Multímetro digital de gancho PMAX NCV V : V :1.0V-600V :0-30 :0-10M A :10mA-600A Hz:4.0Hz-1000Hz P-Max A: 10A-900A COM V 600V CAT III 1
2 MUL-107 Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web para obtener la versión más reciente de este manual. 2 PRECAUCIONES El uso inapropiado de este multímetro puede causar daños, choque eléctrico o lesiones graves. Siempre retire los cables de prueba antes de reemplazar las baterías o los fusibles. Compruebe el estado de los cables de prueba y del medidor mismo antes de operarlo. No mida voltajes que excedan 1000V sobre tierra física; puede ser riesgoso. Tenga mucho cuidado al tomar medidas si los voltajes son mayores a 30 VCA RMS o 60VDC; estos voltajes son considerados un peligro de descarga eléctrica. Siempre descargue los capacitores y corte la energía del dispositivo antes de realizar pruebas de diodo, resistencia o continuidad. Para evitar daños al multímetro, no exceda los límites máximos de los valores de entrada que se muestran en las especificaciones.
3 En caso de un periodo prolongado de inactividad del equipo retire las baterías. Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños. Este aparato NO está destinado a ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuadas. No utilice el multímetro si la cubierta de la batería no está en su lugar y completamente cerrada. 3
4 DESCRIPCIÓN Partes Gancho de medición Área de detección de voltaje sin contacto (NCV) Gatillo Hold (retención de datos) / Luz de fondo Pico máximo / Detección de voltaje sin contacto Perilla de selección Pantalla Terminal COM V Terminal 4
5 Cables de prueba Puntas Conectores Símbolos en la pantalla Batería baja Apagado automático Detección de voltaje sin contacto Pico máximo de corriente PMAX khz Ampere Kilohertz / hertz Autorrango Hold Volt Ampere Corriente alterna Corriente Directa kilo ohm / mega ohm / ohm 5
6 ANTES DE EMPEZAR Colocar las baterías Retire la cubierta del compartimento, e inserte dos baterías AAA. Asegúrese colocar las baterías con la polaridad correcta Si el símbolo aparece en la pantalla, significa que la batería debe ser reemplazada Cómo conectar los cables de prueba Para colocar los cables de prueba, inserte el conector negro en la terminal COM; inserte el conector rojo en la terminal V 6
7 V MODO DE USO Encendido y autoselección Gire la perilla para encender el multímetro. De acuerdo con los valores detectados, el multímetro arrojará automáticamente los resultados en el display. Voltaje de Corriente Directa Toque con las puntas el circuito. Cuando el valor detectado sea = 0,5 V, el resultado de la medición será el voltaje de Corriente Directa. Si el valor detectado es <0,5 V, el resultado será la resistencia y se mostrará en Ω 7
8 V V Voltaje de Corriente Alterna Toque con las puntas el circuito. khz Cuando el valor detectado sea >=1,0V, se mostrará el voltaje de Corriente Alterna y en la parte superior de la pantalla el valor de la frecuencia. Si el valor detectado es <1,0V, el resultado será la resistencia y se mostrará en Ω Resistencia Toque con las puntas el circuito. Cuando el valor detectado sea >10MΩ, se mostrará ---- en la pantalla. Si el valor detectado es <50Ω, el multímetro emitirá una señal audible. 8
9 Corriente Alterna Presione el gatillo para abrir el gancho, y coloque el cable como se muestra en la imagen. No coloque más de dos líneas al mismo tiempo en el área de medición; esto produciría resultados incorrectos. Para obtener lecturas precisas, coloque el cable en el centro del área de medición. Cuando el valor detectado sea > 0,01A se mostrará la corriente y en la parte superior de la pantalla el valor de la frecuencia. Sólo cuando el valor sea > 0,2A mostrará la frecuencia. Hz 9
10 V Medir corriente y voltaje de Corriente Alterna simultáneamente 1. Presione el gatillo para abrir el gancho, y coloque el cable del circuito como se muestra en la imagen. AV Cuando el valor detectado sea >0.01A se mostrará en la parte superior de la pantalla la corriente de CA. 2. Toque con las puntas el circuito. Cuando el valor detectado sea = 1,0 V, el resultado de la medición será el voltaje de Corriente Alterna. Si el valor detectado es <1,0 V, el resultado será la resistencia y se mostrará en Ω. A V 10
11 V Medir corriente y resistencia de Corriente Alterna simultáneamente 1. Presione el gatillo para abrir el gancho, y coloque el cable del circuito como se muestra en la imagen. Ω Cuando el valor detectado sea >0,01A se mostrará en la parte superior de la pantalla la corriente de CA. 2. Toque con las puntas el circuito. Cuando el valor detectado sea >10MΩ, se mostrará en la pantalla ---- A Si el valor detectado es <50Ω, el multímetro emitirá una señal audible. 11
12 Capturar pico máximo de corriente (PMAX) 1. Presione. El símbolo PMAX debe aparecer en la parte superior de la pantalla. 2. Presione el gatillo para abrir el gancho, y coloque el cable como se muestra en la imagen. No coloque más de dos líneas al mismo tiempo en el área de medición; esto produciría resultados incorrectos. Para obtener lecturas precisas, coloque el cable en el centro del área de medición. Cuando el valor detectado sea >10,0 A, se mostrará el pico máximo de corriente. MAX A 12
13 Detección de voltaje sin contacto (NCV) Mantenga presionado el botón mientras acerca el área NCV del multímetro al equipo o componente que desea comprobar si tiene energía eléctrica (cable, contacto, socket, etc.). En caso de detectar presencia de voltaje, el dispositivo emitirá una señal audible. V El diseño del circuito, el grosor del aislamiento y otras condiciones variables pueden interferir en la detección Las fuentes de interferencia externas, tales como linternas, motores, etc. pueden causar una detección errónea 13
14 OTRAS FUNCIONES Apagado automático Luz de fondo Presione durante algunos segundos para encender la luz de la pantalla Si el multímetro permanece encendido por 10 minutos sin realizar alguna operación entrará en estado de hibernación, y se apagará la pantalla para ahorrar energía V HOLD Después de realizar una medición presione una vez para retener la lectura en pantalla. 14
15 ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN Corriente de CA Rango Resolución Precisión 6 A 0,001 A 60 A 0,01 A 400 A 0,1A ± (2,5% lectura + 8 dígitos) 400 A ~ 600 A 0,1 A ± (3% lectura + 10 dígitos) Corriente de entrada mínima: 0,01A CA / Corriente de entrada máxima: 600A CA / Rango de frecuencia: 45 ~ 65Hz Pico máximo de corriente Rango Resolución Precisión 900 A 0,1 A ± (10% lectura + 10 dígitos) Frecuencia más alta: 1 KHz / Rango de medición: 10 ~ 900A 15
16 Voltaje de Corriente Directa Rango Resolución Precisión 6 V 0,001 V 60 V 0,01 V 600 V 0,1 V (0,5% lectura + 3 dígitos) Voltaje de entrada mínimo: 0,5 V CD / Voltaje de entrada máximo: 600 V CD Voltaje de Corriente Alterna Rango Resolución Precisión 6 V 0,001 V 60 V 0,01 V 600 V 0,1 V (0,8% lectura + 5 dígitos) Voltaje de entrada mínimo: 1,0 V CA / Voltaje de entrada máximo: 600 V CA (valor efectivo) / Rango de frecuencia: 45 ~ 65Hz 16
17 Frecuencia Posición A Rango Resolución Precisión 60,0 Hz 0,1 Hz 1000 Hz 1Hz ±(1,0% lectura + 5 dígitos) Rango de medición: 40Hz ~ 1000 Hz / Rango de la señal de entrada: 0,2 A CA (valor efectivo) Posición B Rango Resolución Precisión 60.0 Hz 0,1 Hz 1000 Hz 1Hz ±(1,0% lectura + 5 dígitos) Rango de medición: 40Hz ~ 1000 Hz / Rango de la señal de entrada: 0,8 V CA (valor efectivo) 17
18 Resistencia Rango Resolución Precisión 6 kω 0,001 kω 60 kω 0,01 kω 600 kω 0,1 kω 6 MΩ 0,001 MΩ 10 MΩ 0,01 MΩ Protección de sobrecarga: 600V CD o CA (valor efectivo) (0,8% lectura + 3 dígitos) Prueba de encendido y apagado de línea Rango Resolución Función 1 Ω Si la resistencia es menor de 50Ω, el multímetro emitirá una señal audible Protección de sobrecarga: 600V CD o CA (valor efectivo) 18
19 ESPECIFICACIONES Alimentación: 3V (2xAAA) Rango de Voltaje CD: 0,5-600 V Rango de Voltaje CA: V Resistencia: <10 MΩ Frecuencia: Hz Rango de Corriente CA: 0, A Temperatura de operación: 0-40 C Temperatura de almacenamiento: -10 a 60 C Consumo: 0,1 mw/h Consumo en espera: No aplica Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso 19
20 Producto: Multímetro digital de gancho Modelo: MUL-107 Marca: Steren Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega. CONDICIONES 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V. 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor. 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días,contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente. ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva. DATOS DEL DISTRIBUIDOR Nombre del Distribuidor Domicilio Producto Marca Modelo Número de serie Fecha de entrega ELECTRÓNICA STEREN, S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC: EST K51 STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México- Qro. Km 26.5 S/N Nave 3-A Col. Lomas de Boulevares,Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México CP RFC: SPE941215H43 CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES
22 V0.0/1216v 600V CATIII MAX 600A LPF Hz Hz V V A OFF Hook-Clamp Digital Multi meter PMAX NCV V : V :1.0V-600V :0-30 :0-10M A :10mA-600A Hz:4.0Hz-1000Hz P-Max A: 10A-900A COM V 600V CAT III 22
23 MUL-107 Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction. The info in this manual is shown as reference. Due to updates can exist differences. Consult our website to obtain the most actual version of this manual. CAUTIONS The inappropriate use of this meter may cause damages, shock hazard or graves injuries. Always remove the test cables before to replace the batteries. Check the cables test status and the meter before to use it. Don t measuring voltages that exceed 1000V over ground; may be dangerous. Be careful to take measures if the voltages are higher than 30 VAC RMS or 60VDC; this voltages are dangerous. Always discharge the capacitors and cut the power supply before to test diode, resistance or continuity. To avoid damages in the meter, don t exceed the maximum limits that shown in the specifications. 23
24 In case of a long time of inactivity remove the batteries. This product is NOT a toy; keep it away from children. This device cannot be used by people with different abilities, at less they have preparation and supervision. Don t use the meter if the battery cover is not place correctly. 24
25 DESCRIPTION Parts Measuring hook NCV area Trigger Hold (data retention) / Background light Max peak / Non-contact voltage detector Selection knob Screen COM terminal V terminal 25
26 Test cables (red and black) Tips Connectors Symbols in the screen Battery low Auto off Non-contact voltage detector PMAX Max peak of current khz Ampere Kilohertz / hertz Auto-Off Hold Volt Ampere Altern current Direct current kilo ohm / mega ohm / ohm 26
27 BEFORE TO START Place the batteries Remove the cover and insert two AAA batteries. Ensure that place the batteries with rightly polarity. If the symbol appears in the screen, you must change the batteries How to connect the test cables To place the test cables, insert the black connector into the COM terminal and the red connector in the terminal V 27
28 V HOW TO USE Auto-selection and turn on Turn the knob to on the meter. According with the detected values the meter show automatically the results in the screen. Direct current voltage Touch with the tips the circuit. When the detected value is equal to 0.5 V, the result of the measure will be Direct Current voltage If the detected value is under 0.5 V, the result will be the resistance and will show in Ω 28
29 V V Alternating current voltage Touch the circuit with the tips. khz When the detected value is higher than 1.0V, will show the Alternating Current voltage and in the high part of the screen appears the frequency value. If the detected value is under 1.0V, the result will be the resistance and will show in Ω Resistance Touch the circuit with the tips. When the detected value is higher than 10MΩ, will show ---- in the screen. If the detected value is under 50Ω, the meter will emit an audible signal. 29
30 Alternating current Press the trigger to open the hook and place as shown below: Don t place more than two lines at the same time, this will produce wrong measures. To obtain accurate measures place the cable into the core of the measuring area. When the detected value is higher than 0.01A it will show the current and in the high part of the screen the frequency value. Only when the value is higher than 0.2A will show the frequency Hz 30
31 V Measure current and alternating current voltage simultaneously 1. Press the trigger to open the hook and place the cable of the circuit as show in the figure. AV When the detected value is higher than 0.01A it will show and in the high part of the screen appears the AC. 2. Touch the circuit with the tips. When the detected value is equal to 1.0 V, the result of the measuring it will be the AC voltage. If the detected value is under 1.0 V, the result will be the resistance and will show in Ω A V 31
32 V Measure current and alternating current resistance simultaneously 1. Press the trigger to open the hook and place the cable of the circuit as show in the figure. Ω When the detected value is higher than 0.01A it will show and in the high part of the screen appears the AC. 2. Touch the circuit with the tips. When the detected value is higher than 10MΩ, in the screen it will show ---- A If the detected value is under 50Ω, the meter will emit an audible signal. 32
33 Capture the max current peak (PMAX) 1. Press. The PMAX icon must be appears in the part high of the screen. 2. Press the trigger to open the hook and place as shown below: Don t place more than two lines at the same time, this will produce wrong measures. To obtain accurate measures place the cable into the core of the measuring area. When the detected value is higher than 10.0 A, it will show the max current peak. PMAX A 33
34 Non-contact voltage detector (NCV) Press and hold while you place the NVC area of the meter to the equipment or component that you want to check (cable, contact, socket). In case to detect voltage presence the device will emit an audible signal. Apagado automático V 34 The circuit design, the insulation thickness and others variables can interfere in the detection The external interferences sources as lanterns, engines may cause a wrong detection
35 ANOTHER FUNCTIONS Auto-off Background light Press for a few seconds to turn on the background light After 10 minutes of inactivity, the meter will shut off to save energy HOLD After to measure, press to hold the reading V 35
36 MEASURING SPECIFICATIONS AC current Range Resolution Accuracy 6 A A 60 A 0.01 A 400 A 0.1A ± (2.5% reading+ 8 word) 400 A ~ 600 A 0.1 A ± (3% reading + 10 word) Min input current: 0.01A AC / Max input current: 600A AC / Frequency range: 45 ~ 65Hz Max Peak current Range Resolution Accuracy 900 A 0.1 A ± (10% reading + 10 word) Higher fequency: 1 KHz / Measuring range: 10 ~ 900A 36
37 Direct Current voltage Range Resolution Accuracy 6 V V 60 V 0.01 V 600 V 0.1 V (0.5% reading + 3 word) Min input voltage: 0.5 V DC / Max input voltage: 600 V DC Alternating Current voltage Range Resolution Accuracy 6 V V 60 V 0.01 V 600 V 0.1 V (0.8% reading + 5 word) Min input voltage: 1.0 V CA / Max input voltage: 600 V AC (effective value) / Frequency range: 45 ~ 65Hz 37
38 Frequency Position A Range Resolution Accuracy 60.0 Hz 0.1 Hz 1000 Hz 1Hz ±(1.0% reading + 5 word) Measuring range: 40Hz ~ 1000 Hz / Signal input range: 0.2 A CA (effective value) Position B Range Resolution Accuracy 60.0 Hz 0.1 Hz 1000 Hz 1Hz ±(1.0% reading + 5 word) Measuring range: 40Hz ~ 1000 Hz / Signal input range: 0.8 V AC (effective value) 38
39 Resistance Range Resolution Accuracy 6 kω kω 60 kω 0.01 kω 600 kω 0.1 kω 6 MΩ MΩ 10 MΩ 0.01 MΩ Overload protection: 600V DC or AC (effective value) (0.8% reading + 3 word) Turn on and line off test Range Resolution Function 1 Ω If the resistance is samaller to 50Ω, the meter will emit an audible signal Overload protection: 600V DC or AC (effective value) 39
40 SPECIFICATIONS Input: 3V (2xAAA) CD Voltage Range: 0.5 to 600 V AC Voltage Range: V Resistance: <10 Mohms Frequency: 000 Hz 40-1 AC Current Range: to 600 A Operating Temperature: 0-40 C Storage Temperature: -10 to 60 C Consumption: 0.1mW / h Standby Power Consumption: Not applicable Specifications may change without notice 40
41 Product: Hook-Clamp digital multi meter Number part: MUL-107 Brand: Steren This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase. CONDITIONS 1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required. 2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. 3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received. 4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later. THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES: If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others. a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment. b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket. RETAILER INFORMATION Name of the retailer Address Product Brand Serial number Date of delivery CUSTOM SERVICE CENTER
GUÍA DEL USUARIO. Multímetro tipo pluma con detector de voltaje. Modelo A
GUÍA DEL USUARIO Multímetro tipo pluma con detector de voltaje Modelo 381676A Introducción Agradecemos su elección del Modelo 381676A de Extech. Este instrumento mide Voltaje y Corriente CA/CD, Resistencia,

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución