Source: https://suconel.com/nueva3/tienda/f87kit/
Timestamp: 2019-07-15 18:16:45+00:00

Document:
F87KIT – Suconel
| EQUIPOS DE MEDIDA | EQUIPOS DE MEDIDA INDUSTRIAL | FLUKE INDUSTRIAL | MULTÍMETROS DIGITALES FLUKE | F87KIT
Tags: C35, ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, F87.V, fluke, KIT FLUKE, MULTIMETRO ELECTRICO, TRMS
Este kit combinado se basa en el Fluke 87V, el multímetro digital industrial más utilizado en el mundo, e incluye accesorios especiales para que sea aún más productivo en el trabajo. Este kit ahorrará más del 15% en comparación con el precio individual de todos los accesorios. Además, trabajarás con las herramientas más confiables del mundo.
Multímetro industrial 87V
Cables de prueba aislados SureGrip TL224
Clips de cocodrilo AC220 SureGrip
Sondas de prueba SureGrip TL238
Kit colgante de medidor magnético ToolPak
Sonda de temperatura DMB 80BK-A
Estuche portátil C35
Batería de 9V (instalada)
Voltaje DC Voltaje máximo 1000 V
Exactitud ± (0.05% + 1)
Resolución Máxima 10 μV
Voltaje AC Voltaje máximo 1000 V
Exactitud ± (0.7% + 2) Verdadero RMS
Ancho de banda de CA 20 kHz con filtro de paso bajo; 3 db @ 1 kHz
DC actual Amps máximos 10 A (20 A por 30 segundos como máximo)
Precisión ± (0.2% + 2)
Resolución Máxima 0.01 μA
Corriente AC Amps máximos 10 A (20 A por 30 segundos como máximo)
Precisión ± (1.0% + 2) Verdadero RMS
Resolución Máxima 0.1 μA
Exactitud ± (0.2% + 1)
Resolución Máxima 0.1Ω
Capacidad Capacidad máxima 9,999 μF
Exactitud ± (1% + 2)
Exactitud ± (0.005% + 1)
Ciclo de trabajo Ciclo máximo de trabajo 99.9%
Exactitud ± (0.2% por khz + 0.1%)
Resolución Máxima 0.1%
Medida de temperatura -200.0 ° C – 1090 ° C
-328.0 ° F – 1994.0 ° F
Sonda de temperatura 80 BK -40.0 ° C – 260 ° C
-40.0 ° F – 500 ° F, 2.2 ° C o 2%, lo que sea mayor
Exactitud ± (1.0% + 10)
Diodo Distancia 3 V
Exactitud ± (2% + 1)
Rango del ciclo de trabajo Exactitud Dentro de ± (02% por kHz + 0.1%)
Temperatura de funcionamiento -20 ° C a + 55 ° C
Temperatura de almacenamiento -40 ° C a + 60 ° C
0% – 70% (35 ° C – 55 ° C)
Categoría de sobrevoltaje EN 61010-1 a 1000 V CAT III, 600V CAT IV
Aprobaciones de la agencia UL, CSA, TÜV, VDE enumeró
624 g – con funda
Monitor Digital 6000 cuentas actualizaciones 4 / seg.
19.999 cuentas en modo de alta resolución
Cosa análoga 32 segmentos, actualizaciones 40 / seg.
Frecuencia 19,999 cuentas, actualizaciones 3 / seg a> 10 Hz
Duración de la batería Alcalina ~ 400 horas típico, sin luz de fondo
Choque 1 metro de caída según IEC 61010-1: 2001
Be the first to review “F87KIT” Cancelar respuesta
$ 2.064.500 + iva
$ 907.000 + iva
$ 277.000 + iva

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución