Source: https://es.scribd.com/document/134749202/Manual-Amperimetro-Voltimetroi
Timestamp: 2017-11-18 08:42:23+00:00

Document:
Cargado por Miguel Angel Ruesca Perez
MANUAL DE INSTRUCCIONES VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO AC&DC
EDICIÓN: 05-10-2006
CÓDIGO: 30728011
MI CRA- E
INTRODUCCIÓN A LA SERIE KOSMOS
La CONFIGURACIÓN para adaptarlo a las características de funcionamiento deseadas se efectúa mediante el teclado siguiendo un menú de programación que incorpora mensajes para una fácil identificación de los pasos de programa. Otras características generales de la gama KOSMOS son: CONEXIONADO por medio de regleta enchufable sin tornillos con sistema de retención de cable por pinza WAGO. DIMENSIONES Modelos ALPHA y BETA 96 x 48 x 120 mm s /DIN 43700 Modelos MICRA y JR/JR20 96 x 48 x 60 mm s /DIN 43700 MATERIAL CAJA poli carbonato s /UL-94 V0. FIJACIÓN a panel mediante pinzas elásticas integradas y sin tornillos. ESTANQUEIDAD del frontal IP65.
Este manual no constituye un compromiso contractual. Todas las informaciones que aparecen en este manual están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La SERIE KOSMOS aporta una nueva filosofía en los instrumentos digitales de panel que se traduce en la concepción de su arquitectura y polivalencia. Con un DISEÑO totalmente MODULAR se obtiene a partir del aparato base cualquier prestación de salida con sólo añadir las opciones correspondientes. El software de programación reconoce las opciones que se hayan colocado y obra en consecuencia, pidiendo los datos necesarios para su funcionamiento en los márgenes deseados. En el aparato base sin opciones de salida, el software de programación omitirá todos los datos correspondientes a tales opciones. La CALIBRACIÓN del instrumento se realiza en fábrica y se eliminan los potenciómetros de ajuste. Cada opción o circuito susceptible de ser calibrado incorpora una memoria donde se almacenan los datos de calibración, con lo que se consigue que cualquier opción sea totalmente intercambiable sin necesidad de hacer ajuste alguno. Válido para los instrumentos a partir del num. serie 221769
Para garantizar las especificaciones técnicas del instrumento es aconsejable comprobar su calibración en periodos de tiempo regulares que se fijaran de acuerdo a las normas ISO9001 y a los criterios de utilización de cada aplicación. La calibración del instrumento deberá realizarse por un Laboratorio Acreditado ó directamente por el Fabricante.
................................................................................................. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .............. FUNCIONES DE MEMORIA (TARA.............................. 6-7 2 ..............FUNCIONES POR TECLADO ....................27 3 ...............25 7 .1 ............................................10 2.................1 ......................................................... VALLE...................................................24 6 ..................................................................DIMENSIONES Y MONTAJE .................... INFORMACIÓN GENERAL MODELO MICRA 1............. RESET) 3................................................2 ......................................................................... 8-9 2..........CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA......ALIMENTACIÓN Y CONECTORES ........................................................................................1............INTRODUCCIÓN ...............................................INSTRUMENTO DIGITAL DE PANEL FAMILIA MICRA MODELO MI CRA-E ÍNDICE 1 .............................21 4 ................................ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....CONFIGURACIÓN DE LA ESCALA ............................................ GARANTÍA ............................................................................................................... ESQUEMAS DE CONEXIONADO ................................................................................4 ............................22 5 .................. OPCIONES DE SALIDA ............................... DESCRIPCIÓN TECLAS Y DISPLAY ...........1 ......... PICO.................INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN .....................14-20 3 ............... ............................................................................ 4-5 1.............................................................................................................2.........3 ....11-13 2.................. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 2.......................................23 5..................
OPCIÓN DE SALIDA 2 RELES OPCIÓN DE SALIDAS RS232C + RS485 CARÁTULA FRONTAL CIRCUITO BASE MODULO VISUALIZADOR Y TECLADO CAJA CON PINZAS DE SUJECIÓN AL PANEL 4 .
leds de señalización visibles desde el frontal y un módulo de programación propio que se activa automáticamente una vez instaladas. Las salidas están optoaisladas respecto de la señal de entrada. así como la puesta a cero de estas memorias. De concepción simple. MODELO MICRA-E El modelo MICRA-E es un instrumento de cuatro dígitos y formato reducido con entrada para señales alternas o continuas de tensión hasta 600V o intensidad hasta 5A en conexión directa. dos métodos de programación de la escala (por teclado o por niveles de entrada) y selección de la resolución del último dígito del display. de la salida relés y de la alimentación. Puede medir intensidades mayores de 5A mediante conexión a un transductor exterior tipo transformador de intensidad o shunt.1. El instrumento básico es un conjunto soldado compuesto por la placa base. el modelo MICRA-E dispone de entrada seleccionable. pudiendo ser ampliados con salidas de comunicación serie o analógica y una salida de control por relés. Otras funciones del indicador son el registro y visualización de valores máximo (pico) y mínimo (valle). Cada una de las opciones dispone de conectores independientes con salida en la parte posterior del instrumento. permite visualizar velocidades directamente en unidades de ingeniería. Totalmente configurable por software. Este instrumento cumple con las siguientes directivas comunitarias: 89/336/CEE y 73/23/CEE Atención: Seguir las instrucciones de este manual para conservar las protecciones de seguridad. el módulo visualizador y teclado y la tarjeta de entrada. 5 . Opcionalmente. sin renunciar a las altas prestaciones de la serie KOSMOS. los MICRA son ideales para aplicaciones de sólo indicación. puede instalarse una tarjeta de salidas que incorpora los protocolos de comunicación serie RS232C y RS485 (RS6) o una tarjeta de salida analógica 4-20mA (MAN) y una tarjeta de control con 2 relés tipo SPDT 8A (2RE). Conectado a una dinamo tacométrica o alternador.
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES EN PANEL EN MODO DE TRABAJO LED RS32C Indica activación de la salida RS232C activada LED RS485 Indica activación de la salida RS485 LED SET1 Indica activación del setpoint 1 LED MAX / F1 Indica el valor máximo medido LED MIN / F3 Indica el valor mínimo medido RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 RS485 SET 2 F2 F4 TARE PROG LED SET2 Indica activación del setpoint 2 LED TARE / F2 Inhabilitado en modo de trabajo LED PROG / F4 Inhabilitado en modo de trabajo TECLADO EN MODO DE TRABAJO TARE MAX/MIN DATA ENTER ETIQUETA Unidades de ingeniería TECLA TARE Inhabilitada en modo de trabajo TECLA MAX/MIN 1ª pulsación: Muestra el valor máximo medido 2ª pulsación: Muestra el valor mínimo medido 5s de pulsación: RESET del valor MAX o MIN TECLA DATA Muestra datos. Cambia a modo PROG DISPLAY Muestra el valor de la medida 6 9 .
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES EN PANEL EN MODO PROGRAMACION LED RS32C Indica activación de la salida RS232C LED RS485 Indica activación de la salida RS485 LED SET1 Indica programación del setpoint 1 LED F1 / MAX Modulo F1: Configuración de la entrada LED F3 / MIN Modulo F3: Configuración del display RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 RS485 SET 2 F2 F4 TARE PROG LED SET2 Indica programación del setpoint 2 LED F2 / TARE Modulo F2: Configuración de salidas RS LED F4 / PROG Indica modo de programación TARE MAX/MIN DATA ENTER TECLADO EN MODO DE PROGRAMACION ETIQUETA Unidades de ingeniería TECLA Incrementa el valor del dígito en intermitencia TECLA Desplazamiento hacia la derecha TECLA ENTER Valida datos y parámetros seleccionados Avanza un paso en la programación Sale de la programación DISPLAY Muestra datos y parámetros de programación 7 .
tal como se indica en la etiqueta de identificación. Selector de alimentación para 230 V ó 48 V AC Selector de alimentación para 115 V ó 24 V AC 8 . Una vez alimentado y sin ninguna se al en el conector de entradas. Si es necesario efectuar un cambio de puentes internos. se entrará en el modo de programación para seleccionar los parámetros de funcionamiento deseados (rango de entrada. Extraer de la caja el conjunto de circuitos y carátula tal como se indica en la página 24. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO La primera operación que deberá efectuarse será la configuración de la entrada según el tipo de transductor que se va a utilizar en la aplicación. Para ello se alimentará el instrumento verificando previamente que está preparado para la tensión disponible (ver párrafo siguiente). introducir un destornillador en la ranura lateral de la caja y presionar para liberar los enganches de la carátula. 1) ó 24V (ver Fig. Sólo restará conectar la señal de entrada y el instrumento comenzará a tomar medidas. 2) ó de 24 a 48V (ver Fig. Los instrumentos con alimentación continua están preparados para la tensión de alimentación especificada en la etiqueta de identificación (12V. Los instrumentos con alimentación alterna 230/115V ó 24/48V 50/60Hz salen de fábrica preparados para conexión a 230V (ver Fig.2. 2). 1). excitación del transductor. colocar los puentes sobre el selector de alimentación según la figura y modificar el marcado de la etiqueta. 24V o 48V según demanda). rango de display). Para cambiar de 230 a 115V (ver Fig.
POSITIVO DC PIN 2 . pelar el cable dejando entre 7 y 10mm al aire e introducirlo en el terminal adecuado presionando la tecla para abrir la pinza interior según se indica en la figura. Los cables de señal deben de ser blindados y conectar el blindaje al borne de tierra (pin2 CN1). CONECTORES VERSIONES AC PIN 1 . . extraer la regleta que viene enchufada en el conector del aparato.NEGATIVO DC Para efectuar las conexiones.NEUTRO AC VERSIONES DC PIN 1 .GND (TIERRA) PIN 3 .5mm² deberán retirarse los embudos.25 mm² Si no se respetan estas instrucciones. es obligatoria la instalación de un magnetotérmico o disyuntor en las proximidades del equipo que sea fácilmente accesible para el operador y que este marcado como dispositivo de protección ATENCIÓN Para garantizar la compatibilidad electromagnética deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: Los cables de alimentación deberán estar separados de los cables de señal y nunca se instalarán en la misma conducción.5mm². 9 . en Equipos permanentemente conectados a la red.FASE AC PIN 2 . Para cables de sección superior a 0.No conectado PIN 3 .CONEXIÓN ALIMENTACIÓN Para cumplir los requisitos de la norma EN61010-1.5mm² (AWG 26 ÷ 14). la protección contra sobretensiones no está garantizada.La sección de los cables deben de ser 0. Los terminales de las regletas admiten cables de sección comprendida entre 0. Las regletas incorporan unos embudos de plástico incrustados en cada terminal para mantener sujetos los cables de sección menor de 0.08mm² y 2. Proceder de la misma forma con todos los terminales y volver a enchufar la regleta en el conector.
si están presentes. . Una vez completada la programación del instrumento. 10 BLOQUEO DE LA PROGRAMACIÓN. de las salidas serie o la salida analógica (led F2 iluminado) y las salidas de relé (leds SET1 y SET2 iluminados).2.2. Durante unos segundos se iluminarán todos los segmentos. En este caso. Estando el instrumento bloqueado. Para entrar en el modo de programación. A continuación. donde la indicación con segmentos blancos significa que puede aparecer ésa u otra opción dependiendo de la configuración anterior. podrá accederse a las rutinas de programación para comprobar la configuración actual. Se iluminará el led PROG y el display presentará la indicación Pro. En este orden están dispuestas las figuras en las instrucciones paso a paso. El desplazamiento de uno a otro módulo se efectúa mediante pulsaciones de la tecla y. es recomendable bloquear el acceso para evitar que puedan efectuarse modificaciones de los parámetros programados. una vez que se active el led correspondiente al módulo deseado. El bloqueo se efectúa retirando un puente enchufable situado en la cara de soldaduras del circuito del display (ver figura 10. aparecerá la indicación dALA en lugar de Pro. puntos decimales y leds como comprobación de su correcto funcionamiento. en ausencia de se al. si bien no será posible introducir o modificar datos. cuando se pulsa la tecla ENTER para entrar en la programación. presionar la tecla "ENTER". desde donde podrá accederse a los módulos de configuración de la entrada (led F1 iluminado) y. una pulsación de ENTER proporciona acceso a la programación de los parámetros.1) NOTA : Es necesario desconectar la alimentación antes de modificar la posición del puente. INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN Conectar el instrumento a la red. Las opciones posibles seleccionables mediante la tecla se dan en el texto a la derecha de la figura. La secuencia normal a seguir en cada paso será pulsar la tecla un cierto número de veces para efectuar cambios y la tecla ENTER para almacenarlos en memoria y avanzar al siguiente paso de programa. Este es el nivel de entrada en la programación. aparecerán tres ceros en el display.
Voltímetro con escala programable y entrada para dinamo tacométrica o alternador escogiendo la opción 600. 60 ó 50. 200.Voltímetro con escala fija 600. que permite seleccionar el tipo de medida que llevará a cabo el aparato y el rango de la misma. .3. El instrumento puede actuar como voltímetro o como amperímetro de alterna o de contínua. 200.2. 20 ó 2V mediante las opciones 600. . A 1 ó A 0.Amperímetro con escala fija de hasta 5A.Amperímetro con escala programable y entrada para transformador de intensidad /5A ó /1A escogiendo A 5 ó A 1. 11 . CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA En la figura superior se muestra el módulo de configuración de la entrada del modelo MICRA-E. /60mV ó /50mV mediante 100. 1A ó 200mA mediante las opciones A 5. 20 ó 2 . es posible obtener las siguientes aplicaciones : . Según la entrada escogida. 200. . . 20 ó 2 respectivamente.2 respectivamente.Voltímetro con escala automática mediante la opción AuLo.Amperímetro con escala programable y entrada para shunt exterior /100mV. .
2. el display mostrará una de las siguientes opciones : AuLo = escala automática. Una vez terminada la programación. V. A 1 = entrada 1A. pulsar ENTER para grabar las modificaciones en memoria y salir del modo de programación. comprobando que el único led activado es el led "PROG". pulsar la tecla y. Desde aquí.1 muestra el nivel de acceso al módulo de configuración de entrada (indicación Pro. 20 = escala 20V y 2 = escala 2V. 600 = escala máx. Presionar sucesivamente la tecla hasta que la opción deseada aparezca en display y pulsar ENTER para memorizar la selección y volver al nivel mostrado en la figura 12. el instrumento volverá a situarse en este paso. Las opciones posibles son : V.1] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R La figura 12.2A.2] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R Un ENTER en el paso anterior nos presenta el nivel de selección del tipo de entrada. [12. A.dC = voltímetro DC. 60 = entrada shunt/60mV y 50 = entrada shunt/50mV. aparecerá en display una de las siguientes opciones : A 5 = entrada 5A. Pulsar sucesivamente la tecla para pasar de una a otra opción hasta que el display muestre la indicación deseada y pulsar ENTER para validar la selección y avanzar al siguiente paso de programa. 1. leds F1 y PROG iluminados).3] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R A continuación se accede a la configuración del rango según el tipo de entrada./ Si en el paso anterior se ha seleccionado un voltímetro (V-dC ó V-AC). A 0. para volver al modo de trabajo. [12.INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA [12./ Si en el paso anterior se ha seleccionado un amperímetro (A-dC ó A-AC). 12 .1. Pulsar ENTER para entrar en este módulo. 100 = entrada shunt/100mV.AC = voltímetro AC. 200 = escala 200V. 600V.2 = entrada 0.dC = amperímetro DC y A-AC = amperímetro AC.
5A PIN 5 = Máx.CONEXIONADO DE LA SEÑAL DE ENTRADA 1 23 4 5 CONEXIÓN CN2 PIN 1 = COMM PIN 2 = SHUNT PIN 3 = 200mA PIN 4 = Máx. 600V CN2 Voltímetro AC & DC máximo 600V Amperímetro entrada 1A ó 5A Transformador de intensidad/1A /5A Amperímetro entrada 200mA Shunt/100mV /60mV / 13 .
1. /1A /5A Conexión a shunt /100mV /60mV /50mV 14 Voltímetro DC INP1. INP2. alternador Amperímetro escalas fijas DSP2 (valor nominal del T. 2. DSP1) y (INP2. DSP2 Voltímetro AC Amperímetro AC ó DC escala 0.2 A Amperímetro AC ó DC escala 1 A Amperímetro AC ó DC escala 5 A Shunt 100mV Shunt 60mV Shunt 50mV INP2.2. CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY En la página 15 se muestra el módulo de programación del display del modelo MICRA-E que dispone de dos menús : CAL y dSP. se recomienda tener presente las opciones permitidas para cada tipo de entrada. o shunt) Conexión a T. DSP2 . DSP2). resumidas en el cuadro siguiente. y los valores a introducir en cada paso. PROGRAMACIÓN Modo SCA Modo InP Voltímetro AC ó DC escalas Auto FUNCIONAMIENTO NORMAL AUTO CAL dSP Voltímetro de escalas automáticas No actuan ni Voltímetro de Indicador relés ni salida escalas fijas tacométrico. analógica.4. La programación de la escala consiste en definir dos puntos (punto 1 y punto 2) formados por los valores de entrada y sus correspondientes valores de display (INP1. La introducción de los parámetros INP1 e INP2 puede realizarse por el método SCA que consiste en programar los valores por teclado.I.I. Ambos menús o sólo uno de ellos serán accesibles según el tipo de medida seleccionado en el módulo de configuración de la entrada (páginas 11 y 12). o por el método INP que consiste en aplicar una se al al instrumento./ El menú CAL se utilizará cuando se desee trabajar con escala automática o con alguna de las escalas fijas. DSP1. visualizarla en display y aceptarla como valor de entrada INP1 ó INP2 mediante pulsación de la tecla ENTER Antes de acometer la tarea de programación./ El menú dSP se utilizará para configurar el display en caso de trabajar con entradas que necesitan programación de la escala.
pulsar "ENTER" para entrar en el modo de programación (indicación Pro. led PROG iluminado) y dos veces para situar el aparato en el nivel de entrada en el módulo (indicación Pro. 14). 3./ En caso de entradas que deban trabajar con un escalado especial de display (escala programable).DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY AL MODULO DE CONFIGURACION DE LA ENTRADA AL MODULO DE CONFIGURACION DE SALIDAS RS6 ó MAN AL MODULO DE CONFIGURACION DE SALIDAS RELE Para acceder al módulo de programación del display partiendo del modo de trabajo. Un "ENTER" proporciona acceso a los menús de configuración según el tipo de medida seleccionado (ver tabla pág. 2. 15 . sólo aparecerá el menú dSP para configuración de la escala./ Si el instrumento puede trabajar en modo c a lib ra d ooe s c a la d o ./ En el caso de entradas que trabajen en modo calibrado (escala automática o escala fija). 1. sólo aparecerá el menú CAL para selección de la resolución del último dígito del display. leds PROG y F3 iluminados). lo sd o sm e n ú ss e rá na c c e s ib le s y la s e le c c ió n d ec u a lq u ie ra d ee llo sc o n d ic io na rá e l m o d od e trabajo.
. TARE MAX/MI N DATA ENTE R [16. Para cambiar la configuración. Ld10 = en saltos de 10 puntos. Aparecerá una de las dos indicaciones representadas en las figuras 16.3. será posible acceder a cualquiera de ellas mediante pulsaciones de la tecla .Para conexión a una dinamo tacométrica (configuración voltímetro DC).ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY [16.1] Configuración Display RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG La figura 16.3] RS232C SET 1 [16. 16.Para conexión a un alternador (configuración voltímetro AC).4] RS485 SET 2 [16.2). . Pulsar ENTER para entrar en este menú.2] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 RS485 SET 2 F2 F4 TARE PROG RS485 SET 2 TARE PROG MAX MIN F1 F3 F2 F4 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA TARE ENTE R MAX/MI N DATA ENTE R TARE MAX/MI N DATA ENTE R Si se selecciona el menú CAL para utilizar el instrumento como voltímetro o amperímetro de escala automática o fija (fig. un "ENTER" presenta en display la fase de selección de la resolución del dígito menos significativo (fig.Para conexión a shunt exterior (configuración amperímetro DC) o transformador de intensidad (configuración amperímetro AC o DC).4) donde Ld 1 = variación en saltos de 1 punto de display Ld 5 = en saltos de 5 puntos. pasar directamente a la página 19. Pulsar ENTER para entrar en este módulo. . leds F3 y PROG iluminados). efectuar la programación según se indica en las páginas 17 y 18.1). 16 Si se selecciona el menú dSP para tener acceso a la programación de la escala.2 y 16. pulsar repetidamente la tecla hasta obtener el valor deseado y pulsar ENTER para grabar el dato en memoria y volver al nivel Pro (fig. 14). pasar directamente a la página 20. 16. 16.1 muestra el nivel de acceso al módulo de configuración del display (indicación Pro. sólo aparecerán los parámetros necesarios al tipo de entrada escogido (ver cuadro en pág. . Si el tipo de entrada escogido permite las dos opciones.
2 se visualizará durante 2s antes de dar paso a la programación del valor de la entrada en el punto 1 (INP1). Si se desea modificar este valor. aparecen sucesivamente en display las indicaciones SCA e INP correspondientes la primera al método de programación por teclado y la segunda al de validación de los valores reales de entrada. Si no se desea punto decimal.3. seguido del valor numérico inicial del display en el punto 1 (DSP1). [17. pulsar ENTER para pasar a programar el primer parámetro./ Si en el paso anterior se ha seleccionado "I NP".2] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R La indicación que aparece en la figura 17.1] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R Partiendo de la fase representada en la figura 16.3. al cabo de 2s o pulsando la tecla ENTER . 1.3] Valor del Display RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R A continuación aparece en display el banderín que se muestra en la figura 17. deberá colocarse en el último dígito. pulsar para variar el dígito intermitente y para pasar al dígito siguiente hasta obtener la indicación deseada. Pulsar ENTER y el punto decimal se pondrá en intermitencia para indicar que es posible modificar su posición. Una pulsación de ENTER será suficiente para aceptar este valor como entrada en el punto 1 (INP1) y pasar a la siguiente fase de programación. 17 . después del banderín INP1 aparecerá en display el valor real de la se al presente en el conector de entrada. Repetir estas operaciones hasta componer en display el valor requerido y pulsar ENTER 2. presionar la tecla para variar el dígito activo entre 0 y 9 y la tecla para pasar al siguiente dígito de la derecha. C on el display indicando el método deseado. Mediante pulsaciones de la tecla . Si se desea modificar este valor. [17./ Si en el paso anterior se ha seleccionado el método "SCA". Volver a pulsar ENTER para validar los cambios y pasar a la siguiente fase. Presionar sucesivamente hasta situarlo en la posición requerida.VOLTÍMETROS DC CON ESCALA PROGRAMABLE [17. un ENTER permite acceder la selección del modo de programación de la escala. aparecerá un valor numérico cualquiera (según programación anterior) con el primer dígito en intermitencia.
3] Tiempo límite RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R Una vez configurada la escala.3 se muestra la indicación correspondiente a esta fase.[18. Una vez dentro de la fase de programación. En la figura 18. presenta el valor programado previamente con el primer dígito en intermitencia.3 ( teclas y ) para modificar el valor existente y pulsar ENTER para validar el dato introducido y avanzar al siguiente paso de programa. [18. Ld10 = variación en saltos de 10 puntos. el display muestra el banderín correspondiente a la fase de programación del display en el punto 2 (DSP2) y seguidamente. Para cambiar la configuración. pulsar repetidamente la tecla hasta obtener el valor deseado y pulsar ENTER para grabar el dato en memoria y volver al nivel ro mostrado en la figura 16. En cualquier caso. Ld 5= variación en saltos de 5 puntos. 18 . Proceder como en el apartado 17. TARE MAX/MI N DATA ENTE R [18. 5 ó 10 puntos de display. cambia de dígito si se está utilizando el método por teclado (SCA). proceder como en el apartado 17.1. en el último paso de menú se ofrece la posibilidad de escoger la resolución del dígito menos significativo de forma que varíe en saltos de 1.2] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG A continuación. un ENTER valida el dato introducido y avanza al siguiente paso de programa. o presionar "ENTER" para aceptar el valor real de entrada como parámetro INP2 si se está utilizando el método por nivel de entrada (INP). donde la resolución previamente programada se presenta en el siguiente formato : Ld 1 = variación en saltos de 1 punto.2 : modifica valor.1] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG MAX/MIN DATA ENTER TARE En la figura de la izquierda se muestra el banderín que aparece previamente a la programación del valor de entrada en el punto 2 (INP2).
el display muestra el banderín correspondiente a la fase de programación del display en el punto 2 (DSP2) y seguidamente.3. [19.2] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R La indicación que aparece en la figura 19. Una pulsación de ENTER será suficiente para aceptar este valor como entrada en el punto 2 (INP2) y pasar a la siguiente fase de programación. ver figura [ 18. 1. presionar la tecla para variar el dígito activo entre 0 y 9 y la tecla para pasar al siguiente dígito de la derecha. El último paso del menú es la configuración de la resolución del dígito menos significativo. Si se desea modificar este valor. Repetir estas operaciones hasta componer en display el valor requerido y pulsar ENTER 2. después del banderín INP2 aparecerá en display el valor real de la se al presente en el conector de entrada./ Si en el paso anterior se ha seleccionado "I NP". pulsar ENTER para pasar a programar el primer parámetro.2 se visualizará durante 2s antes de dar paso a la programación del valor de la entrada en el punto 2 (INP2). al cabo de 2s o pulsando la tecla ENTER . aparecerá un valor numérico cualquiera (según programación anterior) con el primer dígito en intermitencia. aparecen sucesivamente en display las indicaciones SCA e INP correspondientes la primera al método de programación por teclado y la segunda al de validación de los valores reales de entrada. Utilizar las teclas y para modificar el valor existente y pulsar ENTER para validar el dato introducido y avanzar al siguiente paso de programa. un ENTER permite acceder la selección del modo de programación de la escala. [19. presenta el valor programado previamente con el primer dígito en intermitencia./ Si en el paso anterior se ha seleccionado el método "SCA". 19 .VOLTÍMETROS AC CON ESCALA PROGRAMABLE [19. Con el display indicando el método deseado.3] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R A continuación.1] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R Partiendo de la fase representada en la figura 16. Mediante pulsaciones de la tecla .3] para efectuar la selección y volver automáticamente al nivel -Pro-.
60mV ó 50mV). Ld10 = de 10 en 10) y pulsar ENTER para grabar el dato en memoria y volver al nivel Pro. [20. en saltos de 1 punto. el instrumento volverá a situarse en este paso. 100mV.1 se visualizará durante 2s antes de dar paso a la programación del valor del display a fondo de escala (DSP2). 1A. presionar y.AMPERÍMETROS PARA TRANSFORMADOR O SHUNT EXTERIOR Para conectar el instrumento a un transformador de intensidad /5A ó /1A o un shunt externo de 100mV. 60mV ó 50mV será necesario entrar en el menú dSP y programar el valor de display deseado cuando la entrada sea el fondo de escala del transductor (5A.1] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R La indicación que aparece en la figura 20. En la fig. En el menú de programación del display aparecerá DSP2 como único valor programable y posteriormente se seleccionará la resolución del dígito menos significativo. 20 . 20. Ld 5 = de 5 en 5. Una vez terminada la programación de todos los parámetros.2] RS232C SET 1 MAX MIN F1 F3 F2 F4 RS485 SET 2 TARE PROG TARE MAX/MI N DATA ENTE R Una vez configurada la escala. [20. Al cabo de 2 segundos o pulsando la tecla ENTER para acceder a este menú. pulsar repetidamente la tecla hasta obtener el valor deseado ( Ld 1 = de 1 en 1. como último paso del menú dSP se ofrece la posibilidad de escoger cómo debe variar la indicación del display . Desde aquí. en saltos de 5 puntos o en saltos de 10 puntos de display.2 se muestra la indicación correspondiente a una de estas opciones. pulsar ENTER para grabar los cambios en memoria y salir del modo programación. comprobando que el único led activado es el led PROG. Para cambiar la configuración por defecto. para volver al modo de trabajo.
es posible visualizar estos valores presionando la tecla MAX/MIN La primera pulsación reclama el valor de pico y se ilumina el led "MAX". Durante el funcionamiento normal del aparato. 21 . Volver a pulsar MAX/MIN manteniéndola durante 5 segundos. pulsar la tecla MAX/MIN para visualizar el valor que se desea eliminar (los leds "MAX" y "MIN" indican cual de ellos está presente en display). FUNCIONES DE MEMORIA FUNCIONES DEL TECLADO EN MODO RUN El MICRA-E dispone de tres teclas. al cabo de los cuales aparece la indicación -999 si se ha resetado el valor de pico ó 9999 si se ha resetado el valor de valle. La segunda pulsación reclama el valor de valle y se ilumina el led "MIN". PUESTA A CERO DE LAS MEMORIAS PICO & VALLE Para poner a cero las memorias de pico y de valle. todas ellas operativas en modo de programación mientras que sólo la tecla MAX/MIN es utilizable en modo de trabajo.3. VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES PICO & VALLE El instrumento registra y memoriza los valores máximo (pico) y mínimo (valle) alcanzados por la variable desde el último reset. La tercera pulsación devuelve el instrumento a la visualización de la variable medida.
una RS6 y una 2RE ó una MAN y una 2RE : Una tarjeta de salidas serie con interface de comunicaciones RS232C y RS485. Las salidas disponen de modo HI/LO seleccionable e histéresis o retardo programable. NOTA: La opción de salida 2RE y MAN no actúan si se ha programado escala automática. Se instalan fácilmente en el instrumento de base mediante conectores enchufables y. OPCIÓN DE SALIDA RS232C+RS485 (RS6) ó ANALÓGICA 4-20mA (MAN) OPCIÓN DE SALIDA 2 RELES (2RE) 22 . modo de instalación y programación. Ref. half-duplex de 1200 a 9600 baudios. una vez reconocidas por el instrumento. MAN Una tarjeta de control con 2 salidas de relé tipo SPDT 8A @ 250V AC / 150V DC.4. Ref. Ref. Para mayor información sobre características. activan su propio software de programación. referirse al manual específico que se suministra con cada opción. 2RE Las opciones de salida se suministran individualmente en forma de tarjetas adicionales con su propio manual de instrucciones donde se indican características. Los dos tipos están incluidos en la opción aunque sólo uno de ellos puede ser operativo según selección por software. OPCIONES DE SALIDA De forma opcional. aplicaciones. RS6 Una tarjeta de salida analógica 4-20mA que permite tener una se al proporcional al rango de display programado. montaje y programación. los modelos MICRA-E pueden incorporar simultáneamente dos opciones de salida.
................. ±(0.................................................................................01 0........... 250 g Material de la caja ...............01 3.............5/ 250 V .................5..... Entrada 600V 200V 20V 2V 5A 1A 0......................................... 12 V (10........................ OvE PRECISIÓN Error máximo en AC: De 30% a 100% del F...2 A/ 250 V Micra-E3 (12 V DC) ... F 0...................5mA 0............E..................... entrada 3M 3M 3M 3M 0. F 1 A/ 250 V Micra-E4 (24 V DC) ............................................................. doble rampa Resolución.............. F 0....................................................... 115/230 V...... 24/48 V (±10%) 50/60 Hz DC Volt.................. 24 V (21 a 32 V) 48V (42 a 64 V) Consumo ...........................1% lectura +3 dígitos) Coeficiente de temperatura .......<95 % a 40 ºC DIMENSIONES Dimensiones.....3 W FUSIBLES (DIN 41661) Micra-E (230/115 V AC) .E...............IP65 23 ALIMENTACION AC Volt ..... -10 ºC a +60 ºC Temperatura de almacenamiento........5 A/ 250 V Micra-E5 (48 V DC) ............................................ F 0........................... diferencial asimétrica.................. F 0........... 100 ppm/ ºC Tiempo de calentamiento ................................. ........................................2A Shunt 100mV Shunt 60mV Shunt 50mV Resolución 1V 100mV 10mV 1mV 2.... ±(0.......... 96x48x60 mm Peso ....5mA 0............1mA 50µV 30µV 25µV Imp.... de trabajo ............................ +3 dígitos) Error máximo en DC......4 de funciones y 4 de salidas Punto decimal..E..........±2000 puntos Cadencia .. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑAL DE ENTRADA Configuración.......................1 A/ 250 V Micra-E2 (24/48 V AC).....±(0...5 a 16 V) ............................. policarbonato s/UL 94 V-0 Estanqueidad del frontal........programable Cadencia de presentación......................................... -999/9999...................3% F.............. 12/ s DISPLAY Tipo ................................. -25 ºC a +85 ºC Humedad relativa ............................................ 4 dígitos rojos 14 mm LEDs ...........3 60k 60k 60k CONVERSIÓN Técnica .5 minutos AMBIENTALES Indoor use Temp...........................3% lectura +3 dígitos) Hasta 30% del F......... 83 ms Indicación sobreescala .................................
m m 5 4 PINZAS DE SUJECION JUNTA DE ESTANQUEIDAD PANEL RETENCION PINZAS Colocar las pinzas de sujeción en las guías laterales de la caja (una a cada lado) y deslizarlas hasta que hagan contacto con la parte posterior del panel. Para desmontar el instrumento del panel.Dimensiones y montaje Para montar el instrumento en panel.5. LIMPIEZA: La carátula frontal debe ser limpiada solamente con un paño empapado en agua jabonosa neutra. Presionar ligeramente para ajustar la carátula frontal y dejar las pinzas sujetas en las uñas de retención de la caja. NO UTILIZAR DISOLVENTES . desbloquear las pinzas levantando ligeramente las lengüetas traseras y deslizarlas en el sentido inverso al de montaje.1 . abrir un orificio de dimensiones 92x45 mm e introducir el instrumento en el orificio por la parte delantera colocando la junta de estanqueidad entre éste y el papel.
1 Seguridad general IEC1010-1 Categoria instalación II Tensiones transitorias <2.1 General de emisión Clase B EN50082.E IEC1000-4-4 Cumple con las Directivas : EMC 89/336/CEE LVD 73/23/CEE Fecha: 25 Marzo 1999 Firmado: José M.CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Fabricante : DITEL .Diseños y Tecnología S.1000MHz Nivel 2 Criterio B 1kV Lineas alimentación 0. 180 08028 Barcelona ESPAÑA IEC1000-4-3 Declara que el producto : Nombre : Indicador Digital Modelo : MICRA.5kV Lineas se al Dirección : Travessera de les Corts..1 General inmunidad Nivel 3 Criterio B Descarga al aire 8kV Descarga contacto 6kV Nivel 2 Criterio A 3V/m 80.5kV Grado de polución 2 No existirá polución conductora Tipo de aislamiento Envolvente : Doble Entradas/Salidas : Básico . Edo Cargo: Director Técnico Norma aplicable : EN61010. Norma aplicable : EN55022/CISPR22 Norma aplicable : IEC1000-4-2 EN50081.A.
Rellene el formulario en nuestra web: http://www. diríjase al distribuidor donde fue comprado quien le dará instrucciones oportunas.Los instrumentos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por un periodo de 3 AÑOS desde la fecha de su adquisición. Ahora Ud. Esta garantía no podrá ser aplicada en caso de uso indebido. unicamente rellenando un formulario. puede extender este período de garantía hasta CINCO AÑOS desde la puesta en servicio. conexionado o manipulación erróneos por parte del comprador. En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del instrumento durante el periodo de garantía. El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del instrumento.ditel.es/garantia . Todos los productos DITEL gozan de una garantía sin límites ni condiciones de 3 años desde el momento de su compra.
S.es .ditel.08.es www. Polígono Industrial Les Guixeres C/ Xarol 8 C 08915 BADALONA-SPAIN Tel : +34 . está debidamente marcado con el símbolo que hace referencia a la recogida selectiva de aparatos eléctricos que indica que al final de su vida útil.A. al lugar donde fué adquirido para que de esta forma se proceda a su tratamiento y reciclado controlados. Para proteger el medio ambiente y de acuerdo con la legislación europea sobre residuos eléctricos y electrónicos de aparatos puestos en el mercado con posterioridad al 13.93 490 31 45 E-mail : dtl@ditel. DISEÑOS Y TECNOLOGIA.INSTRUCCIONES PARA EL RECICLADO Este aparato electrónico se engloba dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/96/CE y como tal. usted como usuario. no puede deshacerse de él como un residuo urbano normal. el usuario puede devolverlo.93 339 47 58 Fax : +34 . sin coste alguno.2005.
Documents Similar To Manual Amperimetro Voltimetroi
Intrumentos y Resitores Electricos
128777510-Manual-de-Electromec-Basica-COSAPI.doc
Avance Lab2TE1
Lab 4 Medidas
Informe de Laboratorio 1.1pdf
INFORME-6-CORRIENTE-CONTINUA final.docx
En Este Proyecto De
s4kman-sp
Instr InstaLGRUNDIG
NP Productos Multi Touch
Reconociemiento Del Banco

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución