Source: https://grafinta.com/productos/echologger-eu-d24/
Timestamp: 2019-05-24 13:39:04+00:00

Document:
Bifrecuencia Echologger EU D24 – Grafinta
Bifrecuencia Echologger EU D24	Wim	2019-05-10T09:37:41+00:00
Sonda de doble frecuencia ECHOLOGGER EU D24 con conexión USB
Echologger EU D24 es la única ecosonda profesional con interfaz USB en el mercado que admite frecuencias duales (200 kHz / 450 kHz)
Es fácil de usar en una base Plug & Play en computadoras portátiles o dispositivos de mano con puertos USB.
Se pueden medir los datos de retrodispersión a lo largo de columnas de agua completa.
Se alimenta a través del puerto USB para que no se requiera una fuente de alimentación externa.
A pesar de su simplicidad y compacidad, Echologger EU D24 es un genuino detector de ecosonda profesional para el levantamiento, monitoreo de sentimiento y monitoreo de estructura.
∙ Plug and Play con un PC portátil a través del puerto USB
∙ No se requiere fuente de alimentación adicional
∙ Recopilación de datos de retrodispersión en tiempo real a lo largo de columnas de agua
∙ Compatible con Hypack
∙ Software GUI fácil de usar para actualización instantánea de imágenes
∙ Sensor de inclinación integrado de serie.
∙ Baudrate hasta 3Mbaud para una frecuencia de muestreo de hasta 100 Hz
Mapeo de fondos marinos
Monitoreo de socavación de puentes
Frecuencia acústica 200 kHz / 450 kHz
Ancho del haz 10 ° / 5 ° cónico (-3dB)
Ancho de pulso de transmisión 10µseg ~ 200µseg
Potencia de transmisión máx. 50 W (ajustable)
Control TVG Hasta 60 dB
Control de ganancia -30 dB a +30 dB
Atenuador de señal de entrada (-20dB) Tiempo de activación 0 ~ 300,000 µSeg.
Rangos de 0,15m~200m (200 kHz), 0,15m~100m (450 kHz)
Tasa de repetición (Ping) 100 Hz máx.
Frecuencia de muestreo (modo de perfil) Máx. 100 kHz; Modo ajustable o automático (predeterminado)
Resolución de la columna de agua Appx. Muestreo de 7.5 mm a 100kHz
Rango de Resolución 1.0 mm.
Resolución de Sensor de temperatura 0.1 ° C
Sensor de inclinación integrado de doble eje (Roll & Pitch) ± 90 °, resolución de datos de inclinación 0.1 °
Sincronización externa / interna (S / W seleccionable) – ECT D24U y ECS D24U
Interfaz de salida analógica 1.25 V, 2.5 V, 5 V, 10 V máx. (S / W seleccionable), distancia o envolvente
Velocidad de comunicación 4800 ~ 921600, 3M baudios (115200 baudios por defecto)
Formato de salida de datos Perfil ASCII de resolución de 10 bits / 12 bits, resolución de 12 bits de perfil binario, resolución de 8 bits de perfil binario (12 bits comprimidos a 8 bits), Altitud NMEA0183 / Altitud simple
Configuración y lectura de datos El programa de control de Echologger o cualquier programa de terminal
Conector EU D24 – LTW 12-05PMMS-SH8003 y cable USB 2.0 de 5 m
Fuente de alimentación alimentada por USB, 2W max
Temperatura de funcionamiento -10 ° C + 50 ° C
Profundidad de operación Estándar 1m, 100m (hasta 6000m)
Caja EU D24: Acetal (1m) IP68
Dimensiones (Operando hasta 100 m) EU D24: D56 mm x L80 mm (sin conector)
Peso (Operando hasta 100m) EU D24: 430g

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución