Source: https://www.materialdelaboratorio.top/tester/
Timestamp: 2020-03-31 01:22:29+00:00

Document:
Tester - Materiales para laboratorio
Un tester, también conocido como multímetros, es un medidor de mano que se usa para medir voltaje eléctrico, corriente, resistencia y otros valores. Los tester vienen en versiones analógicas y digitales y son útiles para todo, desde pruebas simples, como medir el voltaje de la batería, hasta detectar fallas y diagnósticos complejos.
Son una de las herramientas preferidas por los electricistas para solucionar problemas eléctricos en motores, electrodomésticos, circuitos, fuentes de alimentación y sistemas de cableado. Los aficionados al bricolaje también pueden aprender a usar tester para realizar mediciones básicas en la casa.
Un tester puede ser un dispositivo portátil útil para la búsqueda básica de fallas y el trabajo de servicio de campo, o un instrumento de banco que puede medir con un alto grado de precisión. Los testers están disponibles en una amplia gama de características y precios.
Los tester digitales ahora son mucho más comunes debido a su menor costo y mayor precisión, pero los multímetros analógicos siguen siendo preferibles en algunos casos, por ejemplo, cuando se monitorea un valor que varía rápidamente.
Los nuevos tester digitales han avanzado hasta el punto de que pueden medir diferencias o fluctuaciones extremadamente pequeñas. Los expertos señalan que aunque algunos tester prueban rangos de voltaje más altos, será menos posible detectar cambios más pequeños en estos rangos más altos.
A continuación, hablaremos del tester, sus funciones y mucho más. Que, como el velocímetro o voltímetro, no pueden faltar en ningún laboratorio. ¡Acompáñanos!
Un tester es una herramienta electrónica utilizada para medir voltaje, amperios y resistencia a través de los circuitos. Al conectar dos cables a diferentes partes de un sistema eléctrico, los profesionales pueden usar tester para detectar niveles de voltaje y resistencia, o cambios en las corrientes eléctricas. Esta herramienta también se conoce como medidor de voltios-ohmios o volt-ohmios-miliamperímetro.
El tester digital reemplazaron hace mucho tiempo a los medidores analógicos basados ​​en agujas debido a su capacidad de medir con mayor precisión, confiabilidad y mayor impedancia. Fluke presentó su primer multímetro digital en 1977. Los testers digitales combinan las capacidades de prueba de medidores de una sola tarea: el voltímetro, para medir voltios, amperímetro y ohmímetro.
A menudo, incluyen varias características especializadas adicionales u opciones avanzadas. Los técnicos con necesidades específicas, por lo tanto, pueden buscar un modelo dirigido a satisfacer sus necesidades.
Los cables de prueba son cables flexibles y aislados que se conectan al DMM. Sirven como el conductor del elemento que se prueba al tester. Las puntas de las sondas en cada cable se utilizan para probar circuitos.
Los términos recuentos y dígitos se usan para describir la resolución de un tester digital: qué tan bien puede hacer una medición un medidor. Al conocer la resolución de un tester, un técnico puede determinar si es posible ver un pequeño cambio en una señal medida.
Ejemplo: si un tester ofrece una resolución de 1 mV en el rango de 4 V, es posible ver un cambio de 1 mV (1/1000 de un voltio) mientras se lee 1V.
Los tester son capaces de muchas lecturas diferentes, dependiendo del modelo. Los probadores básicos miden el voltaje, el amperaje y la resistencia y se pueden usar para verificar la continuidad, una prueba simple para verificar un circuito completo. Los multímetros más avanzados pueden probar todos los siguientes valores:
AC (corriente alterna) voltaje y amperaje
DC (corriente continua) voltaje y amperaje
Capacidad (faradios)
Conductancia (siemens)
Temperatura Celsius o Fahrenheit
Cómo usar el Tester
Las funciones y operaciones básicas de un tester son similares para los probadores digitales y analógicos. El probador tiene dos cables, rojo y negro, y tres puertos. El cable negro se conecta al puerto “común”. El cable rojo se conecta a cualquiera de los otros puertos, dependiendo de la función deseada. Después de enchufar los cables, gire la perilla en el centro del probador para seleccionar la función y el rango apropiado para la prueba específica.
Por ejemplo, cuando la perilla está configurada en “20 V CC”, el probador detectará un voltaje de CC (corriente continua) de hasta 20 voltios. Para medir voltajes más pequeños, debe configurar la perilla en el rango de 2V o 200mV. Para tomar una lectura, toca el extremo puntiagudo de metal desnudo de cada cable a uno de los terminales o cables a probar.
El voltaje se leerá en el probador. Los tester son seguros para usar en circuitos y equipos energizados, siempre que el voltaje o la corriente no exceda la clasificación máxima del probador. Además, debe tener cuidado de no tocar nunca los extremos metálicos desnudos de los cables del probador durante una prueba energizada porque puede recibir una descarga eléctrica.
Partes de un tester
La cara de un tester digital generalmente incluye cuatro componentes:
Tomas de entrada: donde se insertan los cables de prueba.
Tipos de tester
Un tester analógico se basa en un micro amperímetro, un dispositivo que mide el amperaje o corriente, que tiene una aguja que se mueve sobre una escala graduada. Los tester analógicos son menos costosos que sus equivalentes digitales, pero puede ser difícil para algunos usuarios leer con precisión. Además, deben manejarse con cuidado y pueden dañarse si se caen.
Los tester analógicos generalmente no son tan precisos como los medidores digitales cuando se usan como un voltímetro. Sin embargo, los tester analógicos son excelentes para detectar cambios lentos de voltaje porque puede ver la aguja moviéndose sobre la escala. Los probadores analógicos son excepcionales cuando se configuran como amperímetros, debido a su baja resistencia y alta sensibilidad, con escalas de hasta 50 µA (50 microamperios).
Los tester digitales son el tipo más comúnmente disponible e incluyen versiones simples y diseños avanzados para ingenieros electrónicos. En lugar de la aguja móvil y la escala que se encuentran en los medidores analógicos, los medidores digitales proporcionan lecturas en una pantalla LCD.
Tienden a costar más que los tester analógicos, pero la diferencia de precio es mínima entre las versiones básicas. Los probadores avanzados son mucho más caros. Los tester digitales suelen ser mejores que los analógicos en la función de voltímetro, debido a la mayor resistencia de los digitales. Pero para la mayoría de los usuarios, la principal ventaja de los probadores digitales es la lectura digital fácil de leer y altamente precisa.
Resolución del tester
La resolución de un tester es la parte más pequeña de la escala que se puede mostrar, que depende de la escala. En algunos tester digitales se puede configurar, y las mediciones de mayor resolución tardan más en completarse. Por ejemplo, un tester que tiene una resolución de 1 mV en una escala de 10 V puede mostrar cambios en las mediciones en incrementos de 1 mV.
Precisión del tester
La precisión absoluta es el error de la medición en comparación con una medición perfecta. La precisión relativa es el error de la medición en comparación con el dispositivo utilizado para calibrar el tester. La mayoría de las hojas de datos del tester proporcionan una precisión relativa. Para calcular la precisión absoluta a partir de la precisión relativa de un tester, agregue la precisión absoluta del dispositivo utilizado para calibrar a la precisión relativa.
Las cifras de precisión deben interpretarse con cuidado. La precisión de un instrumento analógico generalmente se refiere a la desviación a gran escala; una medición de 30 V en la escala de 100 V de un medidor de 3% está sujeta a un error de 3 V, 10% de la lectura. Los medidores digitales generalmente especifican la precisión como un porcentaje de lectura más un porcentaje del valor de escala completa, a veces expresado en conteos en lugar de términos porcentuales.
Sensibilidad y cuidados del tester
Cuando se usa para medir voltaje, la impedancia de entrada debe ser muy alta en comparación con la impedancia del circuito que se está midiendo; de lo contrario, la operación del circuito puede cambiarse y la lectura también será inexacta.
La sensibilidad no debe confundirse con la resolución de un medidor, que se define como el cambio de señal más bajo. Ya sea voltaje, corriente, resistencia, entre otros, que puede cambiar la lectura observada.
Voltaje de carga del tester
Cada amperímetro conectado en serie en línea, incluido en un rango de corriente, tiene una cierta resistencia. La mayoría de los multímetros miden inherentemente el voltaje y pasan una corriente que se medirá a través de una resistencia de derivación, midiendo el voltaje desarrollado a través de él.
La caída de voltaje se conoce como voltaje de carga, especificado en voltios por amperio. El valor puede cambiar dependiendo del rango establecido por el medidor, ya que los diferentes rangos generalmente usan diferentes resistencias de derivación.
Este material puede usar muchas sondas de prueba diferentes para conectarse al circuito o dispositivo bajo prueba. Pinzas de cocodrilo, pinzas de gancho retráctiles y sondas puntiagudas son los tres tipos más comunes. Las sondas de pinza se utilizan para puntos de prueba muy espaciados, como por ejemplo dispositivos de montaje en superficie. Los conectores están unidos a cables flexibles, bien aislados, terminados con conectores apropiados para el medidor.
Seguridad del tester
La mayoría de los tester incluyen un fusible, o dos fusibles, que a veces evitarán daños debido a una sobrecarga de corriente en el rango de corriente más alto. Para mayor seguridad, los cables de prueba con fusibles integrados están disponibles. Un error común al operar instrumento configurar el medidor para medir la resistencia o la corriente, y luego conectarlo directamente a una fuente de voltaje de baja impedancia.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución