Source: http://docplayer.es/2690757-Cubis-la-balanza-de-laboratorio-que-se-adapta-a-su-proceso.html
Timestamp: 2017-02-24 15:45:41+00:00

Document:
Cubis. La balanza de laboratorio que se adapta a su proceso. - PDF
Download "Cubis. La balanza de laboratorio que se adapta a su proceso."
Germán Molina Ponce
1 Cubis. La balanza de laboratorio que se adapta a su proceso.2 2 Introducción Balanzas de Laboratorio Premium Cubis A menudo, las balanzas de laboratorio universales ofrecen sólo posibilidades restringidas para adaptarlas a los procedimientos de trabajo específicos en el laboratorio. Por esa razón, los procedimientos estándar (SOP) deben adaptarse con frecuencia a las funcionalidades disponibles en las balanzas de laboratorio. Este no es el caso de las balanzas Cubis de Sartorius: Son las primeras balanzas de laboratorio que usted puede integrar tanto en sus procedimientos de trabajo individuales como adaptar a sus recipientes de pesaje y a las condiciones en su lugar de trabajo utilizando accesorios y extensiones mecánicas. Índice Modularidad Concepto de manejo Q-APPs Aplicaciones Nivelación Comunicación Protector contra corrientes de aire Microbalanzas Modelos de alta capacidad Comparadoras de Masa Pesaje seguro Advanced Pharma Compliance Datos técnicos3 34 4 Modularidad Cubis. Es buffet DISEÑO MODULAR5 5 libre, a la carta o totalmente individualizado? Desde que se lanzó en el mercado, nuestra serie premium de balanzas de laboratorio Cubis en 2009, se ha convertido en el punto de referencia cuando se trata de trabajar en sectores regulados con los requisitos más exigentes, p. ej. en laboratorios farmacéuticos de todo el mundo. Configuración modular La primera serie de balanzas de laboratorio en ofrecer un diseño completamente modular, Cubis, ofrece la posibilidad de combinar libremente las unidades de lectura y manejo, los módulos de pesaje, módulo de interfaz de datos, y mucho más. Usted puede configurar su balanza de laboratorio de múltiples formas según sus necesidades, obteniendo así la solución óptima para integrarla en su proceso. Software Cubis individual Mediante el Software Cubis individual podrá configurar un perfil completamente individual para sus requisitos sin sin la necesidad de utilizar una computadora: Desde la integración de datos en la infraestructura del software hasta el control completo del proceso de pesaje. Su ventaja: procesos rápidos, claramente definidos y con exactitud. Nuevos modelos Con los nuevos modelos de alta capacidad, Cubis abarca ahora la totalidad de los ámbitos; desde los laboratorios de investigación y control de calidad hasta los laboratorios de ensayo. Gracias a la amplia gama de accesorios, Cubis le ofrece también para estos modelos soluciones completamente individuales para sus aplicaciones (ver página 20). También son nuevas las comparadoras de masa manuales MCM sobre la base de la plataforma Cubis. En total están disponibles 14 modelos diferentes para la aplicación de la comparación de masa de acuerdo a las directivas y/o para la calibración de pesas. Los sensores integrados permiten la indicación de la incertidumbre de medición para cada valor medido. Los flujos de trabajo integrados ofrecen, por otra parte, una alta seguridad y garantizan resultados de medición sin errores (ver página 22). NUEVO6 6 Concepto de manejo Manejo fácil y seguro con la serie Q-Guide o con Q-Apps personalizadas El diseño operativo de Cubis Además de la interfaz de usuario de serie Q-Guide, Cubis ofrece con las nuevas Q-Apps la posibilidad de utilizar soluciones personalizadas. Tendrá a su disposición un gran número de Q-Apps para descargar. La ventaja es que usted y sus operadores podrán ajustarlas de manera completamente individual a su proceso de trabajo o configurarlas desde el comienzo según sus deseos o requisitos individuales.7 7 Además de los aspectos que involucra estrictamente las especificaciones metrológicas, la preparación y realización de un procedimiento de pesaje; el cumplimiento de las normas reglamentarias pertinentes está ganando cada vez mayor importancia. Mediante el concepto de manejo Q-Guide de Cubis se aceleran los procedimientos de trabajo en el laboratorio. Además, el Q-Guide también permite al usuario ahorrar pasos que requieren tiempo, y que antes debía realizar por si mismo. Q-Guide está diseñado de tal manera que usted siempre vea sólo aquellos pasos que necesita para la realización de su aplicación. Una vez que se ha configurado una tarea, el Q-Guide lo llevará de forma interactiva a través de la configuración y le mostrará sólo la información relevante. Unidades de lectura y manejo Cubis MSA La Solución Definitiva Tecnología y presentación de datos de clase superior. Pantalla táctil TFT a color de alta resolución para una representación clara de textos y gráficos. Excepcional facilidad de uso y calidad de la pantalla, especialmente en aplicaciones complejas. Q-Apps pueden adaptarse a su proceso de trabajo individual. MSU Clásicas y universales Pantalla gráfica de alta resolución, monocromática y de gran dimensión. Teclas de gran precisión con punto de presión claramente perceptible. Manejo clásico mediante teclado con la más amplia gama de características de rendimiento. MSE Pesaje Puro y Simple Pantalla LCD grande y de alto contraste. Estructura del menú intuitiva con textos cortos. Teclas de gran precisión y con una distribución clara. Para usuarios sin procedimientos complejos que desean principalmente pesar de manera fácil y precisa.8 8 Q-Apps Una gran cantidad de Q-Apps estandarizadas y listas para usted. Si tiene una tarea de pesaje para la que no exista ninguna Q-App en el centro de descargas App-Center, acuda a su especia lista de Cubis individual. Nuestro especialista creará una Q-App individual configurada para satisfacer sus necesidades específicas de aplicación. Ejemplo de aplicación Q-APP USP, capítulo 41 Ejemplo de aplicación Formulación Q-App9 9 Cubis. App-solutamente individual App Center de Sartorius Descargue y pruebe sus aplicaciones preferidas Puede descargar todas las Q-Apps estándar desde el App Center de Sartorius y transferirlas a una balanza Cubis con ayuda de una tarjeta SD. Durante 30 días tendrá la posibilidad de probar las Q-Apps de su elección gratuitamente para descubrir todas las posibilidades para aumentar la eficiencia en el trabajo diario de laboratorio. Sencilla obtención de licencias para un uso duradero de la Q-App Para utilizar su Q-App de forma permanente en su balanza Cubis, es necesaria la activación correspondiente. Introduzca simplemente el número de serie de su balanza Cubis así como sus datos personales. En pocos minutos obtendrá su clave de activación personal. Las computadoras no son necesarias! Utilizar Laptops o PCs junto a una balanza no es deseable en los laboratorios farmacéuticos, ya que no no se puede cumplir con los exigentes requisitos de limpieza que sí se cumple perfectamente con las balanzas de laboratorio de Sartorius. Con ayuda de las nuevas Q-Apps es posible transferir completamente el curso de su proceso (SOP) a la balanza con el fin de evitar el uso de una computadora en el laboratorio. Q-APPs: La singularidad como sinónimo de éxito Convierta su balanza de laboratorio Cubis en una Cubis individual mediante la integración de aplicaciones específicas del cliente, llamadas Q-Apps. Se trata de programas de aplicación disponibles para su descarga en los que se guía al usuario paso a paso a lo largo de un flujo de trabajo específico. Las Q-Apps garantizan que los procedimientos descritos en los SOP correspondientes se respeten en todo momento. De esta manera, las Q-Apps constituyen una alternativa muy interesante para la implementación de middleware externo. Q-APPs: Estandarizadas o individuales Además de las Q-Apps individuales que se realizan de acuerdo a su aplicación específica, una variedad de soluciones para pesaje diferencial, formulación y control de peso promedio, o control de las cantidades netas están disponibles Q-Apps estandarizadas. Las Q-Apps estandarizadas, además proporcionan soluciones para definir el punto de inicio del rango operativo de su balanza, así como una sencilla calibración de pipetas. Con las Q-Apps, se puede llevar a cabo un flujo de trabajo específico sin necesidad de conectar una computadora. Ejemplo de aplicación Q-App Pesaje diferencial (Backweigher Light V3)10 10 Aplicaciones Integración individual en su aplicación Los procesos en los laboratorios farmacéuticos de todo el mundo pueden parecer similares a primera vista. Los requisitos son muy individuales, especialmente en el proceso de pesaje. Cada usuario tiene su propio enfoque para la preparación de muestras, selección de recipientes así como manipulación de la muestra para colocarla en el recipiente de pesaje. Por esta razón, la balanza de laboratorio tiene que poder adaptarse a la totalidad del proceso y no al revés. Con su amplia gama de accesorios opcionales, Cubis ofrece el potencial para personalizar totalmente los complementos de aplicación que le permiten un trabajo más rápido y más eficiente y mejoran su seguridad en los procesos. Protector contra corrientes de aire sin contacto El protector contra corrientes de aire motorizado puede abrirse y cerrarse sin contacto un simple movimiento de la mano sobre el sensor de infrarrojos YHS01MS es todo lo que se necesita. Esto aporta más seguridad, especialmente en aplicaciones que involucran sustancias tóxicas. Mediante el sensor IR pueden, además, activarse otras funciones, por ejemplo, la impresión, isocal o el ionizador, etc. Plato reticular Q-Grid Para todos los modelos Cubis con una resolución de 10 mg y de 100 mg (salvo el modelo 5202S) existe un plato reticular Q-Grid (accesorio opcional YWP03MS). Q-Grid le permite operar fácilmente una balanza con un plato de grandes dimensiones bajo flujo laminar en los gabinetes de pesaje seguros, estaciones de trabajo o incluso en campanas de extracción, sin limitar su rendimiento. Esto ahorra un esfuerzo considerable en los laboratorios farmacéuticos.11 11 Soporte Q-Grip Q-Grip (accesorio opcional YFH01MS) es un soporte de uso universal, flexible y adaptable para botellas, probetas, recipientes de reacciones o filtros (hasta 120 mm) para todas las balanzas analíticas y semi-micro Cubis. Basta con colocarlo en lugar del plato de carga original. La posibilidad de ajustar individualmente el ángulo permite un trabajo ergonómico a la hora de dosificar o pipetear muestras en diversos recipientes. Ionizador Q-Stat El ionizador Q-Stat integrado en el protector contra corrientes DI, elimina al pulsar la tecla, la carga electroestática durante pocos segundos, de recipientes y sustancias de muestra que afectan el pesaje. Gracias a la implementación eficaz de cuatro boquillas de iones, no surgen corrientes de aire que puedan interferir durante la neutralización de la carga.. Este conjunto de medidas garantiza resultados de medición estables y correctos independientemente de los factores externos.12 12 Nivelación Q-Level. La nivelación automática y motorizada, ahora una Para obtener resultados de medición confiables durante la supervisión de medios de comprobación, es esencial que la balanza de laboratorio esté nivelada con gran precisión. La función de nivelación automática de serie Q-Level constituye de este modo un valioso apoyo. Esto le permite a usted mismo definir qué pasos de trabajo debe realizar la balanza y cuáles desea realizar personalmente. Cubis es la primera balanza de laboratorio que comprueba, corrige y registra de forma automática su nivelación exacta. La nivelación se inicia al pulsar una tecla o de forma totalmente automática cuando la función isocal está activada. Supervisión de la nivelación Si durante la autosupervisión permanente la balanza Cubis detecta que ya no está nivelada, genera un aviso de alerta solicitando iniciar el procedimiento de nivelación. Una vez iniciado este procedimiento, los motores internos nivelan de nuevo la balanza en cuestión de segundos. En la pantalla puede seguirse el progreso de la nivelación motorizada. Casi al instante, la balanza está lista de nuevo para proporcionar resultados confiables. * En los modelos en los que la nivelación motorizada no está disponible (modelos con una capacidad de pesaje > g o con una resolución < 0,001 mg), la nivelación se lleva a cabo de forma manual con un guiado interactivo en la pantalla.13 función estándar* 1314 14 Comunicación Q-Com es un concepto de comunicación global que apoya la solicitud de integrar las balanzas de laboratorio directamente en los procesos y la estructura de IT en el laboratorio. El concepto contiene interfaces de datos modernas para comunicarse con sistemas de gestión de información de laboratorio y otro software externo así como protocolos de comunicación.15 Comunicación 15 Q-Com: Comunicación sin límites Comunicación por Internet Cubis MSA dispone de una plataforma servicios de comunicación por Internet (opcional). Esta tecnología de comunicación estandarizada permite que sistemas de software externos, tales como LIMS, ELN, etc., muestren y utilicen información, ingresen campos, menús o procedimientos complejos en la pantalla táctil de la balanza. Es posible una transferencia de datos bidireccional sin controladores costosos. Gracias a esta función, ya no es necesario conectar PCs, Laptops ni terminales directamente a la balanza. Medio de almacenamiento SD Todos los datos, como por ejemplo los datos básicos de usuario o las tareas, pueden transmitirse fácilmente de una Cubis a otra mediante una tarjeta SD (excepto en el modelo MSE). También puede utilizarse la tarjeta SD como medio de almacenamiento para datos de medición. Protocolos de comunicación Cubis está equipada de forma estándar para soportar los protocolos de comunicación ASCII y SICS. De este modo puede utilizarse también con software de otros fabricantes. De manera opcional Cubis puede comunicarse con la unidad de comando MSA- también mediante XML. Interfaces Todas las balanzas Cubis disponen de tres puertos de interfaz fijas (USB, RS232C, Ethernet [excepto en el caso de MSE]) y tres opcionales (Bluetooth, PS/2, RS232C). Con esto resultan posibles prácticamente todas las formas de comunicación bidireccional. Protocolo de impresión configurable El volumen y contenido de la información a imprimir puede seleccionarse libremente. A través de la impresora Sartorius YDP30 es incluso posible imprimir códigos de barra y códigos QR.16 16 Protector contra corrientes de aire El protector contra corrientes de aire adecuado para cada aplicación Todos los modelos de protector contra corrientes de aire de la serie Cubis ofrecen ventajas prácticas y perceptibles frente a las balanzas de laboratorio convencionales. Gracias al empleo de nuevos materiales, los modelos del protector contra corrientes Cubis son ligeros de manejar y presentan además una alta estabilidad mecánica. Permiten una excelente visibilidad de todo el espacio de pesaje y la protegen contra perturbaciones e interferencias externas. A diferencia de las balanzas de laboratorio convencionales, cuyo protector contra corrientes de aire puede cargarse electroestáticamente y causar errores de medición, Cubis elimina estas posibles fuentes de error mediante un recubrimiento conductor en los paneles de vidrio del protector contra corrientes. Ningún peligro durante la limpieza Cubis está muy bien protegida contra el derrame de líquidos. El plato de la balanza y la base del protector contra corrientes están compuestos de acero inoxidable de alta calidad y pueden desmontarse de manera sencilla y rápida para una limpieza profunda. Después de pocos segundos, la balanza se puede volver a utilizar. Limpieza del protector contra corrientes de aire Para limpiar la balanza, todas las puertas del protector contra corrientes de aire pueden desmontarse mediante unas pocas y sencillas operaciones, sin afectar por esto la estabilidad de toda la unidad. Protector contra corrientes de aire para balanzas de filtros DF Protector manual contra corrientes de aire de acero inoxidable especialmente diseñado para el pesaje ultra preciso de filtros; para modelos con una resolución de 0,001 mg ó 0,0001 mg (módulos de pesaje 6.6S, 2.7S; no para 3.6P). Protector contra corrientes de aire DM Protector contra corrientes automático para ultra-micro y micro balanzas con función de aprendizaje, para modelos con una resolución de 0,001 mg, ó 0,0001 mg (módulos de pesaje 6.6S, 3.6P, 2.7S). Protector contra corrientes de aire DI Protector contra corrientes de aire automático para balanzas analíticas, con ionizador integrado para todos los modelos con una resolución de 0,01 mg, 0,1 mg ó 1 mg, así como para el modelo 5202S.17 17 Protector contra corrientes de aire DA Protector contra corrientes de aire automático para balanzas analíticas, para todos los modelos con una resolución de 0,01 mg, 0,1 mg ó 1 mg, así como para el modelo 5202S. Protector contra corrientes de aire DU Protector contra corrientes de aire manual para balanzas analíticas, para todos los modelos con una resolución de 0,01 mg, 0,1 mg y 1 mg, así como para el modelo 5202S. Protector contra corrientes de aire DE Protector contra corrientes de aire manual para todos los modelos con una resolución de 1 mg, así como para el modelo 5202S. Protector contra corrientes de aire DR Protector contra corrientes de aire de acero inoxidable, desmontable y plano, para todos los modelos con capacidades de lectura de 1 mg, así como para el modelo 5202S.18 18 Microbalanzas La mayor precisión para las cantidades de muestra más pequeñas La elevada exigencia de exactitud en pruebas analíticas y la determinación de contenidos en la industria farmacéutica hacen imprescindible el uso de balanzas de alta resolución. Solo se pueden cumplir las exigencias del protocolo FDA con balanzas de laboratorio que cumplan con los requisitos de precisión de la US Pharmacopeia. Por lo tanto, se necesitan micro-balanzas o incluso ultra-micro balanzas para pesar muestras de menos de 10 mg. Además, las sustancias de análisis suelen estar disponibles en cantidades muy pequeñas y ser costosas. En otros casos son tan activas que para su propia protección, usted debe trabajar sólo con cantidades mínimas. Nuestras micro-balanzas y ultra-micro balanzas Cubis le ofrecen los máximos niveles de seguridad, confiabilidad de resultados y conformidad con las normas exigidas Muy especialmente, el protector contra corrientes de aire motorizado contribuye a facilitar y eliminar problemas en el trabajo con un volumen mínimo de muestras. Una función de aprendizaje inteligente permite, además, la adaptación de la balanza a cualquier proceso de trabajo. Limpieza efectiva Una limpieza rápida y sencilla es especialmente importante al trabajar con cantidades de muestra mínimas para evitar la contaminación cruzada. Todas las piezas de los protectores contra corrientes de aire se pueden extraer rápida y fácilmente. Después de la limpieza, la balanza está lista para ser usada de nuevo con la misma rapidez.19 19 Accesorios opcionales Scoop de pesaje: Pesaje de filtros El protector especial contra corrientes de aire DF de acero inoxidable para filtros, está óptimamente diseñado para minimizar los efectos de interferencia de la electricidad estática. Una selección de diferentes diámetros del plato de carga están disponibles para adaptarse a diferentes tamaños de filtro (50 mm es estándar 75 mm y 90 mm son opcionales). Pesaje de alto rendimiento con máxima sencillez Cuando no existen requisitos complejos de las aplicaciones, pero aún así es necesario garantizar una confiabilidad máxima de los resultados de pesaje, la unidad de visualización MSE en conjunto con los módulos de pesaje de las microbalanzas y ultramicrobalanzas ofrecen una solución perfecta y rentable.20 Modelos de alta carga En la superficie del plato de la balanza de mm también se pueden colocar recipientes grandes con absoluta seguridad. Las superficies de alta calidad así como las unidades de manejo de fácil extracción permiten una limpieza rápida y minuciosa. Con ayuda de la pantalla extraíble y de un visor elevado con soporte (accesorio opcional YDH02MS), usted puede configurar su balanza de la manera que lo necesite para minimizar el estrés y la tensión, incluso cuando se trabaja con cargas pesadas.21 Modelos de alta capacidad 21 Rapidez y seguridad de resultados para los tamaños de muestra más grandes - los modelos de alta capacidad Cubis A medida que crecen las cantidades de muestra se modifican también los requisitos para su balanza. En el duro entorno de los centros técnicos, las dimensiones de los amplios contenedores de muestra exigen instrumentos de pesaje significativamente más robustos, y a la vez, se presentan requisitos especiales para la protección y limpieza de las balanzas. Los modelos de alta capacidad Cubis, con la protección IP54 y sus superficies lisas de alta calidad, están perfectamente preparados para estas condiciones. Rinden también en las condiciones más adversas y ofrecen resultados rápidos y confiables: incluido el modelo de 70 kg con una resolución de 0,1 g. Cubis monitorea continuamente si está perfectamente nivelada. La rápida nivelación manual, toma sólo unos pasos con las indicaciones de la guía interactiva para el usuario que se muestran en la pantalla. Por supuesto, los modelos de alta capacidad Cubis también ofrecen todas las posibilidades para integrarse fácilmente en el proceso. Especialmente la pantalla MSA y las Q-Apps permiten una gran libertad de movimientos para proporcionar soluciones hechas a la medida.22 22 Comparadores de masas Cubis MCM comparadores de masas manuales: su laboratorio de masas completo Las nuevas comparadoras de masa Cubis MCM son los primeros dispositivos en el mercado que combinan la competencia de pesaje metrológica con un manejo integrado de procesos de trabajo (Workflows) en línea con las las recomendaciones de la International Organization of Legal Metrology (OIML). La OIML define en su directiva internacional R111-1 requisitos metrológicos y técnicos. Estos son la base de la OIML para armonizar las regulaciones y controles metrológicos aplicados por los servicios de metrología nacional y otras organizaciones afines de sus Estados miembros. En particular, la industria farmacéutica requiere que los mayores estándares de precisión, basados en regulaciones mundiales, se adopten sistemáticamente en todas sus operaciones de fabricación. Además, Cubis MCM ofrece resultados que son todos compatibles también con ASTM. Manejo integrado de flujos de trabajo El manejo integrado de flujos de trabajo de las comparadoras de masa manuales Cubis MCM minimiza la tasa de error durante el manejo, dado que el usuario recibe en cada momento, indicaciones del aparato sobre el paso que se debe ejecutar a continuación. Esto reduce significativamente el factor humano que puede comprometer la exactitud de la determinación de la masa, por lo que los resultados son más confiables. A la vez opti miza el procedimiento y ofrece al usuario una forma más relajada de trabajar. Sensores meteorológicos integrados Los sensores integrados en el instrumento captan automáticamente datos meteorológicos, tales como la temperatura, presión y humedad del aire, para calcular la corrección por empuje ascensional del aire en el lugar mismo de la medición. Los datos meteorológicos pueden documentarse mediante una PC para poder controlar en cualquier momento que los límites de temperatura, presión atmosférica y humedad para los respectivos niveles de calibración, estén en conformidad con las clases de precisión E1, E2, F1 o F2. Los Ciclos Más Rápidos de Comparación de Masa En comparación con las unidades convencionales, las comparadoras de masa Cubis MCM son, con mucho, las más rápidas en completar los ciclos ABA, ABBA o AB1 BNA para determinar la masa convencional y su incertidumbre estándar combinada. La comparadora de masas le guía paso a paso a través cada aplicación. Como resultado, se reduce significativamente el factor humano que puede comprometer la exactitud de los resultados.23 23 En total, están disponibles 14 comparadores de masa manuales Cubis MCM con capacidades desde 6,1 g hasta 64 kg y resoluciones desde de 0,1 µg hasta 10 mg. Todos los protectores contra corrientes de aire están provistos de manera estándar de un módulo climático con sensores para temperatura, humedad y presión del aire (en el caso de modelos sin protección contra corrientes de aire va incluido un módulo climático externo con los sensores correspondientes). Los sensores climáticos pueden entregarse con el certificado de calibración DAkkS. Usted puede ver al instante en qué parte del proceso de medición se encuentra y cuál es el siguiente paso a ejecutar. Así se evitan errores. Una presentación completa de los resultados se muestra junto con las incertidumbres de medición.24 24 XXX Todas las comparadoras de masa Cubis MCM cuentan con una pantalla y unidad de control independiente con una unidad electrónica aislada del módulo de pesaje para reducir los efectos del calor generado por la electrónica y el calor de las manos del operador. Los sensores climáticos para la temperatura, humedad y presión del aire están integrados en una unidad pequeña, compacta, fácilmente reemplazable. Se extraen de manera sencilla para una calibración DAkkS, o compatibles.25 Comparadores de masas 25 Cubis MCM Comparadoras de masa manuales Su laboratorio de medición completo Las comparadoras de masa manuales Cubis MCM pueden incluirse sin problema en la infraestructura del laboratorio de Masa. Sobre la base del concepto de comunicación Cubis Q-Com (ver páginas 14 15) pueden integrarse en redes existentes y transmitir datos en cualquier forma deseada a otros dispositivos. Las especificaciones de las comparadoras de masa Cubis MCM se han efectuado bajo condiciones tanto ideales como reales. De esta forma se garantiza que puedan ofrecer su rendimiento completo y confiable en su lugar de uso. Con todas sus funciones integradas y posibilidades técnicas las comparadoras de masa Cubis MCM funcionan como small metrological laboratories la única diferencia es que están integrados en la comparadora de masas. Con los sensores meteorológicos integrados para la temperatura, presión y humedad; el flujo guiado (Workflow) y la representación de los resultados indicando las incertidumbres de medición, los comparadores de masas Cubis MCM, ofrecen una solución completa para la comparación de masa.26 26 Pesaje seguro Cabinas de seguridad para pesaje Seguridad Sistemática Cuando se pesan sustancias tóxicas o en polvo, se ponen en un primer plano dos requisitos centrales: La seguridad es lo primero, seguido de cerca por la exactitud del pesaje, como segunda prioridad. La estación de seguridad para pesaje de Sartorius, que consiste en una cabina de seguridad de pesaje (SWC) y una balanza de laboratorio Cubis, es la solución profesional para estos dos requisitos. La cabina de seguridad para pesaje forma una zona cerrada alrededor de la balanza de laboratorio de donde no sale ni aire ni finas partículas de polvo a las vías respiratorias del usuario. Al mismo tiempo, gracias a la velocidad de admisión de aire aspirado y una corriente libre de turbulencias dentro de la cabina, se garantizan valores de pesaje estables y repetibles. La balanza y la cabina de pesaje forman un sistema perfectamente adaptado. De esta manera el usuario tiene la mejor protección. A la vez, usted tiene la seguridad de tener resultados de pesaje correctos. El concepto de seguridad Cubis : orientado a la aplicación y la flexibilidad El indicador de nivel mecánico de una balanza es a menudo difícil o incluso imposible de ver en el interior de una cabina. Esto provoca errores al nivelar la misma y como consecuencia resultados de medición incorrectos. Q-Level permite realizar la nivelación motorizada y automática en la cabina (opcional, solo para los modelos con capacidad de pesaje < 6,2 Kg y resolución de 0,001 mg). Con el sensor opciional de infrarrojos YHS01MS, la puerta se puede abrir sin necesidad de tocarla y la balanza puede ser tarada. Esto reduce el riesgo de contaminación. La interfaz Bluetooth adicional puede funcionar con la impresora YDP10BT-0CE inalámbrica fuera de la cabina, evitando así el uso de cables con posible contaminación. Con el ionizador Q-Stat integrado en el protector contra corrientes de aire DI no sólo se reducen las interferencias electroestáticas en los resultados del pesaje, sino que también este dispositivo altamente eficaz evita que las muestras se adhieran a una espátula, lo que puede conducir a la frustración y la contaminación cuando un usuario intenta librarse de una muestra y termina derramándola. El soporte de pruebas YFH01MS presenta la mejor ergonomía para el pesaje en las complejas condiciones del interior de la cabina. El plato de carga especial YWP03MS también permite utilizar de forma sencilla balanzas de laboratorio sin protector contra corrientes de aire (con resolución de 10 mg o 100 mg) en el flujo de aire de la cabina.27 27 Las cabinas de pesaje de seguridad están disponibles en cuatro tamaños diferentes (en mm): Anchura Profundidad Altura SWC SWC SWC900T SWC1200T Todos los modelos consisten en: Cabina de seguridad para pesaje (SWC) con unidad de filtración HEPA H14 independiente, alarma de registro de datos, unidad de iluminación, sistema de eliminación de desechos, kit de comprobación de humo para la corriente de aire y toallitas de limpieza antiestáticas. Sartorius garantiza que las balanzas utilizadas dentro de la cabina de pesaje de seguridad cumplen con sus especificaciones técnicas, tales como la reproducibilidad y el rango operativo según USP.28 28 Pharma Compliance Advanced Pharma Compliance. para uso en sectores regulados Con su paquete integrado Advanced Pharma Compliance (APC), Cubis ofrece el mejor apoyo para garantizar resultados calificados. El paquete de APC ofrece una amplia gama de funciones que garantizan un perfecto equilibrio y monitoreo de procesos y garantizan la compatibilidad y la trazabilidad de sus resultados. Funciones de Cubis Protección durante la manipulación Apoyo para el cumplimiento Protección por contraseña jerarquizada Memoria Alibi integrada Gestión de usuarios Almacenamiento de las calibraciones Función de registro Jerarquía de acciones para funciones de advertencia e intervención Monitoreo de Inspección y Pruebas Autocomprobación Control de la nivelación Nivelación automática, motorizada Q-Level Calibración/ajuste automático en función del tiempo y la temperatura, isocal Supervisión del rango operativo según USP 41 SQmin Test automático de reproducibilidad reprotest Apoyo Asesoramiento Supervisión de rutinas de calibración seleccionables, UserCal (con Q-App) Determinación de la incertidumbre de medición en concordancia con USP 41 USPmin (con Q-App) Representación de la incertidumbre de medición SURE Procesamiento de datos Integración de datos Integración de procesos Aplicaciones Flujos de trabajo Apps recargables (software de aplicación) Integración de SOPs individuales (flujos de trabajo) Integración directa a sistemas LIMS Comunicación avanzada vía servicios web Interfaces Serie Conectividad en red Apoyo en el trabajo Facilidad Ergonomía Eliminador de electroestática integrado, Q-Stat (con protector contra corriente de aire DI) Soporte variable de recipientes, Q-Grip Plato de pesaje para usar la balanza en un extractor de laboratorio o en una campana de flujo laminar, Q-Grid Sensor infrarrojo, pedal, lector de códigos de barra (accesorios opcionales) Puertas automáticas programables para el protector contra corrientes de aire29 29 Cubis MSA Cubis MSU Cubis MSE30 30 Pharma Compliance Advanced Pharma Compliance. para uso en sectores regulados Supervisión de la balanza La primera balanza con nivelación automática Q-Level Q-Level le permite nivelar su balanza de forma automática por medio de motores con sólo pulsar una tecla o la pantalla. La balanza Cubis controla la perfecta nivelación y avisa al usuario en cuanto se necesite una corrección (solo para modelos < 6,2 kg y resolución > 0,001 mg). Q-Level combina sensores de última generación con la tecnología de pantalla más avanzada, haciendo más fácil y más rápido para usted nivelar la balanza con precisión. Cubis ofrece con sus unidades de lectura y manejo MSA o MSU una nivelación manual con guiado interactivo. Mientras Q-Nivel está activo, la pantalla le mostrará toda la información que necesita: la posición de la burbuja, así como instrucciones de texto o iconos en MSE, para que sepa cual y en qué sentido debe girar las patas de nivelación. Supervisión de procesos Gestión de usuarios La gestión de claves de usuario protege contra manipulaciones. Jerarquía de acciones Cubis dispone de funciones de aviso y de recordatorio con una jerarquía de acciones para tareas como: nivelación, rango operativo y calibración ajuste. Compatibilidad y Trazabilidad Validación de la limpieza Gracias a sus materiales de alta calidad con superficies lisas, Cubis puede limpiarse de forma fácil, rápida y minuciosa. Función de registro La función de registro protocoliza las modificaciones importantes que se producen en el dispositivo. Esto permite un análisis rápido de posibles errores.31 31 La calibración/ajuste completamente automático con isocal Valor debido iso CAL iso CAL Variaciones del valor indicado provocadas por las condiciones ambientales cambiantes como p. ej. la temperatura iso CAL La función de calibración y ajuste isocal se activa al transcurrir un tiempo predefinido fijo o ajustable a discreción. También la calibración y el ajuste pueden repetirse automáticamente al rebasarse una diferencia de temperatura predefinida o ajustable. Linealización Los llamados errores de linealidad se producen a consecuencia de variaciones con respecto a la evolución teóricamente lineal de la línea característica de la balanza. Para que la balanza cumpla con sus máximos requisitos de precisión, es imprescindible que la balanza esté perfectamente linealizada. La balanza Cubis corrige automáticamente los errores de linealidad. Test de repetibilidad La balanza Cubis le permite medir la reproducibilidad de sus resultados de pesaje simplemente pulsando un botón directamente en el lugar de instalación. reprotest permite comprobar rápidamente si el entorno del lugar de instalación es adecuado para proporcionar de manera permanente resultados de pesaje óptimos y confiables. Función SQmin Durante el procedimiento de pesaje, la balanza Cubis supervisa el cumplimiento del punto inicial establecido por la FDA según USP. Una vez determinando el rango operativo en el lugar de colocación, la balanza Cubis avisa en caso de no alcanzarse el valor, y marca los pesajes no admisibles que se hayan registrado. Incertidumbre de medición DAkkS Siguiendo la calibración con reconocimiento internacional DakkS por medio de la unidad de Servicios de Sartorius, la curva característica de la incertidumbre de medición se puede leer en el software de su Cubis. Como resultado, se puede elegir entre tener la incertidumbre de medición absoluta o relativa, así como la precisión del proceso que se muestra por cada peso medido. Gestión de tareas La gestión de tareas le permite representar con su Cubis procedimientos aplicativos al pesaje. Una vez configurada una tarea, el usuario es guiado interactivamente por todo su proceso de pesaje. Los datos irrelevantes se ocultan en este caso. Esto permite que el usuario se concentre en lo esencial y se eviten así los errores humanos. Memoria Alibi La memoria Alibi integrada asegura una transferencia trazable de datos de pesaje de metrología legal a una PC. Certificado GLP Para muchos modelos de la serie Cubis con unidad de lectura y manejo MSA, su uso en entornos GLP fue probado y valorado de manera ejemplar por una institución independiente. Además, se certificó totalmente su aplicabilidad. Evaluación de riesgos Una muestra representativa de muchas balanzas de la serie Cubis con una unidad de lectura y manejo MSA tenían que pasar las pruebas de análisis de riesgos de acuerdo con el método proactivo de FMEA (Modos de Falla y Análisis de Efectos) como la base para un examen de idoneidad GLP y validación de limpieza. Los resultados de este análisis están disponibles bajo solicitud.32 32 Datos técnicos Datos técnicos Código de pedido - - Nota: Introduzca en los campos adyacentes la selección realizada para cada icono. Ejemplo M S A 524P - Ø T R - D I I P Unidades de lectura y manejo Cubis Seleccione la unidad de lectura y control e introdúzcala en el campo marcado con el icono correspondiente en el código de pedido, comenzando por la izquierda. Tipos MSA MSU MSE Manejo Pantalla táctil, teclas para funciones Teclas Teclas básicas importantes Pantalla Pantalla gráfica TFT de alta definición Pantalla gráfica de alta definición Pantalla LCD en blanco y en color de 5,7 pulgadas en blanco y negro de 5,7 pulgadas negro Adaptación de la pantalla y unidad de control Interfaces de datos estándar Pantalla orientable, unidad de control desmontable Pantalla orientable, unidad de control desmontable Puerto USB (integrado en el módulo de pesaje) Interfaz de accesorios RS232C, 25 polos (integrado en el módulo de pesaje) Ethernet (integrado en la unidad de visualización y de control) Distintos protocolos de datos seleccionables (también permite la conexión a software de otros fabricantes) Bluetooth (accesorio opcional; no disponible para capacidades de pesaje > g) Lector de tarjetas SD Integrado como serie en la unidad de lectura y control Manejo del protector contra corrientes de aire motorizado (solo con protector contra corrientes de aire DA, DI o DM) Aplicaciones Personalizable con Q-Apps Activación mediante teclas laterales o sin contacto a través del interruptor IR (opcional), función de aprendizaje Conmutación de unidades, función SQmin para el rango mínimo según USP, función auto mática de Calibración Ajuste isocal, identificación individual, deter minación de la densidad, estadísticas, cálculos, formación de valor medio, formulación, pesaje porcentual, funciones controladas por tiempo, sumas, incertidumbre de medición DAkkS, segunda memoria de tara, recuento, pesaje de control, memoria Alibi, función de registro Q-Apps para descargar Modificación específica para cliente previo acuerdo Integrado como serie en la unidad de lectura y control Activación mediante teclas laterales o sin contacto a través del inter ruptor IR (opcional), función de aprendizaje Conmutación de unidades, función SQmin para el rango operativo según USP, función auto mática de Calibración Ajuste isocal, identificación individual, determinación de la densidad, estadísticas, cálculos, formación de valor medio, formulación, pesaje porcentual, funciones controladas por tiempo, sumas, incertidumbre de medición DAkkS, segunda memoria de tara, recuento, pesaje de control, memoria Alibi, función de registro Unidad de control desmontable USB (integrado en el módulo de pesaje) Interfaz de accesorios RS232C, 25 polos (integrado en el módulo de pesaje) Bluetooth (accesorio opcional; no disponible para capacidades de pesaje > g) Activación mediante teclas laterales o sin contacto a través del interruptor IR (opcional), función de aprendizaje Conmutación de unidades, función automática de Calibración Ajuste isocal, determinación de la densidad (solo según el método de empuje hidrostático), cálculos, formación del valor medio, formulación neto-total, pesaje porcentual, recuento33 33 Módulos de pesaje Cubis Introduzca la denominación de módulo en el campo en el código de pedido identificado con el icono correspondiente, comenzando por la izquierda. Resolución [mg] Alcance de pesaje [g] Plato de pesaje (An + Pr) [mm] Tiempo de respuesta típico [<s] Tiempo de medición típico [<s] Repetibilidad [<±mg] Linealidad [<±mg] Excentricidad [mg]* (carga de prueba [g]) Punto inicial óptimo del rango operativo [mg]** Ultra-micro balanzas 0,0001 mg 2.7S 0,0001 2,1 d , ,0009 0,0025 (1) 0,082*** Microbalanzas 0,001 mg 6.6S 0,001 6,1 d ,001 0,004 0,004 (2) 0,82*** 3.6P 0,001 0,002 0,005 1,1 2,1 3,1 d ,003 0,004 0,005 0,004 0,005 (1) 0,82*** Semi-micro balanzas 0,01 mg 225S 0, g: 0, g: 0, P 0,01 0,02 0, g: 0, g: 0,04 125P 0,01 0, g: 0, g: 0,06 0,1 0,15 (100) 8,2 0,15 0,2 (100) 8,2 0,15 0,15 (50) 8,2 Balanzas Analíticas 0,1 mg 524S 0, ,1 0,4 0,3 (200) P 0,1 0,2 0, ,15 0,2 0,4 0,5 0,4 (200) S 0, ,1 0,3 0,3 (200) P 0,1 0,2 0, ,1 0,2 0,4 0,5 0,4 (200) S 0, ,07 0,2 0,2 (100) S 0, ,1 0,2 0,2 (50) 82 * Posición según OIML R76 ** Según USP (United States Pharmacopeia) el capítulo 41 es el rango operativo óptimo definido desde 820d hasta el área de pesaje máx. En función del lugar de instalación y las condiciones de entorno, el valor puede ser típicamente mayor. *** Con protector contra corrientes de aire DM34 34 Datos técnicos Módulos de pesaje Cubis Introduzca la denominación de módulo en el campo en el código de pedido identificado con el icono correspondiente, comenzando por la izquierda. Resolución [mg] Alcance de pesaje [g] Plato de pesaje (An + Pr) [mm] Tiempo de respuesta típico [<s] Tiempo de medición típico [<s] Reproducibilidad [<±mg] Linealidad [<±mg] Excentricidad [mg]* (carga de prueba [g]) Punto inicial óptimo del rango operativo [g]** Balanzas de Precisión 5203S (2 000) 0, P (2 000) 0, S (1 000) 0, S , (1 000) 0, P , (1 000) 0, S ,5 0,7 2 2 (500) 0,82 623S ,8 1 0,7 2 2 (200) 0,82 623P , (200) 0,82 323S ,8 1 0,7 2 2 (200) 0, S , (5 000) 8, P , (5 000) 8, S , (5 000) 8,2 8202S , (5 000) 8,2 6202S , (2 000) 8,2 6202P , (2 000) 8,2 5202S , (2 000) 8,2 4202S , (2 000) 8,2 2202S , (1 000) 8,2 1202S , (500) 8, S , (5 000) S , (5 000) S , (2 000) 82 Balanzas de Alta Capacidad 70201S , , (20,000) S , (10,000) P , , (10,000) S , , (5 000) S , (20,000) S (10,000) 820 * Posición según OIML R76 ** Según USP (United States Pharmacopeia) capítulo 41 el rango operativo óptimo está definido de 820d hasta el área de pesaje máx, En función del lugar de instalación y las condiciones de entorno el valor puede ser típicamente mayor,35 35 Ø Nivelación Cubis Seleccione el tipo de nivelación e introduzca el identificador Ø o 1 en el campo marcado con el icono correspondiente en código de pedido. Cubis muestra el indicador de nivel en la pantalla y proporciona soporte para una rápida nivelación (una característica estándar de MSA y MSU de indicación y control; para unidades MSE, sólo se proporcionan símbolos. 1 Nivelación Q-level completamente automática y motorizada con sólo pulsar un botón (disponible para todos los módulos de pesaje Cubis con rangos de pesaje de > 6,1 g y < g). Certificados de pruebas y homologaciones Seleccione un certificado de pruebas u homologación e introduzca el número del certificado identificado por el ícono en el código de pedido. ØØ TR CE Certificado de serie para la conformidad de especificaciones Como ØØ pero con protocolo de pruebas detallado Certificado con homologación europea (excepto para el modelo con protector contra corriente de aire DF)36 36 Datos técnicos Protectores contra corrientes de aire Cubis Seleccione un protector contra corrientes de aire e introduzca el identificador en el campo con el código de pedido marcado con el icono correspondiente. DO DR DE DU DA DI DM DF Sin protector. Introduzca siempre este identificador para módulos de pesaje con el tamaño de plato de pesaje de mm. Protector contra corrientes de aire de acero inoxidable (desmontable, sin elementos de vidrio) para todas las balanzas de precisión con legibilidad de 1 mg y también el módulo de pesaje 5202s. Protector de vidrio manual para balanzas de precisión con una resolución de 1 mg y también el módulo de pesaje 5202s. Cámara analítica de protección contra corrientes de aire manual de vidrio, con puertas de fácil acceso y amplia apertura, y proporcionan el acceso sin trabas a la cámara de pesaje. Para todos los modelos con legibilidad de 0,01, 0,1 y 1 mg y también el módulo de pesaje 5202s. Protector contra corrientes de aire motorizado, automático con función de aprendizaje para un trabajo ergonómico y una adaptación individual a aplicaciones cambiantes. Para todos los modelos con resolución de 0,01, 0,1 y 1 mg y también el de pesaje 5202s. Como el protector DA, pero con un ionizador integrado adicional para eliminar las molestas cargas electroestáticas de muestras y recipientes. Protector de vidrio contra corrientes de aire motorizado, automático y redondo; con función de aprendizaje para balanzas ultra-micro y micro de 0,0001 mg y 0,001 mg (módulos de pesaje 2.7S, 6.6S y 3.6P). Protector contra corrientes de aire manual para pesaje de filtros con diámetro de hasta 50 mm (75 mm y 90 mm opcional) hecho de acero inoxidable. Reduce el efecto electroestático al mínimo (excepto para módulo de pesaje 3.6P). Módulos de interfaz opcionales Es posible seleccionar un módulo de interfaz adicional para cada balanza. IR Interfaz RS232 de 25 polos IB Interfaz Bluetooth IP Puerto RS232 de 9 polos con interfaz PS/2 incluida * No disponible para modelos de alta capacidad con capacidad > g.37 37 Accesorios opcionales para las balanzas Cubis Impresión y comunicación Impresora de valores verificables de medición, para conectar a una interfaz RS232 de 25 polos YDP10-0CE Impresora de valores verificables de medición con transmisión de datos vía Bluetooth (solo en combinación YDP10BT-0CE con YDO01MS-B u opción IB) Cinta de color para YDP10-0CE y YDP10BT-OCE Rollos de papel para impresora YDP10-0CE; 5 unidades de 50 m cada una Interfaz de datos Bluetooth para la conexión inalámbrica de la impresora de datos YDP10BT YDO01MS-B Interfaz de datos RS232C, 9 polos, incluye PS/2 para la conexión de una PC o de un teclado YDO01MS-P Interfaz de datos RS232C, 25 polos, para la conexión de accesorios Cubis YDO01MS-R Cable de pantalla de 3 m para modelos Cubis MSA y MSU, para colocar por separado las unidades de visualización YCC01-MSD3 y de pesaje (instalación por el servicio técnico de Sartorius o desde fábrica [bajo pedido de VF4016]) Cable de pantalla de 3 m para modelos Cubis MSE, para colocar por separado las unidades de visualización y de YCC01-MSED3 pesaje (instalación por el servicio técnico de Sartorius o en fábrica [bajo pedido de VF4016]) Cable de 3 m entre el módulo de pesaje y el módulo electrónico para modelos Cubis con una legibilidad de YCC01-MSM3 0,01 mg 0,001 mg 0,0001 mg Cable de pantalla de 3 m de instalación para modelos Cubis, para colocar por separado las unidades de VF4016 visualización y de pesaje Cable de conexión RS232C, para la conexión a un puerto COM de 9 polos de una PC, longitud 1,5 m Pantallas y elementos de salida entrada Unidad de lectura y manejo MSA con pantalla gráfica táctil TFT en color Unidad de lectura y manejo MSE con pantalla LCD retroiluminada y teclas táctiles Unidad de lectura y manejo MSU con pantalla retroiluminada en blanco y negro y teclas táctiles de navegación Lector de códigos de barras con cable de conexión, 120 mm de ancho de lectura Pedal interruptor para impresión, tara o una tecla de función diferente; tecla de función seleccionable por medio del código del menú, incl. Conector-T Sensor de infrarrojos para la activación de funciones sin contacto (p. ej., control del protector contra corrientes de aire) Interrumptor manual para impresión, tara o tecla de función; selección por menú, incl. conector en T Interruptor para activar las funciones de ABRIR CERRAR el protector contra corrientes de aire (solo en combinación con protección DA y DI), tara e impresión Pantalla adicional, LCD, altura de los dígitos 13 mm, retroiluminada Semáforo de 3 segmentos (rojo verde rojo), para operaciones de suma y resta, incl. Conector-T YAC01MSA YAC01MSE YAC01MSU YBR03PS2 YFS01 YHS01MS YHS02 YPE01RC YRD03Z YRD11Z38 38 Datos técnicos Hardware y software de calibración de pipetas Conjunto de calibración de pipetas (hardware) para modelos con legibilidad de 0,1 mg y 0,01 mg Compuesto por trampa de humedad y todos los adaptadores necesarios. Conjunto de calibración de pipetas (hardware) para módulo de pesaje de microbalanzas 6.6S y 3.6P Compuesto por trampa de humedad y todos los adaptadores necesarios. YCP04MS VF988 Pesaje de filtros y accesorios antiestáticos Platillo antiestático, d 130 mm, para módulos de pesaje con legibilidad de 0,1 o de 0,01 mg Plato para filtros d 75 mm, en modelos de ultra-micro y micro balanzas (módulos de pesaje 6.6S, 2.7S; sólo junto con protector contra corriente de aire DF) Plato de filtro d 90 mm, en modelos de ultra-micro y micro balanzas (módulos de pesaje 6.6S, 2.7S; sólo junto con protector contra corriente de aire DF) Ventilador desionizador para eliminar cargas electroestáticas de muestras y recipientes Sonda de ionización Stat-Pen para eliminar cargas electroestáticas de muestras y filtros YWP01MS VF2562 VF2880 YIB01-0DR YSTP01 Aplicaciones especiales Kit para la determinación de la densidad de cuerpos sólidos y líquidos, para módulos de pesaje con resolución de < 1 mg Kit para la determinación de la densidad de cuerpos sólidos y líquidos, para módulos de pesaje con resolución de = 1 mg Q-Grip, soporte universal para recipientes de pesaje y filtros de hasta 120 mm de diámetro (sustituye al plato de carga original, para modelos de Cubis con resolución de 0,01 y 0,1 mg) Plato reticular Q-Grid para modelos Cubis con resolución de 10 mg o de 100 mg, para pesaje en extractores de laboratorio, seguridad para pesaje en cabinas o bancos de trabajo (reduce la exposición del plato de pesaje para ser levantado por una fuerte corriente de aire; reemplaza el plato de pesaje estándar) YDK01MS YDK02MS YFH01MS YWP03MS Mesas de pesaje Mesa de pesaje de piedra artificial, con amortiguadores de vibraciones Consola mural Mesa de pesaje de madera con piedra artificial, para pesajes precisos y confiables YWT03 YWT04 YWT09 Accesorios para pesaje Charola, mm Charola, 4,5 mg (250 unidades) para modelos de ultra-micro y micro balanzas Charola, 52 mg (50 unidades) para modelos de ultra-micro y micro balanzas Pedestal para módulos de balanzas de precisión de mg, para elevar las unidades de control MSE, MSU, MSA YDH01MS Pedestal para módulos de pesaje de precisión con resolución de 100 mg 1 g y capacidad de pesaje YDH02MS > 20 kg para elevar las unidades de control MSE, MSU, MSA Pedestal para módulos con resolución 100 mg 1 g y capacidad de pesaje de > 20 kg (no para modelos verificados 69EA0040 para su uso en metrología legal, características CE seleccionables) La marca y el logotipo de la tecnología inalámbrica Bluetooth wireless technology son propiedad de Bluetooth SIG Inc. La utilización de esta marca registrada o nombre comercial por Sartorius AG se realiza bajo licencia. Otros nombres o marcas comerciales son propiedad de los correspondientes propietarios.39 39 Cubis MCM comparadores de masa manuales hasta 1 kg Código de pedido con sensores MCM6.7 MCM36 MCM66 MCM106 climáticos no calibrados Código de pedido con sensores MCM6.7-DAkkS MCM36-DAkkS MCM66-DAkkS MCM106-DAkkS climáticos calibrados con certificado DAkkS Diseño Capacidad máxima 6,1 g 31 g 61 g 111 g Resolución 0,1 µg 1 µg 1 µg 1 µg Alcance de aplicación 0 6 g 0 30 g 0 60 g g Repetibilidad s en condiciones óptimas 1) 0,15 µg 1 µg 1 µg 1 µg en condiciones estándar E 2) 0,3 µg 1,5 µg 2 µg 2 µg con 1/3 de carga 2) 0,2 µg con 1/10 de carga 2) 0,5 µg 0,5 µg 0,5 µg bajo condiciones estándar F 3) 0,6 µg 4 µg 5 µg 5 µg Intervalo electrónico Intervalo de tara 6,1 g 31 g 61 g 61 g Pesas de sustitución 50 g Linealidad 1 µg 6 µg 8 µg 8 µg Error de excentricidad 0,25 µg / mm 1 µg / mm 1 µg / mm 1 µg / mm Tiempo de respuesta 10 s 3 s 3 s 5 s Tiempo de ciclo (ABA) 90 s 90 s 90 s 90 s Accesorios estándar Interfaces de datos RS232C, USB, Ethernet, tarjeta SD (opcionalmente RS232C, PS2, Bluetooth ) Protector contra corrientes de aire Programas de aplicación adicionales pesaje, cambio de unidades, identificación individual, determinación de la densidad, estadísticas Dispositivo para pesar por debajo de la comparadora Sensores climáticos integrados en el protector contra corriente de aire Accesorios opcionales Pesa de calibración/ajuste 5 g E2 YCW g E2 YCW g E2 YCW g E2 YCW Módulo climático YMC20MC YMC20MC YMC20MC YMC20MC Módulo climático calibrado YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS 2 Protector contra corrientes de aire YDS20C YDS24C YDS24C YDS24C Mesa de pesaje YWT03 YWT03 YWT03 YWT03 Dimensiones Tamaño del plato de carga d 16 mm d 30 mm d 30 mm d 50 mm Tamaño máximo de objeto (Gr Al) mm mm mm mm Módulo de pesaje (An Pr Al) mm mm mm mm Unidad electrónica (An Pr Al) mm mm mm mm La desviación estándar s es la repetibilidad calculada a partir de 5 ciclos ABA, bajo las siguientes condiciones: 1) condiciones óptimas: con medición automática sin influencia del operador medida en un laboratorio en condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corriente de aire desde arriba 2) condiciones estándar E: Medición realizada manualmente en un laboratorio bajo condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corrientes de aire desde arriba 3) condiciones estándar F: Medición realizada manualmente en al menos un laboratorio bajo condiciones F1, en una piedra de pesaje no desacoplada, aire acondicionado con poca corriente de aire desde arriba40 40 Datos técnicos Código de pedido con sensores MCM605 MCM1005 MCM1004 meteorológicos no calibrados Código de pedido con sensores MCM605-DAkkS MCM1005-DAkkS MCM1004-DAkkS meteorológicos calibrados con certificado DAkkS Diseño Capacidad máxima 610 g g g Resolución 0,01 mg 0,01 mg 0,1 mg Alcance de aplicación g g g Repetibilidad s en condiciones óptimas 1) 10 µg 15 µg 0,05 mg en condiciones estándar E 2) 20 µg 20 µg 0,07 mg con 1/3 de carga 2) 15 µg con 1/10 de carga 2) 10 µg 15 µg 0,05 mg bajo condiciones estándar F 3) 30 µg 50 µg 0,2 mg Intervalo electrónico Intervalo de tara 610 g 610 g 610 g Pesas de sustitución 500 g 500 g Linealidad 100 µg 100 µg 600 g 0,1 mg 600 g Error de excentricidad 10 µg / mm 15 µg / mm 30 µg / mm Tiempo de respuesta 5 s 5 s 3 s Tiempo de ciclo (ABA) 90 s 90 s 90 s Accesorios Estándar Interfaces de datos RS232C, USB, Ethernet, tarjeta SD (opcionalmente RS232C, PS2, Bluetooth ) Protector contra corrientes de aire Programas de aplicación adicionales pesaje, cambio de unidades, identificación individual, determinación de la densidad, estadísticas Dispositivo para pesar por debajo de la comparadora Sensores climáticos integrados en el protector contra corriente de aire Accesorios opcionales Pesa de calibración/ajuste 500 g E2 YCW g E2 YCW g E2 YCW Módulo meteorológico YMC20MC YMC20MC YMC20MC Módulo meteorológico calibrado YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS 2 Protector contra corrientes de aire YDS24C YDS24C YDS24C Mesa de pesaje YWT03 YWT03 YWT03 Dimensiones Tamaño de plato de carga d 90 mm d 90 mm d 90 mm Tamaño máximo del objeto (Gr Al) mm mm mm Módulo de pesaje (An Pr Al) mm mm mm Unidad electrónica (An Pr Al) mm mm mm La desviación estándar s es la repetibilidad calculada a partir de 5 ciclos ABA, bajo las siguientes condiciones: 1) condiciones óptimas: con medición automática sin influencia del operador medida en un laboratorio en condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corriente de aire desde arriba 2) condiciones estándar E: Medición realizada manualmente en un laboratorio bajo condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corriente de aire desde arriba 3) condiciones estándar F: Medición realizada manualmente en al menos un laboratorio bajo condiciones F1, en una piedra de pesaje no desacoplada, aire acondicionado con poca corriente de aire desde arriba41 41 Cubis MCM comparadores de masa manuales 2 kg 10 kg Código de pedido con sensores MCM2004 MCM5004 MCM5003 MCM10K3 climáticos no calibrados Código de pedido con sensores MCM2004-DAkkS MCM5004-DAkkS MCM5003-DAkkS MCM10K3-DAkkS climáticos calibrados con certificado DAkkS Diseño Capacidad máxima g g g 11 kg Resolución 0,1 mg 0,1 mg 1 mg 1 mg Alcance de aplicación g g g 0 11 kg Repetibilidad s en condiciones óptimas 1) 0,05 mg 0,3 mg 0,5 mg 0,8 mg en condiciones estándar E 2) 0,1 mg 0,5 mg 0,8 mg 1 mg con 1/3 de carga 2) con 1/10 de carga 2) 0,07 mg 0,3 mg 0,5 mg 0,8 mg bajo condiciones estándar F 3) 0,3 mg 0,8 mg 1,5 mg 3 mg Intervalo electrónico Intervalo de tara g g g 11 kg Pesas de sustitución 50 g Linealidad 1 mg 2 mg 3 mg 6 mg Error de excentricidad 30 µg / mm 151 µg / mm 300 µg / mm 0,5 mg / mm Tiempo de respuesta 3 s 3 s 3 s 3 s Tiempo de ciclo (ABA) 90 s 90 s 90 s 90 s Accesorios Estándar Interfaces de datos RS232C, USB, Ethernet, tarjeta SD (opcionalmente RS232C, PS2, Bluetooth ) Protector contra corrientes de aire Programas de aplicación adicionales pesaje, cambio de unidades, identificación individual, determinación de la densidad, estadísticas Dispositivo para pesar por debajo de la comparadora Sensor climático integrado en el protector contra corriente de aire acoplable externamente Accesorios opcionales Pesa de calibración/ajuste 2 kg E2 YCW kg E2 YCW kg E2 YCW kg E2 YCW Módulo climático YMC20MC YMC20MC YMC20MC YMC20MC Módulo climático calibrado YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS 2 Protector contra corrientes de aire YDS24C YDS24C YDS24C YDS24C Mesa de pesaje YWT03 YWT03 YWT03 YWT03 Horquilla auxiliar para pesas de 10 kg YAW51 Horquilla auxiliar para pesas de 20 kg Dimensiones Tamaño de plato de carga (An Pr) mm mm mm mm Tamaño máximo de objeto (Gr Al) mm mm mm Módulo de pesaje (An Pr Al) mm mm mm mm Unidad de electrónica (An Pr Al) mm mm mm mm La desviación estándar s es la repetibilidad calculada a partir de 5 ciclos ABA, bajo las siguientes condiciones: 1) condiciones óptimas: con medición automática sin influencia del operador medida en un laboratorio en condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corriente de aire desde arriba 2) condiciones estándar E: Medición realizada manualmente en un laboratorio bajo condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corriente de aire desde arriba 3) condiciones estándar F: Medición realizada manualmente en al menos un laboratorio bajo condiciones F1, en una piedra de pesaje no desacoplada, aire acondicionado con poca corriente de aire desde arriba42 42 Datos técnicos Cubis MCM comparadoras de masa manuales 40 kg 60 kg Código de pedido con sensores MCM40K3 MCM60K3 MCM60K2 climáticos no calibrados Código de pedido con sensores MCM40K3-DAkkS MCM60K3-DAkkS MCM60K2-DAkkS climáticos calibrados con certificado DAkkS Diseño Capacidad máxima 41 kg 64 kg 64 kg Resolución 1 mg 2 mg 10 mg Alcance de aplicación 0 41 kg 0 64 kg 0 64 kg Repetibilidad s en condiciones óptimas 1) 2 mg 4 mg 6 mg en condiciones estándar E 2) 3 mg 6 mg 10 mg con 1/3 de carga 2) con 1/10 de carga 2) 2 mg 4 mg bajo condiciones estándar F 3) 6 mg 10 mg 25 mg Intervalo electrónico Intervalo de tara 41 kg 64 kg 64 kg Linealidad 20 mg 40 mg 50 mg Error de excentricidad 3,5 mg / mm 3,5 mg / mm 3,5 mg / mm Tiempo de respuesta 5 s 5 s 5 s Tiempo de ciclo (ABA) 120 s 120 s 120 s Accesorios Estándar Interfaces de datos RS232C, USB, Ethernet, tarjeta SD (opcionalmente RS232C, PS2, Bluetooth ) Programas de aplicación adicionales pesaje, cambio de unidades, identificación individual, determinación de la densidad, estadísticas Dispositivo para pesar por debajo de la comparadora Sensor climático Accesorios opcionales Pesa de calibración/ajuste con accesorio opc. 69EA0040 con accesorio opc. 69EA0040 con accesorio opc. 69EA0040 acoplable externamente 20 kg E2 YCW kg E2 YCW kg E2 YCW Módulo climático YMC20MC YMC20MC YMC20MC Módulo climático calibrado YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS YMC20MC-DAkkS 2 Protector contra corrientes de aire YDS05C YDS03C YDS05C YDS03C YDS05C YDS03C Horquilla auxiliar para pesas de 10 kg YAW51 YAW51 YAW51 Horquilla auxiliar para pesas de 20 kg YAW52 YAW52 YAW52 Horquilla auxiliar para pesas de 50 kg YAW53 YAW53 Grúa con elevador de cadena YLD01C YLD01C Pinzas para pesas con asa YLD02C YLD02C Soporte de suelo, acero inoxidable Dimensiones Tamaño de plato de carga (An Pr) mm mm mm Módulo de pesaje (An Pr Al) mm mm mm Unidad de electrónica (An Pr Al) mm mm mm La desviación estándar s es la repetibilidad calculada a partir de 5 ciclos ABA, bajo las siguientes condiciones: 1) condiciones óptimas: con medición automática sin influencia del operador medida en un laboratorio en condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corriente de aire desde arriba 2) condiciones estándar E: Medición realizada manualmente en un laboratorio bajo condiciones E1, en una piedra de pesaje desacoplada, sin corriente de aire desde arriba 3) condiciones estándar F: Medición realizada manualmente en al menos un laboratorio bajo condiciones F1, en una piedra de pesaje no desacoplada, aire acondicionado con poca corriente de aire desde arriba43 43 Accesorios para Cubis MCM comparadoras de masa Módulo climático, sin calibrar, para todos los modelos MCM Calibración de un módulo climático YCM20MC con el certificado de calibración DAkkS Módulo climático con el certificado de calibración DAkkS para todos los modelos MCM Gancho de pesaje por debajo de la comparadora para los modelos MCM40K3, MCM60K3, MCM60K2, MCM40K3-DAkkS, MCM60K3-DAWKS y MCM60K2-DAkkS Pedestal para módulo meteorológico, aloja el YCM20MC, acoplable a los siguientes modelos: MCM10K3, MCM40K3, MCM60K3, MCM60K2, MCM10K3-DAkkS, MCM40K3-DAkkS, MCM60K3-DAkkS y MCM60K2-DAkkS incl. cable de conexión YCM20MC YCM20DAkkS YCM20MC-DAkkS 69EA0040 Torre YCM20MC44 Sales and Service Contacts For further contacts, visit Europe America Germany Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen Phone Fax France & Suisse Romande Sartorius France 2, rue Antoine Laurent de Lavoisier ZA de la Gaudrée Dourdan Phone Fax Austria Sartorius Austria GmbH Franzosengraben Vienna Phone Fax Belgium Sartorius Belgium N.V. Leuvensesteenweg, 248/B 1800 Vilvoorde Phone Fax Finland & Baltics Sartorius Biohit Liquid Handling Oy Laippatie Helsinki Phone Fax Hungary Sartorius Hungária Kft. Kagyló u Budakeszi Phone Fax Ireland Sartorius Ireland Ltd. Unit 41, The Business Centre Stadium Business Park Ballycoolin Road Dublin 11 Phone Fax Italy Sartorius Italy S.r.l. Viale A. Casati, Muggiò (MB) Phone Fax Netherlands Sartorius Netherlands B.V. Phone Fax Poland Sartorius Poland sp.z o.o. ul. Wrzesinska Kostrzyn Phone Fax Russian Federation LLC Sartorius ICR and LLC Biohit Uralskaya str. 4, Lit. B , Saint-Petersburg Phone Fax Spain & Portugal Sartorius Spain, S.A. Avda. de la Industria, 32 Edificio PAYMA Alcobendas (Madrid) Phone Spain Phone Portugal Fax Spain Fax Portugal Switzerland Sartorius Mechatronics Switzerland AG Ringstrasse 24a 8317 Tagelswangen (ZH) Phone Fax U.K. Sartorius UK Ltd. Longmead Business Centre Blenheim Road, Epsom Surrey KT19 9QQ Phone Fax Ukraine LLC Biohit Post Box 440 B Kiev, Ukraine Phone Fax USA Sartorius Corporation 5 Orville Drive, Suite 200 Bohemia, NY Phone Toll-free Fax Argentina Sartorius Argentina S.A. Int. A. Ávalos 4251 B1605ECS Munro Buenos Aires Phone Fax Brazil Sartorius do Brasil Ltda Avenida Senador Vergueiro 2962 São Bernardo do Campo CEP SP- Brasil Phone Fax Canada Sartorius Canada Inc Dunwin Drive #4 Mississauga, ON L5L 1X2 Phone Toll-Free Fax Mexico Sartorius de México S.A. de C.V. Circuito Circunvalación Poniente No. 149 Ciudad Satélite 53100, Estado de México México Phone Fax Asia Pacific Australia Sartorius Australia Pty. Ltd. Unit 5, 7-11 Rodeo Drive Dandenong South Vic 3175 Phone Fax China Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. 33 Yu An Road, Airport Industrial Park Zone B, Shunyi District, Beijing , P.R.China Phone Fax Hong Kong Sartorius Hong Kong Ltd. Unit 1012, Lu Plaza 2 Wing Yip Street Kwun Tong Kowloon, Hong Kong Phone Fax India Sartorius Weighing India Pvt. Ltd. #69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra, Nelamangala Tq Bangalore, India Phone Fax Japan Sartorius Japan K.K. 4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg. 8-11, Kita-Shinagawa 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo, Japan Phone Fax Malaysia Sartorius Malaysia Sdn. Bhd Lot L3-E-3B, Enterprise 4 Technology Park Malaysia Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia Phone Fax Singapore Sartorius Singapore Pte. Ltd 1 Science Park Road, The Capricorn, #05-08A, Singapore Science Park II Singapore Phone Fax South Korea Sartorius Korea Ltd. 8th Floor, Solid Space B/D, PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu SeongNam-Si, GyeongGi-Do, Phone Fax Thailand Sartorius (Thailand) Co. Ltd. 129 Rama 9 Road, Huaykwang Bangkok Phone Fax Specifications subject to change without notice. Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Publication No.: WL-1010-s Order No.: Ver Mostrar más
Serie Cubis de Sartorius Balanzas de laboratorio DISEÑO MODULAR Especificaciones técnicas generales Alimentación eléctrica Tensión de entrada 15 Vdc, ± 5% Consumo (potencia) 7 W (máx ) 100 240 V~, -15%/+10%, Más detalles Serie Cubis de Sartorius
Serie Cubis de Sartorius Balanzas de laboratorio DISEÑO MODULAR Especificaciones técnicas generales Alimentación eléctrica Tensión de entrada 15 Vdc, ± 5 % Consumo (potencia) 7 W (máx ) 100 240 V~, -15 Más detalles Cubis. La nueva pauta.
Cubis. La nueva pauta. turning science into solutions Innovación Una vez más Sartorius sienta la nueva pauta. Esta vez las Cubis, la primera serie de balanzas de laboratorio de construcción totalmente Más detalles Cubis. La nueva pauta.
Cubis. La nueva pauta. turning science into solutions Innovación Una vez más Sartorius sienta nuevas pautas. Esta vez con Cubis, la primera serie de balanzas de laboratorio de construcción totalmente modular, Más detalles Balanzas Classic NewClassic MS Semi-microbalanzas Resultados precisos Utilización eficiente Ahorro de espacio
Balanzas Classic NewClassic MS Semi-microbalanzas Resultados precisos Utilización eficiente Ahorro de espacio Resultados inmediatos, valor duradero Pesaje suizo Pesaje suizo Comodidad en pesaje con la Más detalles La nueva Secura. Pesaje seguro y fiable.
La nueva Secura. Pesaje seguro y fiable. Reduzca sus riesgos empleando sistemas de protección integrados e inteligentes Secura proporciona la confianza y tranquilidad de haber elegido la solución correcta. Más detalles DE PRECISIÓN Avenida Carrera 70 # 79 B- 38 Ofc.302 TELEFONO: (5-71) 251 8652 Email:betolenes@gmail.com www.lenesing.com Bogotá D.C.
DE PRECISIÓN BALANZAS DE PRECISION BALANZA DE PRECISION SERIE CP Serie CP Competence de Sartorius, la cual ya convenció a miles de usuarios en el uso cotidiano por su fiabilidad, las nuevas balanzas de Más detalles Cubis. El nuevo estándar
Cubis. El nuevo estándar 2 Modularidad Cubis. La definición de una nueva categoría. La balanza Cubis ha sido desarrollada para usuarios que esperan las mejores prestaciones de una balanza de laboratorio Más detalles Microbalanzas Semi-Microbalanzas Balanzas Analíticas
Sistemas de pesaje compactos Sistemas compactos industriales ICS425, ICS435, ICS445, ICS465 Rápidos y precisos Fácil de usar Modular y versátil Robusta y fiable Aumente su rendimiento En los lugares clave Más detalles NUEVO: Incubadora de CO2 con sensor esterilizable
NUEVA Serie CB 160 Incubadores de C2 NUEV: Incubadora de C2 con sensor esterilizable La nueva serie CB ofrece unas condiciones óptimas de crecimiento para cultivos celulares. El concepto ANTI.PLENUM, la Más detalles Talent Sartorius El ingreso con méritos en la tecnología del pesaje
Talent Sartorius El ingreso con méritos en la tecnología del pesaje Talent de Sartorius para un inicio con ventajas en la tecnología de pesaje Sartorius La serie Talent de Sartorius marca la pauta en balanzas Más detalles La nueva Practum. Start Weighing Right.
La nueva Practum. Start Weighing Right. Protección contra corrientes de aire práctica y robusta La robusta protección contra corrientes de aire aguanta también el uso de usuarios poco experimentados. Se Más detalles Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes
Serie MKT (E3.1) Cámaras de simulación ambiental Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes Los rangos de temperatura entre -70 ºC y 180 ºC, con la ventaja de la simulación natural Más detalles Manómetro de presión diferencial
Manómetro de presión diferencial testo 521 Medición de gran precisión con tubo de Pitot Sensor de presión diferencial con compensación de temperatura 2 entradas adicionales para la conexión de más sondas Más detalles EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS
EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS DIFRACÇÃO RX ESPECTRÓMETRO EDXRF ESPECTRÓMETRO FT-IR SISTEMAS RAMAN ABSORÇÃO ATÓMICA DIGESTÃO POR MICRO ONDAS VÁRIAS SOLUÇÕES PARA O SEU LABORATÓRIO PARA MAIS INFORMAÇÕES info@forlab.pt Más detalles V120i La impresora por transferencia térmica de Domino
V120i La impresora por transferencia térmica de Domino Ahorra tiempo, ahorra dinero La actualización inteligente en la codificación digital y la solución más rentable para el embalaje flexible en su clase. Más detalles Indicador para básculas Combics 1 CAIS(L)1
Indicador para básculas Combics 1 CAIS(L)1 Indicador para básculas Pantalla LCD, 20 mm, 14 segmentos, valor de pesaje de 7 posiciones, con indicadores de estado, retroiluminada Carcasa de acero inoxidable Más detalles Indicador de pesaje XR5000
Indicador de pesaje XR5000 Es fácil tomar decisiones de gestión Capturando la mayor variedad de datos de animales necesarios permite tomar las decisiones acertadas. Se usa para identificar rápidamente Más detalles Cámara climática para condiciones constantes con humedad
Campanas de vacio C 400 TC y C 500 TC Para soluciones de envasado del sector médico y farmacéutico MULTIVAC C 400 TC y C 500 TC Campanas de vacío C 400 TC y C 500 TC Para soluciones de envasado del sector Más detalles We measure it. testo 645 Mediciones de alta precisión para la industria. www.testo.es. Medición de humedad de elevada precisión hasta un ±1 %HR
Termohigrómetro testo 645 Mediciones de alta precisión para la industria Medición de humedad de elevada precisión hasta un ±1 %HR Conexión de 2 sondas enchufables %HR C Medición de temperatura, humedad Más detalles Sistemas de manipulación
Sistemas de manipulación Usted necesita sistemas eficientes. Usted quiere minimizar sus costes. Nosotros le ofrecemos soluciones a medida. Sistemas de manipulación de Festo: versátiles, a medida, rentables. Más detalles We measure it. 2 millones de mediciones en la palma de su mano. Gama de registradores testo 174, testo 175 y testo 176. www.testo.
Mida. Imprima. Listo. testo 310. El análisis de gases de combustión más simple. testo 310 Así de fácil puede ser el análisis de gases de combustión. El éxito es cuestión de disponer de las herramientas Más detalles Sartorius Factory Reducir costes Asegurar calidad
Sartorius Factory Reducir costes Asegurar calidad turning science into solutions Factory Serie: Control de la calidad con proceso en curso rápido y preciso Si Ud. no admite concesiones en cuanto a la calidad Más detalles Los visores y sus accesorios
Los visores y sus accesorios Visor de báscula Combics 1, caja acero inoxidable IP44 CISL1 Visor de báscula Combics 2, caja acero inoxidable IP44 CISL2 Visor de báscula Combics 3, caja acero inoxidable Más detalles Sartorius SYNUS CoSYNUS La nueva fórmula de seguridad combinada de procesos
Sartorius SYNUS CoSYNUS La nueva fórmula de seguridad combinada de procesos Sartorius SYNUS CoSYNUS Simplemente única en flexibilidad Crea lo que ven sus ojos y descubra una nueva forma de independencia Más detalles Analizador de gases de combustión de alta eficiencia
Analizador de gases de combustión de alta eficiencia testo 320 Tan solo un par de clics y el diagnóstico de la calefacción está listo O 2 Pantalla gráfica en color de alta resolución Rápida y sencilla Más detalles Industrial. CVI3 Sistema de montaje avanzado. More Than Productivity. Soluciones integradas Control avanzado de procesos Flexibilidad sin igual.
Industrial Tools 3 Sistema de montaje avanzado Soluciones integradas Control avanzado de procesos Flexibilidad sin igual More Than Productivity Soluciones totalmente integradas para sus aplicaciones dedicadas Más detalles Balanzas de contaje. Serie. http://www.aandd.jp
Balanzas de contaje Serie http://www.aandd.jp Operación fácil y simple con función de contaje de alto rendimiento! Con la serie HC-i y sus accesorios, el usuario puede crear de manera fácil y con bajo Más detalles Autoclaves Verticales. Systec Serie-V
Autoclaves Verticales Systec Serie-V Systec Serie-V Autoclaves verticales Autoclaves especialmente desarrolladas para procedimientos de esterilización en laboratorios. Realice estos procedimientos de forma Más detalles News 3. Logistica Farmacéutica. Operaciones de transporte eficientes y rentables. Pesaje y dimensiones industriales
Logistica Farmacéutica Pesaje y dimensiones industriales News 3 Operaciones de transporte eficientes y rentables El envío de productos farmacéuticos de forma segura, rápida y rentable es un requisito clave Más detalles Todos los datos de medición. Siempre disponibles. En cada dispositivo. El sistema de registro de datos testo Saveris 2. Análisis e informes
Análisis e informes Refrigerador 1 14/09/2014 hasta 16/09/2014 Evaluación gráfica 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Registrador 1 ( C) Registrador 2 ( C) Registrador 3 ( C) Presentación en tabla Alarmas Más detalles Software EasyKool. Manual de instrucciones
Software EasyKool Manual de instrucciones 2 1 Índice 1 Índice 1 Índice... 3 1.1. Indicaciones sobre este manual... 5 2 Especificaciones... 5 2.1. Uso... 5 2.2. Requisitos del sistema... 6 3 Primeros pasos... Más detalles Inmersión en una nueva dimensión: Calidad y eficacia se dan la mano. Espectrofotómetro UV-VIS DR 6000
Inmersión en una nueva dimensión: Calidad y eficacia se dan la mano Espectrofotómetro UV-VIS DR 6000 Combinación de calidad y rentabilidad El nuevo espectrofotómetro UV-VIS DR 6000 proporciona un rendimiento Más detalles SISTEMAS DE PESAJE ELECTRONICA E IDENTIFICACION
SISTEMAS DE PESAJE E IDENTIFICACION ELECTRONICA INDICADORES DE PESO SERIE TRU-TEST 3000 XR3000 BLUETOOTH Avanzado indicador de peso IDE con tecnología Bluetooth. La tecnología Bluetooth permite una transferencia Más detalles www.linlabrioja.com Explorer Ingeniously Practical ohausexplorer.com Rendimiento Inteligente Software Intuitivo Construcción Ingeniosa
Rendimiento Inteligente Software Intuitivo Construcción Ingeniosa Ingeniously Practical Explorer Balanzas Semi-Micro ohausexplorer.com Balanza Explorer Semi-Micro OHAUS Sofisticada Construcción Para El Más detalles Balanzas analíticas y de precisión y básculas industriales 2009. Weigh the Difference
Balanzas analíticas y de precisión y básculas industriales 2009 Weigh the Difference Serie ALC Quick-Finder Página Sistema de pesaje de alta resolución hasta 0,1 mg Calibración interna Verificado en fábrica Más detalles Termómetro portátil Modelo CTH7000
Calibración Termómetro portátil Modelo CTH7000 Hoja técnica WIKA CT 55.50 Rangos de aplicación Termómetro de precisión para medición de temperatura de alta precisión en el rango de -200... +962 C Instrumento Más detalles Moisture Analyzers. Analizadores de humedad. http://www.aandd.jp
Moisture Analyzers MS-70/MX-50 MF-50/ML-50 Analizadores de humedad http://www.aandd.jp Seleccione el mejo aplicación:realice SRA Analizadores de humedad de A MS-70/MX-5 MS -70/MX-5 SHS Calentamiento rápido Más detalles Marcando nuevas pautas
Multimat 2 Touch+Press Sin compromisos Marcando nuevas pautas All-in-One El descubrimiento de la totalidad Aprovéchese de la perfecta armonía entre los innovadores componentes para formar un todo completo. Más detalles Línea Excellence. Pesaje sin preocupaciones Follow the Green Light
Línea Excellence Balanzas analíticas Gestión sencilla de las balanzas Soluciones electrostáticas Control total de los procesos Pesaje sin preocupaciones Follow the Green Light Pesaje sin preocupaciones Más detalles Soluciones para la industria farmacéutica
Soluciones para la industria farmacéutica turning science into solutions Perfil de Sartorius Nuestras soluciones para su proceso lo acompañan desde la entrada hasta la salida de las mercancías. Aún si Más detalles Dos procesadores: Avanzado y Estandar. NUEVO MEDIDOR DE PUNTO DE ROCIO POSITECTOR
NUEVO MEDIDOR DE PUNTO DE ROCIO POSITECTOR Números de Catálogo: DF-DPM Descripción General: Medidas y registros de parámetros climáticos en particular: Humedad relativa, temperatura del aire, la temperatura Más detalles testo 174 Datenlogger testo 174 Data loggers testo 174 Enregistreur de données testo 174 Data logger testo 174 Data logger testo 174 Data logger
testo 174 Datenlogger Bedienungsanleitung testo 174 Data loggers Instruction manual testo 174 Enregistreur de données Mode d'emploi testo 174 Data logger Manual de instrucciones testo 174 Data logger Istruzioni Más detalles TARIFA DE BALANZAS. Basculas Toledo ENERO-2011
TARIFA DE BALANZAS ENERO-2011 17 EP-WLC (Balanza de Precisión) 195 X 195 mm 6/12 0,170,2 530 195 X 195 mm 20 0,1 510 Balanza de laboratorio y farmacia. Peso seleccionable en gramos, quilates. Calibración Más detalles Serie Elara Autoclaves de Pre y Post Vacío. Línea de Mesa
Serie Elara Autoclaves de Pre y Post Vacío Línea de Mesa Elara 10 Precisión y Desempeño El Elara 10 es un esterilizador de pre y post vacío de 23 litros para esterilización de materiales envueltos, instrumentos Más detalles Artículo sobre soluciones antiestáticas
Artículo sobre soluciones antiestáticas Cargas electrostáticas durante el pesaje: Medidas para evitar errores Generación de carga electrostática Las muestras cargadas electrostáticamente pueden causar Más detalles Sin compromisos La nueva Signum Sartorius
Sin compromisos La nueva Signum Sartorius Exija lo mejor pero pague solamente lo que Ud. realmente necesita. Necesito una báscula robusta y fácil de operar, que permita también una limpieza por chorros Más detalles Metrología de masas: Equipamiento profesional para una precisión absoluta
Metrología de masas: Equipamiento profesional para una precisión absoluta Desde el kilogramo original hasta los patrones de masas El comercio internacional requiere medidas unificadas a nivel mundial. Más detalles Ultracongelador ULTRA.GUARD
Serie UF V 500 Ultracongeladores Ultracongelador ULTRA.GUARD El nuevo ultracongelador ULTRA.GUARD de BINDER garantiza el almacenamiento seguro a largo plazo de las muestras a -86 C. Este ultracongelador Más detalles MÉTODO DE DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE EN AIRE
MÉTODO DE DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE EN AIRE 11 IT0 1 de 8 1 OBJETO Y ALCANCE El objeto del presente método es describir el equipo y el procedimiento necesarios para la determinación Más detalles Descárguese la App! Smart Probes. Medición inteligente. Seleccione instrumento testo Smart Probes, enlace a su smartphone vía App y empiece a medir.
Descárguese la App! Smart Probes. Medición inteligente. Seleccione instrumento testo Smart Probes, enlace a su smartphone vía App y empiece a medir. Smart Probes para temperatura, humedad, cuadal y presión Más detalles La opción inteligente
La opción inteligente Su solución en impresoras y consumibles Si desea soluciones de impresión confiables, elija Intermec Intermec ofrece una amplia variedad de soluciones para prácticamente cualquier Más detalles AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL PERFECCIÓN EN EL MONTAJE VMT BESTFIT MONTAJE DE PIEZAS VMEDICIÓN DE FRANQUICIA Y ENRASE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL PERFECCIÓN EN EL MONTAJE VMT BESTFIT MONTAJE DE PIEZAS VMEDICIÓN DE FRANQUICIA Y ENRASE Medición de franquicia y enrase VMT medición de franquicia y enrase Flexibilidad en la Más detalles Forney VFD-AUTO. Paquete Sistema Automático para Máquinas que realizan pruebas a Compresión
Forney VFD-AUTO Paquete Sistema Automático para Máquinas que realizan pruebas a Compresión Operación Automática El Sistema Forney VDF-AUTO proporciona control automático total, Toque la Pantalla para la Más detalles Controlador de presión High-End Modelo CPC8000
Calibración Controlador de presión High-End Modelo CPC8000 Hoja técnica WIKA CT 28.01 Aplicaciones Industria (laboratorio, taller y producción) Fabricantes de transmisores y manómetros Servicio de calibración Más detalles Catálogo Completo Mecatrónica para el Laboratorio
Catálogo Completo Mecatrónica para el Laboratorio Contenido Tecnología de Pesaje para el Laboratorio 5 Ultramicro y Microbalanzas Premium: SE2, ME5 y ME36S 6 Balanzas Semimicro y Analíticas Premium: Serie Más detalles 60 20/60 20/60/85 BRILLÓMETRO Ligero y portátil Instrumento totalmente equipado Bluetooth para transferencia de datos
60 20/60 20/60/85 BRILLÓMETRO Ligero portátil Instrumento totalmente equipado Bluetooth para transferencia de datos Rhopoint Instruments Limited is a member of the Rhopoint Group INTRODUCCIÓN AL BRILLÓMETRO Más detalles Creación de redes AirPort 2
apple Creación de redes AirPort 2 Contenido 1 Introducción 5 Acerca de AirPort 5 Cómo funciona AirPort 6 Cómo se proporciona acceso inalámbrico a Internet 6 Configuración del acceso a Internet de la estación Más detalles Catalogo Fluke Networks Fibra Óptica
Catalogo Fluke Networks Fibra Óptica 1 Fiber Optic Cleaning Kits... 3 VisiFault Visual Fault Locator... 4 FiberInspector Mini... 5 FiberInspector Pro... 6 OptiFiber OTDR... 7 DTX CableAnalyzer Series... Más detalles KEOR HP. SAI TRIFÁSICO de 100 a 800 kva ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES
KEOR HP SAI TRIFÁSICO de 100 a 800 kva ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES SAI Legrand RENDIMIENTO SUPERIOR CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Legrand, líder mundial Más detalles OptiFlex Automático. No deje al azar la calidad! Your global partner for high quality powder coating
OptiFlex Automático No deje al azar la calidad! Sistemas automáticos para el recubrimiento en polvo Alta eficiencia de transferencia, resultados reproducibles de recubrimientos y el control de todos los Más detalles OptiCenter. Resultados de recubrimiento rápidos, limpios y mejores! Your global partner for high quality powder coating. Sistemas de gestión de polvo
OptiCenter Resultados de recubrimiento rápidos, limpios y mejores! Sistemas de gestión de polvo La nueva generación de sistemas de gestión de polvo tiene nombre: OptiCenter. El sistema funciona eficientemente Más detalles CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO OPERATIVO BALANZA DIGITAL SARTORIUS MECHATRONICS AY612
Versión: 01 Fecha: 14/01/2012 Código: DO-RG-037 Página: 1 de 11 1. OBJETIVO Describir el funcionamiento y cuidados que se deben tener para el correcto manejo de las balanzas digitales CE SARTORIUS MECHATRONICS, Más detalles HIAC 9703+ Sistema de contaje de partículas en líquidos. Fácilmente configurable para una máxima flexibilidad
HIAC 9703+ Sistema de contaje de partículas en líquidos Fácilmente configurable para una máxima flexibilidad HIAC 9703+ Sistema de contaje de partículas en líquidos HIAC es ahora más fácil! HIAC 9703+ Más detalles y precisos para cintas una única cinta transportadora transportadoras Escalable desde hasta toda una empresa
Informes avanzados y precisos de balanzas para cintas transportadoras Gestión de la planta y del rendimiento Informes de productividad Balanzas para cintas transportadoras Escalable desde una única cinta Más detalles APLINK Series Impresora industrial Inkjet de alta resolución Codificación, Marcaje, Identificación y Decoración en línea
APLINK Series APLINK Series Impresora industrial Inkjet de alta resolución Codificación, Marcaje, Identificación y Decoración en línea UBS se está confirmando cada día más como el partner ideal para todas Más detalles SQC. Procesos de llenado transparentes de un solo vistazo SQC-XP
SQC SQC-XP Control estadístico de la calidad Para la vigilancia, el control y la optimización de los procesos de llenado, teniendo en cuenta las exigencias legales y de rentabilidad de las industrias: Más detalles TLS-4 TLS-RF TLS-450 TLS-4B CONSOLAS DE TELEMEDICIÓN
TLS-RF B B C O N T R O L A M B I E N TA L CONSOLAS DE TELEMEDICIÓN w w w. i n s e p e t. c o m CONSOLAS DE TELEMEDICIÓN Las soluciones mas eficientes y precisas en el control de combustible. Con casi un Más detalles Medidor de distancias láser AMS 300i El mejor de su clase convence con una máxima exactitud y múltiples interfaces integradas
Medidor de distancias láser AMS 300i El mejor de su clase convence con una máxima exactitud y múltiples interfaces integradas I N F O R M A C I Ó N D E P R O D U C T O Sin compromisos en cuestión de exactitud Más detalles CMX Enterprise. Solución de calibración todo en uno para grandes empresas.
CMX Enterprise Solución de calibración todo en uno para grandes empresas. CMX Enterprise Todo lo que su empresa necesita para optimizar la gestión de las calibraciones. 2 Generalmente, las grandes corporaciones Más detalles Tema 11: Instrumentación virtual
Tema 11: Instrumentación virtual Solicitado: Tarea 09: Mapa conceptual: Instrumentación Virtual M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com edfrancom@ipn.mx @edfrancom edgardoadrianfrancom Más detalles Balanza de presión, versión compacta Modelo CPB3800
Calibración Balanza de presión, versión compacta Modelo CPB3800 Hoja técnica WIKA CT 31.06 Aplicaciones Patrón primario para representación de la escala de presión en el rango de hasta 1.200 bar hidráulico Más detalles Baño de calibración Modelo CTB9400, baño caliente Modelo CTB9500, baño caliente y frío
Calibración Baño de calibración Modelo CTB9400, baño caliente Modelo CTB9500, baño caliente y frío Hoja técnica WIKA CT 46.20 Aplicaciones Calibración en laboratorios y talleres de medición y regulación Más detalles Acceso para su éxito. Balanzas de Laboratorio Shimadzu con UniBloc
Acceso para su éxito Balanzas de Laboratorio Shimadzu con UniBloc Shimadzu: Una Tradición de Destreza en Pesaje Shimadzu Corporation fue fundada en 1875 en Kyoto, Japón, como pionera en instrumentos científicos Más detalles energía simplificada GAMA DE 32 A 125 KVA Rendimiento I Durabilidad I Funcionalidad www.fgwilson.com
energía simplificada www.fgwilson.com GAMA DE 32 A 125 KVA Rendimiento I Durabilidad I Funcionalidad La vida moderna es complicada, pero asegurarse el suministro energético puede resultar sencillo con Más detalles ROTOSCAN RS4 Escáner láser de seguridad El multitalento flexible para la protección de personas y tareas de medición versátiles
ROTOSCAN RS4 Escáner láser de seguridad El multitalento flexible para la protección de personas y tareas de medición versátiles INFORMACION DE PRODUCTO ROTOSCAN RS4 Escáner láser de seguridad Uso versátil. Más detalles Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante
Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante Einbruchmeldetechnik Brandmeldetechnik Zutrittskontrolle Videotechnik La central de detección de incendios Solution F2 Solution F2 con Más detalles Interfaz de usuario HMI 2.0 de MULTIVAC. Facilidad de uso en una nueva dimensión
Interfaz de usuario HMI 2.0 de MULTIVAC Facilidad de uso en una nueva dimensión HMI 2.0 Diálogo al máximo nivel. Fácil, segura e intuitiva: la interfaz de usuario HMI 2.0 de MULTIVAC sienta nuevas bases Más detalles Control remoto de servidores
Switch Conmutador KVM de 16 Puertos VGA con USB PS/2 por IP StarTech ID: SV1641HDIE Este conmutador KVM IP digital permite una administración local y remota de manera segura y flexible de sistemas y servicios Más detalles PORTAFOLIO: Visión Arficial..
PORTAFOLIO: Visión Arficial.. Camaras In Sight Somos integradores de COGNEX, líder mundial en sistemas de visión artificial para la industria. Los sistemas de visión In-Sight de Cognex son incomparables Más detalles BOMBA ELECTRO-HIDRÁULICA SEPT70RKIT
BOMBA ELECTRO-HIDRÁULICA SEPT70RKIT www.sbiconnect.es Versión 1.0 CONTENIDO CONTENIDO... 2 EXPLICACIÓN SÍMBOLOS... 3 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD... 3 2. DATOS TÉCNICOS... 4 3. CONTENIDO... 4 4. DESCRIPCIÓN...5 Más detalles Detectores. de formalina. Control de la formalina para garantizar el cumplimiento del valor límite de exposición en el puesto de trabajo (TLV)
Detectores de formalina Control de la formalina para garantizar el cumplimiento del valor límite de exposición en el puesto de trabajo (TLV) * El valor LEP-VLA-EC para el formaldehído es 0,3 ppm (0,37 Más detalles Control de balanza analítica. Medida de masa
Control de balanza analítica Medida de masa Objetivo Identificar aspectos críticos y fundamentales en uso adecuado de las balanzas analíticas. Establecer una metodología practica para desarrollar un cronograma Más detalles Sierras de paneles horizontales
CUT 82 CUT 85 INDUSTRY CUT 110 INDUSTRY Sierras de paneles horizontales CUT 85 INDUSTRY CUT 110 INDUSTRY Serrado con la máxima potencia Su socio para la productividad y la precisión Spezialmaschinen CUT Más detalles Unidades de indicación y control FED
Características Funciones múltiples Las interfaces hombre-máquina FED se utilizan para controlar de modo sencillo las tareas de automatización en campo. Estas unidades marcan un nuevo listón de referencia Más detalles Serie C80. La nueva generación de codificación y marcaje.
Serie C80. La nueva generación de codificación y marcaje. Alta velocidad. Sin contacto. Sistemas de impresión de chorro continuo de tinta. Los sistemas de marcaje y codificación industrial de BestCode Más detalles BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD. Diccionario de términos y definiciones de pesada. Una guía práctica de la terminología de pesada.
BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD. LTDA. Diccionario de términos y definiciones de pesada. Una guía práctica de la terminología de pesada. Introducción La implementación de los sistemas de gestión Más detalles V-2200 INCUBADORA INFANTIL ATOM
V-2200 INCUBADORA INFANTIL ATOM La Incubadora Avanzada Atom Modelo V-2200 esta equipada con una pantalla a color de alta visibilidad y puertas de acceso a ambos lados como características estándar. Es Más detalles Balanza de presión neumática Modelo CPB5000
Calibración Balanza de presión neumática Modelo CPB5000 Hoja técnica WIKA CT 31.01 Aplicaciones Instrumento de referencia para representación de la escala de presión en el rango de hasta 100 bar neumática, Más detalles Sensores de condición. Diseñados para producir resultados de alta calidad en una variedad de entornos hostiles
Sensores de condición Diseñados para producir resultados de alta calidad en una variedad de entornos hostiles DETECCIÓN DE CONDICIÓN APLICACIONES Rockwell Automation ofrece una impresionante línea de productos Más detalles Dosificación y mezclado. Unidad de dosificación sincronizada y mezcla gravimétrica
Dosificación y mezclado Unidad de dosificación sincronizada y mezcla gravimétrica Dosificación y mezclado Unidad de dosificación sincronizada y mezcla gravimétrica Debido a su estructura modular de cada Más detalles BPS 300i. availabilitycontrol. Sistema de posicionamiento por códigos de barras. Posiciona con precisión milimétrica hasta 10 km. www.leuze.
BPS 300i Sistema de posicionamiento por códigos de barras. Posiciona con precisión milimétrica hasta 10 km availabilitycontrol. www.leuze.net Posicionamiento por códigos de barras second generation La Más detalles SMARTSIGNS SERIES. ...pensando en las personas
HDiag 159 - Smartsigns Series (SP) 4/8/08 14:30 Page 1 SMARTSIGNS SERIES...pensando en las personas HDiag 159 - Smartsigns Series (SP) 4/8/08 14:30 Page 2 smartsigns MiniPulse Pulsioxímetro de mano El Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución