Source: http://docplayer.es/7703559-Ingenieria-de-medicion-para-aire-acondicionado-ventilacion.html
Timestamp: 2018-03-24 03:18:13+00:00

Document:
Ingeniería de Medición para Aire Acondicionado / Ventilación - PDF
Download "Ingeniería de Medición para Aire Acondicionado / Ventilación"
Joaquín Aranda Díaz
1 Compromiso con el futuro I/2008 Ingeniería de Medición para Aire Acondicionado / Ventilación
2 Indice Multifunción testo 435 El nuevo instrumento multifunción Página 6 testo 400 La referencia para unidades de A/A-ventilación12 Velocidad testo 410 Velocidad, temperatura y humedad 18 testo 405 Medición de velocidad y temperatura 18 testo 416 Anemómetro compacto 19 testo 425 Anemómetro térmico compacto 19 testo 417 Anemómetro para superficies grandes 20 Presión testo 510 Medición de presión diferencial, 0 a 100 hpa 22 testo 511 Medición de presión absoluta y barométrica 22 testo 512 Medición de presión y velocidad 23 testo 521 Manómetros para todos los rangos de medición 24 Humedad testo 635 Medición de humedad y temperatura 26 testo 625 Control de condiciones ambientales 32 testo 610 Humedad y temperatura ambiente en un solo instrumento 33 testo 605 Medición de humedad en conductos 33 testo 608-H1/-H2 Comprobación condiciones ambientales 34 testo 606-1/-2 Medición de humedad en materiales, humedad y temperatura ambiente en un solo instrumento 35 testo 616 Medición de la humedad en materiales, rápida y no destructiva 35 Registradores de humedad testo 175-H2 Control de condiciones ambientales 58 testo 177-H1 Control de condiciones ambientales a largo plazo 59 Temperatura Mini termómetro Medición de temperatura 36 testo 905-T1/-T2 Medición de temperatura 36 testo 925 Termómetro universal de un canal 39 testo 922 Termómetro diferencial universal 39 testo 110 Control de temperatura, elevada exactitud 42 testo 810 Temperatura ambiente y de superficie por infrarrojos en un solo instrumento 43 testo 830-T1 Medición de temperatura por infrarrojos, láser de 1 haz 43 testo 830-T2 Medición de temperatura por infrarrojos, láser de 2 háces 44 testo 830-T4 Medición de temperatura por infrarrojos en superficies pequeñas a gran distancia 45 testo 845 Tecnología de medición de temperatura por infrarrojos con sensor de humedad integrado 46 testo 880 Cámara termográfica con imágen de alta calidad 48 Registradores de temperatura testo 174 Control de la temperatura ambiente 59 testo 175-T1 Documentación de temperatura ambiente 59 testo 175-T2 Registros de temperatura 60 testo 175-T3 Registros de temperaturas elevadas 61 testo 177-T2 Control de temperatura a largo plazo 62 Parámetros adicionales testo 545 Control de la intensidad de luz y gestión de situaciones 52 testo 540 Control de la intensidad de luz 52 testo 535 Comprobación de la Calidad del Aire Interior 53 testo 319 Endoscopio de fibra óptica 53 testo 476 Estroboscopio portátil 54 testo 465 Medición de rpm, sin contacto 55 testo 470 Medición de rpm, sin contacto y mecánico 55 testo 460 Medición de rpm, sin contacto 55 testo 815/816 Medición del nivel de ruido 56 Tecnología de medición fija Gama transmisores de humedad 66 testo 6621 El transmisor para aire acondicionado 67
3 Iconos Visualizador con retroiluminación Funcionamiento sencillo gracias a funciones de menú guiadas SoftCase o TopSafe para proteger el instrumento en condiciones duras de trabajo Resistente a golpes Impresora por infrarrojos Útil impresión de los valores medidos in situ Interface para PC Análisis de los datos de medición en el PC Posible funcionamiento con pilas y pilas recargables Las pilas recargables se pueden recargar en el instrumento Posibilidad de uso de sondas inalámbricas Memoria para datos integrada
4 2 Comprobación de la Calidad del Aire Interior mediante el nuevo multifunción testo 435 testo 400, el fiable instrumento de medición de referencia Para un buen clima La ingeniería del aire acondicionado y ventilación es complicada y con múltiples campos - Usted lo sabe tan bien como nosotros. Las tareas, sumamente diversas, como la planificación, el funcionamiento inicial, la aprobación y el servicio con las diferentes facetas internas y la alta demanda del rendimiento de la energía, la higiene y Calidad del Aire Interior deben funcionar con armonía. Los requisitos técnicos son elevados. Consumo bajo de energía, seguridad elevada en el funcionamiento, disponibilidad a largo plazo - y al mismo tiempo debe ser posible regular el aire acondicionado y la ventilación de forma individual y a tiempo real en las distintas estancias. Testo tiene la ingeniería de medición requerida. Soluciones completas para todos los parámetros. Nuestros muchos años de experiencia se reflejan en soluciones de medición prácticas y eficientes. Nadie le ofrece más Es imposible encontrar una variedad comparable de sondas para todos los parámetros requeridos en aire acondicionado: velocidad, humedad, temperatura, presión, presión absoluta, lux, sonido, CO2, voltios y miliamperios. La seguridad absoluta viene dada por los Certificados de Calibración de Testo, sin importar el parámetro. Testo marca la pauta en el sector de la calibración. Está midiendo usted con exactitud? Los instrumentos de medición han de medir con exactitud, estabilidad y fiabilidad durante un periodo de años. Estos requisitos son la base de nuestra filosofía de producto. Una indicación de lo serios que somos se ve claramente con el ejemplo de nuestro desarrollo, patentando el sensor de humedad. Invertimos ocho años hasta que el sensor cumplió nuestros requisitos respecto a la precisión y estabilidad a largo plazo, tiempo de respuesta y tolerancia de temperatura. Entonces se sometió a los últimos ensayos durante un año antes de ser aprobado para que nuestros clientes lo utilizaran. Pero todavía no estabamos satisfechos. Durante un periodo de cinco años, se emprendieron ensayos interlaboratorios que implicaban a nueve renombrados institutos internacionales, como el PTB en Berlín (National metrology institute), que documentarón la exactitud del sensor durante este tiempo, en cada uno de estos institutos.
5 3 Aprendiendo de los cambios Cuál es la diferencia entre el caudal de aire de entrada y el caudal de recirculación? ó Cómo se calcula la corriente de aire en las oficinas? Si necesita respuesta a estas preguntas, llámenos. Haremos lo mejor para ayudarle. Nosotros debemos mucho a Testo Wolfgang Schleeh, Director de comisionado en M+W Zander Facility Engineering GmbH El Sr. Schleeh y su equipo no sólo son fiables clientes de Testo, sino que además asisten a los seminarios de ingeniería de aire acondicionado y ventilación en Testo de manera regular. Ensayos inter-laboratorios Tres sondas de precisión se sometieron a amplios ensayos inter-laboratorios por el PTB en Berlín, NIST en USA, el instituto Nacional Francés CETIAT, el Instituto Italiano IMGC, el English national institute NPL, el Instituto Nacional Español INTA, JQA en Japón, KRISS en Corea, NRCCRM en Pekin y el laboratorio de calibración DKD de Testo. Los resultados confirman una exactitud del±1 %HR para las sondas, como se especifica en Testo. Sr. Schleeh, que desarrollos a visto en la ingeniería del aire acondicionado? En EU, hay una gran tendencia hacía las estancias con aire acondicionado, particularmente en los países del sud de Europa aunque también en Alemania. En particular, están en augmento los sistemas divididos, sistemas descentralizados para aire acondicionado parcial en los cuales las unidades externas se combinan con una o más unidades internas. El desarrollo tecnológico es un objetivo claro del alto nivel de eficacia usando un sistema inteligente con conceptos normativos. Que importancia tiene la ingeniería de medición en su sector? Para disponer del ajuste ideal en los sistemas de aire acondicionado y ventilación, tenemos que conocer numerosos parámetros y ajustarlos unos a otros. Sin los instrumentos de medición apropiados y sin el conocimiento de como medir, es simplemente imposible realizar la medición. Que idea asocia con Testo? El instrumento correcto para cada trabajo de medición en la ingeniería del aire acondicionado y ventilación. No conozco ninguna otra empresa comparable con el completo y buen conocimiento de intrumentos adecuados para nuestros sector. Se puede llegar a pensar que los investigadores de testo estan observándonos cada día cuando estamos midiendo. Por ejemplo, el protector SoftCase con sujección magnética, que puedo acoplarlo al sistema mientras mis manos quedan libres para guiar la sonda y hacer los ajustes. El servicio también es de primera clase. En el caso de pequeños defectos que nos hemos encontrado durante estos años, hemos recibido siempre ayuda inmediatamente. Cuando hemos tenido que mandar un instrumento, tenemos inmediatamente disponible un instrumento de repuesto para nosotros. En su sector le pueden considerar como un gato viejo, porque sigue asistiendo a los seminarios de Testo? Todos los gatos viejos deben mantenerse al día. Tengo que prestar atención a los nuevos desarrollos en la ingeniería de medición y las nuevas normas técnicas y estipulaciones legales de las que tengo que estar informado. Yo siempre escojo los aspectos que considero importantes. Lo mismo que les interesa a mis compañeros. Que escribiría sobre el estilo de Testo? Buenos instrumentos, buen servicio, mucho conocimiento. Nosotros le debemos mucho a Testo
6 El instrumento de medición VAC Todo sobre VAC
7 adecuado para cada necesidad Intrumentos de Medición de la Clase Referencia Instrumentos de Medición de la Clase Profesional Instrumentos de Medición de la Clase Compact Instrumentos de Medición de la Clase Pocket / Mini Dataloggers Tecnología de Medición Fija Tecnología de Medición Fija Perfil Temperatura ambiente Temperatura de superfície Temperatura diferencial Sondas sin cables (transmisión por radio) Humedad del ambiente Precisión en humedad Humedad en materiales Molinete Sonda térmica Tubo Pitot Módulo VAC Presión diferencial Sonda externa de presión diferencial Presión absoluta CO2 Luz Rpm /corriente/votaje (0 a 20 ma, 0 a 1/10 V) Impresión de las lecturas (por infrarrojos) Procesador de datos en el PC Memoria de datos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 6 Mantenimiento de unidades de aire acondicionado Es usted capaz de volver a casa todos los días a las 5 de la tarde? Axel Rieple, Director de ventas en Alemania Probablemente no, dado que su trabajo requiere una dedicación superior a la media. De igual modo, usted necesita colaboradores que no le fallen. Nosotros lideramos el camino con nuestro servicio de calidad. Compruébelo usted mismo. Necesita un accesorio, tiene alguna pregunta acerca de una medición o necesita un instrumento de repuesto? Los trabajadores de Testo están a su servicio en muchos lugares, también cerca de usted. Es bueno saberlo cuando la situación lo requiera. Todos los parámetros requeridos en unidades de aire acondicionado en un solo instrumento: m 3 /h, m/s, CO 2, %HR, ºC, hpa, Lux Prácticos perfiles de usuario directamente mediante una tecla de función, p.ej. medición en conductos con introducción del área y cálculo del promedio testo 435 m/s Fläch 15.3 Mittl Medición sin cables de temperatura y humedad en distancias de hasta 20 m sin obstáculos Documentación profesional de alta calidad
9 7 testo El nuevo multifunción El todo terreno El testo 435 es el nuevo instrumento multifunción para analizar la Calidad del Aire Interior y ajustar sitemas de aire acondicionado. La nueva sonda de IAQ mide la Calidad del Aire Interior mediante los parámetros de CO 2, % humedad relativa y temperatura ambiente. Tambien dispone de medición de presión absoluta. La sonda de turbulencia se usa para la comprobación objetiva de las corrientes de aire. La nueva sonda de Lux mide las condiciones lumínicas en los puestos de trabajo y la frecuencia de repetición de las pantallas de ordenadores. La sonda de superficie y la de humedad ambiente se usan para mostrar donde se ha excedido el punto de rocío y ha salido moho. La medición de temperatura y humedad estan integradas en la nueva sonda térmica. De este modo, se pueden medir de una sola vez la velocidad, el caudal, la humedad ambiental y la temperatura ambiental. Se pueden usar varios métodos de medición (bola caliente, molinete o tubo Pitot) dependiendo de la velocidad y la aplicación. Mayor comodidad gracias a los perfiles de usuario El testo 435 es muy sencillo de utilizar. Los perfiles de usuario para las aplicaciones más habituales tales como medición en conductos o IAQ se memorizan en el instrumento evitando pérdidas de tiempo al programar el mismo. Documentación fiable de los datos de medición Los protocolos de medición proporcionan al usuario datos de mediciones en conductos, a largo plazo y grado de turbulencia. El logo de cada empresa se puede incluir en el informe. Las lecturas se pueden imprimir cíclicamente con el testo y -3 en la impresora Testo. Sondas por radio para temperatura y humedad Vd. dispone de la opción de transmitir las lecturas por radio sin necesidad de cableado desde la sonda al instrumento en distancias de hasta 20 m (sin obstáculos). La ausencia de cable supone una mayor comodidad y evitar riesgos de suciedad o rotura. El instrumento correcto para cada aplicación El nuevo testo 435 está disponible en cuatro versiones. Dependiendo de la aplicación, Vd. puede elegir entre versiones con medición de presión diferencial integrada y versiones con funciones adicionales tales como memoria en el instrumento, software para PC y una extensa gama de sondas. Prestaciones compartidas: testo 435 Extensa gama de sondas: - Sonda IAQ para comprobación de la calidad del aire interior basada en CO2, humedad y temperatura ambiente, y presión absoluta - Sondas térmicas con medición integrada de temperatura y humedad ambiente - Sondas de molinete y de hilo caliente - Sondas de temperatura por radio Funcionamiento sencillo mediante perfiles de usuario Documentación con la impresora Testo testo testo Funciones adicionales Prestaciones adicionales de cada versión Medición integrada de la presión diferencial (435-3/-4, sin posibilidad de ampliación) - para medición de velocidad mediante tubos Pitot - para control de filtros Funciones adicionales (435-2/-4, sin posibilidad de ampliación) - Memoria para lecturas - Software para PC de análisis, clasificación y documentación de los datos de medición - Sonda por radio también para humedad - Posibilidad de conexión de una sonda de lux - Posibilidad de conexión de una sonda de nivel de confort - Posibilidad de conexión de una sonda de valor U testo testo Medición integrada de la presión diferencial Medición integrada de la presión diferencial Funciones adicionales testo 435-1, instrumento de medición multi función, para A/A, ventilación y Calidad del Aire Interior, con pila y protocolo de calibración testo 435-2, instrumento de medición multi función para aire acondicionado, ventilación y Calidad del Aire Interior con memoria de lecturas, software para PC y cable USB para transmisión de datos, incl. pila y protocolo de calibración testo 435-3, instrumento de medición multi función con medición integrada de presión diferencial para aire acondicionado, ventilación y Calidad del Aire Interior, con pila y protocolo de calibración testo 435-4, instrumento de medición multifunción con medición integrada de presión diferencial para A/A, ventilación y Calidad de Aire Interior con memoria de lecturas, software para PC y cable de transmisión de datos USB, incl. pila y protocolo de calibración Datos técnicos Tipo de sonda 435-1/-2/-3/-4 NTC Tipo K (NiCr-Ni) 435-3/-4 Sonda de presión 435-2/-4 Lux 435-1/-2/-3/-4 Temp. Func C diferencial, interna C C hpa Lux Temp. Almac C Vida de la pila ±1 dígito ±0.02 hpa ( hpa) 1% del v.m. (rango restante) Ver datos de sondas Resolución Sobrepresión ±0.2 C ( C) ±0.4 C ( C) ±0.4 C ( C) ±0.5% del v.m. (rango restante) 0.1 C ±0.3 C ( C) ±(0.2 C +0.3% del v.m.) (rango restante) 0.1 C 0.01 hpa 200 hpa 1 Lux / 0.1 Hz Para los datos técnicos de sondas térmicas, de molinete e IAQ, ver los datos de las sondas en la página siguiente. Medidas 200 h (medición típica por molinete) 225 x 74 x 46 mm
10 8 Sondas 435-1/-2/-3/-4 Sondas IAQ Imagen Sonda IAQ para determinar la Calidad del Aire Interior, CO2, humedad, temperatura y presión absoluta, con soporte sobremesa Sonda de CO ambiente, para la detección de CO en edificios y estancias C %HR ppm CO hpa ±0.3 C ±2 %HR ( %HR) ±(50 ppm CO 2 ±2% del v.m.) ( ppm CO 2 ) ±(100 ppm CO 2 ±3% del v.m.) ( ppm CO 2 ) ±3 hpa ppm CO ±5% del v.m. ( ppm CO) ±5 ppm CO ( ppm CO) Sondas de velocidad Sonda térmica de velocidad con medición integrada de temperatura y humedad, Ø 12 mm, con empuñadura telescópica (máx 745 mm) Sonda molinete, diámetro 16 mm, con empuñadura telescópica máx. 890 mm, p.ej. para mediciones en conductos, se puede utilizar de 0 a +60 ºC Sonda molinete, diámetro 60 mm, con empuñadura telescópica máx. 910 mm, p.ej. para mediciones en salidas de conductos, se puede utilizar de 0 a +60 ºC Sonda de hilo caliente para m/s y ºC, Ø cabezal 7,5 mm, con empuñadura telescópica (máx. 820 mm) Imagen C %HR m/s m/s C ±0.3 C ±2 %HR ( %HR) ±(0.03 m/s +4% del v.m.) Temp. Func C m/s ±(0.2 m/s +1.5% del v.m.) Temp. Func C m/s ±(0.1 m/s +1.5% del v.m.) ±(0.03 m/s +5% del v.m.) ±0.3 C ( C) Medición con cono Imagen Sonda de molinete, diámetro 100 mm, para mediciones con el set de conos modelo m/s C ±(0.1 m/s +1.5% del v.m.) ±0.5 C Set de conos formado por un cono para rejillas de salida (Ø 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm) Sondas de presión absoluta Imagen Sonda de presión absoluta 2000 hpa hpa ±5 hpa Sondas de ambiente Imagen t99 Sonda de aire NTC precisa y resistente 115 mm 50 mm Ø5 mm Ø4 mm C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) 60 s Sondas de superficie Imagen Sonda rápida de superficie con resorte de banda termopar, incluso para superficies irregulares, rango de medición (brevemente) hasta +500 C, T/P tipo K Sonda abrazadera para tuberías de 5 a 65 mm de diámetro, con cabezal de medición intercambiable. de medición, brevemente hasta +280 C, T/P tipo K Sonda de pinza para medir en tuberías de 15 a 25 mm de diámetro (máx. 1"), rango de medición, brevemente hasta +130 C, T/P tipo K 115 mm Ø5 mm t C Clase 2 3 s Ø 12 mm C Clase 2 5 s C Clase 2 5 s Sondas de inmersión/penetración Imagen t99 Sonda de inmersión/penetración estanca, T/P tipo K 114 mm Ø5 mm C Clase 2 50 mm Ø 3.7 mm 7 s
11 9 Sondas / Opción de radio 435-2/-4 Sondas IAQ Imagen Sonda de nivel de confort para medición del grado de turbulencia con empuñadura telescópica (máx. 820 mm) y soporte, cumple los requisitos EN Sonda de lux, para medir la intensidad de la luz Sondas de humedad Sonda de humedad/temperatura Imagen Ø 12 mm C m/s Lux Hz C %HR ±0.3 C ±(0.03 m/s +4% del v.m.) Lux (según DIN 5032) f1 = 6% = adaptación V(Lambda) f2 = 5% = coseno como porcentaje Clase C Hz: ±0.1 % del f.e. ±0.3 C ±2,5 %HR ( %HR) Sondas de superficie Imagen Sonda de temperatura para determinar el C Clase valor U, sistema de triple sensor para medir la ±0.1 ±2% del v.m.* temperatura de la pared, plastilina adhesiva Para medir el valor U se necesita una sonda adicional para determinar la temperatura exterior, incluida p.ej. los modelos , ó *cuando se usa con una sonda NTC o inalámbrica de humedad para la medición de temperatura exterior y una diferencia de 20 K entre el ambiente externo y el interno 435-3/-4 Tubos Pitot Prandt Imagen Temp. Func. Tubo Pitot, 350 mm long., acero inoxidable, para medición de velocidad 350 mm / 500 mm / 1000 mm Ø7 mm C Tubo Pitot, 500 mm de longitud C Tubo Pitot, mm de longitud C /-2/-3/-4 Módulo de radio para ampliación del instrumento de medición con la opción de radio Versiones nacionales Módulo de radio para instrumento de medición, MHz FSK, aprobado para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO Radiofrecuencia MHz FSK Módulo de radio para instrumento de medición, MHz FSK, aprobado para USA, CA, CL Listas para usar: empuñaduras por radio con cabezal de sonda Empuñaduras por radio con cabezal de sonda para medición de superficies MHz FSK Resolución Empuñadura por radio para cabezales 120 mm C Empuñadura por radio: 0.1 C ( s 40 de sonda acoplables, con cabezal de mm Brevemente hasta +500 ±(0.5 C +0.3% del v.m.) ( C) C) C sonda T/P para medición de superficies ±(0.7 C +0.5% del v.m.) (rango restante) 1.0 C (rango restante) Ø 5 mm Ø12 mm Cabezal de sonda T/P: Clase 2 Versiones nacionales Radiofrecuencia Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK, MHz FSK BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO Cabezal de sonda T/P para medición de superficies, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL MHz FSK Cabezal de sonda T/P para medición de superficies, acoplable a la empuñadura por radio, T/P tipo K t /-4 Empuñaduras por radio con cabezal de sonda de humedad Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables con cabezal de sonda de humedad Versiones nacionales Resolución %HR C ±2 %HR ( %HR) ±0.3 C Radiofrecuencia 0.1 %HR 0.1 C Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK, MHz FSK BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO Cabezal de sonda de humedad, acoplable a la empuñadura por radio Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para USA, CA, CL MHz FSK Cabezal de sonda de humedad, acoplable a la empuñadura por radio Sondas por radio: datos técnicos generales Tipo de pila Vida de la pila Sonda de inmersión/penetración por radio, NTC Empuñadura por radio 2 x Pila de 3V (CR2032) 2 pilas botón AAA 150 h (intervalo de medición 0,5 s) 2 meses (intervalo de medición 10 s) 215 h (intervalo de medición 0,5 s) 6 meses (intervalo de medición 10 s) Cíclo de medición Cobertura de radio 0,5 ó 10 s, ajustable en la empuñadura Hasta 20 m (sin obstrucciones) Transmisión por radio Unidireccional Temp. Func C Temp. Almac C Tipo de protección IP54
12 10 Accesorios Accesorios para instrumentos de medición/sondas Impresora y accesorios Set de conos formado por un cono para rejillas de salida (Ø 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm) Alimentador, 5 V CC 500 ma con conector europeo Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx. 700 hpa (mbar) Empuñadura para cabezal de sonda de humedad conectable, para conexión al testo 625 y testo 435, cable incluído, mide/calibra el cabezal de la sonda de humedad Frasco de solución salina testo para control y ajuste de la humedad de sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3 %HR, incl. adaptador para sondas de humedad Filtro de teflón sinterizado, Ø 12 mm, para sustancias corrosivas, rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades altas Cabezal de acero inoxidable sinterizado, Ø 12 mm, para enroscar en la sonda de humedad, para mediciones con velocidades altas o con aire sucio maletín del sistema Pila botón de litio, pilas CR2032 AA para empuñadura por radio Masilla para fijar y sellar Maletín de servicio para equipo básico (instrumento de medición y sondas), medidas: 400 x 310 x 96 mm Maletín de servicio para instrumento de medición, sondas y accesorios, medidas: 490 x 420 x 110 mm Impresora portátil Testo con interface IRDA y de infrarrojos sin cables, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA, para imprimir lecturas in situ Repuesto de papel térmico para impresora, (6 rollos) para tinta indeleble, documentación de datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10 años) Respuesto de papel térmico para impresora (6 rollos) Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas recargables Ni-MH, carga individual y visualizador de control de carga, incl. carga de mantenimiento, función integrada de descarga y adaptador internacional de red integrado ( V, 300 ma, 50/60 Hz) Certificados de Calibración Certificado de calibración ISO de temperatura, instrumentos de medición con sondas de superficie; puntos de calibración C; +120 C; +180 C Certificado de calibración ISO de humedad, higrómetros electrónicos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a C Certificado de calibración ISO de presión, presión diferencial, exactitud 0,1... 0,6 (% del f.e.) Certificado de calibración ISO de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete; puntos de calibración 0,5; 0,8; 1; ,5 m/s Certificado de calibración ISO de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; puntos de calibración 1; ; 5; 10 m/s Certificado de calibración ISO de velocidad, anemómetro de molinete, puntos de calibración 5, 10, 15, 20 m/s Certificado de calibración ISO de Luz, Puntos de calibración 500; 1000; 2000 Lux Certificado de calibración ISO de CO2, sondas de CO2; puntos de calibración 0; 1000; 5000 ppm
13 11 Medición del valor U y velocidad con el testo 435 Con el testo y el testo 435-4, se pueden medir de forma fiable tanto el valor U (el valor más importante cuando se determina la temperatura de los materiales, previamente llamado factor K) como las corrientes de aire más imperceptibles (como una ventana que no cierra bién). Se necesitan tres valores de temperatura para calcular el valor U: la temperatura ambiente exterior, la de la superficie de la pared interior y la temperatura ambiente interior. La temperatura exterior se puede medir rápida y facilmente, con la ventana cerrada, gracias a las nuevas sondas inalámbricas. La sonda se situa en el exterior y transmite los valores vía radio al instrumento. Las otras dos temperaturas se pueden medir con una sola sonda: la nueva sonda patentada de valor U. Para medir la temperatura de la pared, se pegan los tres cables de la sonda con plastilina a la superficie, y para medir la temperatura ambiente se usa un sensor situado en el conector de la sonda. Una vez se han transmitido las tres temperaturas al testo 435, el instrumento calcula el valor U y lo muestra en el visualizador. La detección de corrientes de aire imperceptibles (como en ventanas o enchufes) se puede hacer con el testo 435 y una sonda térmica. La sonda de precisión de hilo caliente detecta de forma fiable incluso las corrientes de aire más pequeñas. La temperatura y humedad ambiente se pueden medir con el y testo 435-4, con sondas con cable o con sondas inalámbricas. Medición del valor U en un muro en reparación con la sonda de valor U y una sonda inalámbrica de humedad/temperatura (también se puede medir con una sonda de temperatura) Medición de velocidad en el resquicio de una ventana Sets recomendados testo 435-2, instrumento de medición multi función para aire acondicionado, ventilación y Calidad del Aire Interior con memoria de lecturas, software para PC y cable USB para transmisión de datos, incl. pila y protocolo de calibración testo 435-4, instrumento de medición multifunción con medición integrada de presión diferencial para A/A, ventilación y Calidad de Aire Interior con memoria de lecturas, software para PC y cable de transmisión de datos USB, incl. pila y protocolo de calibración Set recomendado para la medición del valor U Módulo de radio para instrumento de medición, MHz FSK, aprobado para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO Sonda de inmersión/penetración por radio, NTC, aprobada para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO o de forma alternativa Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables, incl. adaptador T/P, aprobada para los países: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO Cabezal de sonda de humedad, acoplable a la empuñadura por radio Sonda de temperatura para determinar el valor U, sistema de triple sensor para medir la temperatura de la pared, plastilina adhesiva incluida Maletín de servicio para equipo básico (instrumento de medición y sondas), medidas: 400 x 310 x 96 mm Set recomendado para la medición de velocidad Sonda de hilo caliente para m/s y ºC, Ø cabezal 7,5 mm, con empuñadura telescópica (máx. 820 mm) Set recomendado para la medición de temperatura/humedad Sonda de humedad/temperatura o inalámbrica con empuñadura y sonda acoplable de humedad (ver la medición de valor U para datos de pedido)
14 12 LA referencia para unidades de aire acondicionado/ventilación testo 400 Novedad: Módulo VAC incluido El testo 400 con módulo VAC actualmente es el único sistema de medición en el mundo con el que es posible una valoración rápida y objetiva de la funcionalidad del sistema VAC sin la necesidad de cálculos manuales adicionales. Por supuesto, las estipulaciones de las mediciones están basadas en la norma EN y en el Estándar Ashrae en USA. El técnico que mide dispone siempre de una mano libre. Los datos medidos se almacenan en el testo 400 y se descargan al PC con presionar una tecla. El tiempo empleado en escribir manualmente el trabajo será ahora cosa del pasado, el testo 400 completa automaticamente los cálculos requeridos. Las mediciones se documentan en el formato según el estándar EN. Procesamiento de datos de medición con Garantía de Recuperación Los datos se clasifican mediante una clara estructura de arbol con garantía de recuperación - en el visualizador y, por supuesto, en su PC. Visualización versátil, opciones de presentación y análisis, p.ej. funciones de cálculo en tablas, diagramas, histrogramas, cajas o formas, estarán disponibles en su PC. Para una mejor organización, las situaciones con lugares se testo 400 Prestaciones adicionales del testo 400 testo 400, instrumento de med. multi función, incl. memoria para lecturas, módulo VAC (determinación del caudal con cálculo del error), baterías, pila de Litio y protocolo de calibración Aplicaciones de: Velocidad, caudal Humedad, presión Temperatura CO2, tensión/voltaje canales libremente seleccionables Memoria para lecturas Hasta 6 parámetros de medición simultaneamente en el visualizador Funciones extendidad de software p.ej. el programa de medición se inicia si se exceden las lecturas Impresora acoplable pueden recopilar en su PC y descargarse al instrumento portátil. Las situaciones específicas se combinan según las necesidades y se dividen en grupos, p.ej. según el produto. Valoración de la medición directamente in situ con cálculo de incertidumbre incorporado Visualizador con cálculo de grado de turbulencia, promedio de velocidad del aire y temperatura del aire Promedio m/s m3/h 10.0% turbulencia 0.26 m/s 24.4 C Continuo Final Sondas de referencia Sondas molinete Empuñadura telescópica profesional para molinetes acoplables de Ø 16 mm y Ø 100 mm Sonda molinete Ø 16 mm con medición integrada de temperatura y rango ampliado de medición 0,4 a 60 m/s Sonda molinete Ø 100 mm con rango de med. desde 0,1 m/s Sondas de presión diferencial Extensa gama de sondas para medición de las presiones más bajas desde 100 Pa hasta la sonda para alta presión de 400 bar Control de fácil comprensión de procesos Se pueden programar todos los parámetros relevantes tales como inicio y final de la medición, intervalos de la medición, exceso del límite superior/inferior y fecha/hora. También se da la posibilidad de medir online. Las coordenadas necesarias para la medición de la rejilla se muestran en el visualizador. Las marcas de profundidad en el telescopio le ayudan en su trabajo. Sondas de precisión Sonda de humedad con precisión del 1% Sonda de precisión de temperatura con una exactitud del sistema hasta 0,05 ºC Cable de corriente/voltaje Por ejemplo, para comprobar y ajustar transmisores fijos También dispone de la opción de mediciones puntuales con impresión inmediata del protocolo incluyendo logo de la empresa, situación y datos de medición.
15 13 Sondas de velocidad Sonda de medición de molinete orientable (puede doblarse 90 ), Ø 100 mm, acoplable a la empuñadura o al telescopio , para mediciones en salidas de ventilación Sonda rápida de hilo caliente, Ø 10 mm, con telescopio, para mediciones en el rango inferior de velocidad con identificación de dirección Medición de presión diferencial Sonda de presión en una resistente carcasa metálica con protección contra impactos, incl. imán para acoplamiento rápido, mide presión diferencial y velocidad (en combinación con tubo Pitot) Tubo Pitot, 1000 mm long., acero inoxidable, mide velocidad en conexión con sondas de presión Imagen Sonda de medición de molinete/temperatura, 180 mm m/s ±(0.2 m/s +1% del v.m.) Ø 16 mm, acoplable a la empuñadura 0430 ( m/s) C 3545 o al telescopio ±(0.2 m/s +2% del v.m.) Ø 16 mm ( m/s) Telescopio profesional para sondas de molinete acoplables, máx. 1 m de longitud Extensión para telescopio, 2 m de longitud. Solicitar también el cable de extensión Empuñadura para sondas de molinete acoplables Imagen 760 mm 350 mm / 1000 mm Ø7 mm Ø 100 mm Ø 10 mm Conexión: Necesita cable de conexión o m/s Temp. Func C m/s C Pa ±(0.3 Pa ±0.5% del v.m.) hpa ±0.03 hpa hpa ±0.5% del v.m. ( hpa) ±0.1 hpa ( hpa) Temp. Func C ±(0.1 m/s ±1.5% del v.m.) ( m/s) ±(0.03 m/s ±4% del v.m.) ( m/s) Longitud 1000 mm Longitud 350 mm Sonda de baja presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes, hasta 10 bar Sonda de alta presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes Conexión: Conector roscado, imprescindible cable de conexión Más sondas Sonda de nivel de confort para la medición del grado de turbulencia, con telescopio y soporte. Cumple los requisitos recogidos en EN Sonda de CO ambiente, para la detección de CO en edificios y salas Imagen 890 mm rosca 7/16" UNF bar ±1% del f.e. Sobrepresión 25 bar bar ±1% del f.e. rosca 7/16" UNF Sobrepresión 120 bar Ø 90 mm bar ±1% del f.e. Sobrepresión 600 bar m/s C ±(0.03 m/s ±4% del v.m.) ( m/s) ±0.3 C ( C) ppm CO ±5% del v.m. ( ppm CO) ±5 ppm CO ( ppm CO) Conexión: Conector roscado, imprescindible cable de conexión Conexión: Cable fijo Sonda de CO 2 para determinar la calidad del aire ambiente y controlar el lugar de trabajo. Con conector roscado, imprescindible cable de conexión ó Sonda de temperatura de globo y bulbo húmedo para evaluar según ISO 7243 o DIN los lugares de trabajo sometidos a estrés térmico, incl. maletín WBGT Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada precisión, incl. certificado de calibración Ø 150 mm Ø 21 mm Vol. % CO ppm CO C Según ISO 7243 o DIN %HR C ±(50 ppm CO 2 ±2% del v.m.)( ppm CO 2 ) ±(100 ppm CO 2 ±3% del v.m.)( ppm CO 2 ) ±1 %HR ( %HR)* ±2 %HR (rango restante) ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) Conexión: Necesita cable de conexión o Conexión: Necesita cable de conexión o Sonda de ambiente estándar hasta +70 C Ø 12 mm %HR C ±2 %HR ( %HR) ±0.4 C ( C) ±0.5 C (rango restante) Conexión: Necesita cable de conexión o Sonda de superficie de gran rapidez con resorte de banda termopar, rango de medición (brevemente) hasta +500 C 150 mm Ø 10 mm C Clase 2 t99 3 s Conexión: Necesita cable de conexión o Sonda de inmersión/penetración de elevada precisión, incl. certificado 295 mm Ø4 mm C ±0.05 C ( C) ±(0.05 C ±0.05% del v.m.) ( C) ±(0.05 C ±0.05% del v.m.) ( C) t99 60 s Conexión: Necesita cable de conexión o Accesorios para instrumentos de medición/sondas testovent 410, cono de caudal, Ø 190 mm/330 x330 mm, incl. funda testovent 415, cono de caudal, Ø 190 mm/210x210mm, incl. funda Pilas recargables para instrumento de medición (2 unidades 2, V/1100 mah), seleccionado para recarga rápida en el instrumento Alimentador/cargador 230 V/8 V/1 A, para instrumento de medición (conector europeo), para funcionamiento con conexión a la red y recarga de pilas Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud, presión máx hpa (mbar) Software y accesorios ComSoft 3 Professional para gestión de datos de medición, incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tendencia Cable RS232, cable de conexión entre el instrumento de medición y el PC (1,8 m) para transmitir datos Para más información, consultar el catálogo Tecnología portátil de referencia y Impresora y accesorios Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel térmico y pilas Impresora portátil Testo con interface IRDA y de infrarrojos sin cables, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA, para imprimir lecturas in situ SoftCase para instrumento e impresora SoftCase para el instrumento de medición (protección contra golpes) con correa de transporte, soporte magnético y soporte para sonda SoftCase para impresora acoplable (protección contra suciedad y golpes) maletín del sistema Maletín del sistema (plástico) para instrumento, sondas y accesorios, con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil encontrar en el maletín lo que se necesita (540 x 440 x 130 mm) Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y accesorios, con la colocación de las sondas en la tapa es más fácil encontrar en el maletín lo que se necesita
16 14 El set profesional para evaluar los centros de trabajo sometidos a estrés térmico, testo 400 Disposición del testo 400 con sonda WBGT :42: Tg C 20.5 Tw C 25.1 Ta C Vest bulo 2 Promedio 26.4 WBGT 24.9 WBGTS C C 40.0 Tg C 20.5 Tw C 25.1 Ta C Vest bulo 2 Promedio 26.4 WBGT 24.9 WBGTS C C Sonda de temperatura de globo y bulbo húmedo Las tareas de medición implican la evaluación de lugares de trabajo, en especial los que están sometidos a radiaciones de calor: La sonda WBGT permite determinar el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature o temperatura de globo y bulbo húmedo) según DIN o ISO El índice WBGT se utiliza para determinar el tiempo máximo de exposición permitido en los lugares de trabajo sometidos a calor. Ejemplos de aplicaciones posibles: - Acerías - Fundición - Industria del vidrio - Hornos - Industria cerámica La radiación de calor provoca un aumento en la temperatura corporal basado en: - Influencia térmica de los alrededores - Intensidad del trabajo - Transmisión térmica de la ropa - Duración de la exposición. Si esta carga es demasiado elevada, existe el riesgo de un colapso circulatorio, calambres o insolación. Se deben medir tres temperaturas diferentes para el cálculo del WBGT: - Temperatura húmeda natural (Tw) - Temperatura de globo (Tg) - Temperatura ambiente (Ta). El cálculo se efectúa en el exterior de los inmuebles sin exposición directa al sol: WBGT = 0,7 Tnw + 0,3 Tg Exterior del inmueble con exposición al sol: WBGTS = 0,7 Tnw + 0,2 Tg + 0,1 Ta El instrumento testo 400 calcula estos índices y los muestra en el visualizador. Ejemplo de impresión in situ con testo 400 e impresora acoplable Visualización de los índices calculados WBGT y WBGTS directamente en el visualizador Set recomendado: testo 400, instrumento de med. multi función, incl. memoria para lecturas, módulo VAC (determinación del caudal con cálculo del error), baterías, pila de Litio y protocolo de calibración Sonda de temperatura de globo y bulbo húmedo para evaluar según ISO 7243 o DIN los lugares de trabajo sometidos a estrés térmico, incl. maletín WBGT Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel térmico y pilas, para imprimir rápidamente lecturas in situ Para cada una de las 3 sondas de temperatura recomendamos: Certificado de calibración ISO de temperatura para sondas aire/inmersión, puntos de calibración -8 C; 0 C; +40 C Maletín WBGT para evaluar rápidamente los lugares de trabajo
17 15 El set profesional para medir el nivel de confort y la seguridad y la salud en el trabajo, testo 400 El bienestar térmico de las personas depende en gran medida de las corrientes de aire. Los humanos son sensibles a ellas. Son uno de los motivos principales de quejas relacionadas con el ambiente. La sonda de confort independiente de la posición de testo ha sido especialmente diseñada para analizar estas corrientes de aire. Cuando se utiliza junto con el instrumento de medición de referencia testo 400, puede ajustarse una secuencia de lecturas y calcular la correspondiente media. De todas formas, sólo esta media del flujo de aire no es suficientes para valorar el efecto en las personas. También son importantes las fluctuaciones de estas corrientes de aire. El grado de turbulencia necesario en las directrices y estándares respectivos es una medida de ello. También es automáticamente calculado por el instrumento de medición de referencia testo 400. Los estándares recomiendan que se mida directamente en el lugar de trabajo a unas alturas de 0.1 m, 0.6 m y 1.1 m (para personas sentadas) o 0.1 m, 1.1 m y 1.7 m (para personas sentadas). El promedio máximo de caudal depende en cada caso de la temperatura medida y del grado de Set recomendado: turbulencia calculado (ver gráficos) - Prevención de corrientes de aire en lugares de trabajo - Medir corrientes de aire en salas con aire acondicionado según EN Cálculo automático del grado de turbulencia (con testo 400) Promedio de velocidad del aire en m/s El instrumento de medición testo 400 calcula automáticamente el grado de turbulencia evitando pérdidas de tiempo. Ejemplo: temperatura ambiente: 24,4 C, grado de turbulencia: 10% Cálculo del grado de turbulencia: promedio máximo admitido de velocidad del aire 0,26 m/s :51:02 Turbulencia OFICINA 1 Promedio: 1 2 Turbulencia: 10 % Info: m/s C Ejemplo de impresión con testo 400 e impresora acoplable Temperatura ambiente en F Grado de turbulencia T Temperatura ambiente en C Promedio de velocidad del aire en fpm 10,0% turbulencia 0,26 m/s 24,4 C Cont. Final Visualizador del testo 400 con el grado de turbulencia calculado, promedio de caudal y temperatura del aire testo 400, instrumento de med. multi función, incl. memoria para lecturas, módulo VAC (determinación del caudal con cálculo del error), baterías, pila de Litio y protocolo de calibración instrumento de medición multifunción de 2 canales Sonda de nivel de confort para la medición del grado de turbulencia, con telescopio y soporte. Cumple los requisitos recogidos en EN Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel térmico y pilas Recomendamos Sonda de CO<sub>2</sub> para determinar la calidad del aire ambiente y controlar el lugar de trabajo. Con conector roscado, imprescindible cable de conexión ó Sonda de ambiente estándar hasta +70 C para medir todos los parámetros físicos del diagrama de Mollier, conector roscado, imprescindible cable de conexión ó Sonda de superficie de gran rapidez con resorte de banda termopar, rango de medición (brevemente) hasta +500 C, conector roscado, imprescindible cable de conexión ó Disposición del testo 400 con sonda del grado de turbulencia Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con conector roscado al instrumento de medición recubrimiento de PUR Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con conector roscado al instrumento de medición
18 16 El set profesional para sistemas de salas blancas, testo 400 Aire saliente Ejemplo de diseño de una sala limpia Sala limpia Clase D Aislante Clase A Aire entrante/vac-\>aislante Lab A % 22.5 C 43.1 % Media El set profesional para sistemas de salas limpias Aire entrante/vac-> sala limpia Aire saliente Visualizador del testo 400 durante la calibración de un transmisor fijo: Mitad izquierda del visualizador: sonda de humedad de referencia Mitad derecha del visualizador: medición de la salida 4-20 en un transmisor utilizando el cable de corriente/voltaje (escalado 0-100%HR) testo 400, instrumento de med. multi función, incl. memoria para lecturas, módulo VAC (determinación del caudal con cálculo del error), baterías, pila de Litio y protocolo de calibración Sonda precisa de presión, 100 Pa (presión diferencial) Sonda de aire de precisión, conector roscado, imprescindible cable de conexión ó Sonda de humedad/temperatura de referencia de elevada precisión, incl. certificado de calibración, conector roscado, imprescindible cable de conexión ó Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para sondas con conector roscado Cable de conexión, 5 m de longitud, para sondas con conector roscado Sonda termoanemométrica, Ø 10 mm, con telescopio, para medir la velocidad del aire en campanas de flujo laminar según DIN EN Para conseguir la calificación y validación de los elevados estándares de calidad de las unidades de producción en salas limpias se deben garantizar unas condiciones ambientales definidas para realizar los procesos. El intercambio de aire y el flujo de aire resultante van ligados directamente a la temperatura y la humedad del aire. Los flujos de aire especificados producen presiones positivas definidas que evitan que entren impurezas de fuera. La tecnología de medición de Testo ha demostrado ser ideal para probar las condiciones ambientales para los procesos. Con el instrumento de referencia testo 400, tiene la posibilidad de conectar 2 sondas simultáneamente. El instrumento de medición se puede usar entonces para monitorizar mediciones in situ o para realizar mediciones a largo plazo gracias a la memoria de lectura integrada con capacidad para registros. Tareas de medición típicas: monitorización de la presión diferencial con la sonda 100 Pa La sonda testo 100 Pa con una precisión de ±(0,3 Pa + 0,5 % de la lectura) es la solución ideal. Se eliminan completamente las dependencias de posición gracias a la revolucionaria tecnología de doble membrana que mediante la compensación de la temperatura hace que las fluctuaciones de temperatura no influyan en los resultados medidos. Medición precisa de la temp. del aire El testo 400 logra una precisión de ±0.1±C y una resolución de ±0.01±C cuando se usa junto con la sonda de aire de precisión (Pt100 Clase B 1/10). Medición precisa de la humedad del aire Se trata de monitorizar exactamente las fluctuaciones en la humedad del aire con una precisión de hasta ±1%HR. El testo 400 establece un nuevo estándar en términos de precisión y estabilidad a largo plazo. Las pruebas realizadas por los más prestigiosos institutos internacionales al sensor de humedad patentado confirman estos valores. Medición del flujo ideal de aire El testo 400, con las mediciones térmicas, molinete, y tubo de Pitot, tiene toda la tecnología disponible para medir el flujo del aire. El primer laboratorio de PTB acreditado por la agencia DKD garantiza una precisión de calibración de la lectura del 0,5%. Medición del flujo laminar Presentamos como novedad la sonda para la comprobación de campanas de flujo laminar. Gracias a las características optimizadas para el impacto del flujo con medición independiente de la dirección dentro de un posible angulo de posicionamiento (20º) y una exactitud de ±(0,02 m/s +5 % del v.m.), la sonda es ideal para dicha medición. Transmisores fijos La comprobación se realiza mediante el cable de corriente/voltaje (0 a 20 ma, 0 a 1 V, 0 a 10 V) y existe la posibilidad de integrar parámetros adicionales. Sonda de medición de molinete orientable (puede doblarse 90 ), Ø 100 mm, acoplable a empuñadura o telescopio Telescopio profesional para sondas de molinete acoplables, máx. 1 m de longitud Cable de corriente/voltaje (±1 V, ±10 V, 20 ma) Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y accesorios ComSoft 3 Professional para gestión de datos de medición Cable RS Recomendamos Certificados de calibración DKD para temperatura, humedad, velocidad, presión Comprobación de la velocidad utilizando la sonda de hilo caliente :
19 17 Procedimiento de comprobación in situ según DIN EN 14175, testo 400 Sonda para campana de flujo laminar La sonda termoanemométrica se usa para medir y comprobar campanas de flujo laminar. La sonda cumple con la nueva normativa DIN EN Las ventajas de esta nueva sonda termoanemométrica residen en el comportamiento óptimo del flujo y en la facilidad de uso. El testo 400 proporciona los cálculos necesarios, tales como el promedio y la desviación estándar. El objetivo del procedimiento de comprobación in situ consiste en examinar la configuración correcta de la campana y establecer el rendimiento de la misma en las condiciones presentes (velocidad del aire ambiente/sistema de salida). Para ello, se mide tanto la velocidad de entrada como el caudal de salida. Para la comprobación de puesta en marcha (parte 4), los requisitos impuestos al instrumento de medición son idénticos a los métodos de ensayo de tipo (parte 3): medición unidireccional, pero debe ser posible en un margen de ± 20 Constante de tiempo (t63) 0,5 s ± (0,02 m/s + 5% del v.m.) en el rango de medición de 0,2 a 1 m/s El anemómetro debe estar calibrado En la comprobación de rutina (parte 4), el anemómetro debe mostrar una exactitud del 10% del valor medido para la comprobación de la velocidad de entrada, y ±(0,02 m/s +5% del v.m.) en el rango a partir de 0,3 m/s para la comprobación del caudal de salida. En este sen- tido, la nueva sonda de campanas de flujo laminar cumple los requisitos de las partes 3 y 4. Además, se deberán medir también las condiciones generales del aire ambiente durante las comprobaciones de ventilación, incluyendo la temperatura, la presión del aire, la humedad ambiente y la diferencia de presión entre la entrada y la salida de aire. Según la normativa DIN EN : 2003, el anemómetro debe poder medir la velocidad del aire de la sala independientemente de la dirección. Con sondas adicionales, el testo 400 permite medir las condiciones generales de la sala. testo 400 Instrumento multifunción testo 400 para medir temperatura, humedad, ΔP, velocidad, presión absoluta Interface para PC y ComSoft 3 Ventajas de la sonda para campanas de flujo laminar: propiedades óptimas de flujo sonda robusta con cabezal de protección cumple con la normativa DIN EN Comprobación in situ de una campana de flujo laminar con el testo 400 Visualización relativa en % 0 Sonda para campanas de flujo laminar a 0,5 m/s Sonda para campanas de flujo laminar Sonda de hilo caliente ángulo de doblado en Comportamiento óptimo del flujo de la sonda para campanas de flujo laminar ( ) Sonda de hilo caliente ( ) optimizada para medición en conductos, con identificación de la dirección Set recomendado testo 400, instrumento de med. multi función, incl. memoria para lecturas, módulo VAC (determinación del caudal con cálculo del error), baterías, pila de Litio y protocolo de calibración Alimentador/cargador 230 V/8 V/1 A, para instrumento de medición (conector europeo) Pilas recargables para instrumento de medición (2 unidades 2,4 V/1100 mah) Sonda termoanemométrica, Ø 10 mm, con telescopio, para medir la velocidad del aire en campanas de flujo laminar según DIN EN Sonda de ambiente estándar hasta +70 C, conector roscado, imprescindible cable de conexión ó Sonda de presión, 2000 hpa, para medir la presión absoluta, en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl. acoplamiento de cierre rápido (M8 x 0,5) e imán para fijación rápida Sonda precisa de presión, 100 Pa, para medir la presión diferencial, en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl. imán para fijación rápida Recomendamos ComSoft 3 Professional para gestión de datos de medición Cable RS Impresora acoplable (acople seguro) incl. 1 rollo de papel térmico y pilas SoftCase para el instrumento de medición (protección contra golpes) con correa de transporte, soporte magnético y soporte para sonda SoftCase para impresora acoplable (protección contra suciedad y golpes) Maletín del sistema (aluminio) para instrumento, sondas y accesorios Certificado de calibración DKD de velocidad, anemómetro de hilo caliente; puntos de calibración 0,1; 0,2; 0,5; 0,8; 1 m/s Certificado de calibración ISO de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete; puntos de calibración 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con conector roscado al instrumento de medición Sonda de nivel de confort para la medición del grado de turbulencia, con telescopio y soporte. Cumple los requisitos recogidos en EN
20 18 Velocidad, temperatura y humedad en un solo instrumento testo 410 El testo mide velocidad y temperatura. Es el instrumento ideal para mediciones puntuales en salidas de ventilación gracias a la sonda de molinete integrada de 40 mm. También puede calcular el promedio por tiempo. Además de la velocidad y la temperatura, el testo puede medir la humedad ambiente. El sensor de humedad patentado Testo garantiza mediciones fiables. De esta forma, las condiciones ambiente se pueden determinar con total seguridad. testo testo 410-1; anemómetro de molinete con sensor NTC de temperatura integrado, incl. tapa de protección, pilas y protocolo de calibración Anemómetro con medida de temperatura ambiente Cálculo del promedio por tiempo Función "Hold" y valores máx./mín. Cálculo de la sensación térmica (exteriores) Visualizador con iluminación Prestaciones adicionales del testo 410-2: Medición de humedad con el sensor Testo estable a largo plazo Incl. cálculo del punto de rocío y bulbo húmedo testo testo 410-2; anemómetro con sonda de molinete y sensor de humedad y sensor NTC de temperatura integrados, incl. tapa de protección, pilas y protocolo de calibración Tapa de protección Medición de velocidad en una salida de ventilación con una sonda de molinete de 40 mm Datos técnicos testo 410-1/-2 testo Tipo de sonda Molinete NTC Sensor humedad Testo, capacitivo m/s C %HR ±1 dígito Resolución 0.1 m/s 0.1 C ±0.1 %HR Temp. Func C Tipo de pila 2 pilas tipo AAA Vida de la pila testo 410-1: 100 h (promedio, sin iluminación en el visualizador) testo 410-2: 60 h (promedio, sin iluminación en el visualizador) Medidas ±(0.2 m/s + 2% del v.m.) ±0.5 C ±2.5 %HR ( %HR) 133 x 46 x 25 mm (incl. tapa de protección) Medición de velocidad y temperatura - Sencilla y fácil testo 405 El testo 405 es un anemómetro térmico para la medición de velocidad, caudal y temperatura; gracias a su tamaño resulta ideal para medir en conductos, salidas y rendijas. Cálculo del caudal hasta 99,990 m3/h Ideal para mediciones en conductos Empuñadura telescópica hasta 300 mm Sencilla visualización de las lecturas gracias al cabezal giratorio testo 405 testo 405; anemómetro térmico con soporte para conducto, clip de sujeción y pila Datos de pedido para accesorios testovent 410, cono de caudal, Ø 190 mm/330 x330 mm, incl. funda testovent 415, cono de caudal, Ø 190 mm/210x210mm, incl. funda Certificado de calibración ISO de velocidad, calibración en dos puntos; puntos de calibración 5 m/s y 10 m/s Certificado de calibración ISO de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; puntos de calibración 1; 2; 5; 10 m/s Datos técnicos Tipo de sonda ±1 dígito Resolución térmica Medición de velocidad en rendijas m/s m³/h ±(0.1 m/s + 5% del v.m.) ( m/s) ±(0.3 m/s + 5% del v.m.) (rango restante) 0.01 m/s Temp. Func C Temp. Almac C Vida de la pila Medidas NTC C ±0.5 C 0.1 C aprox. 20 h 490 x 37 x 36 mm
Compromiso con el futuro I/2007 Ingeniería de Medición para Aire Acondicionado / Ventilación Iconos Visualizador con retroiluminación Funcionamiento sencillo gracias a funciones de menú guiadas SoftCase
La gran innovación digital para ingenieros de refrigeración
Compromiso con el futuro La gran innovación digital para ingenieros de refrigeración testo 523, 556, 560 Precisión y fiabilidad con la nueva generación de analizadores de refrigeración digitales Nuevos!

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución