Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-o150498-mf.html
Timestamp: 2017-05-23 02:33:34+00:00

Document:
Orden de 15 de abril de 1998 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina). (Vigente hasta el 9 de diciembre de 2006)
n�m. 100 de 27 de abril de 1998
Vigencia desde 27 de abril de 1998. Esta revisi�n vigente desde 27 de abril de 1998hasta 9 de diciembre de 2006.
CAPÍTULO I. CAMPO DE APLICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN.
Artículo 2. Fases del control metrológíco.
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DE MODELO.
CAPÍTULO III. VERIFICACIÓN PRIMITIVA.
CAPÍTULO IV. VERIFICACIÓN DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN.
CAPÍTULO V. VERIFICACIÓN PERIÓDICA.
CAPÍTULO I.CAMPO DE APLICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN.
Esta Orden tiene por objeto regular el control metrológico del Estado, establecido en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, y en el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, sobre los equipos, denominados en adelante instrumentos de medida de gases de escape, destinados a medir las fracciones en volumen de uno o más de los componentes de los siguientes gases de escape: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), oxígeno (O2) e hidrocarburos (HC).
Artículo 2. Fases del control metrológíco. El control metrológico del Estado sobre los instrumentos de medida de gases de escape, que se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, en el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el control metrológico que realiza la Administración del Estado, y en esta Orden, constará de las siguientes fases: Aprobación de modelo, verificación primitiva, verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se presume la conformidad con las características técnicas y requisitos establecidos en la norma española UNE 82501:1997 -Instrumentos de medida. Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos a motor. Características y métodos de ensayo- de aquellos instrumentos de medida de gases de escape procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que cumplan con los reglamentos ténicos, normas o procedimientos legalmente establecidos en estos Estados, hayan sido ensayados en laboratorios u organismos autorizados o hayan recibido un certificado de estos organismos, siempre y cuando los niveles de precisión, seguridad, adecuación e idoneidad, sean equivalentes a los requeridos en esta Orden.
CAPÍTULO II.APROBACIÓN DE MODELO. Artículo 5. Solicitud.
Los fabricantes, importadores o cualquier persona a la que se pueda imputar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aprobación de modelo, podrán solicitarla de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1816/1985, de 11 de septiembre, y en esta Orden.
La aprobación de modelo será concedida una vez cumplidos los requisitos formales exigidos por el Título I del Real Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre, así como los requisitos técnicos, metrológicos y ensayos establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de la norma UNE 82501:1997.
Todos los instrumentos de medida de gases de escape fabricados conforme a un modelo aprobado, llevarán el signo de aprobación de modelo establecido en el anexo I del Real Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre.
CAPÍTULO III.VERIFICACIÓN PRIMITIVA. Artículo 11. Sujetos obligados.
1. La verificación primitiva consistirá en la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Título II del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, así como los requisitos técnicos y metrológicos establecidos en la norma UNE 82501:1997, una vez realizados y superados satisfactoriamente los ensayos recogidos en los apartados 6.1 (Curva de calibración), 6.6.1 (Tiempo de calentamiento), 6.6.2 (Tiempo de respuesta), 6.6.3 (Bajo caudal), 6.6.4 (Fugas) y 6.6.5 (Residuos de HC), de la citada norma UNE.
Los errores máximos permitidos en los ensayos de la verificación primitiva serán los indicados en el apartado 5.4.1 de la norma UNE 82501:1997.
CAPÍTULO IV.VERIFICACIÓN DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN.
2. La solicitud de verificación, se presentará acompañada del boletín establecido en el anexo II, debidamente cumplimentado, a efectos de la identificación del instrumento y de su poseedor.
CAPÍTULO V.VERIFICACIÓN PERIÓDICA.
Madrid, 15 de abril de 1998.
ANEXO I.Requisitos para la inscripción en el Registro de Control Metrológico de las personas o entidades que pretendan reparar instrumentos de medida de gases de escape.
Las personas o entidades que se propongan reparar o modificar instrumentos de medida de gases de escape, a los que se refiere esta Orden, deberán inscribirse como reparadores autorizados en el Registro de Control Metrológico, según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Registro de Control Metrológico.
ANEXO II.Boletín de identificación de instrumentos de medida de gases de escape.
Nombre del poseedor:.............................................
Direcci&oacute;n:.......................................................
Localidad:................... Tel&eacute;fono:...........................
Lugar de emplazamiento del instrumento:..........................
Fabricante del instrumento:......................................
Marca:..................... Modelo:..............................
N&uacute;mero de serie:...... Campo de medida:..........................
Unidad de medida:...... Divisi&oacute;n de la escala:...................
Fecha de instalaci&oacute;n:............................................
Aprobaci&oacute;n de modelo n&uacute;mero:.....................................
de fecha:........................................................
Fecha de la verificaci&oacute;n primitiva:..............................
ANEXO III.Etiquetas de verificación.
Será de tipo adhesivo, al objeto de fijada de forma permanente y plenamente visible en el instrumento o en algún elemento de la instalación que lo soporte.
Vigente hasta el 9 de diciembre de 2006, fecha de entrada en vigor de la Orden ITC/3722/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrol�gico del Estado en la fase de instrumentos en servicio sobre los instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los veh�culos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina). (BOE. núm. 293, de 8 de diciembre de 2006).
Orden derogada, en lo que respecta a sus fases de control metrológico de aprobación de modelo y verificación primitiva, según disposición derogatoria única del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

References: Artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 2
 Real Decreto 
 Artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto