Source: https://www.fonkel.com.mx/detalleproducto.php?id=79
Timestamp: 2020-03-31 12:08:40+00:00

Document:
AEMC AE903.1454.55D
Código: AE903.1454.55D
Modelo: CA6116N
El C.A 6116N se presenta como el TODO-EN-UNO del control de las instalaciones eléctricas según las normas nacionales e internacionales (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600, etc.). Gran diseño, ergonomía, rendimiento, rapidez y precisión.
Almacena hasta 1,000 pruebas, que se pueden descargar y procesar con DataView ® (incluido).
Mide continuidad, resistencia, aislamiento, tierra y tierra selectiva, impedancias de bucle, tipo A y AC RCD
El análisis de los resultados:
 Comprobación según las normas internacionales: IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600
 Conexión segura y sencilla gracias a la ayuda contextual para cada función que incluye todos los esquemas de conexión
 Adaptados a todo tipo de regímenes de neutro (TT, TN, IT)
 Prueba en RCD tipo B disponible
 Tabla de fusibles integrada para la lectura rápida del resultado en el instrumento
 Batería Li-Ion para más autonomía
 Medidas: tensión, corriente mediante pinza, potencia, formas de ondas y armónicos
 Medida de la caída de tensión para el correcto dimensionado de la sección de los conductores
 Medida de bucle con una resolución 1 m?
 Memoria jerárquica de 3 niveles
2.1 CONTINUIDAD / RESISTENCIA
2.1.1 I nominal / Rango / Resolución I > 200 mA / 39,99 ? / 0,01 ? / ± (1,5 % de la medida + 2 cts)
12 mA / 39.99 ? & 399,9 ? / 0,01 & 0,1 ? /± (1,5% de la medida + 5 cts) con señal acústica
2.1.2 Rango / Resolución / Precisión 4 k? / 1 ? / ± (1,5 % de la medida + 5 cts)  40 k? - 400 k? / 10 ? - 100 ? / ± (1,5 % de la medida + 2 cts)
2.2.1 Tensión nominal Uprueba: 50 /100 / 250 / 500 / 1000 V DC
2.2.2 Rango / Resolución / Precisión 0,01 M? a 2 G? / 10 k? a 1 M? / ±(5 % de la medida + 3 cts)
2.2.3 Corriente de cortocircuito ? 3mA
2.3.1 TIERRA 3P 0,50 ? a 40 ? / 0,01 ? / ±(2 % de la medida + 10 cts)  40 ? a 15 k? / 0,1 ? à 1 ? / ±(2 % de la medida + 2 cts)
2.3.2 Rango / Resolución / Precisión 15 k? a 40 k? / 10 ? / ±(10 % de la medida + 2 cts)
2.3.3 Otros Medida de resistencia de picas auxiliares RH & RS (hasta 40k?)
2.3.4 Ufk Cumple con SEV 3569
2.3.5 TIERRA 1P SELECTIVA
2.3.5.1 Rango / Resolución / Precisión 0,20 ? a 39,99 ? - 40 ? a 399,9 ? / 0,01 ?  0,1 ? / ±(10 % de la medida + 10 cts) (ISel mediante pinza)
2.4 IMPEDANCIA DE BUCLES (Zi (L-PE) y Zs (L-N o L-L))  TIERRA CON TENSIÓN 1P
2.4.1 TIERRA EN TENSIÓN
2.4.1.1 Tensión de la instalación / Frec. 90 a 500 V / 15,8 a 17,5 Hz - 45 a 65 Hz
2.4.1.2 Modo corriente alta con disparo (TRIP) Corriente de prueba máx.: 7,5 A
2.4.1.3 Zs (L-PE) y Zi (L-N o L-L) (0,050) 0,100 ? a 0,5 ? / 0,001 ? / ± (10 % de la medida + 20 cts)  0,5 ? a 3,999 ? / 0,001 ? / ± (5 % de la medida + 20 cts)
2.4.1.4 Rango / Resolución / Precisión 3,999 a 39,99 ? / 0,01 ? / ± (5 % de la medida + 2 cts)  39,99 ? a 399,99 ? / 0,1 ? / ± (5 % de la medida + 2 cts)
2.4.1.5 Modo sin disparo (NO TRIP) Corriente de prueba: 6 mA  9 mA  12 mA (a elegir)  0,20 ? a 0,99 ? / 0,01 ? / ± (15 % de la medida + 10 cts)
2.4.1.6 (únicamente Zs (L-PE)) 1,00 a 1,99 ? / 0,01 ? / ± (15 % de la medida + 3 cts)  2,00 a 39,99 ? / 0,01? / ± (10 % de la medida + 3 cts)
40,00 ? a 399,9 ? / 0,1 ? / ± (5 % de la medida + 2 cts)  400 a 3 999 ? / 1 ? / ± (5 % de la medida + 2 cts)
2.4.1.7 Cálculo de la corriente de cortocircuito Ik (PFC (Zs)) , I Sc PSCC (Zi) Corriente de defecto y de cortocircuito: 0,1 A a 20 kA
2.4.1.8 Tabla de fusibles integrada Sí
2.4.1.9 Caída de tensión ?U% (Zi) -40 % a +40 %
2.4.1.10 Otros Medida de las componentes resistiva e inductiva de las impedancias Zs y Zi
2.5 DIFERENCIALES TIPO AC Y A
2.5.1 Tensión de la instalación / Frecuencia 90 V a 500 V / 15,8 Hz a 17,5 Hz et 45 Hz a 65 Hz
2.5.2 I?n 10/30/100/300/500/650/1000 mA (90 V - 280 V) o variable  10/30/100/300/500 mA (280 V - 550 V) o variable
Prueba en rampa y en impulso
2.5.3 Prueba de no disparo a ½ I?n  Duración: 1000 ms o 2000 ms
2.5.4 Modo rampa 0,2 a 0,5 x I?n (Uf) / 0,3 x I?n a 1,06 x I?n por paso de 3,3 % x I?n
2.5.5 Medida del tiempo de disparo: 0,2 a 0,5 x I?n (Uf) / 0,5 x I?n / 2 x I?n (selectivo) / 5 x I?n
2.5.6 Rango / Resolución / Precisión Impulso: 0 a 500 ms / 0,1 y 1 ms / 2 ms, Modo Rampa: 0 a 200 ms / 0,1 ms / 2 ms
2.6.1 Corriente via pinza C177/C177A 5,0 mA a 199,9 A (C177A)
2.6.2 Corriente via pinza MN77 (1mA*) 5,0 mA a 19,99 A
2.6.3 Tensión 0 a 550 AC / DC / DC y 15,8 a 500 Hz
2.6.4 Frecuencia 10 a 500 Hz
2.6.5 Rotación de fases 20 a 500 VAC
2.6.7 Potencia activa en monofásica - desde 0 hasta 330 kW en trifásica
Visualización de la forma de onda simultáneamente tensión y corriente.
2.6.8 Armónicos Tensión y Corriente / hasta rango 50 / THD-F / THD-R
2.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.7.1 Visualización Gran pantalla Gran pantalla LCD color gráfica 5,7 retroiluminada 320*240 puntos
2.7.2 Memoria / Comunicación mediante USB para transferencia de datos y creación de informes
2.7.3 Alimentación Litio-ion 10,8 V nominal 5,8 AH
2.7.4 Autonomía de hasta 30 horas
2.7.5 Dimensiones / Peso 280 x 190 x 128 mm / 2,2 kg
2.7.6 Índice de protección IP 53 / IK04
2.7.7 CEM IEC 61326-1
2.7.8 Seguridad eléctrica IEC 61010 -1  600 V CAT III  300 V CAT IV  IEC 61557
* si una tensión está conectada al
3.1. 1 (uno) 1 (uno) Cable USB
3.2. 1 (uno) Cable para toma de red de tres patas
3.3. 1 (uno) Cable de 3 hilos
3.4. 3 (tres) Cables de seguridad (roja, azul y verde)
3.5. 3 (tres) Puntas de prueba de 4 mm de diámetro (roja, azul y verde)
3.6. 3 (tres) Pinzas cocodrilo (roja, azul y verde)
3.7. 2 (dos) Cables de seguriad acodados rectos de 3 m (rojo y negro)
3.8. 1 (una) Sonda de mando remoto
3.9. 1 (uno) Alimentador
3.10. 1 (una) Ficha de seguridad
3.11. 1 (una) Correa para mano
3.12. 1 (una) Correa confort 4 puntos
3.13. 1 (una) Bolsa de transporte
3.14. 1 (uno) Manual del usuario en 6 idiomas
3.15 1 (uno) Software DataView® para transferencia de datos.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución