Source: http://slideplayer.es/slide/300921/
Timestamp: 2017-08-17 10:31:32+00:00

Document:
Publicada porLupe Loy Modificado hace 3 años
Module title Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Parte 16.4: Optimización de la protección en fluoroscopia Ejercicio práctico Part …: (Add part number and title) Module…: (Add module number and title) Lesson …: (Add session number and title) Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to: … . (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session) Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.) Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs) Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate) References: (List the references for the session) IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part No...., Module No....Lesson No Module title Perspectiva general / Objetivos Familiarizarse con el de control de calidad en fluoroscopia Medir la resolución en bajo contraste y el ruido de acuerdo a los procedimientos sugeridos Interpretación de resultados Explanation or/and additional information Instructions for the lecturer/trainer IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
3 Parte 16.4: Optimización de la protección en fluoroscopia
Part No...., Module No....Lesson No Module title Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista Parte 16.4: Optimización de la protección en fluoroscopia Resolución en bajo contraste y ruido Part …: (Add part number and title) Module…: (Add module number and title) Lesson …: (Add session number and title) Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to: … . (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session) Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.) Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs) Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate) References: (List the references for the session) IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
4 Resolución en bajo contraste y ruido
Propósito Medir la resolución en bajo contraste y la influencia del ruido en la detectabilidad en bajo contraste Equipamiento Maniquí de calidad de imagen (maniquí de Leeds) Filtro de 2 mm de Cu
5 Resolución en bajo contraste
La resolución en bajo contraste determina el tamaño de detalle que puede ser reproducido visiblemente cuando hay solo una pequeña diferencia en densidad relativa respecto del área circundante La resolución en bajo contraste se ve limitada considerablemente por el ruido El umbral de percepción en relación al contraste y al tamaño del detalle puede determinarse, por ejemplo, por medio de una curva contraste-detalle
6 Maniquí de Leeds para fluoroscopia Ruido y pérdida de contraste
Incorpora 19 discos, cada uno de 11 mm de diámetro, de diferentes contrastes frente a rayos X
7 Maniquí de Leeds para fluoroscopia Ruido y pérdida de contraste
Imagen fluoroscópica típica del objeto de test N.B.: Observar los círculos del centro Contar el número de círculos vistos
8 Maniquí de Leeds para fluoroscopia Ruido y pérdida de contraste
9 Ruido y pérdida de contraste
Interpretación de resultados El contraste umbral se determina por el detalle que solo puede ser justamente detectado. El contraste umbral de un sistema moderno en ajuste promedio no debe ser mayor de los siguientes valores: Diámetro del campo (cm) Contraste umbral % 30 – 35 3.3 22 – 25 2.7 2.3
10 Maniquíes de Leeds para fluoroscopia Comportamiento global en imagen
Incorpora 108 discos in 12 grupos de diferentes diámetros; en cada grupo hay 9 discos de diferentes contrastes frente a los rayos X Se usa para evaluar el contraste umbral por detección de detalles
11 Maniquíes de Leeds para fluoroscopia Comportamiento global en imagen
Imagen fluoroscópica típica del objeto de test
12 Maniquíes de Leeds para fluoroscopia Comportamiento global en imagen
Interpretación de resultados Los datos se dibujan en función del diámetro del detalle El índice de detección umbral se define como H (A) = [C(A) A]-1

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución