Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-08-marzo-2005-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-97675
Timestamp: 2017-03-25 15:32:51+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca Konik-Tech, modelo KNK-319-206
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca Konik-Tech, modelo KNK-319-206	RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca Konik-Tech, modelo KNK-319-206 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca Konik-Tech, modelo KNK-319-206 Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca KonikTech, modelo KNK-319-206.
Visto el expediente incoado, con fecha 9 de febrero de 2001, a instancia de D.a Ariadna Galve-Bosch, en representación de Konixbert HiTech, S.A., con domicilio social en Avda. Cerdanyola, 73, Sant Cugat del Valles, (Barcelona), por el que solicita la aprobación de tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca Konik-Tech, modelo KNK-319-206.
1.a Los aparatos radiactivos cuyo tipo se aprueba son las unidades detectoras por captura de electrones (ECD) de la marca Konik-Tech, modelo KNK-319-206. Estas celdas detectoras llevan incorporada una fuente radiactiva encapsulada de Niquel-63 con una actividad máxima de 555 MBq (15 mCi) de la marca Isotope Products Laboratories, Inc., modelo NER-004.
2.a El uso a que se destinan los aparatos es la identificación de compuestos químicos.
3.a Cada unidad detectora (ECD) ha de llevar marcado de forma indeleble, al menos, la marca y modelo o el número de aprobación de tipo y la palabra «Radiactivo».
Además, llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el fabricante, la fecha de fabricación, el n.° de serie, el distintivo básico recogido en la norma UNE 73-302 y la palabra «Exento»; así como una advertencia de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir al final de su vida útil según lo indicado en el apartado h) iv) de la especificación 4
1) Un certificado en el que se haga constar:
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminación superficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los métodos
e) Declaración de que el aparato corresponde exactamente con el prototipo aprobado y que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie no sobrepasa 1 pSv/h.
i. No se deberá manipular en el interior de los aparatos, ni transferirlos.
ii. No se deberá eliminar las marcas o señalizaciones existentes en los aparatos.
iii. Cuando se detecten daños en un aparato cuya reparación implique el acceso a la fuente radiactiva se deberá poner en contacto con el fabricante.
iv. Los aparatos que lleguen al final de su vida útil deberán ser devueltos al fabricante.
v. Con una periodicidad no superior a seis meses, se deberá concertar con una entidad autorizada la realización de una prueba de hermeticidad de la fuente radiactiva, en los puntos recomendados por el fabricante.
Il) Instrucciones de manejo del aparato, información sobre los riesgos de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones básicas de protección radiológica a tener en cuenta en la utilización del equipo y las actuaciones a seguir en caso de avería de alguno de los sistemas de seguridad.
5.' El aparato radiactivo queda sometido al régimen de comprobaciones que establece el punto 11 del Anexo II del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
6.' Las siglas y número que corresponden a la presente aprobación de tipo son NHM-D208.
7.' La presente resolución solamente se refiere a la aprobación de tipo del aparato radiactivo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta para
su fabricación o importación, así como para su asistencia técnica en cuanto a la seguridad radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo Reglamento.
Según se establece en los arts. 107.1 y 114 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada su redacción por la Ley 4/99, se le comunica que contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada ante el IImo. Sr. Secretario General de Energía, en el plazo de un mes a contar desde su notificación, así como cualquier otro recurso que considere conveniente a su derecho.
Madrid, 8 de marzo de 2005.-El Director General, Jorge Sanz Oliva.
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca Konik-Tech, modelo KNK-319-206	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 

RESOLUCIÓN