Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3239-2002-fom.html
Timestamp: 2018-02-21 17:54:04+00:00

Document:
Orden FOM/3239/2002, de 12 de diciembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica
Vigencia desde 21 de Diciembre de 2002. Revisión vigente desde 21 de Diciembre de 2002
Artículo 2 Ejecución
Artículo 5 Libro-registro de reparaciones
Artículo 7 Procedimiento y plazo de ejecución
Artículo 15 No superación de la verificación periódica
Disposición transitoria única Primera verificación periódica
ANEXO I . Requisitos para la inscripción en el Registro de Control Metrológico de las personas o entidades que pretendan reparar o modificar sistemas de medida
ANEXO II . Boletín de identificación del sistema de medida
ANEXO III . Procedimiento de verificación de sistemas de medida
ANEXO IV . Etiquetas de verificación
OM ITC/3720/2006 de 22 Nov. (control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores)
O.M. FOM/3239/2002, 12 diciembre, derogada por la disposición derogatoria única de la Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores («B.O.E.» 8 diciembre), el 9 de diciembre de 2006.
La persona o entidad que haya reparado o modificado un sistema de medida, una vez comprobado su correcto funcionamiento, deberá ajustarlo a cero, permitiéndose una tolerancia de (± 0,1 por 100. El reparador colocará nuevamente los precintos que haya tenido que levantar para llevar a cabo la reparación o modificación.
Las personas o entidades que se propongan reparar o modificar los sistemas de medida a que se refiere esta Orden deberán inscribirse como reparadores autorizados en el Registro de Control Metrológico, según lo dispuesto en el artículo 2.º del Real Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Registro de Control Metrológico.
Boletín de identificación del sistema de medida
Identificador del sistema de medida
Si se comprueba la existencia de anomalías o carencias en los datos referidos, se le notificará al poseedor del sistema de medida para que éstas sean subsanadas. No obstante, esta circunstancia no interrumpirá el proceso de verificación solicitado.
Se considera que dichas condiciones son estables cuando la variación máxima de la temperatura ambiental durante el ensayo es inferior a 10 ºC y la diferencia entre la temperatura del líquido en la vasija de referencia y la temperatura a la que se ha calibrado dicha vasija es inferior, en valor absoluto, a 10 ºC.
El error máximo permitido es del ± 1 por 100 del suministro mínimo o del ± 0,5 por 100, si la cantidad es dos veces superior al suministro mínimo.
3) Se procede a la lectura del volumen indicado en la vasija y se calcula el error mediante la fórmula siguiente: er = [(Vind - Vp) / Vp] x 100; siendo:
En ambos ensayos el error máximo permitido es del ± 0,5 por 100.
Con dispositivo indicador continuo e = 0 por 100
Con dispositivo indicador discontinuo e = 0,5 por 100 del suministro mínimo.
El error máximo permitido en el volumen suministrado será del ± 1 por 100.
El error máximo permitido en el volumen suministrado será del ± 0,5 por 100.
Verificación realizada de acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 2002
N.º de identificación:
CONFORME Y
2004 205 2006 2007 2008

References: Artículo 2

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 15
 artículo 2
 Real Decreto