Source: http://docplayer.es/13091605-Akocontrol-la-mas-amplia-gama-de-controladores-de-temperatura-y-humedad.html
Timestamp: 2017-12-18 05:59:52+00:00

Document:
AKOControl La más amplia gama de controladores de temperatura y humedad - PDF
Download "AKOControl La más amplia gama de controladores de temperatura y humedad"
Alejandro Tebar Herrero
1 AKOControl La más amplia gama de controladores de temperatura y humedad
2 AKOControl, tabla de controladores para la Refrigeración Industrial y Comercial SALIDAS RELÉ ENTRADAS OPCIONES FORMATOS Resistencia Compresor Desescarche Resistencia Ventilador Luz/Aux/Alarm Temperatura Control Temperatura Ambiente Temperatura Fin desescarche Entr. digital 1 Entr. digital 2 AKO-D14012 NTC/PTC 12/24V x AKO-D14023 NTC/PTC 230V x AKO-D14023-C NTC/PTC 90/240V x x AKO-DH V x AKO NTC 12V x AKO NTC 120V x AKO NTC 230V x AKO NTC/PTC 230V x AKO NTC 230V x AKO-D A(9) NTC/PTC NTC/PTC x x 12/24V x AKO-D A(9) NTC/PTC NTC/PTC x 120V x AKO A(9) NTC/PTC 230V x AKO-DH A(9) NTC/PTC x 230V x AKO-D A(10) NTC/PTC NTC/PTC x 230V x AKO A(9) NTC x 12V x AKO A(9) NTC NTC x 120V x AKO A(9) NTC x 230V x AKO A(9) 8(4)A NTC x 230V x AKO-D A(9) NTC/PTC x 230V x AKO A(9) NTC/PTC x 230V x AKO A(9) NTC/PTC x 120V x AKO A(9) NTC 230V x AKOTIM-21TE 12A(9) NTC NTC x 230V x AKOTIM-21ATE 12A(9) 5(4)A NTC NTC x 230V x AKOTIM-21ARTE 12A(9) 5(4)A NTC NTC x 230V x x AKOTIM-21ARTEB 12A(9) 5(4)A NTC NTC x 230V x x x AKO-D A(9) 8(4)A NTC NTC x 12V x AKO-D A(9) 8(4)A NTC NTC x 120V x AKO-D A(9) 8(4)A NTC NTC x 230V x AKO-DH A(9) 8(4)A NTC NTC x 230V x AKO A(9) 8(4)A 8(4)A NTC NTC x x 230V x AKOTIM-22TE 12A(9) 8(4)A NTC NTC NTC x 230V x AKOTIM-22ATE 12A(9) 8(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x AKOTIM-22ARTE 12A(9) 8(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x x AKOTIM-22ARTEB 12A(9) 8(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x x x AKO-D A(9) 5(4)A 8(4)A NTC NTC x 12V x AKO-D A(9) 5(4)A 8(4)A NTC NTC x 120V x AKO-D A(9) 5(4)A 8(4)A NTC NTC x 230V x AKO-DH A(9) 5(4)A 8(4)A NTC NTC x 230V x AKO-D14323-C 12A(9) 5(4)A 8(4)A NTC NTC x 90/240V x x AKO-D A(9) 12A(9) 5(4)A NTC NTC x x 230V x AKO A(9) 8(4)A 8(4)A 8(4)A NTC NTC x x 230V x AKO-D A(9) 5(4)A 8(4)A NTC NTC x 230V x AKO-D A(9) 10A 5(4)A NTC NTC x 230V x AKOTIM-23TE 12(9)A 8(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x AKOTIM-23ATE 12(9)A 8(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x AKOTIM-23ARTE 12(9)A 8(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x x AKOTIM-23ARTEB 12(9)A 8(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x x x AKO-D (4)A 5(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC x 12V x AKO-D14412-RC 5(4)A 5(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC x 12V x x x AKO-D (4)A 5(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC x 230V x AKO-D14423-RC 5(4)A 5(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC x 90/240V x x x AKO (9)A 8(4)A 5(4)A 5(4)A NTC NTC NTC x 230V x Alimentación Buzzer Reloj Tiempo Real Comunicación RS485 Panel Corto Panel Standard Panel Big Display Panel Largo Raíl DIN Mural 17
3 AKOControl Ámbito de Aplicación Botellero Bottle Cooler Food Refrigerador Showcase Bodega Wine Installations Crystalised Desescarchador Food Tables Mesa de alimentos Food Cabinets Armario de alimentos congelado refrigerado Blast Cabinet Armario abatidor Food Self Services Auto servicio alimentos Vitrina Dishes Platos Showcase congelado refrigerado Mueble Market de Showcase mercado Wall Cabinet Mueble de pared Armario Modular modular Cabinets Modular Cool Rooms <10m3 Modular Cool Rooms >10m3 Cámaras frigoríficas <10m3 Cámaras frigoríficas >10m3 Food Chest Coolers Arcón alimentos congelados Darwin DARWINH AKO-DH14023/DH14323 AKO-D14012-D14423 pág. Pág Termómetro Thermometer AKO Pág.19 pág. CAMRegis.H AKO-15762/16767 AKO pág. 45Pág.48 Islas Central congelados Hills Coolers Thermolabile Armarios Termolábiles Coolers 18
4 AKOControl Termostatos y termómetros Rango de -50 ºC a +99 ºC, montaje panel, formato reducido Dimensiones reducidas 66 x 32 x 56mm. Las dimensiones del hueco panel los hacen intercambiables con los termómetros mecánicos tradicionales, integrando además, la función termostato y reloj de desescarche en un único equipo. Programables para frío y calor. Desescarche por paro de compresor. Posibilidad de password para entrada en programación, indicación en ºC o ºF seleccionable por programa y calibración de sonda. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, armarios, etc. Este tipo de termómetro es adecuado para instalaciones que no requieran control metrológico. Rango de temperatura -50 ºC a +99 ºC Visualización display 2 Dígitos (ºC/ºF) Resolución 1 ºC Sonda NTC Dimensiones hueco panel 25,4 x 58 mm Dimensiones del frontal 32 x 66 mm Profundidad 51 mm AKO AKO AKO AKO AKO AKO Sonda 230 V~ AKO V~ AKO Sonda Sonda 120 V~ AKO V~ AKO AKO V~, ºC / ºF sonda NTC 1,5 m incluida Uds. AKO V~, ºC / ºF sonda NTC 1,5 m incluida Uds. AKO V~, ºC / ºF sonda NTC 1,5 m incluida Uds. AKO V~, relé SPST 16 A, sonda NTC incluida Uds. AKO V~, relé SPST 16 A, sonda NTC incluida Uds. AKO V~, relé SPST 16 A, sonda NTC incluida Uds. Termómetros Rango de -50 ºC a +150 ºC, montaje panel Visualización de temperatura seleccionable por programa. Visualizaciones de la temperatura en ºC o ºF con punto decimal. Sonda NTC/PTC seleccionable por programa. Permiten calibración de sonda. Una única tecla para ajustar los parámetros. El modelo AKO C + comunicación integrada RS-485. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc. Este tipo de termómetro es adecuado para instalaciones que no requieran de un control metrológico. Sonda V~ Sonda 1 Sonda 1 Con sonda NTC rango de temperatura de ºC a ºC Con sonda PTC rango de temperatura de ºC a +150 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 43 mm (AKO-D14012 y AKO-D14023) Profundidad 61 mm (AKO-D14023-C) AKO-D /24 V~, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D14023-C V~, comunicación, 1 sonda NTC incluida Uds. 19
5 AKOControl Termostatos Rango de -50 ºC a +150 ºC, 1 salida de relé, montaje panel Programables para frío y calor. Visualización y control en ºC y ºF con punto decimal. Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Posibilidad de password para entrada en programación. Desescarche por paro de compresor. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones). Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc. 120 V~ AKO-D V~ Hz AKO-D14123 Sonda V~ Con sonda NTC rango de temperatura de ºC a ºC Con sonda PTC rango de temperatura de ºC a +150 ºC Visualización 3 Dígitos ( C/ F) Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 43 mm (AKO-D14120 y AKO-D14123) SPST Profundidad 61 mm (AKO-D14112 y AKO-D RC) SPDT Relé compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 (en equipos AKO-D1412x) Relé compresor SPDT 2 CV: AC1=16, AC3=10 (en equipos AKO-D , AKO- D RC) Relé compresor SPDT 16 A: AC1=12, AC3=9 (en equipos AKO-D14112) AKO-D /24 V~, 1 relé SPDT 16 A, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 1 relé SPST 16 A, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 1 relé SPST 16 A, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 1 relé SPDT 2 CV, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D RC V~, 1 relé SPDT 2CV+comunicación, 1 sonda NTC incluida Uds. Controladores de temperatura Rango de -50 ºC a ºC, 2 relés, montaje panel Relé de compresor y auxiliar (desescarche o ventiladores). Función del relé auxiliar programable como Desescarche, Ventiladores, Alarma. Con una 2ª sonda opcional permite finalizar desescarche por temperatura. Entradas digitales programables como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de energía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones). Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. 12 V~ AKO-D V~ Hz AKO-D14223 Rango de temperatura ºC a ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 61 mm Relé compresor SPDT 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé auxiliar SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 AKO-D V~, 2 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 2 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 2 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. 20
6 AKOControl Controladores de temperatura Rango de -50,0 ºC a ºC, 3 relés, montaje panel Relé de compresor, ventiladores y auxiliar. Relé auxiliar programable como Desescarche, Alarma o Luz. Desescarches programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2ª sonda opcional permite finalización de desescarche por temperatura. Entradas digitales programables como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de energía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones). El modelo AKO-D14323-C dispone de comunicación RS-485 integrada. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. 120 V~ AKO-D V~ AKO-D V~ Hz AKO-D V Rango de temperatura ºC a ºC Rango de temperatura (ºC/ºF) Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 61 mm Relé compresor SPDT 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé auxiliar SPST 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé ventilador SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 AKO-D V~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D14323-C V~,3 relés, con comunicación, 1 sonda NTC incluida Uds. Controladores de temperatura Rango de -50 ºC a ºC, 4 relés Relé de compresor, ventiladores, desescarche y auxiliar. Relé auxiliar programable como alarma, 2º desescarche, recogida de gas o luz. Desescarche por resistencias, por aire o por inversión de ciclo, programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Reloj en tiempo real para inicio desescarches. Con una 2ª sonda opcional permite desescarches por temperatura. Entradas digitales programables como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de energía o ciclo continuo. Comunicación RS-485 integrada. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones) a equipos AKO-D14412-RC y AKO-D14423-RC. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. 12 V~ AKO-D14412-RC V~ Hz AKO-D14423-RC Rango de temperatura ºC a ºC Visualización 3 dígitos ( C/ F) Resolución 0.1 C Precisión ±1 C Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 61 mm Relé compresor SPST 6A: AC1=5, AC3=4 Relé ventilador SPST 6A: AC1=5, AC3=4 Relé desescarche SPST 6A: AC1=5, AC3=4 Relé auxiliar SPST 6A: AC1=5, AC3=4 AKO-D V~, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D V~,1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D14412-RC 12 V~, 4 relés, con comunicación y reloj, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO-D14423-RC V~, 4 relés, con comunicación y reloj, 1 sonda NTC incluida Uds. 21
7 AKOControl Controladores de Temperatura Rango de ºC a ºC, 3 relés, montaje panel AKOControl Darwin H Equipos de alta precisión de obligada instalación, que cumplen con la norma establecida por la orden ITC 3701/2006 (de acuerdo con los reglamentos EN 13485, EN y el Real Decreto 889/2006 que obliga a tener un visualizador de temperatura de servicio con certificado de calibración y de lectura inviolable, que sea legible a 2 m en los muebles frigoríficos donde se almacenan productos alimenticios refrigerados y/o congelados. Rango de temperatura ºC a ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Sonda Homologada y NTC Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Fácil y rápida puesta en servicio "plug & play" Amplia gama y disponibilidad por tratarse de equipos de stock habitual Variedad de relés 0,1, 2 y 3 con precisión de lectura clase 1 Garantía y precisión en el funcionamiento de la instalación al estar diseñados y fabricados siguiendo un proceso de calidad homologado y acreditado por Control Metrológico Bajo mantenimiento por tratarse de sonda intercambiable sin necesidad de precinto 22
8 AKOControl Termómetros Homologados según RD 889/ ITC/3701/2006 Rango de -50 ºC a ºC, montaje panel Visualización de temperatura. Suministrados con declaración de conformidad según orden ITC 3701/2006, RD 899/2006 y Norma UNE EN Los Reales Decretos 852/2004 y 1109/1991 obligan a la utilización de termómetros en las cámaras de almacenamiento, muebles frigoríficos y vitrinas de productos refrigerados, congelados, ultracongelados, helados y productos termolábiles (medicamentos). Según la orden ITC/3701/2006 los termómetros de temperatura empleados para vigilar la temperatura en las cámaras y muebles frigoríficos, deben estar sometidos a control metrológico. Aplicación: Cámaras, arcones, muebles y vitrinas que almacenan alimentos refrigerados, congelados para el consumo humano. AKO-DH V 50/60Hz Sonda H Rango de temperatura ºC a + 99,9 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Indicación sonda homologada conectada Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 43 mm Alimentación 230 V Sonda IP65 AKO-DH V, 1 sonda Homologada 1,5 m incluida Uds. Termostatos Homologados según RD889/ ITC/3701/2006 Rango de -50 ºC a +99,9 ºC, 1 salida relé, montaje panel Programables para frío y calor. Suministrados con declaración de conformidad según orden ITC 3701/2006, RD 899/2006, y Norma UNE EN Los Reales Decretos 852/2004 y 1109/1991 obligan a la utilización de termómetros en las cámaras de almacenamiento, muebles frigoríficos y vitrinas de productos refrigerados, congelados, ultracongelados, helados y productos termolábiles (medicamentos). Estos equipos permiten controlar la temperatura de la cámara o mueble frigorífico y además visualizar la temperatura acorde con la normativa, en un único equipo. Lo cual facilita el proceso de instalación y minimiza el espacio necesario para su instalación. Sonda de control independiente a la de visualización de la temperatura. Aplicación: Cámaras, arcones, muebles y vitrinas que almacenan alimentos refrigerados, congelados para el consumo humano. AKO-DH14123 Modo:FRÍO (P0=0) 16 A I max.: 16 A L N Sonda H V 50/60Hz Sonda1 COOL Incluye 1 sonda homologada, referencia AKO-H15811 Incluye 1 sonda NTC referencia AKO Admite sondas PTC referencia AKO-1558xx Resolution 0.1 C Precisión ±1 C Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 61 mm Alimentación 230 V Relé compresor 16 A SPST: AC1=, AC3=9 AKO-DH V, 1 relé SPST 16 A, 2 sondas 1,5 m incluidas (NTC+Homologada) Uds. AKO-H15811 Sonda Homologada 1,5 m (capuchón termorectráctil) Ud. AKO-H15831 Sonda Homologada 3 m (capuchón termorectráctil) Ud. 23
9 AKOControl Controladores Homologados según RD 889/2006- ITC/3701/2006 Rango de -50 ºC a + 99,9 ºC, 2 relés, montaje panel Relé de compresor, ventilador y auxiliar Suministrados con declaración de conformidad a orden ITC 3701/2006, RD 889/2006, y Norma UNE EN Los Reales Decretos 852/2004 y 1109/1991 obligan a la utilización de termómetros en las cámaras de almacenamiento, muebles frigoríficos y vitrinas de productos refrigerados, congelados, ultracongelados, helados y productos termolábiles (medicamentos). Estos equipos permiten controlar la temperatura de la cámara frigorífica y además visualizar la temperatura acorde con la normativa, en un único equipo. Lo cual facilita el proceso de instalación y minimiza el espacio necesario para su instalación. Función de relé auxiliar programable como desescarche, ventiladores, alarma o luz con una segunda sonda opcional permite finalizar desescarche por temperatura. Aplicación: Cámaras, arcones, muebles y vitrinas que almacenan alimentos refrigerados, congelados para el consumo humano. Sonda H AKO-DH14223 DI1 S2 o DI2 S1 230V~ 50/60Hz 16A 8A AUX COOL R. CARTER AUX. I max.: 16 A L N Incluye 1 sonda de NTC homologada, referencia AKO-H15811 Incluye 1 sonda NTC, referencia AKO Visualización en 3 dígitos ºC Resolución: 0.1 C Precisión ±1 C Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 61 mm Alimentación 230 V Relé compresor 16 A SPDT: AC1=1,2, AC3=9 Relé auxiliar 8 A SPDT: AC1=8, AC3=4 AKO-DH V, 2 relés SPST 16 A, 2 sondas 1,5 m incluidas (NTC+Homologada) Uds. Controladores Homologados según RD 889/ ITC/3701/2006 Rango de -50 ºC a ºC, 3 relés, montaje panel Relé de compresor,ventilador y auxiliar Suministrados con declaración de conformidad a orden ITC 3701/2006, RD 899/2006, y Norma UNE EN Los Reales Decretos 852/2004 y 1109/1991 obligan a la utilización de termómetros en las cámaras de almacenamiento, muebles frigoríficos y vitrinas de productos refrigerados, congelados, ultracongelados, helados y productos termolábiles (medicamentos). Estos equipos permiten controlar la temperatura de la cámara frigorífica y además visualizar la temperatura acorde con la normativa, en un único equipo. Función de relé auxiliar programable como desescarche, alarma o luz. Desescarches programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una segunda sonda opcional permite desescarches por temperatura. Aplicación: Cámaras, arcones, muebles y vitrinas que almacenan alimentos refrigerados, congelados para el consumo humano. AKO-DH A 6A 8A I max.: 16 A L N Sonda H DI1 S2 o DI2 S1 230V~ 50/60Hz AUX FAN COOL R. CARTER AUX. Incluye 1 sonda de NTC homologada, referencia AKO-H15811 Incluye 1 sonda NTC referencia AKO Rango de temperatura de ºC a ºC Visualización en 3 dígitos ºC Resolution 0.1 C, Precisión ±1 C Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 61 mm, Alimentación 230 V Relé compresor SPDT 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé auxiliar SPST 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé ventilador SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 AKO-DH V, 3 relés SPST 16 A, 2 sondas 1,5 m incluida (NTC+Homologada) Uds. 24
10 AKOControl Controladores de temperatura Rango de ºC a ºC, 3 relés, montaje panel Display grandes dimensiones. Relé de compresor, ventiladores y auxiliar. Desescarche programables controlando compresor, resistencias, (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2ª sonda opcional permite desescarches por temperatura. Relé auxiliar programable como Desescarche, Alarma o Luz. Entradas digitales programables como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de energía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones). Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc. Rango de temperatura -50 ºC a ºC Visualización 2 Dígitos (ºC/ºF) Resolución: 0,1 ºC en el rango -9,9 a 9,9 ºC (1 ºC en el resto de rango) Tipo de sonda NTC Dimensiones hueco panel 124 x 85 mm Dimensiones frontal 139 x 100 mm Profundidad 40 mm Relé de compresor SPDT 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé de auxiliar SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé de ventilador SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 AKO-D V~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. GRANVis Visualizador de temperatura y humedad Visualizador de temperatura y humedad según el Real Decreto 1826/2009, de uso obligatorio en edificios y locales públicos cuya superficie supere los 1000 m². Fácil y rápida instalación con solución cerrada plug and play Perfecta visibilidad mediante display de 2 filas y 3 dígitos de 100 mm de tamaño que permiten buena lectura hasta 50 m. Sonda incluida. Aplicación: Teatros, centros de congresos, centros comerciales, supermercados, salas de conferencia, polideportivos, bares, restaurantes, estaciones, aeropuertos, etc. Este tipo de termómetro es adecuado para instalaciones que no requieran de un control metrológico Power Alimentación Supply V V DISPLAY Alimentación Probe + Power sonda - Supply230V Inout sonda Probe BA SONDA PROBE Rango de temperatura -9 ºC a +60 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Exactitud temperatura 0,5 % Exactitud humedad 2 % (10 a partir de 90 %) Dimensiones frontal 482 x 368 mm Profundidad 41 mm Alimentación V AKO-D17023 Visualización de temperatura y humedad según R.D.1826/ Uds. 25
11 AKOControl Termostato y termómetro Rango de -50 ºC a +99 ºC, montaje mural Orientación vertical Posibilidad de bloqueo de parámetros. Desescarche por paro de compresor. Sonda NTC incluida en el equipo, prolongable mediante cable AKO Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, suelo radiante etc. Éste tipo de equipo es adecuado para instalaciones que no requieran de control metrológico. Rango de temperatura -50 ºC a +99 ºC Visualización 2 Dígitos (ºC/ºF) Resolución 1 ºC Dimensiones 80 x 120 x 37 mm Relé de compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 (AKO-14615) Con sonda NTC rango de temperatura de ºC a ºC SONDA1 SONDA1 AKO V~, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO V~, 1 relé SPST 16A, 1 sonda NTC incluida Uds. Termómetro Rango de -50 ºC a +150 ºC, montaje mural Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Visualizaciones de temperaturas en aplicaciones de frío y calor. Permite calibración de sonda, visualización en ºC y ºF y programacion de password para entrar en programación. Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Aplicación: Instalaciones de energía solar térmica que no requieran control metrológico. Con sonda NTC rango de temperatura de ºC a ºC Con sonda PTC rango de temperatura de ºC a +150 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Resolución 0,1 ºC Precisión ±1 ºC Dimensiones de la caja 171 x 94 x 42 mm Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz AKO Termómetro 230 V~, 1 sonda NTC incluida Uds. 26
12 AKOControl Termostatos de temperatura Rango de -50 ºC a +150 ºC, 1 salida de relé, montaje mural Programables para frío y calor. Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Visualización y control con punto decimal. Montaje mural. Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Protección de los parámetros mediante password. Indicación en ºC o ºF Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras, incubadoras, suelo radiante, etc. Con sonda NTC rango de temperatura de ºC a ºC Con sonda PTC rango de temperatura de ºC a +150 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Precisión±1 ºC Dimensiones de la caja 171 x 94 x 42 mm Relé de control SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 AKO AKO Sonda 230 V~ 50/60Hz AKO V~ 50/60Hz AKO AKO Controlador 230 V~, 1 relé SPST, 1 sonda NTC incluida Uds. AKO Controlador 120 V~, 1 relé SPST, 1 sonda NTC incluida Uds. Controladores de temperatura Rango de -50 ºC a ºC, 3 relés, montaje mural Desescarche por resistencias, por aire o por inversión de ciclo. Desescarches programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2ª sonda opcional permite desescarches por temperatura. Posibilidad de password para entrar en programación. Indicación en ºC o ºF seleccionable por programa y calibración de sonda. Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras frigoríficas, etc. Rango de temperatura ºC a ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Sonda NTC rango de temperatura de ºC a ºC Dimensiones de la caja 171 x 94 x 42 mm Entrada digital para contacto de puerta Relé de compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé de ventilador SPST 16 A: AC1=5, AC3=4 Relé de desescarhe SPDT 16 A: AC1=8, AC3=4 Alimentación 230 V~ ±10%,50/60 Hz AKO Controlador 230 V~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. 27
13 AKOControl Controladores de temperatura Rango de -50 ºC a ºC, 4 relés, montaje mural Relé auxiliar configurable. Desescarche por resistencias, por aire o por inversión de ciclo, programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2º sonda opcional permite desescarches por temperatura. Relé auxiliar configurable para señalización de las alarmas, desescarche 2º evaporador o control de solenoide. Posibilidad de paro por recogida de gas (pump down). Entrada para sonda de temperatura independiente o control de desescarche en 2º evaporador. Entrada digital para contacto de puerta. Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras frigoríficas, etc. Rango de temperatura ºC a ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Sonda NTC Dimensiones caja 171 x 94 x 42 mm Relé compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé ventilador SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 Relé desescarche SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé auxiliar SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 Alimentación 230V~ ±10%, 50/60 Hz AKO Controlador 230 V~, 4 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. Controladores de temperatura frontal largo 2,3 y 4 relés, montaje panel Relé de compresor, desescarche, ventiladores y luz. 6 teclas: Subir, Bajar, Set, Escape, Luz y ON/OFF. Pulsador para encender y apagar el equipo, e interruptor para luz. Desescarche por resistencias o por aire y posibilidad de ciclo continuo. Posibilidad de password para entrada en programación, indicación en ºC o ºF seleccionable por programa. Entrada digital configurable para contacto de puerta, alarma severa, desescarche remoto, cambio de la temperatura de ajuste. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. AKO *8 A *8 A *8 A *16 A N N N N N L DI1 DI2 DEF FAN LIGHT COOL 230 V~ S1 - TEM S2 - DEF Rango temperatura -50 ºC to +99 ºC Visualizador 3 Dígitos (ºC/ºF) Sonda NTC Dimensiones hueco panel 150 x 31 mm Dimensiones de la caja 149 x 30 x 57,7 mm Marco embellecedor 174 x 34 mm Relé compresor SPST 16 A: AC1=16, AC3=10 Relé luz SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé desescarche SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 (solo AKO y AKO-10323) Relé ventiladores SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 (solo AKO y AKO-10323) Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz AKO Controlador 1 relé control + relé luz 230 V~ Uds. AKO Controlador 2 relés control + relé luz 230 V~ Uds. AKO Controlador 3 relés control + relé luz 230 V~ Uds. 28
14 AKOControl Controladores de temperatura panel extendido 1,2,3, relés, montaje panel Relé de compresor, auxiliar y ventiladores (sólo equipos con 3 relés). Relé auxiliar programable como Desescarche Alarma o Luz. Desescarches programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2ª sonda opcional permite desescarches por temperatura. Entradas digitales programables como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de energía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones). Se incorporan dos interruptores para funciones auxiliares ideales para controlar el encendido y apagado del mueble, las luces, etc. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. AKO-D10323 DI1 S2 o DI2 S1 230 V~ 50/60 Hz 16A 6A 8A AUX FAN COOL R. CARTER AUX. I max.: 16 A L N Rango temperatura -50 ºC a +99 ºC Rango temperatura (ºC/ºF) Sonda NTC Dimensiones hueco panel 136 x 29 mm Dimensiones caja 70 x 61 x 28,5 mm Marco embellecedor 181 x 38 mm Relé compresor SPST 16 A: AC1=16, AC3=10 Relé luz SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé auxiliar SPST 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé ventiladores SPST 6 A: AC1=8, AC3=4 Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz AKO-D10123 Controlador 1 relé control + interruptor luz y on/off 230 V~ Uds. AKO-D10223 Controlador 2 relés control + interruptor luz y on/off 230 V~ Uds. AKO-D10323 Controlador 3 relés control + interruptor luz y on/off 230 V~ Uds. Termómetros Rango de -50 ºC a +70 ºC, montaje panel Termómetros a pilas. Visualizaciones de temperaturas en aplicaciones de frío y calor. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas. Instalaciones que no requieran de un control metrológico. AKO Rango de temperatura de-50 ºC a +70 ºC Display LCD Alimentación batería: 1,5 V (G10) Dimensiones del AKO x 28,6 x 14 mm Dimensiones del AKO ,2 x 29,2 x 14,8 mm AKO AKO A pilas de 1,5 V (G10), sonda 3 m Uds. AKO Con alimentación solar + pilas de 1,5 V (G10), sonda 2 m Uds. 29
15 AKOControl Controladores de temperatura Rango de -99,9 ºC a ºC, formato 48 x 48 Entrada para sonda Pt100, termopar J y K. Control ON/OFF. Programables para frío y calor. Con las 2 salidas, el controlador puede utilizarse para trabajar como una etapa más alarma. Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc. + SALIDA SSR salida SSR L N R1 Rango de temperatura con sonda Pt100-99,9 ºC a +850,0 ºC Rango de temperatura con termopar J -99,9 ºC a +800,0 ºC ENTRADA entrada DIGITAL digital TOP R2 Pt100 + TC Rango de temperatura con termopar K -99,9 ºC a ºC Visualización 4 Dígitos (ºC/ºF) Salida controlssr 12 Vdc, max. 10 ma Dimensiones frontal 48 x 48 mm Dimensiones hueco panel 45 x 45 mm Profundidad 119 mm Relé R1 SPST 6 A, 250 V, cos = 1 Relé R2 SPDT 5 A, 250 V, cos = 1 AKO Controlador ON/OFF con alimentación de 20 a 48 V~ Ud. AKO Controlador ON/OFF con alimentación de 100 a 240 V~ Ud. Control PID, formato 48 x 48 Rango de -99,9 ºC a ºC Entrada para sonda Pt100, Termopar J y K, 4-20mA. Programables para frío y calor. Control PID u ON/OFF seleccionable por programa. Función Autotuning. Entrada para sonda configurable para Pt100, termopar J y K, 4-20mA. Con las 2 salidas, el controlador puede utilizarse para trabajar como una etapa más alarma. Entrada digital configurable para cambio de SetPoint o marcha paro del equipo. Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc. L N R1 + SALIDA SSR ENTRADA entrada salida SSR DIGITAL digital Rango de temperatura con sonda Pt100-99,9 ºC a +850,0 ºC Rango de temperatura con termopar J -99,9 ºC a +800,0 ºC TOP R2 Pt100 + TC 4-20 ma + R=2.49 Ω Rango de temperatura con termopar K -99,9 ºC a ºC Rango de temperatura con 4-20mA -999 ºC a ºC Visualización 4 Dígitos (ºC/ºF) Salida control SSR 12 Vdc, max. 10 ma Dimensiones frontal 48 x 48 mm Dimensiones hueco panel 45 x 45 mm Profundidad 119 mm Relé R1 SPST 6 A, 250 V, cos = 1 Relé R2 SPDT 5 A, 250 V, cos = 1 AKO Controlador con alimentación de 20 a 48 V~ Ud. AKO Controlador con alimentación de 100 a 240 V~ Ud. 30
16 AKOControl Control PID, formato 48 x 48 Rango de -99,9 ºC a ºC, salida 4-20 ma/0-10 V Con salida salida 4-20 ma/0-10 V. Programables para frío y calor. Control PID u ON/OFF seleccionable por programa. Función Autotuning. Entrada para sonda configurable para Pt100, termopar J y K, 4-20 ma. Con las 2 salidas, el controlador puede utilizarse para trabajar como una etapa más alarma. Con la opción salida 4-20 ma/0-10 V, disponemos de una salida analógica, para gobernar una válvula, o reenviar la señal a un variador o un autómata. Con la opción comunicación RS-485 puede conectarse el equipo a una red que funcione con protocolo ModBus. Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc. L N R1 + SALIDA SSR ENTRADA DIGITAL OUTPUT SSR DIGITAL INPUT 4-20 ma 0-10 V R<220 Ω + GND + MÓDULO OUTPUT OPTION SALIDA 4-20 ma // 0-10 VV R2 3 TOP Pt ma 11 + TC R=2.49 Ω MÓDULO RS485 COMMUNICATION COMUNICACIÓN GND B A OPTION RS485 Rango de temperatura con sonda Pt100-99,9 ºC a +850,0 ºC Rango de temperatura con termopar J -99,9 ºC a +800,0 ºC Rango de temperatura con termopar K -99,9 ºC a ºC Rango de temperatura con 4-20 ma -999 ºC a ºC Visualización 4 Dígitos (ºC/ºF) Salida control SSR 12 Vdc, máximo 10 ma Dimensiones frontal 48 x 48 mm Dimensiones hueco panel 45 x 45 mm Profundidad 119 mm Relé R1 SPST 6 A, 250 V, cos = 1 Relé R2 SPDT 5 A, 250 V, cos = 1 Referencia Descripción Familia Envase AKO a 48 V~, con salida 4-20 ma Ud* AKO a 48 V~, con salida 4-20 ma y comunicación Ud * AKO a 240 V~, con salida 4-20 ma Ud. AKO a 240 V~, con salida 4-20 ma y comunicación Ud. *Disponibilidad según demanda Control PID, formato 48 x 48 Rango de -99,9 ºC a ºC, 3 relés L N R1 + SALIDA ENTRADA SSR SSR salida DIGITAL entrada digital 4-20 ma 0-10 V R<220 Ω + GND + ~ MÓDULO opción salida SALIDA 4-20 ma / 0-10 V MÓDULO C.T. opción CT transformador TRANSFORMADOR intensidad DE CORRIENTE R TOP Pt TC REL R ma + R=2.49 Ω Con salida de relé adicional. Programables para frío y calor. Control PID u ON/OFF seleccionable por programa. Función Autotuning. Entrada para sonda configurable para Pt100, termopar J y K, 4-20 ma. Entrada digital configurable para cambio de SetPoint o marcha-paro del equipo. Con las 3 salidas, el controlador puede utilizarse para trabajar como un dos etapas, un zona neutra, con la señalización de la alarma. Con la opción salida 4-20 ma/0-10 V, disponemos de una salida analógica, para gobernar una válvula, o reenviar la señal a un variador o un autómata. Con la opción entrada para transformador de corriente (C.T.) puede detectarse la rotura de la resistencia calefactora. Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc. Rango de temperatura con sonda Pt100-99,9 ºC a +850,0 ºC Rango de temperatura con termopar J -99,9 ºC a +800,0 ºC Rango de temperatura con termopar K -99,9 ºC a ºC Rango de temperatura con 4-20 ma -999 ºC a ºC, Precisión ±1 ºC Visualización 4 Dígitos (ºC/ºF) Salida control SSR 12 Vdc, máximo 10 ma Dimensiones frontal 48 x 48 mm Dimensiones hueco panel 45 x 45 mm Profundidad 119 mm Relé R1 SPST 6 A, 250V, cos = 1 Relé R2 SPDT 5 A, 250V, cos = 1 Relé R3 SPDT 5 A, 250V, cos = 1 AKO a 48 V~, relé 3 SPDT 5 A Ud * AKO a 48 V~, relé 3 SPDT 5 A, con salida 4-20 ma Ud * AKO a 48 V~, relé 3 SPDT 5 A, con entrada para C.T Ud * AKO a 240 V~, relé 3 SPDT 5 A Ud. AKO a 240 V~, relé 3 SPDT 5 A, con salida 4-20 ma Ud. AKO a 240 V~, relé 3 SPDT 5 A, con entrada para C.T Ud * AKO Transformador de intensidad (CT) 25 A/0,05 A Uds. * Disponibilidad según demanda 31
17 AKOControl Control PID, formato 48 x 48 con comunicación RS485 L N R1 + SALIDA SSR ENTRADA DIGITAL OUTPUT SSR DIGITAL INPUT CURRENT MÓDULO CT ~ TRANSFORMER TRANSFORMADOR C.T. DE CORRIENTE OPTION R TOP Pt TC RS485 MÓDULO COMMUNICATION COMUNICACIÓN GND B A OPTION RS ma + R=2.49 Ω Comunicación y entrada para transformador de corriente. Programables para frío y calor. Control PID u ON/OFF seleccionable por programa. Función Autotuning. Entrada para sonda configurable para Pt100, termopar J y K, 4-20 ma. Con las 2 salidas, el controlador puede utilizarse para trabajar como una etapa más alarma. Con la opción entrada para transformador de corriente (C.T.) puede detectarse la rotura de la resistencia calefactora. Con la opción comunicación RS-485 puede conectarse el equipo a una red que funcione con protocolo ModBu Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc. Rango de temperatura con sonda Pt100-99,9 ºC a +850,0 ºC Rango de temperatura con termopar J -99,9 ºC a +800,0 ºC Rango de temperatura con termopar K -99,9 ºC a ºC Rango de temperatura con 4-20 ma -999 ºC a ºC / Precisión ±1 ºC Visualización 4 Dígitos (ºC/ºF) Salida control SSR 12 Vdc, máximo 10 ma Dimensiones frontal 48 x 48 mm Dimensiones hueco panel 45 x 45 mm Profundidad 119 mm Relé R1 SPST 6 A, 250 V, cos = 1 Relé R2 SPDT 5 A, 250 V, cos = 1 AKO a 48 V~, con entrada para C.T Ud* AKO a 48 V~, con comunicación Ud* AKO a 48 V~, con entrada para C.T. y comunicación Ud* AKO a 240 V~, con entrada para C.T Ud* AKO a 240 V~, con comunicación Ud. AKO a 240 V~, con entrada para C.T. y comunicación Ud* AKO Transformador de intensidad (C.T.) 25 A/0,05 A Uds. * Disponibilidad según demanda Controladores de temperatura Rango de -50,0 ºC a +600 ºC, 2 relés, montaje panel Entrada para sonda Pt100. Programables para frío y calor. Con las 2 salidas de relé, el controlador puede utilizarse para trabajar como 2 etapas independientes o zona neutra. Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc. Rango de temperatura -50 ºC to +600 ºC Visualizador 3 Dígitos Resolución1 ºC Precisión ±0,5 ºC Sonda tipo Pt100 Dimensiones hueco panel 70,5 x 28,5 mm Dimensiones frontal 75,8 x 33,8 mm Profundidad 61 mm Relés control 2 SPDT 8 A, 250 V, cos = 1 Alimentación 12 V~ ±15%, 50/60 Hz AKO V~, para sonda Pt-100 no incluida Uds. 32
18 AKOControl Controladores de temperatura o humedad Salida 2 relés, montaje panel Entrada para sonda pt100, NTC, PTC, Termopar K y J, 4-20 ma. Programable para frío directo y calor inverso. Con las 2 salidas de relé, el controlador puede utilizarse para trabajar como 2 etapas independientes, 2 etapas relacionadas, zona neutra y una etapa más alarma. Entrada digital para cambio SetPoint o inversión frío/calor. Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, incubadoras, etc. AKO-D14724/6/6-C Pt100 Modbus* A 8 A R2 R1 Rango temperatura con sonda Pt ºC a +440 ºC Rango temperatura con sonda NTC -50 ºC a +100 ºC Rango temperatura con sonda PTC -50 ºC a +150 ºC AKO-D14727/9/9-C Pt100 Modbus* Tr+ Tr- Gnd Tr+ Tr- Gnd 8 A 8 A R2 R1 Rango 4-20 ma de -999 a Rango de temperatura con termopar J 0 ºC a +600 ºC Rango de temperatura con termopar K 0 ºC a +999 ºC (1 ºC para termopares J, K) (±2 ºC para termopares J, K) Visualización 3 dígitos (ºC/ºF) Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm Profundidad 61 mm Relé control 1, 8 A SPST-SPDT: AC1=8, AC3=4 (según modelo) Relé control 2, 8 A SPDT: AC1=8, AC3=4 NTC PTC TC 4-20mA *Según modelo Entrada digital AKO-D14724 NTC PTC TC + 12 V ~ V~ 50/60 Hz... AKO-D V~ 50/60 Hz...AKO-D V~ 50/60 Hz... I AKO-D14726-C 4-20mA I 12 V ~ V~ 50/60 Hz...AKO-D V~ 50/60 Hz... AKO-D V~ 50/60 Hz... Entrada digital AKO-D14727 AKO-D14729-C AKO-D V~, controlador temperatura o humedad Uds. AKO-D V~, controlador temperatura o humedad Uds. AKO-D V~, controlador temperatura o humedad Uds. AKO-D14726-C V~, controlador temperatura o humedad + comunicación Uds. AKO-D V~, controlador temperatura o humedad Uds. AKO-D V~, controlador temperatura o humedad Uds. AKO-D V~, controlador temperatura o humedad Uds. AKO-D14729-C V~, controlador temperatura o humedad + comunicación Uds. 33
19 AKOControl Controladores de temperatura Rango de -100 ºC a +999 ºC, 2 relés, montaje raíl DIN Entrada para sonda Pt100, NTC, PTC, termopar J y K. Con las 2 salidas de relé, el controlador puede utilizarse para trabajar como 2 tapas independientes, 2 etapas relacionadas, zona neutra y una etapa más alarma. Entrada digital para cambio del SetPoint. Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, incubadoras, etc. Rango temperatura con sonda Pt ºC a +440 ºC Rango temperatura con sonda NTC -50 ºC a +100 ºC Rango temperatura con sonda PTC -50 ºC a +100 ºC Rango de temperatura con termopar J 0 ºC a +600 ºC Rango de temperatura con termopar K 0 ºC a ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) (1 ºC para termopares, J, K)) (±2 ºC para termopares, J, K)) Dimensiones caja 70 x 90 x 58 mm (4 módulos DIN) Dimensiones frontal 42,2 x 66,2 mm Relés control 2 SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 AKO V~, para raíl DIN 4 módulos, 70 x 58 x 90 mm Uds. AKO V~, para raíl DIN 4 módulos, 70 x 58 x 90 mm Uds. AKO V~, para raíl DIN 4 módulos, 70 x 58 x 90 mm Uds. Reguladores energía solar Termostato diferencial 2 relés, montaje mural Control de bomba, resistencia de apoyo o aerotermo. Entrada para 2 sondas. Sonda 1 configurable NTC o PTC, sonda 2 NTC. Función antihielo. Segundo relé programable como función control aerotermo para limitar temperatura en el panel solar o función termostato para la resistencia de apoyo en acumulador. Protección de los parámetros mediante password. Pulsadores de test. Bajo consumo. Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Aplicación: Instalaciones de energía solar térmica Con sonda NTC rango de temperatura de ºC a ºC Con sonda PTC rango de temperatura de ºC a +150 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Dimensiones caja 171 x 94 x 42 mm Relé de bomba SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé R2 SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Power supply 230V~ ±10%,50/60 Hz AKO Regulador 230 V~, 2 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. 34
20 AKOControl Regulador energía solar Termostato diferencial panel Formato panelable para integración en cuadro. Entrada para 2 sondas NTC. Función antihielo. Paro de bomba por exceso de temperatura en sonda 2. Bajo consumo. Aplicación: Instalaciones de energia solar térmica Rango de temperatura de ºC to ºC Resolución 1 ºC Dimensiones hueco panel 70,5 x 28,5 mm Dimensiones frontal 75,8 x 33,8 mm Profundidad 61 mm Relé de bomba SPST 16 A: AC1=10, AC3=7 Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz AKO Regulador 230 V~, 1 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. Regulador energía solar Termostato diferencial, montaje raíl DIN (4 módulos) Formato raíl DIN para integración en cuadro. Entrada para 2 sondas NTC. Función antihielo. Paro de bomba por exceso de temperatura en sonda 2. Bajo consumo. Aplicación: Instalaciones de energía solar térmica Rango temperatura -50 ºC a +99,9 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Precisión ±1 ºC Sonda NTC Dimensiones de la caja 70 x 90 x 58 mm (4 DIN modules) Dimensiones frontal 42,2 x 66,2 mm Relé bomba SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz AKO Regulador 230 V~, 1 relés, 1 sonda NTC incluida Uds. 35
21 AKOControl Controladores de temperatura 2 relés, hasta 2 sondas, montaje panel Multifunción. Las dos entradas de sonda se pueden interrelacionar con las dos salidas de relé para las funciones de termómetro y termostato en aplicaciones de frío y calor, como control diferencial de las dos sondas, termostato doble, dos etapas, zona neutra, etc. La configuración de los menús permite que sean o no ajustables determinados parámetros por parte del usuario, para que este, disponga exclusivamente de la información y ajuste que requiere la utilización de la máquina. Se pueden modificar las funciones de las teclas del frontal, la visualización de temperaturas y bloquear la configuración por código de acceso (password). Aplicación: Energía solar, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc Rango temperatura -50 ºC a + 99,9 ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Precisión 0,5 ºC Sonda tipo NTC (1 incluida) Dimensiones hueco panel 70,5 x 28,5 mm Dimensiones frontal 75,8 x 33,8 mm Profundidad 61 mm Relé R1 SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé R2 SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Referencia Description Familia Envase AKO V~, para hueco panel 70,5 x 28,5 mm Uds. AKO V~, para hueco panel 70,5 x 28,5 mm Uds. Controladores de temperatura 2 relés, hasta 2 sondas, montaje raíl DIN Multifunción. Las dos entradas de sonda se pueden interrelacionar con las dos salidas de relé para las funciones de termómetro y termostato en aplicaciones de frío y calor, como control diferencial de las dos sondas, termostato doble, dos etapas, zona neutra, etc. La configuración de los menús permite que sean o no ajustables determinados parámetros por parte del usuario, para que este, disponga exclusivamente de la información y ajuste que requiere la utilización de la máquina. Se pueden modificar las funciones de las teclas del frontal, la visualización de temperaturas y bloquear la configuración por código de acceso (password). Aplicación: Energía solar, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, etc Rango temperatura -50 ºC to + 99,9 ºC Visualización 3 dígitos(ºc/ºf) Precisión 0,5 ºC Sonta tipo NTC (1 incluida) Dimensiones caja 70 x 90 x 58 mm (4 módulos DIN) Dimensiones frontal 42,2 x 66,2 mm Relé R1 SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé R2 SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz AKO V~, para raíl DIN Uds. 36
22 AKOControl Controles modulares AKOTIM Rango de -50 ºC a +99,9 ºC, 1 relé, montaje panel Relé para control de compresor. Utilizados para regular la temperatura de generadores de frío y visualizar la información del histórico de funcionamiento, del periodo de refrigeración, del desesarche y del ciclo completo. Almacenan información de las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas, además de otros parámetros de utilidad para el HACCP. Indicación en ºC o ºF seleccionable por programa. Dispone de 2 entradas para sonda de control y de temperatura independiente. Entrada digital para contacto de puerta. Desescarche por paro de compresor. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. AKOTIM-11TE / AKOTIM-11ATE / AKOTIM-11ARTE AKOTIM-12ARTEB Rango temperatura -50 ºC a + 99,9 ºC Rango temperatura (ºC/ºF) Sonda NTC Dimensiones frontal 75,8 x 33,8 mm Dimensiones hueco panel 70,5 x 28,5 mm Profundidad 61 mm Relé compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé alarma SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 (No AKOTIM-13TE) Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz Referencia Relé de alarma Reloj Tiempo Real Buzzer Familia Envase AKOTIM-11TE Uds. AKOTIM-11ATE Si Uds. AKOTIM-11ARTE Si Si Uds. AKOTIM-11ARTEB Si Si Si Uds. Controles modulares AKOTIM Rango de -50º C a +99,9 ºC, 2 relés, montaje panel Relé de compresor y R2 (desescarche o ventiladores). Utilizados para regular la temperatura de generadores de frío y visualizar la información del histórico de funcionamiento, del periodo de refrigeración, del desescarche y del ciclo completo. Almacenan información de las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas, además de otros parámetros de utilidad para el HACCP, 3 entradas para sonda de control, evaporador y temperatura independiente. Entrada digital para contacto de puerta. Desescarche por resistencias o por aire. Indicación en ºC o ºF seleccionable por programa. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. Rango temperatura -50 ºC a +99,9 ºC Visualizador 3 dígitos (ºC/ºF) AKOTIM-12ATE / AKOTIM-12ATE / AKOTIM-12ARTE AKOTIM-12ARTEB Sonda NTC Dimensiones frontal 75,8 x 33,8 mm Dimensiones hueco panel 70,5 x 28,5 mm Profundidad 61 mm Relé compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé R2 SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé alarma SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 (No AKOTIM-13TE) Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz Referencia Relé alarma Reloj Tiempo Real Buzzer Familia Envase AKOTIM-12TE Uds. AKOTIM-12ATE Si Uds. AKOTIM-12ARTE Si Si Uds. AKOTIM-12ARTEB Si Si Si Uds. 37
23 AKOControl Controles modulares AKOTIM Rango de -50 ºC a +99,9 ºC, 3 relés, montaje panel Relé de compresor, ventiladores y desescarche. Utilizados para regular la temperatura de generadores de frío y visualizar la información del histórico de funcionamiento, del periodo de refrigeración, del desescarche y del ciclo completo. Almacenan información de las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas, además de otros parámetros de utilidad para el HACCP. 3 entradas para sonda de control, evaporador y temperatura independiente. Entrada digital para contacto de puerta. Desescarche por resistencias, por aire o por inversión de ciclo. Indicación en ºC o ºF seleccionable por programa. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. Rango temperatura -50 ºC a + 99,9 ºC Visualizador 3 dígitos (ºC/ºF) AKOTIM-13ATE / AKOTIM-13ATE / AKOTIM-13ARTE AKOTIM-13ARTEB Sonda NTC Dimensiones frontal 75,8 x 33,8 mm Dimensiones hueco panel 70,5 x 28,5 mm Profundidad 61 mm Relé compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé ventilador SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 Relé desescarche SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé alarma SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 (No AKOTIM-13TE) Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz Referencia Relé alarma Reloj Tiempo Real Buzzer Familia Envase AKOTIM-13TE Uds. AKOTIM-13ATE Si Uds. AKOTIM-13ARTE Si Si Uds. AKOTIM-13ARTEB Si Si Si Uds. Controles modulares AKOTIM Rango de -50 ºC a +99,9 ºC, 1 relé, montaje raíl DIN Relé para control de compresor. Utilizados para regular la temperatura de generadores de frío y visualizar la información del histórico de funcionamiento, del periodo de refrigeración, del desescarche y del ciclo completo. Almacenan información de las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas, además de otros parámetros de utilidad para el HACCP Indicación en ºC o ºF seleccionable por programa. Dispone de 2 entradas para sonda de control y de temperatura independiente. Entrada digital para contacto de puerta. Desescarche por paro de compresor. Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc. Rango temperatura -50 ºC a +99,9 ºC Visualizador 3 dígitos (ºC/ºF) AKOTIM-21ATE / AKOTIM-21ATE / AKOTIM-21ARTE AKOTIM-21ARTEB Sonda NTC Dimensiones caja 70 x 90 x 58 mm (4 módulos DIN) Dimensiones frontal 42,2 x 66,2 mm Relé compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 Relé ventilador SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 Relé desescarche SPDT 8 A: AC1=8, AC3=4 Relé alarma SPST 6 A: AC1=5, AC3=4 (No AKOTIM-21TE) Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz Referencia Relé alarma Reloj Tiempo Real Buzzer Familia Envase AKOTIM-21TE Uds. AKOTIM-21ATE Si Uds. AKOTIM-21ARTE Si Si Uds. AKOTIM-21ARTEB Si Si Si Uds. 38
+sonda NTC AKOCONTROL BASICO PANEL STANDARD 1000 1510 72,18 10 Cable calefactor 20W/m, 230V, aislamiento
CÓDIGO CÓDIGO NOBRE DESCRIPCIÓN GAA FAILIA GAA FAILIA PVP. UD. Controlador panel, 230V, 1 relé +luz +sonda AKO-10123 NTC AKOCONTROL BASICO PANEL STANDARD 1000 1510 61,07 10 Controlador panel, 230V, 2 relés
Cuadro electrónico PROPlus
1564H021 Ed.01 E Cuadro electrónico PROPlus Manual de usuario AKO-15640 Índice Página 1.- Presentación...3 1.1.- Mantenimiento...3 1.2.- Precauciones...3 2.- Batería...3 3.- Recomendaciones...4 4.- Instalación...5

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución