Source: http://docplayer.es/12408782-60-20-60-20-60-85-brillometro-ligero-y-portatil-instrumento-totalmente-equipado-bluetooth-para-transferencia-de-datos.html
Timestamp: 2019-05-23 17:34:52+00:00

Document:
60 20/60 20/60/85 BRILLÓMETRO Ligero y portátil Instrumento totalmente equipado Bluetooth para transferencia de datos - PDF
Download "60 20/60 20/60/85 BRILLÓMETRO Ligero y portátil Instrumento totalmente equipado Bluetooth para transferencia de datos"
Rocío Ferreyra Montes
1 60 20/60 20/60/85 BRILLÓMETRO Ligero portátil Instrumento totalmente equipado Bluetooth para transferencia de datos Rhopoint Instruments Limited is a member of the Rhopoint Group
2 INTRODUCCIÓN AL BRILLÓMETRO NOVO-GLOSS SINGLE, DUAL Y TRIGLOSS La medición del GLOSS es totalmente compatible con los resultados de los existentes Novo-Gloss Lite Micro-TRI-gloss. Las versiones Single 60, Dualgloss 20/60 o Trigloss 20/60/85 son para requisitos de máxima precisión resolución de todas las aplicaciones del brillo. F U N CI O N E S M E JO R A D A S E N T O D A S L A S A PL IC A C ION E S C O N B R IL LO
3 POR QUÉ MEDIR EL BRILLO? El Brillo es un aspecto de la percepción visual de los objetos que es tan importante como el color cuando se considera el impacto psicológico del producto en un consumidor. Se ha definido como El atributo de las superficies que hace que sean de una apariencia brillante, lustrosa o metálica El brillo de una superficie puede estar influenciado en gran medida por numerosos factores, por ejemplo la suavidad conseguida durante el pulido, la cantidad el tipo de recubrimiento aplicado o de la calidad del sustrato. Los fabricantes diseñan sus productos para ser los más atractivos posibles: paneles de carrocería altamente reflectantes, portadas de revistas brillantes o muebles de diseño negro satinado. QUÉ ÁNGULO DEBERÍA UTILIZAR PARA MI APLICACIÓN? ISO 2813 ASTM D523 (las normas más utilizadas) describen tres ángulos de medición para medir el brillo en todas las superficies. El brillo se mide en unidades de brillo (Gloss Units GU) con trazabilidad a patrones de referencia controlados en el BAM (Alemania), NRC (Canadá) o NPL (Reino Unido). Ángulo Universal: 60 Por ello es importante que los niveles de brillo sean consistentes en todos los productos o en los diferentes lotes de productos. El Brillo también puede ser un factor de la calidad de la superficie, por ejemplo, una caída en el brillo de una superficie recubierta puede indicar problemas con su curado, que conducen a otros fallos, tales como una mala adherencia o falta de protección de la superficie. Es por estas razones que muchos fabricantes controlan el brillo de sus productos, desde la automoción, impresión muebles hasta la industria alimentaria, productos farmacéuticos productos electrónicos de consumo. CÓMO SE MIDE EL BRILLO? El brillo se mide dirigiendo un haz de luz a la superficie cuantificando la luz reflejada. El ángulo de luz el método por el cual se mide la reflectancia se determinan por la superficie la apariencia de la superficie a medir. Todos los niveles de brillo se pueden medir utilizando el ángulo de medición estándar de 60. Se utiliza como ángulo de referencia junto con los ángulos de cortesía de a menudo usados para los niveles bajo alto brillo, respectivamente. Bajo Brillo: 85 Para una mejor resolución del brillo bajo se utiliza un ángulo de incidencia de 85 para medir la superficie. Este ángulo se recomienda para superficies que miden menos de 10GU cuando se mide a 60º. Este ángulo tiene un punto de medición más amplio creando diferencias en el brillo de las superficies texturadas (rugosas) o ligeramente irregulares. Alto Brillo: 20 La medición precisa del ángulo de 20º permite mejorar la resolución de las superficies de brillo alto. Superficies que miden más de 70GU en el ángulo estándar de 60º se miden con esta geometría. El ángulo de 20 es más sensible a los efectos del velo que afectan a la apariencia de una superficie. Para cuantificar el velo, DOI, calidad de imagen reflejada o aspectos superficiales contar con el Rhopoint IQ.
4 CARACTERÍSTICAS Medición Rápida medición de todos los parámetros. Estadísticas completas con el análisis de tendencias gráficas e informes. Lotes Nombres de lotes tamaños definibles por el usuario para informes más rápidos más eficientes. Medición simultánea de todos los parámetros, los resultados son con fecha hora. Transferencia de datos rápida q Software gratuito para transferencia de datos Conexión USB a PC; al instante se reconoce el dispositivo como una ubicación de unidad que facilita la rápida transferencia de archivos con el Explorador de Windows o similar. Entrada directa de datos a través de Bluetooth Estadísticas completas del número de lecturas del lote actual. Transmisión instantánea de lecturas de medición directamente a programas como MS Excel en su PC / tablet / teléfono inteligente para simplificar en gran medida el proceso de informes. Informes gráficos para rápido análisis de tendencias. Potencia ~ lecturas por carga El instrumento es recargable vía USB/PC o red se puede utilizar durante la carga. Parámetros pase/falta pueden ser definidos para la identificación inmediata de las no conformidades.
5 E L Ú LT I M O B R I L L Ó M E T R O APLICACIONES Automoción Pinturas Recubrimientos Carcasas de Smartphone, Tablet, PC Portátiles Tintas e Impresión Recubrimientos para Automoción Recubrimiento en Polvo Fabricantes de Yates Industria Plástica ESPECIFICACIONES Acabados de Automoción BRILLO 60º, 20/60 20/60/85 * versiones disponibles Precisión resolución de altos brillos muestras 20 metálicas o (>70GU al medir a 60 ) Mobiliario 60 o 85 o Ángulo universal todos los niveles de brillo Precisión resolución para acabados mates (<10GU al medir a 60 ) Pulidores de Metal Piedra Pulida Resolución 0,1GU Repetibilidad 0,2GU Reproducibilidad 0,5GU Rango de medición: 20º: GU 60º: GU 85º: 0-199GU Normas: ISO 2813, ISO 7668 ASTM D523, ASTM D2457 DIN JIS 8741 *Conforme a Verificado a 85. PATRÓN DE CALIBRACIÓN BRILLO Revestimientos de Madera Trazabilidad: Incertidumbre: Certificado ISO 17025, trazable BAM 1,1GU
6 ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO Funcionamiento Pantalla a color, fácil de utilizar Brillo ajustables 6 botones con interfaz táctil Construcción / Fabricación Soporte de calibración integrado Medición Único botón para medir todos los parámetros Medición rápida Resultados por lotes con nombres definidos por el usuario Análisis estadísticos Max, min, promedio, desviación estándar Todos los parámetros de medición Análisis Gráfico Análisis de tendencias en pantalla Valores del Brillo Alimentación /Baterias Ion litio recargable >17 horas operativo > lecturas por carga Funcionamiento / Carga desde Bateria Interna / USB / Cargador Eléctrico Tiempo de Recarga Cargador Electrico < 4 hrs Memoria 8MB= >2000 lecturas Lotes alfanuméricos definibles por el usuario Transferencia de Datos Bluetooth PC & MAC compatible Conexión USB, no require de instalación de software Área de medición 20 : 6mm x 6.4mm 60 : 6mm x 12mm 85 : 4mm x 45.9mm Temperatura de funcionamiento: C ( F) Humedad: Hasta el 85 %, sin condensación Dimensiones & Peso 65mm x 140mm x 50mm (Alto x Ancho x Profundo) 60º & 20/60º = 390g, 20/60/85º = 530g Peso embalado: 1.6kg Código de Producto: Idiomas ACCESORIOS INCLUIDOS Patrón de calibración certificado Cable de datos USB Mini CD Manual de instrucciones App de datos Bluetooth Ejemplos de hojas de cálculo Excel Videos con instructivos EXTRAS GARANTÍA GRATUITA DE FUENTE DE LUZ / LÁMPARA Garantizado durante la vida del instrumento CALIBRACIÓN Y SERVICIO Servicio rápido económico gracias a nuestra red de centros de calibración servicio acreditados. Visiten para más detalles. Laboratorio de Calibración ISO-17025: Certificate no: FM ISO 9001: S/01/14 Rhopoint Instruments Limited Rhopoint House Enviro 21 Park Queenswa Avenue South St Leonards-on-Sea East Sussex TN38 9AG UK Tel: +44 (0) /12
En el laboratorio, en la producción, en el cliente... Equipo Anterior Microgloss. "n u e v o" m i c r o - g l o s s El primer micro-gloss se convirtió en el estándar de la dustria en la medición del brillo.
BRILLÓMETROS PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA Y LABORATORIOS. Cuando la consistencia y la apariencia de la superficie son cruciales
Vision on quality www.tqc.eu BRILLÓMETROS PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA Y LABORATORIOS Cuando la consistencia y la apariencia de la superficie son cruciales Fabricado en los Países Bajos BRILLÓMETROS

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución