Source: http://docplayer.it/1409660-Le-novita-sulla-direttiva-dispositivi-medici-2007-47-ce-ordine-degli-ingegneri-di-monza-e-brianza-monza-9-marzo-2011.html
Timestamp: 2017-02-26 05:56:23+00:00

Document:
LE NOVITA SULLA DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 2007/47/CE Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo PDF
LE NOVITA SULLA DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 2007/47/CE Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011
Download "LE NOVITA SULLA DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 2007/47/CE Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011"
Iolanda Ferrante
1 LE NOVITA SULLA DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 2007/47/CE Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi2 INFORMAZIONI TECNICHE RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI ELEMENTI INTRODOTTI CON LA DIRETTIVA 2007/47/CE 1/2 Di seguito, a titolo di esempio, sono citati alcuni cambiamenti trodotti dalla direttiva 2007/47/CE (si rimanda alla stessa per i necessari approfondimenti e dettagli tecnici). Per i dispositivi impiantabili è aumentato il periodo di conservazione dei documenti (15 anni) E da prevedere una valutazione sull ergonomia del prodotto ai fi della sicurezza del paziente (riduzione dei rischi di errore nell utilizzazione) - USABILITA Richiesta esplicitamente la validazione del software Sono formalmente previsti i controlli sui c/terzisti impiegati dal Fabbricante Software stand alone considerato dispositivo medico attivo Qualora il dispositivo possa ricadere anche nella defizione di maccha così come descritto dalla direttiva Macche 2006/42, dovranno essere considerati anche i RES di quest ultima se più restrittivi dei RES della direttiva dispositivi medici. Per la valutazione del processo di sterilizzazione si applica a scelta l allegato II o V (l applicazione di tali allegati e l tervento dell ON si limitano agli aspetti che riguardano il mantenimento della sterilità fché la confezione sterile non sia aperta) Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi3 INFORMAZIONI TECNICHE RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI ELEMENTI INTRODOTTI CON LA DIRETTIVA 2007/47/CE 2/2 Qualora la destazione d uso sia anche riferita alla direttiva Dispositivi di Protezione Individuale direttiva 89/686 devono essere considerati anche i RES della stessa Sulle istruzioni è da dicare la data di ultima emissione. Ulteriormente è necessario dicare, per dispositivi specifici, se il prodotto contiene ftalati (più genericamente è richiesta anche attenzione particolare nell impiego di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) Nuova defizione di Sistema Circolatorio Centrale (seriti arco dell aorta, aorta discendente, fo alla biforcazione) Nuova defizione di durata contua I dati clici sono richiesti per tutti i dispositivi medici (se non ci sono deve esserne fornita adeguata motivazione) Punti particolarmente rilevanti da prendere considerazione, quanto determano un cambiamento delle classificazioni, sono i seguenti: I disfettanti per dispositivi medici vasivi sono classificati IIb I dispositivi vasivi chirurgici ad uso temporaneo a contatto con il sistema nervoso centrale sono classificati III Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi4 ALCUNI CAMBIAMENTI PER GLI OONN MISURE PER AUMENTARE LA TRASPARENZA Non sono più trattate come riservate le seguenti formazioni: a) le formazioni sulle persone responsabili dell'immissione commercio; b) le relazioni materia di vigilanza dell'autorità competente; c) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, tegrati, sospesi, ritirati o rifiutati. Inoltre si prevede l attività di coordamento e di comunicazione fra le autorità nazionali dei paesi membri relazione alle attività connesse con la direttiva. (art 20 bis) Art. 11 Valutazione della conformità - Viene puntualizzato che i certificati possono avere durata massima di 5 anni anche per quelli rilasciati secondo il disposto degli allegati V e VI Allegato I RES In presenza di medicali, come parte tegrante del d.m., l organismo chiede parere all agenzia europea dei medicali; idem per derivati dal sangue umano. Ciò vale anche per modifiche sui processi produttivi Il gruppo di valutazione deve comprendere persona che possieda esperienza di valutazione della tecnologia questione 4 M.Testi5 FOCUS CLASSIFICAZIONI (Allegato IX) All.to IX Regole di classificazione Sez. II Pt.o 2.6 con utilizzo per una durata contua si tende un effettivo uso terrotto del dispositivo per quella che è la sua destazione. È comunque considerato un prolungamento dell utilizzo corrispondente a una durata contua l uso di un dispositivo che venga terrotto per consentire la sua immediata sostituzione con lo stesso dispositivo o con uno identico. All.to IX Regole di classificazione Regola 5 I dispositivi vasivi che penetrano negli orifizi sono di classe IIa anche quando sono collegati a dispositivi medici attivi di classe I All.to IX Regole di classificazione Regola 6 I dispositivi medici vasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo (<60 muti) destati ad essere utilizzati contatto diretto con il sistema nervoso centrale, rientrano nella classe III. Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi6 FOCUS CLASSIFICAZIONI (Allegato IX) Regole di classificazione Regola 13 classe III per d.m. con parte tegrante derivato da sangue umano Regole speciali Sez III Regola 15 I DM destati a disfettare dispositivi medici vasivi sono di classe IIb (prima erano di classe IIa ) Regole di classificazione Regola 16 classe IIa anche per i d.m. attivi che registrano immagi diagnostiche ottenute dai raggi X - Il software dipendente (stand alone) è considerato dispositivo medico attivo - Nuova defizione di sistema circolatorio centrale (seriti arco dell aorta, aorta discendente, fo alla biforcazione) Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi7 FOCUS REQUISITI ESSENZIALI Art. 1 Defizioni, campo di applicazione Prodotto con doppia destazione d uso, medicale e di protezione dividuale: questo caso devono essere rispettati anche i RES richiamati dalla 89/686/CEE (DPI) Art. 3 Dispositivi che sono anche MACCHINE (rif. 2006/42/CE): vanno applicati anche i RES della direttiva macche se più strgenti di quelli della MED Allegato I - RES Introdotto il concetto di usabilità Allegato I - RES 7.5 Se parti di un dispositivo (o il dispositivo stesso) destati a sommistrare e/o a sottrarre medicali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo, o dispositivi destati al trasporto e alla conservazione di tali fluidi corporei o sostanze contengono ftalati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, della categoria 1 o 2, conformità dell allegato I della direttiva 67/548/CEE, deve essere apposta sui dispositivi stessi e/o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione commerciale un etichetta che dichi che si tratta di un dispositivo contenente ftalati. Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destati figurano il trattamento bambi o donne cte o che allattano, il fabbricante fornisce, nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica per l uso di tali sostanze rapporto al rispetto dei requisiti essenziali, particolare del presente punto, nelle istruzioni per l uso, formazioni sui rischi residui per questi gruppi di pazienti e, se del caso, su misure di precauzione appropriate. Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi8 FTALATI Azioni da prevedere Gli ftalati sono sostanze chimiche organiche prodotte dal petrolio e sono i plastificanti più comuni al mondo. Sono sostanze chimiche usate da decenni, prcipalmente per rendere morbido e flessibile il cloruro di polivile. Benché i vari tipi utilizzati oggi abbiano delle similitudi strutturali, ognuno ha prestazioni diverse. il di-2-etilesilftalato (o diottilftalato, DEHP) il diisodecilftalato (DIDP) il diisononilftalato (DINP) il benzilbutilftalato (BBzP) - usato nel PVC espanso 1) Deve essere apposta sui dispositivi stessi e/o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione commerciale un etichetta che dichi che si tratta di un dispositivo contenente ftalati. 2) Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destati figurano il trattamento bambi o donne cte o che allattano, il fabbricante fornisce, nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica per l uso di tali sostanze rapporto al rispetto dei requisiti essenziali, particolare del presente punto, nelle istruzioni per l uso, formazioni sui rischi residui per questi gruppi di pazienti e, se del caso, su misure di precauzione appropriate. Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi9 FOCUS REQUISITI ESSENZIALI 12.1 bis Per i dispositivi che corporano un software o costituiscono sé un software medico, il software è convalidato secondo lo stato dell arte, tenendo conto dei prcipi del ciclo di vita dello sviluppo, della gestione dei rischi, della validazione e della verifica Se il dispositivo reca l dicazione che è monouso, le formazioni riguardanti le caratteristiche note e i fattori tecnici di cui il fabbricante è a conoscenza che potrebbero comportare un rischio se il dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se, conformità del punto 13.1, non sono necessarie istruzioni per l uso, le formazioni devono deve essere messe a disposizione dell utilizzatore su richiesta 6 bis La dimostrazione della conformità con i requisiti essenziali deve comprendere una valutazione clica a norma dell allegato X 7.1 se del caso, vanno valutati anche i risultati di ricerche biofisiche o modellistica Allegato Allegato X Vengono Vengono defiti defiti maniera maniera puntuale puntuale i i criteri criteri che che devono devono essere essere adottati adottati per per la la corretta corretta gestione gestione della della valutazione valutazione clica clica e e della della sorveglianza sorveglianza postvendita postvendita (sempre (sempre relazione relazione alla alla valutazione valutazione clica) clica) 9 M.Testi10 POSSIBILI ELEMENTI DA CHIARIRE NEL F.T. - DIRETTIVE 2001/83/EC E 93/42/EEC A CONFRONTO Medicale: ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull uomo o sommistrata all uomo allo scopo di ripristare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica Dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software,sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o combazione, compresi gli accessori tra cui il software destato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con falità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destato dal fabbricante ad essere impiegato sull uomo a fi di: diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie, diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap, studio, sostituzione o modifica dell anatomia oppure di un processo fisiologico, controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo umano l azione prcipale cui è destato con mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi 10 M.Testi11 PRINCIPALI AZIONI Azioni fisiche: azione meccanica, barriera fisica, sostituzione o supporto ad organi o funzioni del corpo; Azione farmacologica: è tesa come terazione tra le molecole di una sostanza ed un costituente cellulare (di solito un recettore), che può causare una risposta diretta oppure può bloccare la risposta di un altro agente; Azione immunologica: azione nel corpo o sul corpo attraverso una stimolazione cellulare; Azione metabolica: azione che comporta un alterazione, cludendo cambiamenti di velocità di un normale processo chimico di una funzione del corpo 11 M.Testi12 ESEMPI CONSOLIDATI DI DISPOSITIVI MEDICI Cementi ossei Materiali di riempimento dentale Materiali riassorbibili utilizzati nell osteostesi (es.: chiodi e viti prodotti utilizzando acido polilattico) Suture e suture assorbibili Sacche per sangue Soluzioni di irrigazione tese per risciacqui meccanici (es.: soluzioni per irrigazione oculare): se contengono sostanze medicali quali la clorexidra e la destazione d uso prcipale consiste nel fornire un effetto antimicrobico locale, allora saranno prodotti medicali; se vece contengono un agente antimicrobico per la corretta conservazione della soluzione, allora possono essere considerate dispositivi medici) 12 M.Testi13 ESEMPI CONSOLIDATI DI PRODOTTI MEDICINALI Preparazioni spermicide; Acqua per iezione, fluidi per iezione di farmaci; Agenti diagnositici vivo (es.: mezzi di contrasto per raggi X, radiofarmaci per diagnostica); Preparazioni dentali con fluoro (se l azione del fluoro è accessoria, allora tali prodotti (preparazioni dentali, cementi) possono essere considerati dispositivi medici DEFINIZIONE DI PRODOTTI MEDICINALI CON FUNZIONE ACCESSORIA La sostanza corporata nel dispositivo deve rispondere alle seguenti condizioni: La sostanza, se usata separatamente, può essere considerata un prodotto medicale; La sostanza è soggetta ad agire sul corpo umano; L azione di questa sostanza è accessoria a quella del dispositivo Un dispositivo medico corpora una sostanza medicale come parte tegrale se e soltanto se il dispositivo e la sostanza sono fisicamente o chimicamente combate nel momento della sommistrazione (uso, applicazione, ecc.) al paziente 13 M.Testi14 ESEMPI DI DISPOSITIVI MEDICI CHE INCORPORANO COME PARTE INTEGRALE UNA SOSTANZA MEDICINALE ACCESSORIA Cateteri rivestiti con epara o un agente antibiotico; Cementi ossei contenenti antibiotici; Profilattici rivestiti con spermicidi; Stent coronarici a rilascio farmaci; Bendaggi per ferite con agenti antimicrobici Importante: il rivestimento di un prodotto con un composto chimico non implica che il composto chimico sia per forza una sostanza medicale. Per esempio l idrossiapatite utilizzata nei rivestimenti per gli impianti ortopedici e dentali non è considerata una sostanza medicale. 14 M.Testi15 ESEMPIO DI BORDERLINE Colliri utilizzati per alleviare il dolore, l irritazione causata da fattori ambientali (polvere, fumo, calore, ecc.) Colliri classificati come prodotti medicali: Sono tutti quelli che hanno come prcipale azione quella farmacologica, immunologica o metabolica (possono essere qudi utilizzati per correggere o modificare le funzioni fisiologiche). Colliri classificati come dispositivi medici: Sono tutti quelli che vengono utilizzati per disfettare, pulire, risciacquare le lenti a contatto (IIb regola 15). Anche quelli che hanno un azione meccanica possono rientrare questa classe (es.: per il trattamento del raffreddore da fieno) 15 M.Testi16 APPLICABILITA DEI D. L. SUI DISPOSITIVI MEDICI Dispositivo medico e prodotto medicale tegralmente uniti: d.lvo 219/2006 (prodotti medicali) Dispositivo medico destato a sommistrazione di medicali (separato, anche se eventualmente nella stessa confezione di vendita): d.lvo 46/1997 (dispositivo medico) + d. l.vo 219/2006 (prodotto medicale) Dispositivo medico comprendente un medicale con azione accessoria: d. l.vo 46/1997 (dispositivi medici): consultazione obbligatoria, da parte dell Organismo Notificato, di un autorità competente materia di prodotti medicali 16 M.Testi17 LINEE GUIDA MEDDEV 2.1/3 rev.3 Dicembre 2009 Manual on Borderle and Classification the Community Regulatory Framework for medical devices ver. 1.5 ( ) 17 M.Testi18 IMPLEMENTARE E GESTIRE L USABILITÀ NEL FASCICOLO TECNICO All. I RES - la riduzione per quanto possibile, dei rischi di errore nell utilizzazione determato dalle caratteristiche ergonomiche del dispositivo e dall ambiente cui è previsto che il dispositivo sia usato (progettazione per la sicurezza del paziente) - La considerazione del livello della conoscenza tecnica, dell esperienza, dell istruzione e della formazione nonché, a seconda dei casi, delle condizioni mediche e fisiche degli utilizzatori cui il dispositivo è destato (progettazione per utilizzatori comuni, professionisti, disabili o altro) Usability: caratteristica che stabilisce la capacità di apprendimento dell operatore Usability è una misura dell efficacia, efficienza e della soddisfazione (assenza di disagio e atteggiamento positivo verso il dispositivo), con cui un determato operatore ottiene specifici obiettivi specifici ambienti d uso L apparecchiatura ha una Usability adeguata quando sono accettabili i rischi sia condizioni d uso normali che condizioni di Use Error ragionevolmente prevedibili Orde degli Ingegneri di Monza e Brianza Monza, 9 marzo 2011 M.Testi19 IMPLEMENTARE E GESTIRE L USABILITA NEL FT Usabilità può essere parte dell analisi dei rischi (ma altresì può essere un analisi specifica) L analisi deve considerare tra gli altri: profilo dell operatore errori d uso prevedibili contesto di utilizzo formazioni sui rischi derivanti da terfacce operatore-apparecchiatura di apparecchiature simili Per dividuare i rischi associati all uso è necessario CAPIRE COME IL DM VERRA UTILIZZATO 19 M.Testi20 IMPLEMENTARE E GESTIRE L USABILITA NEL FT Esempi di domande che aiutano a capire le caratteristiche d uso del dispositivo 1) Utilizzatori e ambiente d uso In questo ambito vanno considerate le seguenti domande: - Chi è/chi sono gli utilizzatori? - Quanto possono essere impegnati? - Quanto devono essere addestrati? - Quanto fluisce la loro abilità, destrezza, capacità visiva, uditiva ecc..? - Qual è la complessità dell ambiente d uso? 2) L terfaccia utente L utente, tenzionalmente o no, decide come utilizzare il dispositivo cui il progettista ha assegnato una determata destazione d uso. In tale ambito verranno considerate le seguenti domande: - quante calibrazioni/manipolazioni sono necessarie? - qual è la complessità/varietà dei controlli e degli allarmi? - occorre particolare manutenzione per il dispositivo? - il dispositivo può essere smontato e rimontato? - quante variabili sono regolabili dal dispositivo? 20 M.Testi21 IMPLEMENTARE E GESTIRE L USABILITA NEL FT L organizzazione deve defire un Processo di gegnerizzazione dell usabilità (apposita procedura). Caratteristiche di tale processo sono: analizzare specificare progettare verificare validare le caratteristiche utilizzative, relazione alla sicurezza di un dispositivo medico. Normativa di riferimento CEI EN Dispositivi medici Applicazione dell gegneria delle caratteristiche utilizzative ai dispositivi medici CEI EN Apparecchiature elettromedicali Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali Norma collaterale: Usabilità 21 M.Testi22 FOCUS SULLA VALUTAZIONE CLINICA D.D.M. 2007/47/CE - Allegato I RES 6 bis. La dimostrazione della conformità con i requisiti essenziali deve comprendere una valutazione clica a norma dell allegato X. Questo requisito è valido per tutti i percorsi di certificazione, fatti è richiamato nei diversi allegati: Allegato Allegato II II --Art. Art. 3.2, 3.2, c. c. c) c) la la valutazione valutazione preclica; preclica; la la valutazione valutazione clica clica di di cui cui all allegato all allegato X Allegato Allegato V VI VIArt. 6.1) 6.1) i i prodotti prodotti appartenenti appartenenti alla alla classe classe IIa IIasono fabbricati fabbricati secondo secondo la la documentazione documentazione tecnica tecnica prevista prevista al al punto punto 33 dell allegato dell allegato VII VII Allegato Allegato VII VII --Art. Art. 3) 3) la la valutazione valutazione preclica; preclica; la la valutazione valutazione clica clica di di cui cui all allegato all allegato X; X; 22 M.Testi23 FOCUS SU VALUTAZIONE CLINICA Allegato Allegato X Art. Art. 1.1) 1.1) La La conferma conferma del: del: - - Rispetto Rispetto dei dei requisiti requisiti specificati specificati ai ai punti punti 1 1 e e 3 3 dell allegato dell allegato I I - - Valutazione Valutazione degli degli effetti effetti collaterali collaterali - - Accettabilità Accettabilità del del rapporto rapporto rischio/beneficio rischio/beneficio (punto (punto 6 6 dell allegato dell allegato I) I) devono devono basarsi, basarsi, lea lea di di prcipio, prcipio, su su dati dati clici clici (valutazione (valutazione clica). clica). Art. Art. 1 «dati «dati clici»: clici»: formazioni formazioni sulla sulla sicurezza sicurezza e/o e/o sulle sulle prestazioni prestazioni ricavate ricavate dall impiego dall impiego di di un un dispositivo. dispositivo. I I dati dati clici clici provengono provengono dalle dalle seguenti seguenti fonti: fonti: dagi dagi cliche cliche relative relative al al dispositivo dispositivo questione, questione, dagi dagi cliche cliche o o altri altri studi studi pubblicati pubblicati nella nella letteratura letteratura scientifica, scientifica, relativi relativi a a un un dispositivo dispositivo analogo analogo di di cui cui è è dimostrabile dimostrabile l equivalenza l equivalenza (vedere (vedere la la sez. sez d d del del MEDDEV MEDDEV 2.7.1) 2.7.1) al al dispositivo dispositivo questione, questione, relazioni relazioni pubblicate pubblicate e/o e/o non non pubblicate pubblicate su su altre altre pratiche pratiche cliche cliche relative relative al al dispositivo dispositivo questione questione o o a a un un dispositivo dispositivo analogo analogo di di cui cui è è dimostrabile dimostrabile l equivalenza l equivalenza al al dispositivo dispositivo questione questione 23 M.Testi24 FOCUS SU VALUTAZIONE CLINICA Allegato X.. LA PROCEDURA! Art. 1.1)... La valutazione di tali dati, di seguito denomata «valutazione clica», che tiene conto ove necessario delle eventuali norme armonizzate pertenti, deve seguire una procedura defita e metodologicamente valida fondata alternativamente su: un analisi critica della letteratura scientifica pertente attualmente disponibile sui temi della sicurezza, delle prestazioni, delle caratteristiche di progettazione e della destazione d uso del dispositivo qualora: sia dimostrata l equivalenza tra il dispositivo esame e il dispositivo cui si riferiscono i dati, e i dati dimostro adeguatamente la conformità ai requisiti essenziali pertenti; un analisi critica di tutte le dagi cliche condotte; un analisi critica dei dati clici combati di cui ai punti e Art. 1.1 ter) La valutazione clica e il relativo esito sono documentati. La documentazione tecnica del dispositivo contiene tali documenti e/o i relativi riferimenti completi. Art. 1.1 quater) La valutazione clica e la relativa documentazione sono attivamente aggiornati con dati derivanti dalla sorveglianza post-vendita. Ove non si consideri necessario il follow-up clico post-vendita nell ambito del piano di sorveglianza post-vendita applicato al dispositivo, tale conclusione va debitamente giustificata e documentata. 24 M.Testi25 FOCUS SULLA VALUTAZIONE CLINICA Allegato Allegato X Art. Art bis) bis) Per Per i i dispositivi dispositivi impiantabili impiantabili e e per per i i dispositivi dispositivi appartenenti appartenenti alla alla classe classe III III vengono vengono condotte condotte dagi dagi cliche, cliche, salvo salvo che che non non sia sia debitamente debitamente giustificato giustificato fondarsi fondarsi sui sui dati dati clici clici esistenti. esistenti. 25 M.Testi26 FOCUS SULLA VALUTAZIONE CLINICA Allegato X Art. 1.1 ququies) Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali base ai dati clici, occorre fornire un idonea giustificazione di tale esclusione base ai risultati della gestione del rischio, tenendo conto anche della specificità dell terazione tra il dispositivo e il corpo, delle prestazioni cliche attese e delle affermazioni del fabbricante. Va debitamente provata l adeguatezza della dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali che si fondi solo sulla valutazione delle prestazioni, sulle prove al banco e sulla valutazione preclica. 26 M.Testi27 FOCUS SULLA VALUTAZIONE CLINICA Cosa attendiamo dalle aziende Procedura di gestione della validazione clica (criteri per la valutazione iziale criteri per il follow up dal mercato) Esito documentato della validazione clica (all terno del FT) -destazione d uso - caratteristiche richieste al dispositivo - estratti della letteratura scientifica di riferimento - dagi cliche (se del caso) - analisi critica che evidenzi il soddisfacimento dei requisiti richiesti da parte del dispositivo In sorveglianza - piano di monitoraggio (chi fa cosa, come, quando) - aggiornamento della documentazione scientifica - registrazioni dal campo che specificho il comportamento dei dispositivi -reclami - non conformità - segnalazioni di cidenti/mancati cidenti - formazioni su prodotti analoghi presenti sul mercato riesame delle formazioni di ritorno dal mercato (es. con tegrazione della documentazione tecnica presente nel FT). Qualora l organizzazione non tenda condurre tale analisi, il riesame deve motivarne il perché. 27 M.Testi Documenti analoghi
Definizione di Dispositivo Medico Vs Cosmetico Vs prodotto farmaceutico Vs Biocida Vs DPI Definizione di dispositivo medico Qualsiasi strumento,apparecchio, impianto, sostanza od altro prodotto, utilizzato Dettagli GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
1 GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE Ing. Enrico Perfler Eudax s.r.l. Milano, 23 Gennaio 2014 Indice 2 Il concetto di rischio nei dispositivi medici Dettagli ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI. (omissis)
Decreto lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 emendato col D. lgs. 25.01.2010, n.37 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Dettagli La nuova normativa di Farmacovigilanza
La nuova normativa di Farmacovigilanza 1 Due nuove disposizioni in materia di farmacovigilanza Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Europea L 348 del 31 Dic 2010: Regulation (EU) 1235/2010 of the European Dettagli COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA
COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA E composta dalla sigla CE e, nel caso un Organismo Notificato debba intervenire nella fase del controllo della produzione, contiene anche il numero d identificazione Dettagli (Testo rilevante ai fini del SEE)
25.6.2015 L 159/27 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/983 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2015 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta Dettagli STUDIO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA
Studio professionale di fisioterapia: Gli Studi Professionali di Fisioterapia sono strutture dove possono essere erogate prestazioni terapeutiche riconducibili al profilo professionale del fisioterapista Dettagli La degenerazione maculare legata all età (AMD) Informazioni ai malati -Progetto EUFEMIA
Che cos è la degenerazione maculare? La degenerazione maculare è una malattia che interessa la regione centrale della retina (macula), deputata alla visione distinta necessaria per la lettura, la guida Dettagli Incontro con ASSOBIOMEDICA Roma, 07 maggio 2012
Il sistema BD/RDM: integrazione dei Dispositivi medico diagnostici in vitro La rilevazione degli IVD Incontro con ASSOBIOMEDICA Roma, 07 maggio 2012 Agenda Le attuali modalità di notifica per i dispositivi Dettagli Corso di formazione Servizio sanitario regionale Regione Emilia romagna
Corso di formazione Servizio sanitario regionale Regione Emilia romagna AGGIORNAMENTI SUL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO DELL APICOLTURA Brisighella (RA) 13 settembre 2013 Evoluzione del controllo dell apicoltura Dettagli TERMOMETRO DIGITALE MODELLO TE01B MANUALE D USO. Leggere attentamente le istruzioni prima dell utilizzo o conservarle per consultazioni future.
TERMOMETRO DIGITALE MODELLO TE01B MANUALE D USO Leggere attentamente le istruzioni prima dell utilizzo o conservarle per consultazioni future. ATTENZIONE: Utilizzare il prodotto solo per l uso al quale Dettagli 5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio
5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio Pag. 1 di 36 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/08 Dettagli ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento. Accreditation process for abilitation/notification: experiences and criticalities
ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento Accreditation process for abilitation/notification: experiences and criticalities 1-32 28 giugno 2013 IL QUADRO DI RIFERIMENTO Cambiano gli scenari europei Regolamento Dettagli Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Potassio cloruro. ed altre soluzioni contenenti Potassio
cloruro cloruro Data Revisione Redazione Approvazione Autorizzazione N archiviazione 00/00/2010 e Risk management Produzione Qualità e Risk management Direttore Sanitario 1 cloruro INDICE: 1. Premessa Dettagli Guida introduttiva al regolamento CLP
Guida introduttiva al regolamento CLP Il regolamento CLP è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle AVVISO LEGALE Il presente documento Dettagli Liponax Sol. Innovativa formulazione LIQUIDA. ad elevata biodisponibilità. Acido R (+) a-lipoico
Innovativa formulazione LIQUIDA ad elevata biodisponibilità L acido a lipoico è una sostanza naturale che ricopre un ruolo chiave nel metabolismo energetico cellulare L acido a lipoico mostra un effetto Dettagli REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO AD ATTIVITA INTEGRATA (DAI) DI MEDICINA INTERNA
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO AD ATTIVITA INTEGRATA (DAI) DI MEDICINA INTERNA Art. 1 Finalità e compiti del Dipartimento ad attività integrata (DAI) di Medicina Interna Dettagli Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco
Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Ministero della Salute Dettagli CONTRATTO FORMATIVO DI TIROCINIO Studenti II anno A.A. 2013-2014
Università Politecnica delle Marche Corso di Laurea in Infermieristica Ancona CONTRATTO FORMATIVO DI TIROCINIO Studenti II anno A.A. 2013-2014 U.O. : BLOCCO OPERATORIO I.N.R.C.A. Studente Guida di Tirocinio: Dettagli INTERVENTI DI CHIRURGIA DEL PIEDE
INTERVENTI DI CHIRURGIA DEL PIEDE CORREZIONE DELL ALLUCE VALGO 5 METATARSO VARO CON OSTEOTOMIA PERCUTANEA DISTALE Intervento Si ottiene eseguendo una osteotomia (taglio) del primo metatarso o del 5 metatarso Dettagli Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'europa,
CONSIGLIO D EUROPA Raccomandazione CM/REC(2014) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi (adottata dal Comitato dei Ministri il 19 febbraio 2014 nel corso della Dettagli Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Mercurio II Solfato soluzione 200 g/lin acido solforico diluito 1.2 Dettagli ASU San Giovanni Battista Torino S.C. Cardiologia 2
ASU San Giovanni Battista Torino S.C. Cardiologia 2 Il processo infermieristico espresso con un linguaggio comune: sviluppo delle competenze professionali attraverso la capacità di formulare diagnosi infermieristiche Dettagli SISTEMA DI CHIODI PER ARTRODESI DELLA CAVIGLIA VALOR 141906-2. Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:
IT SISTEMA DI CHIODI PER ARTRODESI DELLA CAVIGLIA VALOR 141906-2 Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Dettagli Ernia discale cervicale. Trattamento mini-invasivo in Radiologia Interventistica:
Ernia discale cervicale. Trattamento mini-invasivo in Radiologia Interventistica: la Nucleoplastica. Presso l U.O. di Radiologia Interventistica di Casa Sollievo della Sofferenza è stata avviata la Nucleoplastica Dettagli Un anno di Open AIFA
Il dialogo con i pazienti. Bilancio dell Agenzia Un anno di Open AIFA Un anno di Open AIFA. 85 colloqui, 250 persone incontrate, oltre un centinaio tra documenti e dossier presentati e consultati in undici Dettagli Pubblica. Inchiesta. Progett PROGETTO. Protezione contro i fulmini C. 994 30-06-2008 81-10; V... IMPIANTI E SICUREZZA DI ESERCIZIO
N O R M A I T A L I A N A C E I Data Scadenza C. 994 30-06-2008 Data zione 2008- Classificazione 81-10; V... Titolo Protezione contro i fulmi Title n IMPIANTI E SICUREZZA DI ESERCIZIO PROGETTO 1 Progett Dettagli Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO DELLA QUALITA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA UFFICIO Dettagli Attenzione agli ftalati. Difendiamo i nostri bambini
Attenzione agli ftalati Difendiamo i nostri bambini Luglio 2012 Cosa sono gli ftalati DINP DEHP DNOP DIDP BBP DBP ftalato di diisononile ftalato di bis(2-etilesile) ftalato di diottile ftalato di diisodecile Dettagli n.1 2013 Guida al Regolamento Prodotti da Costruzione
UADERNI DI CONFORMA QUADERNI DI CONFORMA I QUAD n.1 2013 Guida al Regolamento Prodotti da Costruzione La riproduzione totale o parziale con qualunque mezzo di questo documento nella sua versione italiana Dettagli La Cartella Infermieristica quale strumento operativo di miglioramento della qualità
La Cartella Infermieristica quale strumento operativo di miglioramento della qualità Dott. Mag. Nicola Torina Coordinatore infermieristico Unità Terapia Intensiva di Rianimazione Metodologie operative Dettagli LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO
LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO l dilucarossi, Ricercatore, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, ex-ispesl Osservatorio a cura dell Ufficio Relazioni con il Pubblico Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli STUDI CLINICI 1. Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? 2. Come nasce la sperimentazione clinica e che tipi di studi esistono?
C. I. D. I. M. U. CENTRO PREVENZIONE DIAGNOSI e TERAPIA DELL OSTEOPOROSI Resp. Dott. Antonio Vercelli OSTEOPOROSI *Come prevenirla* *Come curarla* *Consigli pratici* *Cos è l osteoporosi?* L osteoporosi Dettagli REaD REtina and Diabetes
Progetto ECM di formazione scientifico-pratico sulla retinopatia diabetica REaD REtina and Diabetes S.p.A. Via G. Spadolini 7 Iscrizione al Registro delle 20141 Milano - Italia Imprese di Milano n. 2000629 Dettagli Scheda di sicurezza FULCRON CASA RIMUOVI MUFFA ML500
Scheda di sicurezza del 4/12/2009, revisione 2 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA Nome commerciale: Codice commerciale: 2544 Tipo di prodotto ed impiego: Agente antimuffa Dettagli Tecnica ed esperienza per prestazioni elevate.
Tecnica ed esperienza per prestazioni elevate. INDICE La presente guida contiene suggerimenti e indicazioni di carattere generale e a scopo puramente informativo. Non si deve prescindere dal leggere attentamente Dettagli ESSERE OPERATI ALLE VIE LACRIMALI OPUSCOLO INFORMATIVO PER I PAZIENTI
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO Unità Operativa di Oculistica Direttore: Prof. Paolo Perri ESSERE OPERATI ALLE VIE LACRIMALI OPUSCOLO INFORMATIVO PER I PAZIENTI Gentile Signora/e, questo opuscolo Dettagli ISTITUTI PROFESSIONALI
ISTITUTI PROFESSIONALI Settore Industria e Artigianato Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica Nell indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente ordinamento Dettagli Schema Professionista della Security Profilo Senior Security Manager - III Livello
STATO DELLE REVISIONI rev. n SINTESI DELLA MODIFICA DATA 0 05-05-2015 VERIFICA Direttore Qualità & Industrializzazione Maria Anzilotta APPROVAZIONE Direttore Generale Giampiero Belcredi rev. 0 del 2015-05-05 Dettagli GETINGE DA VINCI SOLUTION
GETINGE DA VINCI SOLUTION 2 GETINGE DA VINCI SOLUTION SOLUZIONE ALL AVANGUARDIA, VALIDATA E PREDISPOSTA PER LA CHIRURGIA ROBOTICA Da oltre un secolo, Getinge fornisce costantemente prodotti a elevate prestazioni Dettagli Attività di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere a livello aziendale: risultati di un indagine conoscitiva.
Attività di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere a livello aziendale: risultati di un indagine conoscitiva. Mario Saia CIO: Normativa Italiana Circolare Ministeriale 52/1985 Lotta contro Dettagli Castrazione e sterilizzazione
Centro veterinario alla Ressiga Castrazione e sterilizzazione Indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali ed alternative Dr. Roberto Mossi, medico veterinario 2 Castrazione e sterilizzazione Castrazione Dettagli SERVIZI TRASFUSIONALI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI
Allegato A). Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai Dettagli PROGRAMMAZIONE. Anno Scolastico 2009-10 IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA
PROGRAMMAZIONE Anno Scolastico 2009-10 IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA Classe: 4^ LTS/A - SALUTE Insegnante: Claudio Furioso Ore preventivo: 132 SCANSIONE MODULI N TITOLO MODULO set ott nov dic gen feb Dettagli DIRETTIVE COMUNITARIE INTERESSATE DAL REGOLAMENTO
DIRETTIVE COMUNITARIE INTERESSATE DAL REGOLAMENTO 1. Direttiva 66/401/CEE: commercializzazione sementi di piante foraggere 2. Direttiva 66/402/CEE: commercializzazione di sementi di cereali 3. Direttiva Dettagli Sindrome di Blau/Sarcoidosi ad esordio precoce (EOS)
Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Che cos é? Sindrome di Blau/Sarcoidosi ad esordio precoce (EOS) La sindrome di Blau è una malattia genetica. I pazienti affetti presentano rash Dettagli CIRCOLAZIONE NATURALE. NATURAL SOL Pacchetti solari a circolazione naturale
CIRCOLAZIONE NATURALE NATURAL SOL Pacchetti solari a circolazione naturale 1964 2014 Immergas. Una lunga storia alle spalle, insegna a guardare in avanti. Il 5 febbraio del 1964, Immergas nasceva dal Dettagli PICC e Midline. Guida per il Paziente. Unità Operativa di Anestesia
PICC e Midline Guida per il Paziente Unità Operativa di Anestesia INDICE Cosa sono i cateteri PICC e Midline Pag. 3 Per quale terapia sono indicati Pag. 4 Quando posizionare un catetere PICC o Midline Dettagli (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
15.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 12/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti Dettagli ANEURISMA AORTA TORACICA ASCENDENTE
ANEURISMA AORTA TORACICA ASCENDENTE Definizione Dilatazione segmentaria o diffusa dell aorta toracica ascendente, avente un diametro eccedente di almeno il 50% rispetto a quello normale. Cause L esatta Dettagli ORARI E GIORNI VISITE FISCALI 2014-2015. CAMBIA TUTTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI - ECCO COME
ORARI E GIORNI VISITE FISCALI 2014-2015. CAMBIA TUTTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI - ECCO COME Gli Orari Visite Fiscali 2014 2015 INPS lavoratori assenti per malattia dipendenti pubblici, insegnanti, privati, Dettagli Informazione agli impianti di trattamento
dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e Dettagli UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO FINITO Andrea Tarozzi Dipartimento di Farmacologia - Facoltà di Farmacia Seminario PER FARE DELLA BELLEZZA Dettagli Cosa dovrebbero sapere i genitori sulla sicurezza delle radiazioni per uso medico
Cosa dovrebbero sapere i genitori sulla sicurezza delle radiazioni per uso medico Gli esami radiologici consentono ai medici di effettuare la diagnosi e decidere il corretto iter terapeutico dei loro pazienti. Dettagli explora consulting s.r.l. Via Case Rosse, 35-84131 SALERNO - tel 089 848073 fax 089 384582 www.exploraconsulting.it info@exploraconsulting.
explora consulting s.r.l. Via Case Rosse, 35-84131 SALERNO - tel 089 848073 fax 089 384582 www.exploraconsulting.it info@exploraconsulting.it Procedura di gestione per Laboratori di Analisi Cliniche Pag. Dettagli EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO
EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Dettagli Codice Deontologico degli psicologi italiani
Codice Deontologico degli psicologi italiani Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine nell adunanza del 27-28 giugno 1997 Capo I - Principi generali Articolo 1 Le regole del presente Codice Dettagli BREVI OSSERVAZIONI sul LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
BREVI OSSERVAZIONI sul LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ Tra le modifiche introdotte nell agosto 2010 all art. 186, C.d.S., vi è anche l inserimento del nuovo comma 9 bis, che prevede l applicazione del lavoro Dettagli - Seminario tecnico -
Con il contributo di Presentano: - Seminario tecnico - prevenzione delle cadute dall alto con dispositivi di ancoraggio «linee vita» Orario: dalle 16,00 alle 18,00 presso GENIOMECCANICA SA, Via Essagra Dettagli Deficit di Mevalonato Chinasi (MKD) (o Sindrome da Iper-IgD)
Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Deficit di Mevalonato Chinasi (MKD) (o Sindrome da Iper-IgD) Che cos è? Il deficit di mevalonato chinasi è una malattia genetica. E un errore congenito Dettagli ESENZIONI PER MOTIVI DI ETA' e/o REDDITO
Il nucleo familiare è composto da : - Il richiedente l esenzione - il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) indipendentemente dalla sua situazione reddituale - dai familiari a carico fiscalmente Dettagli SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER GENERAL MANAGER DI IMPRESE DI RECUPERO CREDITI
Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.eu sigla: SH66 Pag. 1 di 7 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER GENERAL Dettagli U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE
REGIONE LAZIO Direttore Generale Dott. Vittorio Bonavita U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE Ospedale Sandro Pertini Direttore: Prof. Vincenzo Di Cintio Gentile paziente, Le diamo il benvenuto nella nostra Struttura Dettagli Relazione sul data warehouse e sul data mining
Relazione sul data warehouse e sul data mining INTRODUZIONE Inquadrando il sistema informativo aziendale automatizzato come costituito dall insieme delle risorse messe a disposizione della tecnologia, Dettagli MEA MASTER IN MANAGEMENT DELL ENERGIA E DELL AMBIENTE II LIVELLO XIII edizione A.A. 2014/2015
MEA MASTER IN MANAGEMENT DELL ENERGIA E DELL AMBIENTE II LIVELLO XIII edizione A.A. 2014/2015 Il Master MEA Management dell Energia e dell Ambiente è organizzato dall Università degli Studi Guglielmo Marconi Dettagli DOPO UN CASO DI PESTE AMERICANA CHE FARE? Dr.ssa Rosanna Rossi USL7 di Siena Dr.ssa Giuliana Bondi USL7 di Siena
DOPO UN CASO DI PESTE AMERICANA CHE FARE? Dr.ssa Rosanna Rossi USL7 di Siena Dr.ssa Giuliana Bondi USL7 di Siena TUTTO IL MATERIALE CHE È ENTRATO IN CONTATTO CON LE COLONIE AMMALATE DEVE ESSER DISTRUTTO Dettagli Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
Testo aggiornato al 29 novembre 2011 Legge 15 marzo 2010, n. 38 Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore La Camera dei Dettagli STRESS DA LAVORO CORRELATO
STRESS DA LAVORO CORRELATO Il presente documento costituisce uno strumento utile per l adempimento dell obbligo di valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato sancito dal Testo Unico in materia Dettagli .. QUANDO?.. DOVE?... COME?
S.S.V.D. ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESCA CHI?.. QUANDO?.. DOVE?... COME? Rag. Coll. Amm. Rita Papagna Dott.ssa Laura Signorotti PRESIDI EROGABILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE D.M. n.332 del 27 agosto Dettagli La suite Dental Trey che semplifica il tuo mondo.
La suite Dental Trey che semplifica il tuo mondo. impostazioni di sistema postazione clinica studio privato sterilizzazione magazzino segreteria amministrazione sala di attesa caratteristiche UNO tiene Dettagli SISTEMA CIRCOLATORIO. Permette, attraverso il sangue, il trasporto di O 2. , sostanze nutritizie ed ormoni ai tessuti e la rimozione di CO 2
SISTEMA CIRCOLATORIO Permette, attraverso il sangue, il trasporto di O 2, sostanze nutritizie ed ormoni ai tessuti e la rimozione di CO 2 e cataboliti, per mantenere costante la composizione del liquido Dettagli giuseppe.marziali@gmail.com giuseppe.marziali@sanita.marche.it 03/04/1956 Porto Sant Elpidio (FM) MRZGPP56D03G921O Febbraio 2010 ad oggi
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome Qualifica Professionale MARZIALI GIUSEPPE Medico Chirurgo, Specialista in Malattie dell Apparato Cardiovascolare, Dettagli Documentazione per la formazione
La mia formazione professionale di base come assistente di farmacia Documentazione per la formazione Versione luglio 2007 Nome/cognome Farmacia Inizio della formazione professionale Fine della formazione Dettagli Informazioni ai pazienti per colonoscopia
- 1 - Informazioni ai pazienti per colonoscopia Protocollo informativo consegnato da: Data: Cara paziente, Caro paziente, La preghiamo di leggere attentamente il foglio informativo subito dopo averlo ricevuto. Dettagli La degenerazione maculare correlata all età (DME) è una malattia della retina, nel fondo dell occhio.
Che cos è la Degenerazione Maculare correlata all Età (DME)? La degenerazione maculare correlata all età (DME) è una malattia della retina, nel fondo dell occhio. Essa porta a una limitazione o alla perdita Dettagli RAZIONALE OBIETTIVI DIDATTICI
RAZIONALE L Iperplasia Prostatica Benigna (IPB), a causa dell elevata prevalenza e incidenza, in virtù del progressivo invecchiamento della popolazione maschile, e grazie alla disponibilità di adeguati Dettagli (Lombardia, BUR 18 novembre 2014, n. 47) LA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione Giunta Regionale 14 novembre 2014 n. 10/2637 Determinazioni in ordine a: "Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie Dettagli SPAI di Puclini Carlo
CARTA DELLA QUALITÀ DELL OFFERTA FORMATIVA INDICE 1. LIVELLO STRATEGICO 1.1 Politica della Qualità 2. LIVELLO ORGANIZZATIVO 2.1 Servizi formativi offerti 2.2 Dotazione di risorse professionali e logistico Dettagli FARMACI DI IMPORTAZIONE PARALLELA
FARMACI DI IMPORTAZIONE PARALLELA Anna Rosa Marra, Ugo Santonastaso (Ufficio Valutazione e Autorizzazione, Agenzia Italiana del Farmaco) Cosa significa farmaco di importazione parallela Il farmaco, come Dettagli POS: Piano Operativo di Sicurezza. D.Lgs 81/08 art. 96 c.1. Contenuti minimi del POS in presenza di rischi elettrici
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova D.Lgs 81/08 art. 96 c.1 Contenuti minimi del POS in presenza di rischi elettrici Azienda Sanitaria Dettagli LASER Holmium CALCULASE II 20 W:
URO 32 10.0 05/2015-IT LASER Holmium CALCULASE II 20 W: Campi di applicazione ampliati LASER Holmium CALCULASE II 20 W CALCULASE II rappresenta la concreta possibilità di effettuare, rapidamente e con Dettagli Strutture sanitarie e Socio-assistenziali Autorizzazione e vigilanza
Dipartimento di Sanità Pubblica S a l u t e è S a p e r e Azioni di Prevenzione n. 2 28 Strutture sanitarie e Socio-assistenziali Indice Presentazione Strutture Sanitarie Introduzione Contesto Risultati Dettagli PREVENZIONE E SALUTE GLOBALE
PREVENZIONE E SALUTE GLOBALE SI PARTE DALLA VITAMINA D Relatore dr Donata Soppelsa Medico di medicina generale Associato alla Società Italiana di Nutriceutica Quali domande? E sufficiente l integrazione Dettagli Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine INDICE 1. Premessa 2. Scopo della procedura e campo di applicazione 3. Definizioni 4. indicazioni Dettagli E.O Ospedali Galliera Genova. PICC e MIDLINE Indicazioni per una corretta gestione
E.O Ospedali Galliera Genova DIREZIONE SANITARIA Direttore Sanitario: Dott. Roberto Tramalloni S.S.D. CURE DOMICILIARI Dirigente Medico Responsabile Dott. Alberto Cella PICC e MIDLINE Indicazioni per una Dettagli Towards Responsible Public Administration BEST PRACTICE CASE
7 TH QUALITY CONFERENCE Towards Responsible Public Administration BEST PRACTICE CASE INFORMAZIONI DI BASE 1. Stato: Italia 2. Nome del progetto: La diffusione di Best Practice presso gli Uffici Giudiziari Dettagli OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI. Conti d ordine. Agosto 2014. Copyright OIC
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Conti d ordine Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, Dettagli I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità TITOLO RELAZIONE
TITOLO RELAZIONE I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità A partire dal 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) Dettagli SCHEDA DI SICUREZZA ESSENZA MIRRA-VANIGLIA PER EMANATORE SANDOKAN
SCHEDA DI SICUREZZA ESSENZA MIRRA-VANIGLIA PER EMANATORE SANDOKAN 1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società 1.1. Identificazione della sostanza o del preparato Miscela di oli essenziali Dettagli CODICE FISCALE: DNG LDA 65R17 F205S PARTITA IVA: 12131140159 Corso Matteotti, 56 20081 ABBIATEGRASSO (MI) Tel/Fax: 02.94.60.85.56
Cosa devo fare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro se assumo il primo dipendente/collaboratore? Come datore di lavoro devo: 1. valutare i rischi a cui andrà incontro questa persona compiendo il Dettagli LA MALNUTRIZIONE NELL ANZIANO E LE SINDROMI CARENZIALI
LA MALNUTRIZIONE NELL ANZIANO E LE SINDROMI CARENZIALI Daniela Livadiotti Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita INVECCHIAMENTO L invecchiamento può essere definito come la regressione Dettagli INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/ INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore/Emittente CartaSi S.p.A. Indirizzo Corso Sempione, 55-20145 Milano Telefono 02.3488.1 Fax 02.3488.4115 Sito web www.cartasi.it Dettagli Zuccheri. Zuccheri, dolci e bevande. zuccherate: nei giusti limiti
4. Zuccheri Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti 4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti 36 1. ZUCCHERI E SAPORE DOLCE Tutti gli zuccheri sono fonti di energia e non Dettagli GUIDA ALLA DETRAZIONE DELLA SPESA PER I FARMACI
GUIDA ALLA DETRAZIONE DELLA SPESA PER I FARMACI Come si detraggono le spese per l acquisto dei farmaci? Cosa deve contenere lo scontrino fiscale emesso dalla farmacia? A cosa serve la tessera sanitaria? Dettagli REGOLAMENTO SUGLI ACCERTAMENTI DELLA IDONEITÀ/INIDONEITÀ PSICO-FISICA DEL PERSONALE DELLA ASL CAGLIARI
Allegato alla Deliberazione n. 1576 del 19/11/2012 REGOLAMENTO SUGLI ACCERTAMENTI DELLA IDONEITÀ/INIDONEITÀ PSICO-FISICA DEL PERSONALE DELLA ASL CAGLIARI Art. 1 OGGETTO E DESTINATARI Il presente regolamento Dettagli QUALE SIGNIFICATO HA LA FIRMA DEL PDP DA PARTE DELLO STUDENTE / GENITORE E DEI DOCENTI?
FAQ: AREA DELLA PROGRAMMAZIONE (PDP) QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUI DSA NELLA SCUOLA? Al momento è in vigore la Legge 170 che regola in modo generale i diritti delle persone con DSA non soltanto Dettagli DECRETO N. 20 del 09.07.2013
L Assessore DECRETO N. 20 del 09.07.2013 Oggetto: Modifiche al Decreto attuativo del Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. Anni 2012 e 2013. VISTO lo Statuto Speciale della Regione Dettagli Scheda di sicurezza ai sensi della direttiva comunitaria 91/155
1 1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice. - Dati del prodotto Denominazione commerciale: mega-trim Polvere Produttore/fornitore: Megadental Vertrieb Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 11
 Art. 1
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Articolo 1
 art. 186
 art. 96
 art. 96
 Art. 1