Source: https://www.allumcorp.com/es/productos/ivium-n-stat-analizador-electroquimico-multicanal/
Timestamp: 2020-04-09 19:54:05+00:00

Document:
> Ivium-n-Stat: analizador electroquímico multicanal
Potenciostato multicanal / Galvanostat / ZRA
Analizador de impedancia integrado estándar en cada canal: 10μHz - 250kHz (1 MHz opcional)
8 módulos / 32 canales por cuadro (apilable hasta 64 canales)
Operación flotante / con conexión a tierra
El instrumento está diseñado para una amplia gama de aplicaciones, tales como pruebas de batería / pila de combustible, desarrollo de electrodos, biotecnología y otras aplicaciones de investigación electroquímica.
El Ivium-n-Stat ofrece un paquete completo. El hardware incluye un analizador de respuesta de frecuencia de alto rendimiento incorporado, una posibilidad de medición de baja corriente de hasta 10nA a escala completa y todas las técnicas electroquímicas estándar. Se incluye todo el software de medición y procesamiento de datos (para PC basadas en Windows).
Múltiples puertos de entrada y salida analógicos y digitales están disponibles para monitorear y controlar los equipos periféricos. Esta funcionalidad está completamente integrada en el software.
Cada canal puede expandirse con varios módulos, como un amplificador de potencia, multiplexor, etc.
Selección de rango de corriente automática: 10nA a 10A / 1mV a 10V
Adquisición simultánea de señales analógicas actuales / potenciales y periféricas
Operación flotante seleccionable por el usuario
Configuraciones de canal
Módulos de un solo canal:
± 2.5A / ± 10V (con BiStat opcional)
± 5A / ± 10V (con BiStat opcional)
± 10A / ± 5V
± 2A / ± 20V
Módulos de doble canal:
2 x ± 500mA / ± 10V
2 x ± 2.5A / ± 10V
Módulo de cuatro canales:
4 x ± 30mA / ± 10V
40A para adaptarse a todas las configuraciones de canales
8 módulos / 32 canales por cuadro
Apilable hasta 64 canales
El Ivium-n-Stat se controla a través del IviumSoft de Ivium. Este software versátil, pero intuitivo, permite el control de instrumentos, administración y análisis de datos, etc. IviumSoft también puede interactuar y controlarse desde LabVIEWTM, C ++, Delphi, etc. Un conjunto completo de IviumSoft se incluye de serie con cada instrumento.
Control de software Ivium-n-Stat:
Requisitos de PC del producto
Windows 7/8/10, con puerto USB libre
Módulo 2.5A / 10V Módulo 5A / 10V Módulo 10A / 10V Módulo 2A / 20V dModule 500mA / 10V dModule 2.5A / 10V
Número de canales en el módulo 1 1 1 1 2 2
Producto Cumplimiento actual ± 2.5A 5A ± ± 10A 2A ± ± 500 mA ± 2.5A
Voltaje máximo de salida del producto ± 10V ± 10V ± 5V ± 10V ± 10V ± 10V
Voltaje máximo de cumplimiento del producto ± 10V ± 10V ± 5V ± 20V ± 10V ± 10V
Gama actual del producto ± 10nA a ± 10A en 10 décadas ± 10nA a ± 10A en 10 décadas ± 10nA a ± 10A en 10 décadas ± 10nA a ± 10A en 10 décadas ± 10nA a ± 1A en 9 décadas ± 10nA a ± 1A en 9 décadas
Entrada / salida analógica 2/1 (± 10V, resolución de 16 bits, ancho de banda 40kHz / ± 10V, resolución de 16 bits) 2/1 (± 10V, resolución de 16 bits, ancho de banda 40kHz / ± 10V, resolución de 16 bits) 2/1 (± 10V, resolución de 16 bits, ancho de banda 40kHz / ± 10V, resolución de 16 bits) 2/1 (± 10V, resolución de 16 bits, ancho de banda 40kHz / ± 10V, resolución de 16 bits) - -
Entrada / salida digital 1/3 (0 a + 5V) 1/3 (0 a + 5V) 1/3 (0 a + 5V) 1/3 (0 a + 5V) - -
Producto I-out / E-out Monitor analógico para la corriente y el potencial de la celda Monitor analógico para la corriente y el potencial de la celda Monitor analógico para la corriente y el potencial de la celda Monitor analógico para la corriente y el potencial de la celda - -
Salida del producto ± 0.5V onda sinusoidal 10μHz-250kHz con atenuación variable ± 0.5V onda sinusoidal 10μHz-250kHz con atenuación variable ± 0.5V onda sinusoidal 10μHz-250kHz con atenuación variable ± 0.5V onda sinusoidal 10μHz-250kHz con atenuación variable - -
Entrada de canal-X, entrada de canal-Y + 4V: para grabar la impedancia desde dispositivos periféricos + 4V: para grabar la impedancia desde dispositivos periféricos + 4V: para grabar la impedancia desde dispositivos periféricos + 4V: para grabar la impedancia desde dispositivos periféricos - -
Puerto periférico del producto Sí Sí Sí Sí No disponible No disponible

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución