Source: https://www.lachacharaonline.com/generador-de-senales-fy6600-funcion-dds-ondas-arbitrarias-1024637185xJM
Timestamp: 2020-07-05 03:56:10+00:00

Document:
Generador De Señales Fy6600 Función Dds Ondas Arbitrarias | LaCh&aacute;chara
Generador De Señales Fy6600 Función Dds Ondas Arbitrarias
•El dispositivo utiliza un chip D / A profesional de alta velocidad de 14 bits con frecuencia de muestreo de 250MSa / s.
•El oscilador de cristal activo como referencia hace que la forma de onda de salida sea más exquisita, estable y precisa.
•Rango de salida de la señal: 1mVpp ~ 20Vpp.
•El nivel de sesgo se puede ajustar de forma arbitraria.
•Onda de doble canal.
•Función VCO práctica.
•Cada función tiene una interfaz de operación separada.
•El generador de formas de onda arbitraria con función de doble canal de la serie FY6600 es un activador de señal que integra el generador de señal de función, el generador de señal de pulso, el medidor de barrido, el contador y el medidor de frecuencia con un alto rendimiento y multifuncionalidad.
•El dispositivo utiliza un circuito integrado FPGA a gran escala y un microprocesador MCU de alta calidad. El circuito interno utiliza un oscilador de cristal activo como punto de referencia, alta estabilidad.
•La tecnología de montaje en superficie ha mejorado enormemente la vida útil y anti-interferencia del instrumento.
•El dispositivo tiene la señal DDS dual completa completa y el nivel de salida TTL.
•No es solo para el usuario que preselecciona la señal de forma de onda 33 comúnmente utilizada, sino que también brinda a los usuarios un espacio de almacenamiento de forma de onda personalizada.
•Puede ayudar a los usuarios a completar la tarea rápidamente y es el equipo de prueba y de medición ideal para ingenieros electrónicos. •Utilizable en laboratorio electrónico, línea de producción, docencia e investigación científica.
•El generador de forma de onda arbitraria / función de doble canal de la serie FY6600 cuenta con el diseño y las instrucciones del teclado de hummización.
•Proporciona una interfaz de operación intuitiva y visual.
•La interfaz utiliza una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas de alta resolución: 320 x 240.
•Puede mostrar todos los parámetros de doble canal simultáneamente y solicitar la función de la tecla presente.
•Las abundantes teclas de acceso directo simplifican en gran medida el complejo proceso de operación y mejoran la operatividad del instrumento.
•Los usuarios no necesitan pasar mucho tiempo para aprender y familiarizarse con el funcionamiento del instrumento.
•El FY6600 usa un chip D / A profesional de alta velocidad de 14 bits, en lugar de unas pocas resistencias económicas para construir una red de resistencias D / A de 12 bits.
•Observe los detalles de dos esquemas de onda sinusoidal durante la reducción del rango de resolución del osciloscopio y la base de tiempo. Los detalles de la forma de onda y la suavidad aparecerán inmediatamente en la página.
•La frecuencia de muestreo de la serie FY6600 aumenta a 250MSa / s, a la misma frecuencia, el contorno de la forma de onda es más claro que en otros instrumentos de muestreo de 200MSa / s.
•La serie FY6600 actualiza cada profundidad de almacenamiento de forma de onda a 8192 x 14bits, los detalles de la señal de alta precisión se pueden restaurar.
•La función práctica de VCO original de la industria.
•La resolución de fase de la serie FY6600 puede alcanzar hasta 0.1 grados, el usuario puede controlar con mayor precisión el retraso para dos señales;
•Los terminales de salida de señal utilizan material de cobre puro, no material de aleación de zinc envuelto en plástico.
•El instrumento adopta teclas importadas de larga duración y tacto cómodo.
•La primera forma de onda de doble canal se muestra en la pantalla de la operación de la pantalla LCD simultáneamente.
•La salida TTL de 4 vías hace que la aplicación de instrumentos sea más amplia;
•La señal pequeña es particularmente buena, el FY6600 puede generar una señal pequeña de 1 mVPP, la resolución de amplitud es 1 mV y puede ser 1 mVpp, 10 mVpp, 100 mVpp, 1 Vpp y otros valores de pasos diferentes, el rango máximo es de 1 mVpp ~ 20Vpp de regulación continua sin electrodos.
•Rango de frecuencia más amplio, el rango de frecuencia máximo es 1uHz ~ 60MHz sinusoidal, el rango máximo de onda cuadrada es 1uHz ~ 25MHz, el otro rango de frecuencia de onda es 1uHz ~ 20MHz, la resolución de frecuencia de rango completo es 1uHz.
•El tiempo de flanco ascendente es tan bajo como 7 nS dentro de la onda cuadrada de 5 V, y la frecuencia de salida máxima puede alcanzar 25MHz.
•Los tipos de formas de onda son más abundantes. El instrumento no solo permite al usuario predefinir la forma de onda común 33, también brinda a los usuarios un grupo de hasta 64 (8192 x 14 bits) de espacio de almacenamiento de forma de onda definida por el usuario.
•Los usuarios pueden usar el software para PC provisto por nuestro editor de la compañía para descargar.
•El ancho de la onda de impulso no solo es compatible con el modo de ajuste de la relación de trabajo, sino también con el ancho de pulso preciso establecido entre 20nS-1S.
•Salida de instrumento con forma de onda de 97 grupos.
•La función de escaneo es potente, el instrumento no solo admite el ajuste de parámetros internos de la amplitud de la señal, la frecuencia, la relación de trabajo o la exploración de parámetros de nivel de polarización, sino también la modulación de amplitud y frecuencia de salida de instrumentos analógicos externos, lo que representa la relación y la tensión de nivel de polarización.
•El instrumento de medición puede ser una función, frecuencia, período, ancho de pulso, ancho de pulso negativo positivo y relación de trabajo más completa para medir la señal, y todos los parámetros se muestran en la misma interfaz.
•La función de contador con dos métodos de acoplamiento de CC y CA, resuelve de manera efectiva el caso de AC acoplado a inexacto. La frecuencia de medición máxima del instrumento es de 100MHz y la frecuencia de medición mínima es de 0.01Hz.
Características de la forma de onda:
•Tipo de forma de onda: Onda sinusoidal, Onda cuadrada, Onda de triángulo, Onda de pulso, Onda digital TTL, Onda arbitraria ...., etc.
•Longitud de la forma de onda: 8192 puntos
•Frecuencia de muestreo de forma de onda: 250MSa / S
•Resolución vertical de la forma de onda: 14 bits
•Onda sinusoidal: Supresión de armónicos:> = 45dBc (<1MHz);> = 40dBc (1MHz ~ 20MHz). Distorsión armónica total (THD) <0.8% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm)
•Onda cuadrada: el tiempo de subida y bajada: <= 10ns (VPP <5v); rebasamiento: <= 5%; relación de ciclo de trabajo: 0.1% ~ 99.9%; grado de linealidad:> = 98% (0.01Hz ~ 10kHz)
•Rango de amplitud (pico a pico): Frecuencia: <= 10MHz: 1mVpp ~ 20Vpp; 10MHz = 20MHz: 1mVpp ~ 5Vpp
•Resolución de amplitud: 1mV
•Estabilidad de amplitud: + _ 0.5% / 5 horas
•Planitud de amplitud: + - 5% (<10MHz); + - 10% (> 10MHz)
•Resistencia de salida: 50ohm + -10% (típico)
•Protección: todo el puerto de salida de señal puede funcionar durante 60 segundos en el estado de cortocircuito de carga.
•Rango de ajuste de polarización: Frecuencia <= 30MHz: + - 10V; Frecuencia> 30MHz: + - 2.5V
•La resolución mínima de sesgo: 1mV
Salida TTL:
•Nivel de amplitud:> 3Vpp
•Coeficiente de ventilación:> 8 TTL de carga
•Nivel de subida y tiempo de caída: <= 10ns
Salida CMOS:
•Nivel bajo: <0.3V
•Nivel alto: 1V ~ 10V
•Nivel de subida y tiempo de caída:> = 20ns
Función de prueba externa:
•Función del medidor de frecuencia: Rango de prueba de frecuencia: 0.01Hz ~ 100MHz
•Exactitud de prueba: Tiempo de puerta 1S, 10S, 100S, ajuste de tres partes
•Función de contador: Rango de conteo: 0-4294967295
•Método de prueba: DC y AC dos tipos de modos de acoplamiento
•Método de conteo: Manual.
•Rango de voltaje de la señal de entrada: 1.5Vpp ~ 20Vpp
•Pausa de prueba: Resolución 5ns, la prueba máxima es de 10 segundos.
•Medición del período: Resolución 5ns, la prueba máxima es de 10 segundos.
•Tipo de escaneo: Escaneo lineal, escaneo de registros.
•Escaneo de objetos: Frecuencia, amplitud, sesgo, ciclo de trabajo.
•Rango de configuración del parámetro de escaneo: Punto de inicio punto de parada configuración arbitraria.
•Rango de escaneo: Depende del valor de configuración del parámetro de escaneo.
•Pantalla: LCD en color líquido TFT de 2,4 pulgadas
•Almacenamiento y carga: Cantidad de 20 grupos; posición: 01 ~ 20 (parámetro de posición de almacenamiento de transferencia 01 de inicio por defecto)
•Método de interfaz: USB a interfaz serial; eficacia de comunicación: utiliza el estándar industrial 9600bps; Protocolo de comunicación, modo de línea de comando, protocolo abierto.
•Energía, rango de voltaje: AC 100V ~ 240V
•Procesos de fabricación: Tecnología de montaje en superficie, circuito integrado a gran escala, alta fiabilidad, larga vida útil.
•Tono de aviso: El usuario puede activarlo o desactivarlo mediante la configuración del programa.
•Características de operación: Todo es operación clave, ajuste continuo de la perilla.
•Condiciones ambientales: Temperatura: 1 ~ 40 ° C; humedad: <80%
•Tamaño: 200mm X 190mm X 90mm (LxWxH)
•Peso: Unidad principal (700 g); accesorios (150 g).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución