Source: https://es.scribd.com/document/296857820/Manual-de-Usuario-OSCILOSCOPIO-DS1000CA-pdf
Timestamp: 2019-04-23 20:47:20+00:00

Document:
Cargado por jjgh01
Fundamentos de Osciloscopios Para Estudiantes de EE
Ing de Control Automatico
3-aplicarmantenimientocorrectivodehardwareutilizandolasmedidaspunto-111013010403-phpapp01
Valvulas ISC de Una Bobina
Publicación número DS1KCA-070712
Osciloscopios Digitales de la Serie DS1000CA
© Copyright RIGOL Technologies, Inc. 2007
Copyright © RIGOL TECHNOLOGIES, INC. 2007 Reservados todos los
Los productos RIGOL están patentados dentro y fuera de la República Popular
La información de esta publicación reemplaza a toda la anterior que
corresponda con el mismo material.
RIGOL Technologies, Inc. se reserva el derecho de modificar o cambiar parte o
todas las especificaciones y políticas de precios sin previo aviso.
NOTA: RIGOL es la marca registrada de RIGOL TECHNOLOGIES, INC.
© Copyright RIGOL Technologies, Inc. 2007.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA
dañar el instrumento o los equipos conectados a él. utilice el instrumento únicamente de la forma descrita en este manual de usuario. No usar sin carcasa.RIGOL Precauciones de Seguridad Revise cuidadosamente las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizar el instrumento para evitar daños personales. Inc. Este osciloscopio está conectado a tierra a través del cable de alimentación. No utilice su osciloscopio si tiene la carcasa o algún panel quitado. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . II © Copyright RIGOL Technologies. Conectar y desconectar los accesorios adecuadamente. no sobrepase los límites de los rangos del instrumento. 2007. El instrumento deberá ser reparado sólo por personal cualificado. Conectar la sonda correctamente. Para evitar fuego o descargas. No conectar los terminales de tierra de las sondas a una tensión alta. No sobrepasar los rangos. Para evitar fuego o daños personales: Usar el cable de alimentación apropiado designado para su osciloscopio y autorizado en su país. Para evitar riesgos potenciales. Siga el manual de usuario para una información completa de los valores máximos permitidos antes de hacer conexiones al instrumento. No conecte o desconecte sondas o cables de prueba mientras estén conectados a un punto con tensión. Para evitar descargas eléctricas asegúrese de que el instrumento está correctamente conectado a tierra a través del enchufe de alimentación. Conectar a tierra el instrumento. Los terminales de tierra de las sondas están al mismo nivel de tensión que la tierra del instrumento.
Use sólo el tipo de fusible y del valor especificado para este producto. © Copyright RIGOL Technologies. 2007. haga que el personal especializado del servicio técnico revise el instrumento antes de continuar utilizándolo. No utilizar en condiciones de humedad elevada. Si sospecha que el equipo puede estar dañado. No tocar conexiones. Evitar la exposición de circuitos o cables. Busque en el manual de instalación los detalles de cómo proporcionar la adecuada ventilación al osciloscopio. Inc. No utilizar en una atmósfera que pueda resultar explosiva.RIGOL Utilizar el fusible adecuado. circuitos o cables desprotegidos cuando el equipo está encendido. No utilizar si sospecha mal funcionamiento. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA III . Proporcionar la ventilación adecuada. Mantener las superficies del producto limpias y secas.
ADVERTENCIA (WARNING) indica riesgo a una lesión no inmediato. Los siguientes términos pueden aparecer en este manual: ! ADVERTENCIA: Identifican condiciones o prácticas que podrían causar heridas o muerte al usuario. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Símbolos en el Producto: Estos símbolos pueden aparecer en el instrumento: ! Voltaje Peligroso IV Mirar las Instrucciones Terminal de tierra protegido Terminal de tierra del chasis Terminal de tierra de prueba © Copyright RIGOL Technologies. PRECAUCIÓN (CAUTION) indica que el instrumento u otro equipo podrían sufrir un daño potencial. ! PRECAUCIÓN: Identifican condiciones o prácticas que podrían causar daños a este producto u otro equipo. 2007. Términos en el Producto: Estos términos pueden aparecer en el producto: PELIGRO (DANGER) indica riesgo a una lesión inmediato.RIGOL Términos y símbolos de Seguridad Términos en este Manual. Inc.
para una visualización más efectiva.  20 mediciones automáticas. Salida Pasa/Falla aislada ópticamente. para facilitar la atención a los detalles y visualización de una forma de onda. Ancho de Pulso. Pendiente. mantenimiento. Alternativo. incluye FPB，FPA，FPB，FBR    Función Pasa/Falla. 2007.  Función de scan retardado. 10 configuraciones. diseño y desarrollo y todas las demás aplicaciones que necesiten pruebas. Tipos de disparo avanzados: Flanco.  Salva 10 formas de onda. Ancho de Banda: 300MHz (DS1302CA) 200MHz (DS1202CA) 100MHz (DS1102CA 60MHz (DS1062CA)  Pantalla TFT LCD Mono/Color con resolución de 320*234  Proporciona almacenamiento e impresión mediante USB. grabación y reproducción dinámica de formas de onda. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA V . Vídeo. así como en educación y entrenamiento. © Copyright RIGOL Technologies.  Grabación de formas de onda. el firmware es actualizable a través de la conexión USB. medidas y reparaciones de circuitos analógicos/digitales.  Configuración automática (AUTO) mediante una pulsación para mayor facilidad de uso.RIGOL Resumen de los Osciloscopios DS1000CA Los osciloscopios digitales Rigol de la serie DS1000CA ofrecen una excepcional visualización y medida de las formas de onda en un equipo compacto y ligero. Algunas de sus características son: Doble Canal. Funciones matemáticas de Suma. Resta y Multiplicación.  Rápida calibración del offset seleccionable por el usuario  Rápida calibración del offset seleccionable por el usuario  Filtros digitales.  Medidas automáticas de seguimiento de los cursores.  Intensidad ajustable de la forma de onda. soporta formatos CSV y bitmap. La serie DS1000 es ideal para realizar pruebas de producción. Inc.
2007. El sencillo sistema de ficheros soporta la introducción de caracteres en Chino o del alfabeto Inglés.   Sistema de ayuda incorporado (Sólo en Inglés o Chino).RIGOL    Sensibilidad de disparo ajustable. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . VI © Copyright RIGOL Technologies. Menús en múltiples idiomas. Inc. Menús emergentes que facilitan su lectura y uso.
................................................................................................................................................................................................................................................. 2-56 Configuración del Sistema ............. 3-1 Ejemplo 2: Retardo de la señal causada por un circuito……………………………………3-2 Ejemplo 3: Captura de una señal con un único barrido ........... 1-2 Inspección del Instrumento .............................................................................................................................................................................................................. 2-25 Comprendiendo el sistema de disparo .................................................2-1 Comprendiendo el sistema vertical ...........................1-1 El Panel Frontal y el Interfaz de Usuario.................................................................................................................................... 3-8 Ejemplo 7: Disparando en una señal de vídeo .. Inc.............. 1-13 Disparo del Osciloscopio ................................................... 3-6 Ejemplo 6: Aplicación del modo de operación X-Y ......................... V CAPÍTULO 1 : COMENZANDO ........ ¡Error! Marcador no definido..................................... 3-13 © Copyright RIGOL Technologies.................................. 2-2 Comprendiendo el sistema horizontal .......... Usar las teclas de acción .........................................................................................RIGOL Contenido Precauciones de Seguridad ........................................................................................................................................................ 1-15 CAPÍTULO 2 : USANDO SU OSCILOSCOPIO .................................................................................... 2-50 Configuración de la pantalla ........................... II Resumen de los Osciloscopios DS1000CA ............................................... 1-6 Comprobación del funcionamiento.. 2-54 Almacenar/recuperar señales o configuraciones ........ 3-10 Ejemplo 8: Medida de FFT con cursores ......... ¡Error! Marcador no definido............................................................ 2-31 Configurando el sistema de muestreo ......3-1 Ejemplo 1: Haciendo Medidas sencillas............................................................................................ 2-80 Menús y operaciones de las medidas con cursores ............................................................ 3-4 Ejemplo 5: Medidas con los cursores ........................................................... Medir Automáticamente.............................................. 3-12 Ejemplo 9: Test de Pasa/No Pasa............................................ 1-9 Mostrar automáticamente una señal ............................................... ¡Error! Marcador no definido........................................................................................... 1-10 Configuración del sistema vertical ............................................................................................................ Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA VII ............................................................................................................. CAPÍTULO 3 : APLICACIONES Y EJEMPLOS .................. 3-3 Ejemplo 4: Reducir el ruido aleatorio de la señal ............ 2007........................................ 1-7 Compensar las Sondas ....................... 1-11 Configuración del sistema horizontal ..............................................................
...... 2007.................................................... Solución de Problemas .. 4-14 Mensajes del sistema ..RIGOL CAPÍTULO 4 : MENSAJES DEL SISTEMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .......................................................................................... 6-7 Appendix C: Cuidados y limpieza generales .. VIII © Copyright RIGOL Technologies......................................... Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .....¡Error! Marcador no definido.............................................. Inc........................................................... 5-1 CAPÍTULO 6 : APÉNDICES.......................................................¡Error! Marcador no definido.................... 6-1 Appendix A: Especificaciones...... 4-16 CAPÍTULO 5 : SOPORTE Y SERVICIO ................................... 6-1 Appendix B: Accesorios de la serie DS1000CA ......................................
RIGOL Capítulo 1 : Comenzando Este capítulo cubre los siguientes temas:  El Panel Frontal y el Interfaz de Usuario  Inspección del Instrumento  Comprobación del funcionamiento  Compensar Sondas  Mostrar automáticamente una señal  Configuración del sistema vertical  Configuración del sistema horizontal  Disparo del osciloscopio © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 1-1 . 2007.
1-2 © Copyright RIGOL Technologies. Adquisición. Cursor. Los pulsadores permiten no sólo acceder directamente a funciones sino también mostrar menús en la pantalla. y características de referencia o control. y Utilidades del sistema. Lea cuidadosamente este capítulo antes de realizar otras operaciones. Almacenamiento. Figura 1-1 Panel Frontal de los Osciloscopios de la serie DS1000CA Los osciloscopios de la serie DS1000 disponen de una sencilla interfaz de usuario. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Inc.RIGOL El Panel Frontal y el Interfaz de Usuario Una de las primeras cosas que usted deseará hacer con su nuevo osciloscopio es familiarizarse con su panel frontal. Pantalla. El panel frontal contiene mandos y pulsadores. 2007. Los mandos son los que se usan más a menudo y son similares a los de otros osciloscopios. matemáticas. de forma que se pueden realizar medidas asociadas con funciones avanzadas. Este capítulo le ayudará a conocer la distribución de los controles y cómo utilizarlos. las definiciones de los pulsadores y mandos son las siguientes: Pulsadores de Menú: Asociados con Medida.
Mandos giratorios: Para el ajuste de la posición vertical u horizontal escala . CH2. 1-3 . 2007. © Copyright RIGOL Technologies. que seleccionan las distintas opciones del menú activo en ese momento. Selecciona la acción instantánea al 50% del nivel de disparo y FUERZA el disparo. MATH. y REF. Pulsadores de Disparo: Asociados con el MENU de disparo. Pulsadores Horizontales: Asociados con el MENU horizontal. Pulsadores de Función: Son cinco pulsadores grises situados desde la parte superior hasta la inferior de la derecha de la pantalla de LCD. Inc.RIGOL Pulsadores Verticales: Asociados con CH1. Pulsadores de Acción: Incluyen pulsadores de control de ejecución para AUTO y ARRANQUE/PARADA (RUN/STOP). Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . el pulsador de OFF permite apagar la forma de onda o el menú activo en ese momento. y nivel de disparo .
Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .RIGOL Multi-function knob Common menu buttons Run Control Buttons Trigger control Horizontal control Vertical control USB Host Signal input channel EXT trigger input Probe compensator Figura 1-2 Controles del Panel Frontal Definiciones en este Manual de Usuario: A lo largo de este manual. （ ） indica un mando giratorio multi-función . indica el mando de NIVEL. como por ejemplo Measure. Los nombres con sombra indican una tecla del menú de operación. como por ejemplo FORMA DE ONDA (WAVEFORM) en el menú ALMACENAMIENTO (STORAGE). 2007. indican los dos mandos de POSICIÓN. indican los dos mandos de ESCALA. Un recuadro alrededor de un nombre indica pulsadores de funciones de menú del panel frontal. 1-4 © Copyright RIGOL Technologies. las figuras de los pulsadores y mandos mostradas son las mismas que las que se encuentran en el panel frontal.
Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 1-5 . 2007.RIGOL Estado Posición en memoria de la ventana visualizada Punto de disparo en memoria Punto de disparo en la ventana de la forma de onda Canal 1 Menú activo Canal 2 Ventana de visualización de la forma de onda Figura 1-3 Pantalla de visualización © Copyright RIGOL Technologies.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Inspeccione el instrumento. inspeccione por favor el instrumento siguiendo los pasos siguientes: 1. o si el instrumento no funciona correctamente o no pasa las pruebas de funcionamiento. Si el contenido está incompleto o dañado notifíquelo a su distribuidor de Rigol en España. 2007. 3. No tire ningún embalaje ni protección para que el transportista pueda revisarlos.RIGOL Inspección del Instrumento Cuando tenga en sus manos su nuevo Osciloscopio de la serie DS1000CA. Inc. Los accesorios suministrados con el instrumento se encuentran listados en este manual en el apartado denominado ―Accesorios‖. Las oficinas de Rigol organizarán el reemplazo o la reparación a su criterio sin esperar a ninguna reclamación. notifíquelo a su distribuidor de Rigol en España. o las protecciones internas muestran signos de estar en mal estado. Si la caja está dañada. Inspeccione si el embalaje está dañado. 2. En caso de cualquier defecto o daño mecánico. 1-6 © Copyright RIGOL Technologies. Guarde el embalaje y todo el material de protección hasta que el contenido haya sido completamente comprobado y el instrumento se haya comprobado mecánica y eléctricamente. notifíquelo al transportista y a su distribuidor de Rigol. Compruebe los accesorios.
asegúrese de que el osciloscopio está correctamente conectado a tierra. Encienda el equipo. Botón de encendido Pulsador de almacenamiento Figura 1-4 Encendido del instrumento ! ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas. Use únicamente el cable de alimentación diseñado para su equipo. Pulse el pulsador Storage . alinee el conector de la sonda con la toma BNC del CH 1. Encienda el equipo. seleccione Storage en la parte superior del menú y pulse en la parte del menú denominada Factory. La tensión alterna debe de estar comprendida entre 100 y 240 VRMS. empuje para conectarla. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 1-7 .RIGOL Comprobación del funcionamiento Realice esta rápida comprobación para verificar que su equipo funciona correctamente. 45Hz a 440Hz. Inc. Conecte la punta de prueba y el cable de tierra al conector de la sonda PROBE COMP. y espere hasta que la pantalla muestre la ventana de la forma de onda. 1. 2007. Para hacer esto. 2．Conecte una señal a un canal del osciloscopio ① Coloque el conmutador de la sonda en posición 10X y conéctela al canal 1 del osciloscopio. © Copyright RIGOL Technologies. y gire hacia la derecha para fijar el conector de la sonda en su lugar.
de las sondas
Conexión de una sonda
② Ponga la atenuación de la sonda a 10X. Para ello, pulse CH1->Probe->10X.
Ajuste la sonda
Figura1-7
③ Pulse el pulsador AUTO . En pocos segundos, verá una onda cuadrada en la
pantalla (aproximadamente de 1 kHz y 3 V pico-a-pico).
④ Presione el pulsador OFF o el pulsador CH1 de nuevo para apagar el canal 1,
pulse el pulsador CH2 para encender el canal 2, repita los pasos 2 y 3.
Compensar las Sondas
Realice este ajuste para hacer coincidir su sonda con el canal de entrada. Esto
deberá hacerse siempre que conecte una sonda por primera vez a un canal de
1. Ponga la atenuación de la sonda a 10X en el menú. Ponga el conmutador de la
sonda también a 10X y conecte la sonda al canal 1 del osciloscopio. Si usa la
punta en gancho de la sonda, asegúrese de que está firmemente insertada.
Enganche la punta de la sonda al conector PROBE COMP y el cable de referencia
al conector de tierra del PROBE COMP, encienda el canal 1, y pulse AUTO.
2. Compruebe la forma de la onda mostrada en la pantalla.
Sobre compensada
Compensada correctamente
Sub compensada
Comprobación de la forma de onda
3. En caso necesario, use un destornillador no metálico para ajustar el condensador
en la sonda y conseguir ver en la pantalla la onda cuadrada más plana posible.
Repita el proceso anterior cada vez que sea necesario.
ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas mientras se usa la sonda,
asegúrese de que el cable está perfectamente aislado, y de que no toca
ninguna parte metálica de la sonda mientras está conectada a una fuente
Mostrar automáticamente una señal
El osciloscopio tiene una opción que permite configurar el equipo automáticamente
para mostrar la señal de entrada de la mejor forma posible. Esta opción automática
necesita una señal de entrada con una frecuencia de 50 Hz o superior y un ciclo de
trabajo mayor del 1%.
Cuando presiona el pulsador AUTO , el osciloscopio automáticamente configura los
controles vertical, horizontal y disparo para mostrar la señal de entrada en la pantalla.
Usted puede modificar manualmente los controles si es necesario para obtener los
Los osciloscopios de la serie DS1000CA disponen de dos canales y una entrada de
disparo externo. En este ejemplo vamos a conectar una señal a la entrada del canal
1. Conecte una señal al osciloscopio.
2. Pulse AUTO.
Cuando pulsa AUTO , el osciloscopio puede modificar su configuración actual para
mostrar la señal. Automáticamente ajusta configuración de la escala vertical y
horizontal, el acoplamiento del disparo, tipo, posición, pendiente, nivel, y modo.
Fíjese también que el símbolo de tierra a la izquierda de la pantalla se mueve conjuntamente con el mando . Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 1-11 . El siguiente apartado le muestra el uso de los pulsadores. © Copyright RIGOL Technologies. Figura 1-14 El sistema vertical 1. mandos y barra de estado. Le ayudará a familiarizarse con la configuración de los parámetros verticales. Si el canal está acoplado en AC. un valor de tensión se muestra por un corto período de tiempo indicando a cuánto se encuentra la referencia de tierra del centro de la pantalla. El mando está calibrado y mueve la señal verticalmente.RIGOL Configuración del sistema vertical La figura 1-14 muestra los pulsadores de los canales. la componente DC de la señal está bloqueada. Consejos al medir Si el canal está acoplado en DC. REF y OFF así como los mandos vertical . . MATH. puede rápidamente medir la componente DC de la señal simplemente viendo su distancia desde el símbolo de tierra. permitiéndole usar una mayor sensibilidad para mostrar la componente AC de la señal. Inc. Fíjese que al girar el mando . 2007. Centre la señal en la pantalla con el mando .
 Pulse OFF para apagar el canal. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 1-12 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Forma rápida de poner a 0 el offset vertical Gire el mando para cambiar la posición vertical de la traza y pulse el mando para poner la posición vertical de nuevo a 0.  Pulse CH1. Cambie la configuración vertical y compruebe que cada cambio afecta a la barra de estado de forma diferente. Inc. puede cambiar el estado del paso entre Fino (Fine) o Grueso (Coarse). y el canal 1 se enciende (o permanece encendido si ya lo estaba).  Conmute cada botón del menú y fíjese que botón hace que cambie la barra de estado.  Aparece en pantalla un menú. Los canales 1 y 2 tienen un botón calibrado que permite que el mando disminuya el tamaño de los incrementos verticales. Pulsando el botón Volts/Div. 2007. 2. sino también pulsando simplemente el mando vertical . Forma rápida de cambiar entre Coarse y Fine Puede cambiar el control vertical entre Coarse/Fine no sólo con Volts/Div en los menús del CH1 o CH2. Puede verse fácilmente la configuración vertical en la barra de estado de la pantalla. esto resulta especialmente útil cuando la posición de la traza se halla fuera de la pantalla y se desea centrarla de nuevo inmediatamente.  Cambie la sensibilidad vertical con el mando y vea que la barra de estado también cambia.
© Copyright RIGOL Technologies. mandos y barra de estado. y los mandos y del sistema horizontal. * NOTA: La velocidad de exploración horizontal cambia según modelos. Forma rápida para usar la exploración retardada Pulsar el mando en el área de control horizontal del panel frontal es otra forma de activar/desactivar el modo de exploración retardada además de usar el menú mediante las pulsaciones MENU->Delayed. y el valor mostrado en la barra de estado. 1. Gire el mando estado.RIGOL Configuración del sistema horizontal La figura 1-15 muestra el pulsador MENU . El rango de la base de tiempos de la serie DS1000CA va desde 5ns/div* hasta 50s/div. Figura 1-15 El sistema horizontal y vea el cambio que produce en la barra de El mando horizontal cambia la velocidad de exploración en una secuencia de 1-2-5 pasos. Inc. El siguiente apartado muestra el uso de estos pulsadores. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 1-13 . 2007.
Con este menú. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . configurar los modos Y-T.RIGOL 2. X-Y o ROLL . la posición del disparo cambiará horizontalmente cuando se gire el mando 1-14 . esto es especialmente útil cuando el punto de disparo se halla completamente fuera de la pantalla y se desea que se centre en la pantalla inmediatamente. © Copyright RIGOL Technologies. puede activar/desactivar el modo de exploración retardada. Control de posición horizontal Trig-Offset: En esta configuración. y usar el mando para ajustar el offset del disparo. 2007. El mando horizontal pantalla horizontalmente mueve la señal mostrada en la Forma rápida de poner a 0 el Offset Horizontal Pulse el mando para poner a cero el offset horizontal.
mandos y la barra de estado. se muestra como un porcentaje del rango del disparo. el valor del nivel de disparo se muestra en la parte inferior izda. Inc. suceden dos cosas en la pantalla durante unos segundos. se muestra como un valor de tensión. una línea se muestra indicando la posición del nivel de disparo (siempre que no se haya seleccionado el acoplamiento en AC o el rechazo de baja frecuencia LF). De la pantalla. Si el disparo está acoplado en AC o rechazo de LF. cuando se gira el mando o se pulsa la tecla 50% . Gire el mando del nivel de disparo y observe los cambios que se producen en la pantalla. En los osciloscopios de la serie DS1000CA. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 1-15 . Si el disparo está acoplado en DC. En este apartado se muestra el uso de estos pulsadores. Figura 1-16 Sistema de disparo 1. Primero. Segundo. © Copyright RIGOL Technologies. 2007.RIGOL Disparo del Osciloscopio La figura 1-16 muestra el control de disparo del panel frontal. tiene un mando de disparo y tres pulsadores.
· Pulse Source y seleccione el canal CH1. Cambie la configuración del disparo y vea cómo estos cambios afectan a la barra de estado de forma diferente. 2007. · Pulse Mode y seleccione Edge (Flanco). Inc. 3. Un menú aparece en la pantalla mostrando las opciones de disparo. · Pulse Slope (pendiente) y seleccione Rising Edge (Flanco de Subida). La figura 1-17 muestra el menú de disparo. 2. Pulse 50% Esta es una tecla de acción. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . · Pulse Sweep (barrido) y escoja Auto. · Pulse Setup para acceder al menú secundario. Cada vez que pulse la tecla 50% . el osciloscopio ajusta el nivel de disparo al centro de la señal. Figura 1-17 NOTE: El tipo de disparo. la pendiente y el origen cambian conjuntamente con la barra de estado en la parte superior de la derecha de la pantalla. 1-16 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Forma rápida de poner a 0 el nivel de disparo 双 Gire el mando para cambiar el nivel de disparo y pulse el mando para poner rápidamente el nivel de disparo a cero. · Pulse el botón MENU en el área de control del disparo.
Esta tecla no tiene efecto si la adquisición ya está parada.RIGOL 4. 2007. y gírelo a continuación para ajustar el tiempo de Holdoff. Durante este intervalo. © Copyright RIGOL Technologies. el sistema de disparo está ―ciego‖ a las señales de disparo. Pulse FORCE Presionar esta tecla fuerza una adquisición sin tener en cuenta una señal de disparo adecuada. Esta función ayuda a visualizar complejas señales como formas de ondas de AM. Punto Importante: Holdoff: Intervalo de tiempo hasta que el osciloscopio responde a la siguiente señal de disparo. Inc. Pulse la tecla Holdoff para activar el mando（ ）. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 1-17 . utilizada normalmente en los modos de disparo ―Normal‖ o ‖Single‖ (único).
Ahora ya sabrá determinar la configuración de su osciloscopio viendo la barra de estado. HORIZONTAL y DISPARO de la serie DS10000CA. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-1 . bmp y otras configuraciones（Storage）  Configuración de las utilidades del sistema（Utility）  Medir automáticamente （Measure）  Medir con los cursores （Cursor）  Usar las teclas de ejecución （AUTO、RUN/STOP） （ 、MENU、50%、FORCE） （Acquire） （Display） © Copyright RIGOL Technologies. Inc. formato *.RIGOL Capítulo 2 : Usando su Osciloscopio Hasta ahora hemos visto un resumen para comprender los grupos de mandos del panel frontal relacionados con los sistemas VERTICAL. Este capítulo le guiará por todos los grupos de mandos. Este capítulo cubre los siguientes temas:  Entender el sistema vertical CH1 、 CH2 、 MATH 、 REF 、 OFF 、 、Vertical Vertical  Entender el sistema horizontal（MENU、Horizontal Horizontal ） 、 ）  Entender el sistema de disparo  Configuración del sistema de muestreo  Configuración de la pantalla  Almacenar y recuperar formas de ondas. Recomendamos que realice todos los ejemplos para conocer todas las potentes capacidades de medida de su osciloscopio. teclas y menús del panel frontal. csv. También aumentará el conocimiento de la operación de su equipo leyendo esta guía. 2007. formato *.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Debe ponerse al mismo factor de atenuación de la sonda para tener una lectura vertical correcta Va al menú de la página siguiente Tabla 2-2 Explicación del menú de operación Menú Opciones 2/2 2-2 Bloquea la componente DC de la Señal de entrada Pasa las componentes AC y DC de la señal de entrada Desconecta la señal de entrada Configura el filtro digital (Ver tabla 2-4) Digital filter Figura 2-2 Explicación Explicación Hacia el menú anterior © Copyright RIGOL Technologies. Visualiza todo el ancho de banda.RIGOL Comprendiendo el sistema vertical I. Figura 2-1 Tabla 2-1 Explicación del menú de operación Menú Coupling Opciones AC DC GND ON BW Limit OFF Probe 1X 10X 100X 1000X 1/2 Limita el ancho de banda del canal a 20 MHz para reducir el ruido. 2007. Las configuraciones posibles se muestran en la tabla siguiente. Configuración de los canales Cada canal del DS1000CA tiene un menú de operación que aparece al pulsar CH1 o CH2 . Inc.
RIGOL Selecciona la resolución del mando Volts/Div Invert Unit Input Coarse Fine Define la secuencia 1-2-5. ―A‖. Restaura la imagen original de la forma de onda. ―W‖ o ―U‖ como la unidad del canal vertical. © Copyright RIGOL Technologies. Cambia la resolución a pasos pequeños entre configuraciones gruesas. 50Ω 1MΩ Pulse esta tecla para seleccionar la resistencia de entrada entre 50Ω ó 1MΩ. Inc. V/ A/ W/ U Fija ―V‖. ON OFF Activa la función invertir. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-3 .
Con esta configuración. La señal se muestra como en la Figura 2-4: 2-4 © Copyright RIGOL Technologies. pasan las componentes AC y DC de la señal de entrada. 2007. se bloquea la componente DC de la señal de entrada. De esta forma.RIGOL 1. para poner el acoplamiento de CH1‘s como ―DC‖. introduzca una señal senoidal con una componente DC Pulse CH1->Coupling->AC para poner el acoplamiento de CH1 como ―AC‖. La señal se muestra como en la Figura 2-3: Acoplamiento AC Estado del acoplamiento AC Figura 2-3 Forma de onda visualizada Pulse CH1->Coupling->DC. Acoplamiento del canal Vamos a usar por ejemplo el CH1. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Inc.
para poner el acoplamiento del CH1 como tierra ―GND‖.RIGOL Acoplamiento DC Estado del acoplamiento DC Figura 2-4 Forma de onda visualizada Pulse CH1->Coupling->GND. se desconecta la señal de entrada. La señal se muestra como en la Figura 2-5: Acoplamiento GND Figura 2-5 Forma de onda visualizada © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-5 . En este modo. 2007.
Pulse CH1->BW Limit->OFF. El osciloscopio se configura a su ancho de banda completo y la componente de alta frecuencia de la señal pasará. para activar el límite de ancho de banda. 2007.RIGOL 2. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Inc. introduzca una señal que contenga una componente de alta frecuencia. La señal se muestra como en la Figura 2-7: Límite de 20 MHz Figura 2-7 Marca del límite BW 2-6 © Copyright RIGOL Technologies. para ―apagar‖ el límite del ancho de banda. Configurar el límite de ancho de banda del canal Usaremos como ejemplo el CH1. La señal se muestra como en la Figura 2-6: Desconecta el límite del ancho de bandaa Figura 2-6 Pulse CH1->BW Limit->ON. De esta forma se rechazará la componente de alta frecuencia que sea mayor de 20 MHz.
RIGOL 3. Vertical Figura 2-8 Usando una sonda a 1000:1 Tabla 2-3 Ajuste de la sonda Atenuación en la sonda Configuración correspondiente 1:1 1X 10:1 10X 100:1 100X 1000:1 1000X © Copyright RIGOL Technologies. Pulse en Probe para cambiar el factor de atenuación al mismo de la sonda que esté usando. El factor de atenuación cambia la escala vertical para que el resultado de la medida refleje el nivel de voltaje actual en la punta de la sonda. 2007. Este valor permanecerá hasta que se cambie de nuevo. La figura 2-8 muestra un ejemplo usando una sonda 1000:1 y su factor de atenuación. pulse el CH1 o CH2 (en función del canal que esté utilizando). Inc. Para cambiar (o comprobar) el valor de atenuación. Atenuación de la sonda Div. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-7 . el osciloscopio le permite seleccionar el factor de atenuación para la sonda. Configuración de la atenuación de la sonda Cuando se usa una sonda.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Fina: Esta configuración cambia la escala vertical en pequeños pasos entre las configuraciones gruesas. fina Cambio rápido de Grueso/fino: Puede cambiar entre Coarse/Fine. 10mV. 2007. Configuración Voltios/Div El control Volts/Div dispone de una configuración Gruesa (Coarse) o Fina (Fine). hasta 5 V/div. desde 2mV/div. Ajuste Fino Datos del ajuste Fino Figura 2-9 Configuración de Voltios/Div. 5mV/div.RIGOL 4. y realiza la escala vertical en la secuencia de pasos 1-2-5. mediante el menú o bien pulsando el mando vertical 2-8 © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Pude ser útil cuando necesite ajustar el tamaño vertical de la señal en pequeños saltos. La sensibilidad vertical es de 2mv—5V/div Gruesa: Es la configuración por defecto de Volts/Div.
RIGOL 5. Cuando el equipo se dispara con la señal invertida. Inc. Las Figuras 2-10 y 2-11 muestran los cambios después de la inversión. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-9 . 2007. el disparo también se invierte. Invertir apagado Figura 2-10 Señal antes de la inversión Invertir encendido Figura 2-11 Señal después de la inversión © Copyright RIGOL Technologies. Invertir una señal Invert gira la señal en pantalla 180 grados. respecto al nivel de tierra.
para mostrar el menú del filtro digital. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2007. ） Apaga el filtro digital Figura 2-12 Enciende el filtro digital Figura 2-13 Marca del filtro digital 2-10 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Filtro Digital: Pulse CH1->Digital filter . Gire el mando（ para fijar los límites superior e inferior de la frecuencia. Inc.
> <frec. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-11 . 2007.RIGOL Figura 2-14 Tabla 2-4 Explicación del menú de operación Menú Digital Filter Opciones On Off Lower limit Filtro digital activo Filtro digital inactivo LPF (Filtro Paso Bajo) HPF (Filtro Paso Alto) BPF (Filtro Paso Banda) BRF (Filtro Rechazo Banda) Filter Type Upper limit Comentarios <frec. Inc.> Girar（ ）para fijar límite superior Girar（ ）para fijar límite inferior Retroceder al menú anterior © Copyright RIGOL Technologies.
Funciones Matemáticas (MATH) Incluyen ―suma‖. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Escala de MATH Figura 2-15 Función matemática Figura 2-16 Tabla 2-5 Explicación del menú de operación Menú Operation Source A Source B Invert 2-12 Opciones A+B A-B A×B FFT CH1 CH2 CH1 CH2 ON OFF Comentarios Suma source A y source B Resta source B de source A Multiplica source A por source B Transformada rápida de Fourier Define CH1 o CH2 como source A Define CH1 o CH2 como source B Invierte la señal resultado MATH. © Copyright RIGOL Technologies. ―multiplicación‖ y ―FFT‖ para CH1 y CH2. ―resta‖. El resultado de la operación puede también medirse mediante la retícula y los cursores. Restaura el resultado a su valor original.RIGOL II. Inc. 2007.
B AxB FFT Suma source A y source B Resta source B de source A Multiplica source A por source B Transformada Rápida de Fourier Source CH1 CH2 Define CH1 o CH2 como source FFT Window Rectangle Hanning Hamming Blackman Selecciona la ventana para FFT Display Scale Split Muestra la señal FFT en media pantalla Full screen Muestra la señal FFT a pantalla completa Vrms dBVrms Selecciona ―Vrms ‖ como unidad vertical Selecciona ―dBVrms ‖ como unidad vertical © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Las formas de onda FFT son útiles para las siguientes aplicaciones:  Medidas del contenido y de la distorsión armónica en sistemas  Caracterización del ruido en fuentes de alimentación DC  Análisis de vibraciones Figura 2-17 Tabla 2-6 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Operate A+B A.RIGOL I. 2007. Usando FFT La FFT (Transformada rápida de Fourier) convierte una señal en el dominio del tiempo a sus componentes en frecuencia. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-13 .
Ruido aleatorio de banda ancha con un espectro variando relativamente lento. Seleccionando una ventana FFT La serie DS1000CA proporciona hasta 4 ventanas diferentes de FFT. elija acoplamiento AC en la fuente de la señal. Esto es esencialmente lo mismo que no usar ventana. configure el modo de adquisición del osciloscopio a promedio. Senoidal. peor precisión de magnitud que rectangular. Transitorios o ráfagas en donde los niveles de la señal antes y después sean bastante diferente.RIGOL Puntos Importantes para la FFT 1 Las señales con DC u offset pueden dar valores incorrectos en las componentes de la señal FFT. © Copyright RIGOL Technologies. Para minimizar esto. 3 Para visualizar señales con un rango dinámico muy elevado. Hamming tiene algo mejor resolución de Mejor para medir… Transitorios o ráfagas，los niveles de señal antes y después del evento son casi iguales. Esta escala muestra las magnitudes utilizando una escala logarítmica. Cada ventana supone un compromiso entre la resolución de frecuencia y la precisión de la amplitud. Inc. Lo que desee medir y las características de la señal de entrada le ayudarán a determinar que tipo de ventana debe usar Utilice los consejos siguientes como una guía para escoger la mejor ventana. Tabla 2-7 Explicación de la ventana FFT Ventana Rectángulo Hanning Hamming 2-14 Características Mejor resolución de frecuencia y peor resolución de magnitud. use la escala de dBVrms. 2007. 2 Para reducir el ruido aleatorio y componentes de aliases en eventos repetitivos o únicos. Mejor frecuencia. y ruido aleatorio de banda estrecha. Señales senoidales de igual amplitud con frecuencias fijas. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . periódicas.
causando una situación conocida con el nombre de aliasing. Va al menú import/export (ver tabla 2-10) Reset Borra la señal de REF © Copyright RIGOL Technologies. Con un número fijo de puntos FFT. II. Figura 2-18 Tabla 2-8 cuando se usa la memoria interna Menú Source Location Opciones Comentarios CH1 Selecciona el Canal 1 como canal de REF CH2 Selecciona el Canal 2 como canal de REF MATH/FFT Selecciona Math/FFT como canal de REF Internal External Selecciona la memoria del osciloscopio Selecciona la memoria externa Save Guarda la señal como señal de REF Imp. Usando REF Señales de referencia son señales guardadas para ser visualizadas. Blackman Mejor magnitud. 2007.RIGOL frecuencia que Hanning./Exp. la menor velocidad de muestreo produce la mejor resolución. para buscar armónicos de orden superior. Normalmente es la mitad de la velocidad de muestreo. Frecuencias por encima de la de Nyquist quedarán sin muestrear. Esta frecuencia es llamada frecuencia de Nyquist. La función de referencia estará disponible después de salvar la señal seleccionada en la memoria no volátil.. Pulsar REF para mostrar el menú de señales de referencia. Frecuencia de Nyquist La más alta frecuencia a la que un osciloscopio digital puede adquirir en tiempo real sin aliasing. Inc. Señales frecuencia única.. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-15 . Puntos importantes: Resolución FFT: Cociente entre velocidad de muestreo y número de puntos FFT. peor resolución de frecuencia.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2007.RIGOL Figura 2-19 Tabla 2-9 cuando se usa la memoria externa Menú Source Location Opciones Comentarios CH1 Selecciona el Canal 1 como canal de REF CH2 Selecciona el Canal 2 como canal de REF MATH/FFT Selecciona Math/FFT como canal de REF Internal External Selecciona la memoria del osciloscopio Selecciona la memoria externa Save Guarda la señal como señal de REF en la memoria externa Import Va al menú import (ver tabla 2-14) Reset Borra la señal de REF Importar y Exportar (Import y Export) Pulsar REF Figura 2-20 2-16 ->Imp. ./Exp. directorio o fichero Export Exporta el fichero REF desde la memoria interna a la memoria externa (ver tabla 2-11) Import Importa el fichero REF a la memoria interna Delete File Borrar el fichero © Copyright RIGOL Technologies. para mostrar el siguiente menú: Tabla 2-10 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Explorer Path Directory File Cambia entre ruta (Path). Inc.
La ventana de importar / exportar es como la mostrada:
Ventana de importar / exportar
Pulsar ->Imp./Exp. ->Export para mostrar el siguiente menú.
Tabla 2-11 Explicación del menú de operación
Mueve el cursor arriba
Mueve el cursor abajo
Borra la letra seleccionada
La ventana de export es como la mostrada a continuación:
Ventana de exportar
Salvar a Memoria Externa
REF->Save para mostrar el siguiente menú:
Figura 2-24 Tabla 2-12 Explicación del menú de operación
Cambia entre ruta (Path),
directorio o fichero
Crea un nuevo fichero en Path y
File. Crea una nueva carpeta en
File(Folder)
Borra un archivo (o Carpeta)
La ventana de save es como la mostrada a continuación:
Ventana de salvar
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .RIGOL Nuevo Archivo (o Nueva Carpeta) Pulsar REF ->Save ->New File (o New Folder) para mostrar el siguiente menú: Figura 2-26 Tabla 2-13 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Mueve el cursor arriba Mueve el cursor abajo Borra la letra seleccionada Save Guarda los cambios La ventana de introducción de caracteres es como la mostrada: Nombre de archivo Letra pulsada Ventana de Caracteres 2-20 Cambia entre Inglés/Chino Selecciona Figure 2-21 Figura 2-27 Introduciendo un nombre Mayúsculas/Minúculas © Copyright RIGOL Technologies. Inc. 2007.
2007.RIGOL Importar Pulsar REF ->Import para mostrar el siguiente menú. directorio o fichero Importa el archivo REF en la memoria interna La ventana de import es como sigue. Figura 2-29 Ventana de Importar © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-21 . Figura 2-28 Tabla 2-14 Explicación del menú de Operación Menú Explorer Opciones Path Directory File Import Comentarios Cambia entre ruta (Path).
2007. 4. Inc. Pulsar la tecla 1 para seleccionar CH1 . NOTA: La función de referencia no está disponible en el modo X-Y. MATH . Gire los mandos verticales de y para ajustar la señal de REF a la posición deseada. 2-22 © Copyright RIGOL Technologies. 5.RIGOL Visualizando una señal de referencia. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Figura 2-30 Visualización de una señal de referencia 1. 2. CH2 . Seleccionar el destino de guardado de la señal REF pulsando la tecla Nº 2. Salve la señal mostrada en la pantalla como señal de Referencia (REF) pulsando la tecla Nº 3. Pulsar REF para mostrar el menú de señales de referencia. o FFT para escoger el canal de Referencia (REF) que desee. 3.
pulse la tecla correspondiente en el panel frontal. Activar/Desactivar canales Los canales CH1. Inc. Trigger de la serie DS1000CA son canales de entrada. 2007. y Ext. La iluminación trasera indica que el canal está activo. mientras está seleccionado el canal. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-23 . Por lo tanto MATH y REF pueden considerarse como canales relativamente aislados. Pulse la tecla de nuevo para desactivar el canal. CH2. Todas las funcionalidades explicadas se basan en la operación del equipo con canales. Tabla 2-18 Explicación de los canales Canal Opciones Indicador de estado Channel 1 (CH1) ON Selected OFF CH1 (Letras en negro) CH1 (Letras en amarillo) Sin indicación Channel 2 (CH2) ON Selected OFF CH2 (Letras en negro) CH2 (Letras en azul) Sin indicación MATH ON Selected OFF Math (Letras en negro) Math (Letras en púrpura) Sin indicación © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL III. Para activar o desactivar uno de los canales. O bien. al pulsar OFF se apagará la iluminación trasera y el canal.
Usando y Vertical Los controles verticales pueden usarse para visualizar señales. 2-24 © Copyright RIGOL Technologies. Presionando este mando pondrá el offset del canal a cero. 3. y REF). Este mando permite cambiar la posición de las señales en todos los canales (incluyendo MATH. Si Volts/Div está en modo grueso ―Coarse‖. Usando el mando de escala vertical . Cuando se cambia la posición vertical. de la pantalla. y cuando 4. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . ajustar la escala y verticales. Usando el mando de posición vertical . el mensaje mostrado en la parte inferior izda. La resolución del mando cambia conforme cambia el nivel vertical.RIGOL IV. 2. el ajuste se realiza en pequeños pasos entre las configuraciones gruesas. Los canales sólo pueden cambiarse con están seleccionados. Inc. El ajuste vertical permite modificar la sensibilidad vertical de las señales en todos los canales (incluyendo MATH y REF). Si Volts/Div está en modo fino ―Fine‖. 2007. La unidad es voltaje (V). 1. la señal se ajusta en la secuencia de pasos 1-2-5 desde 2 mV hasta 5 V. es del mismo color que la del canal correspondiente. e introducir parámetros de entrada.
La posición horizontal cambia la posición de la señal mostrada. Cuando se activa la exploración retardada. © Copyright RIGOL Technologies. Las opciones de este menú pueden verse en la siguiente tabla. Puesto que todas las señales activas utilizan la misma base de tiempos. excepto cuando se usa la Exploración Retardada. Los controles horizontales pueden modificar la escala y la posición horizontal de las señales. El centro horizontal de la pantalla constituye la referencia de tiempo de las señales. Al cambiar la escala horizontal. La resolución de este mando varía en con la base de tiempos. Presionando este mando se borra el offset del disparo y mueve el punto de disparo al centro horizontal de la pantalla.RIGOL Comprendiendo el sistema horizontal El osciloscopio muestra el tiempo por división en la lectura de la escala. Los controles horizontales : Ajusta la posición horizontal de las señales en todos los canales (incluyendo el MATH). o el Disparo Alternativo. este mando modifica el ancho de la ventana a base de cambiar la base de tiempos de la exploración retardada. Menú Horizontal. la señal se expande o contrae alrededor del centro de la pantalla. relativa al punto de disparo. el osciloscopio sólo muestra un valor para todos los canales activos. Inc. 2007. Pulse la tecla del MENU horizontal para mostrar el menú horizontal. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-25 . : Se utiliza para seleccionar el tiempo/div horizontal (factor de escala) para la base de tiempos principal o de la exploración retardada.
Inc. La señal se va actualizando de derecha a izquierda. valor de CH2 en el eje Y. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . X-Y Roll Trig-offset Reset Ajuste al centro a b c d e Figura 2-38 Barra de estado y marcas del control horizontal 2-26 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Figura 2-37 Tabla 2-19 Explicación del menú de operación Menú Delayed Time Base Opciones Comentarios ON OFF Activa la Exploración Retardada Desactiva la Exploración Retardada Y-T Muestra la relación relativa entre voltaje vertical y tiempo horizontal Valor de CH1 en el eje X.
Offset del disparo horizontal con respecto al centro de la ventana en la barra de estado. e. Indica la posición del disparo en memoria. Time/Div: Escala Horizontal. En este modo. 2007. Cuando se selecciona este modo. En este modo. En este modo no está activo el disparo ni los controles de offset horizontal de la señal. La señal se actualiza de izquierda a derecha. b. Inc. el acoplamiento de canal debe de ser DC . Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-27 . © Copyright RIGOL Technologies. Slow Scan: Este modo de exploración lenta está disponible cuando la base de tiempos horizontal se configura a 50ms o incluso más lenta y el modo de disparo está en AUTO.RIGOL Indicación de las Marcas a. c. Muestra la posición del disparo en la ventana actual de la señal. Base de de tiempos horizontal (base de tiempos principal ) en la barra de estado. d. el control Time/Div expande o comprime la señal. Roll: Este modo sólo está disponible cuando el control de Time/Div está en 500 ms/div o incluso más lento y el modo de disparo está en AUTO. Representa la posición actual en memoria de la ventana de la señal. Si la adquisición de la señal se detiene (usando la tecla RUN/STOP). X-Y: Muestra la señal de canal 1 en el eje horizontal y el canal 2 en el vertical. Puntos Importantes: Y-T: Modo convencional del osciloscopio. Muestra el voltaje de una señal (en el eje vertical) según varía con el tiempo (en el eje horizontal). la señal se va actualizando de derecha a izquierda.
Puede usar ―Delayed Scan‖ para localizar y ampliar horizontalmente parte de la ventana principal de la señal para hacer un análisis más detallado (mayor resolución horizontal). Conecte una señal al osciloscopio y obtenga una visualización estable. La pantalla se divide en dos partes. una parte ampliada de la señal de la ventana principal. La mitad superior muestra la ventana principal de la señal y la inferior. El valor de la base de tiempos de ―Delayed Scan‖ no puede ser mayor que el valor de la base de tiempos principal. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 1. Inc. La parte no 2-28 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Exploración Retardada: La exploración retardada es una porción ampliada de la ventana principal de la señal. 2007. Esta porción ampliada es lo que se llama ventana de exploración retardada. Señal que va a ampliarse horizontalmente Base de Tiempos de la exploración retardada Señal ampliada en horizontal Base de tiempos principal Figura 2-39 Ventana de exploración retardada Los pasos siguientes muestran cómo usar la exploración retardada (Delayed Scan). Pulse horizontal MENU->Delayed->ON o presione el control horizontal para entrar en el modo ―Delayed Scan‖. 2.
por lo que la escala vertical se duplica.RIGOL sombreada de la mitad superior es la que se visualiza en la parte inferior de la pantalla. para ajustar la resolución de la exploración  Para cambiar el valor de la base de tiempos principal. © Copyright RIGOL Technologies. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-29 .  Puesto que se visualiza tanto la señal principal como la ampliada a la vez. Los mandos de y controlan el tamaño y la posición de la exploración retardada. Acceso rápido a Exploración Retardada: Esta función puede activarse mediante el menú o bien pulsando el mando horizontal . Fíjese en este cambio en la barra de estado. El valor al final de la pantalla corresponde al de la base de tiempos principal mientras que el del centro abajo es el de la base de tiempos de la exploración retardada. para cambiar la posición de la porción  Gire el mando horizontal retardada.  Use el mando horizontal ampliada. Inc. el número de divisiones verticales es la mitad. debe salir primero del modo de exploración retardada. 2007.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .RIGOL Formato X-Y Este formato es útil para estudiar las relaciones de fase entre dos señales.  Medidas automáticas  Medidas con cursores  Operaciones con REF y MATH  Modo de exploración retardada (Delayed Scan)  Modo de visualización Vectorial  Control de posición horizontal  Controles de disparo (Trigger) 2-30 © Copyright RIGOL Technologies. el osciloscopio usa un modo de adquisición sin ningún disparo. Canal 1 en el eje horizontal (X) y canal 2 en el eje vertical (Y). 2007. Inc. Figura 2-40 Pantalla del Formato X-Y Las funciones o modos siguientes no funcionarán en el formato X-Y. los datos se muestran como puntos.
el osciloscopio continúa recogiendo datos suficientes como para visualizar la forma de onda a la derecha del punto de disparo.RIGOL Comprendiendo el sistema de Disparo El disparo (trigger) determina cuando el osciloscopio comienza a adquirir información y visualizar una forma de onda. puede convertir imágenes inestables o en blanco en formas de ondas con un significado. esta función se usa principalmente en los modos de disparo Normal y Único (Single) MENU: Activa el menú de control del disparo. recoge suficientes datos como para mostrar la señal a la izquierda del punto de disparo. pulsando el mando el nivel se pone a cero. Cuando el osciloscopio empieza a adquirir una señal. 50%: Permite fijar de forma inmediata el disparo vertical en el punto medio entre los picos de la señal de disparo. El área de control del disparo en el panel frontal contiene un mando y tres teclas: : El control que fija el nivel del disparo. FORCE: Fuerza un disparo. Inc. Después de detectar el disparo. 2007. El osciloscopio continúa adquiriendo datos mientras espera a que ocurra la condición del disparo. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-31 . Figura 2-41: Controles del disparo © Copyright RIGOL Technologies. Cuando el disparo está correctamente configurado.
Flanco: Un disparo por flanco sucede cuando la entrada del disparo pasa por un valor especificado de voltaje en la dirección de subida o bajada especificada.RIGOL Modos de Disparo El osciloscopio dispone de cinco modos de disparo: Flanco. 2007. Vídeo y Alternativo. Pendiente. Alternativo: Disparo en señales no sincronizadas. Pendiente: El osciloscopio comienza el disparo en función de la velocidad de subida o bajada de la señal. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Video: Use este disparo en campos o líneas de señales de vídeo estándar. Inc. Pulso: Use este tipo de disparo para capturar pulsos de una determinada anchura. Pulso. 2-32 © Copyright RIGOL Technologies.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-33 . Figura 2-42 Tabla 2-20 Explicación del menú de operación Menú Source Opciones Comentarios CH1 CH2 EXT EXT/5 Usa CH1 como señal de disparo Usa CH2 como señal de disparo Usa EXT TRIG como señal de disparo Usa EXT TRIG/5 como señal de disparo atenuada por 5 Usa la alimentación de entrada como disparo. ver tabla 2-38 © Copyright RIGOL Technologies. para el flanco de bajada o ambos a la vez. 2007. adquiere una señal y se detiene Va al menú Set Up . Puede seleccionar este modo para el flanco de subida. AC Line Slope Rising Falling Rising Falling Auto Sweep Normal Single Set up & Disparo por flanco de subida Disparo por flanco de bajada Disparo por flanco de subida y bajada Adquiere la señal incluso si no se ha producido el disparo Adquiere cuando se produce el disparo.RIGOL Configuración de disparo por flanco Un disparo por flanco determina cuando el osciloscopio encuentra el punto de disparo en el flanco de subida o bajada de la señal. Inc. Cuando se produce el disparo.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .RIGOL Configuración de disparo por anchura de pulso El disparo por pulso ocurre en función del ancho del pulso. Figura 2-43 Tabla 2-21 Explicación del menú de operación Menú Source Opciones CH1 CH2 EXT EXT/5 Comentarios Usa CH1 como señal de disparo Usa CH2 como señal de disparo Usa EXT TRIG como disparo Usa EXT TRIG/5 como señal de disparo atenuada por 5 (+Ancho pulso menor que) When Settings 2-34 (+Ancho pulso mayor que) (+Ancho Pulso igual a) (-Ancho pulso menor que) (-ancho pulso mayor que) (-Ancho pulso igual a) <Anchura> Selección de la condición del pulso Selecciona la anchura de pulso requerida © Copyright RIGOL Technologies. Inc. 2007. Señales anormales pueden detectarse configurando este modo de disparo.
adquiere una señal y se detiene Va al menú Set Up . se disparará y adquirirá la señal. 2007. Cuando se produce el disparo. ver tabla 2-38 Nota: La anchura de pulso tiene un rango de ajuste de 20ns ～ 10s. © Copyright RIGOL Technologies. Cuando se cumple la condición. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-35 .RIGOL Figura 2-44 Tabla 2-22 Explicación del menú de operación Menú Opciones Auto Sweep Set Up Normal Single Comentarios Adquiere la señal incluso si no se ha producido el disparo Adquiere cuando se produce el disparo. Inc.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . El acoplamiento del disparo se pre-selecciona como DC. NTSC o SECAM. Inc. 2007. Figura 2-45 Tabla 2-23 (Página uno) Menú Source Opciones Usa CH1 como señal de disparo Usa CH2 como señal de disparo Usa EXT TRIG como disparo Usa EXT TRIG/5 como señal de disparo atenuada por 5 CH1 CH2 EXT EXT/5 Polaridad Normal Disparo en pulsos cambiando a negativos Polaridad Invertida Disparo en pulsos cambiando a positivos All Lines Line Num Disparo en todas las líneas Disparo en una línea específica Odd field Even field Dispara en un campo Impar Dispara en un campo Par Polarity Sync Comentarios Figura 2-46 Tabla 2-24 (Página dos.RIGOL Configuración de disparo por vídeo Utilice este modo para disparar por líneas o campos de señales estándar de vídeo PAL. ver tabla 2-39 © Copyright RIGOL Technologies. cuando el sincronismo se fija en una línea específica) Menú Line Num Standard Set Up 2-36 Opciones Comentarios < Línea sync > Selecciona la línea especificada para sincronizar PAL/SECAM NTSC Selecciona el estándar de vídeo Va al menú Set Up .
Si la señal de vídeo tiene pulsos de sincronismo yendo a positivo. el disparo siempre ocurre en pulsos de sincronismo yendo a negativo.RIGOL Figura 2-47 Tabla 2-25 cuando el sincronismo está puesto en todas las líneas. Inc. ver tabla 2-39 Puntos Importantes Sync Pulses: Cuando se selecciona polaridad normal. use la opción de polaridad invertida. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-37 . 2007. campo impar y campo par Menú Opciones Standard PAL/SECAM NTSC Set Up Comentarios Selecciona el estándar de vídeo Va al menú Set Up . Figura 2-48 Sincronización por línea © Copyright RIGOL Technologies.
2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .RIGOL Figura 2-49 Disparo por vídeo: Sincronización por campo 2-38 © Copyright RIGOL Technologies. Inc.
Inc. adquiere una señal y se detiene Va al menú Set Up . Cuando se produce el disparo. ver tabla 2-39 © Copyright RIGOL Technologies. 2007.RIGOL Disparo por pendiente Dispara por pendiente positiva/negativa dentro del tiempo especificado Figura 2-50 Tabla 2-26 ( Página uno) Menú Opciones CH1 Source CH2 EXT EXT/5 When Time Comentarios Usa CH1 como señal de disparo Usa CH2 como señal de disparo Usa EXT TRIG como disparo Usa EXT TRIG/5 como señal de disparo atenuada por 5 Selecciona la condición de pendiente <Tiempo > Selecciona el tiempo de la pendiente Figura 2-51 Tabla 2-27 ( Página dos) Menú Opciones Selecciona ajustarse Vertical Auto Sweep Normal Single Set Up Comentarios el nivel mediante que puede el mando Adquiere la señal incluso si no se ha producido el disparo Adquiere cuando se produce el disparo. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-39 .
Se pueden usar dos modos diferentes de disparo para los dos canales verticales. 2007. subida y bajada Va al menú Set Up .RIGOL Nota: El tiempo de la pendiente puede ajustarse entre 20ns y 10s. Puede ajustarse El NIVEL A/ NIVEL B o ambos simultáneamente girando el control . las fuentes de disparo provienen de los dos canales verticales. Cuando se cumple la condición de disparo. Disparo Alternativo Cuando el disparo alternativo se activa. Este modo puede usarse para observar dos señales no relacionadas entre sí. el equipo adquirirá la señal. Pendiente y Vídeo. La información del nivel de disparo de los dos canales se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Figura 2-52 Tabla 2-28 (Tipo disparo: Flanco) Menú Select Type Slope Set Up 2-40 Opciones CH1 CH2 Edge (Rising) (Falling) (Rising & Falling) Comentarios Modo de disparo para el Canal 1 Modo de disparo para el Canal 2 Selecciona el disparo por flanco como tipo de disparo Dispara en el flanco de subida Dispara en el flanco de bajada Disparo en ambos flancos. ver tabla 2-38 © Copyright RIGOL Technologies. Pulso. Las opciones son las siguientes: Flanco. Inc.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-41 . 2007. Inc. ver tabla 2-38 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Figura 2-53 Tabla 2-29 (Tipo disparo: Pulso Página uno) Menú Select Type Opciones CH1 Comentarios Modo disparo para el Canal 1 Modo disparo para el Canal 2 CH2 Selecciona el disparo por pulso como tipo de disparo Pulse (+Ancho pulso When Menor que) (+Ancho pulso mayor que) (+Ancho pulso igual a) (-Ancho pulso menor que) (-Ancho pulso mayor que) (-Ancho pulso igual a) Selecciona la condición del pulso Figura 2-54 Tabla 2-30 (Tipo disparo: Pulso Página dos) Menú Setting Set Up Opciones <Anchura Pulso> Comentarios Ajusta el ancho del pulso Va al menú Set Up .
Inc.RIGOL Figura 2-55 Tabla 2-31 (Tipo disparo: Pendiente Página uno) Menú Select Type Opciones CH1 CH2 Slope When Figura 2-56 Modo de disparo para el Canal 1 Modo de disparo para el Canal 2 Selecciona el disparo por pendiente como tipo de disparo Ajusta la condición de disparo Tabla 2-32 (Tipo disparo: Pendiente Página dos) Menú Time 2-42 Comentarios Opciones <Tiempo > Comentarios Ajusta el tiempo de la pendiente Vertical Selecciona que nivel que se ajusta mediante el control Set Up Va al menú Set Up . ver tabla 2-38 © Copyright RIGOL Technologies. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .
ver tabla 2-39 © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-43 . 2007.RIGOL Figura 2-57 Tabla 2-33 (Tipo disparo: Vídeo Página uno) Menú Select Type Opciones CH1 CH2 Video Normal Polarity Invertida Figura 2-58 Comentarios Modo disparo para el Canal 1 Modo disparo para el Canal 2 Selecciona el disparo por vídeo como tipo de disparo Disparo en pulsos cambiando a negativos Disparo en pulsos cambiando a positivos Tabla 2-34 (Tipo disparo: Vídeo Página dos) Menú Sync Line Num Standard Set Up Opciones Comentarios ALL lines Line Num Disparo en todas las líneas Disparo en una línea específica Odd field Even field Disparo en un campo Impar Disparo en un campo Par <Ajusta Línea Nº > Selecciona una línea específica para sincronizar PAL/SECM NTSC Selecciona vídeo el estándar de Va al menú Set Up .
En el caso de disparo de vídeo. Figura 2-62 Tabla 2-38 (Ajustes de acoplamiento. se podrá ajustar la sensibilidad y el holdoff. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . sólo se podrá ajustar el acoplamiento. Cuando la fuente no es un canal y está disparado por pendiente.RIGOL Configuración del disparo En el menú de configuración del disparo. pueden configurarse diversos tipos de disparo en función de los diferentes modos de disparo. la sensibilidad y el holdoff del disparo. Inc. sensibilidad y holdoff) Menú Coupling Sensitivity Holdoff Holdoff Reset 2-44 Opciones DC AC HF Reject LF Reject <Ajuste de sensibilidad> <Ajuste del Holdoff > Comentarios Pasan toda la señal Bloquea la componente DC Rechaza señales de alta frecuencia Rechaza componente DC y señales de baja frecuencia Ajusta la disparo sensibilidad del Ajusta el tiempo entre dos disparos consecutivos Fija el tiempo entre disparos consecutivos a 100ns © Copyright RIGOL Technologies. 2007. En los modos de Flanco y Pulso sólo se puede ajustar el Holdoff.
Inc.RIGOL Figura 2-63 Tabla 2-39 (Ajuste de la sensibilidad y holdoff) Menú Opciones Sensitivity <Ajuste de sensibilidad> Holdoff Figura 2-64 <Ajuste del Holdoff > Comentarios Ajusta la sensibilidad del disparo Ajusta el tiempo entre dos disparos consecutivos Holdoff Fija el tiempo Reset disparos a 100ns entre Tabla 2-40 (Ajustes sólo para el holdoff) Menú Holdoff Holdoff Reset Opciones Comentarios <Ajuste del Holdoff > Ajusta el tiempo entre dos disparos consecutivos Fija el tiempo disparos a 100ns © Copyright RIGOL Technologies. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA entre 2-45 . 2007.
3. como las de un tren de impulsos. Este ajuste fija el tiempo que el osciloscopio tiene que esperar desde un disparo hasta que efectúa el siguiente. se deberá fijar el tiempo de holdoff a la duración del grupo o tren de impulsos. 2. 2007. el osciloscopio no disparará hasta que no se acabe el tiempo establecido. Por ejemplo: Para disparar en el primer pulso de un grupo de ellos . Pulsar la tecla MENU para mostrar el menú. Girar el mando multi-función（ ） para cambiar el tiempo de Holdoff hasta que la señal se estabilice.RIGOL Tiempo entre disparos (Holdoff) El tiempo entre disparos permite estabilizar formas de onda complejas. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Pulsar Set Up para mostrar el menú del disparo (trigger). 2-46 © Copyright RIGOL Technologies. Pulsando Hold off reset se pone el tiempo de Holdoff a su valor por defecto. Punto de disparo Tiempo de holdoff Tiempo de holdoff Figura 2-65 Holdoff del disparo Para usar el holdoff del disparo: 1. Inc. Durante este período. 4.
El osciloscopio dispone de tres modos de disparo: Auto.por lo que no se necesita introducir la señal de AC .  Auto: Este modo de barrido permite al osciloscopio adquirir señales incluso si no se detecta la condición de disparo. Ext/ 5 usan la señal externa de disparo conectada al conector EXT TRIG. se esté visualizando o no.  AC Line: La alimentación AC puede usarse para visualizar señales relacionadas con la frecuencia de la tensión alterna. con lo que el nivel de disparo es de 0V. Las fuentes de disparo Ext. Esto permite al osciloscopio disparar con una señal mayor. Inc. Modo Barrido: Determina cómo se va a comportar el osciloscopio en ausencia de un evento disparador. y ésta parece desplazarse por la pantalla. Si sucede un disparo válido. lo que amplía el rando desde +8 V a -8 V. Si no ocurre la condición de disparo mientras el equipo está esperando durante un período de tiempo (determinada por la base de tiempos). Ext usa la señal directamente.6 V a -1. Cuando se fuerzan disparos no válidos. puede disparar desde un reloj externo u otra señal de otra parte del circuito bajo prueba. Línea AC. Por ejemplo.6 V. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-47 .RIGOL Puntos Importantes del disparo 1. 2007. Normal.  CH1 o CH2: Son las fuentes más utilizadas. El osciloscopio obtiene el disparo de su cable de alimentación de fuerza. como equipos de iluminación y fuentes de alimentación. la imagen estabiliza en la pantalla.  Ext Trig: El equipo puede disparar desde una fuente externa mientras adquiere datos desde los canales CH1 y CH2. el osciloscopio no puede sincronizar la señal. Cuando se selecciona como fuente de disparo AC Line. EXT/ 5 atenúa la señal por . © Copyright RIGOL Technologies. forzará un disparo. como por ejemplo las de la salida de las fuentes de alimentación. tiene un rango de +1. Ext. El disparo Automático permite detectar cualquier factor que vuelva inestable a las señales. y Único (Single). 2. Ext/5. el osciloscopio pone el acoplamiento a DC. Un canal trabajará como fuente de disparo una vez seleccionado. Fuente origen del disparo: Se puede disparar desde diversas fuentes: Canales de entrada (CH1 y CH2).
La posición del disparo se encuentra normalmente en el centro horizontal de la pantalla.  AC: Bloquea las componentes de tensión continua DC. el modo Auto permite al osciloscopio no capturar la señal de disparo. Si no hay disparo. 3. Más datos (14div) del pre-disparo y post-disparo pueden visualizarse ajustando el mando horizontal . y si existe una señal previa. ésta permanecerá en la pantalla. Con la vista a pantalla completa pueden verse 6div de datos previos y posteriores al disparo. 2007. Esta característica es muy útil porque permite ver los eventos que rodean al punto de disparo. el osciloscopio continúa esperando. Los tipos de acoplamiento son AC. LF Reject y HF Reject.RIGOL NOTA: Cuando el control horizontal está fijado por debajo de 50 ms/div. y atenúa todas las señales con una frecuencia inferior a 8 kHz. después de pulsar RUN/STOP. Todo lo que exista a la derecha del punto de disparo se denomina información post-disparo (post-trigger). el osciloscopio espera al disparo.  Normal: Permite al osciloscopio adquirir una señal sólo cuando se produce el disparo. 4. La cantidad del rango de retardo (información pre-disparo y post-disparo) disponible dependerá de la velocidad de barrido seleccionada. Inc. 2-48 © Copyright RIGOL Technologies. Pre-disparo/disparo retardado: Son los datos recogidos antes y después del disparo. el osciloscopio adquiere una forma de onda y entonces se detiene. DC.  LF Reject: Bloquea la componente continua DC.  HF Reject: Atenúa todas las señales con frecuencias superiores a 150 kHz. Acoplamiento: El acoplamiento del disparo determina que parte de la señal pasa al circuito de disparo. Cuando se produce el disparo.  DC: Permite el paso simultáneo de las componentes continua DC y alterna AC.  Único: En el modo único (Single). Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .
lo que significa que cuando se pone a 1. y obtener un disparo estable.RIGOL 5.1 div hasta 1. En la serie DS1000CA.0div. Ajuste de la sensibilidad del disparo Para evitar la influencia de ruido del entorno exterior. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-49 . evitando de esta forma la influencia del ruido. © Copyright RIGOL Technologies. 2007. el circuito de disparo utiliza un ajuste de sensibilidad umbral.0div.0div. esta sensibilidad se puede ajustar desde 0. el circuito de disparo no se verá afectado por ninguna señal cuya amplitud pico a pico sea menor de 1.
Inc.RIGOL Configurando el sistema de muestreo Como indica la Figura 2-66. 2007. Ajusta promedios desde 2 a 256 Sampling Real-Time Equ-Time Modo muestreo en tiempo real Modo muestreo equivalente SinX/X ON OFF Ajusta el modo de inserción a SinX/X o Línea. Sa Rate 2-50 Comentarios Muestra la velocidad de muestreo © Copyright RIGOL Technologies. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . la tecla Acquire para el sistema de muestreo se encuentra en el área del MENU del panel frontal del osciloscopio Tecla del menú Adqusición Figura 2-66 Zona del menú del panel frontal Use Acquire para mostrar el menú siguiente: Figura 2-67 Tabla 2-41 Explicación del menú de operación Menú Opciones Acquisition Normal Average Peak Detect Captura Normal Captura Promedio Captura por Detección de Picos Averages 2 to 256 Pasos en múltiplos de 2.
RIGOL La señal presentada en la pantalla cambiará de acuerdo a la configuración del menú Acquire. 2007. Figura 2-68 Señal con ruido. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-51 . Inc.  Seleccione Equ-Time para ver señales repetitivas de alta frecuencia © Copyright RIGOL Technologies. y sin muestreo promediado Figura 2-69 Señal después de aplicar el muestreo promediado Nota:  Seleccione Real-time para ver señales de pulsos o de un solo barrido.
éstas están en activo. al parar la adquisición. Figura 2-70 Señal en modo de detección de picos En la figura anterior se muestra el modo de detección de picos. se muestra la señal congelada. y la señal se sitúa entre la diagonal de la envolvente. No importa qué estado haya entonces.RIGOL  Para minimizar el ruido aleatorio mostrado. la posición y la escala podrán ajustarse mediante los controles horizontales y verticales.  Para evitar aliasing de la señal. seleccione Peak Detect. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2-52 © Copyright RIGOL Technologies. 2007. Inc. Detener la adquisición: Cuando el osciloscopio está adquiriendo señales. En este modo el refresco de la pantalla será más lento. seleccione Average.
Detección de Picos: En este modo se capturan los valores máximo y mínimo de la señal. Este modo es bueno para observar señales repetitivas. En este modo. 2007. Normal: El osciloscopio adquiere la señal a intervalos iguales de tiempo. Inc. y no estará disponible para pulsos y disparo único.RIGOL Puntos Importantes Muestreo en Tiempo real: La serie DS1000CA tiene una velocidad de muestreo en tiempo real de hasta 1GSa/s. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-53 . entre 2 y 256. los osciloscopios usan la interpolación sen(x)/x para expandir la base de tiempos horizontal. © Copyright RIGOL Technologies. se puede tener una resolución horizontal de hasta 40 ps (equivalente a 25Gsa/s). Con la base de tiempos en 50ns o más rápida. Muestreo Equivalente: También conocido como muestreo Repetitivo. La señal promediada continúa siendo promediada durante un número especificado de adquisiciones. Adquisición Promedio: Al usar la adquisición promediada se elimina el ruido no correlacionado o aleatorio y se mejora la precisión de la medida. Encuentra los puntos más altos y más bajos grabados de muchas adquisiciones.
Figura 2-71 Menú del panel frontal Tecla configuración de la pantalla Pulsar Display para mostrar el menú de configuración de la pantalla. 2007. Desactiva la persistencia Ajusta la intensidad de la señal © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .RIGOL Configuración de la pantalla Figura 2-71 Tecla del menú en el panel frontal para configurar la pantalla. Figura 2-72 Tabla 2-42 Explicación del menú de operación Menú Type Opciones Vectors Dots Infinite persist Off 2-54 Visualiza señales como vectores Visualiza señales como puntos Borra todas las señales de la pantalla Clear intensity Comentarios < porcentaje > Los puntos muestreados permanecen en pantalla hasta que se cambie la persistencia a ―OFF‖.
RIGOL Figura 2-73 Tabla 2-43 Explicación del menú de operación Menú Opciones Muestra la rejilla y co-ordenadas Desactiva la rejilla Desactiva la rejilla y co-ordenadas Grid Brightness Menu Display Screen Comentarios < porcentaje > Ajusta el brillo de la rejilla 1s 2s 5s 10s 20s Infinite Ajusta el tiempo que permanece un menú en pantalla. Velocidad de refresco: Es una característica muy importante en los osciloscopios digitales. 2007. Inc. el osciloscopio une puntos usando interpolación digital del tipo lineal y sen(x)/x. La interpolación sen(x)/x es adecuada para el muestreo en tiempo real y será más eficaz cuando la base de tiempos esté configurada a 50ns o más rápida. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-55 . © Copyright RIGOL Technologies. Significa el nº de veces por segundo que la señal se refrescará en la pantalla y afectará a la visualización de la misma. Normal Invert Pantalla normal Invierte el color de la pantalla Puntos Importantes: Tipo de pantalla: El tipo de pantalla puede ser vectorial o por puntos. El menú desaparecerá una vez que transcurra el tiempo definido desde la última pulsación. Ajustando la intensidad de la señal El control multi-función por defecto ( ）ajustará la intensidad de la señal. En el tipo vectorial.
Tecla del menú de almacenamiento Figura 2-74 Menú del panel frontal Pulse Storage para mostrar el menú de opciones de almacenamiento. Ir al menú de gestión de disco (ver tabla 2-50) © Copyright RIGOL Technologies. Inc.RIGOL Almacenar/recuperar señales o configuraciones Figura 2-74 Tecla en el menú del panel frontal para el almacenamiento. El menú soporta la introducción de caracteres Ingleses y Chinos. Las señales y configuraciones pueden guardarse y recuperarse tanto en la memoria interna como en memoria externa. El menú es el siguiente: Figura 2-75 Tabla 2-44 Explicación del menú de operación Menú Storage 2-56 Opciones Waveform Setups Bit map CSV Factory Comentarios Salva/recupera una señal Salva/recupera configuraciones Crea/Borra archivos bit map Crea/Borra archivos CSV Recupera los valores de fábrica Internal Ir al menú de operación con la memoria interna (ver tabla 2-48) External Ir al menú de operación con la memoria externa(ver tabla 2-49) Disk Mana. Los archivos de señales. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . formatos bitmap y CSV pueden crearse y borrarse también en la memoria externa. configuraciones.
Opciones Waveform Setups Bitmap CSV Factory Displayed Maximum On Off Comentarios Salva/recupera una señal Salva/recupera configuraciones Crea/Borra archivos bit map Crea/Borra archivos CSV Recupera los valores de fábrica Salva la señal en pantalla como un archivo CSV Salva toda la señal en memoria como un archivo CSV Salva la configuración actual del equipo en formato diferente con el mismo nombre Ir al menú de operación con la memoria externa(ver tabla 2-49) Ir al menú de gestión de disco (ver tabla 2-50) © Copyright RIGOL Technologies. Comentarios Salva/recupera una señal Salva/recupera configuraciones Crea/Borra archivos bit map Crea/Borra archivos CSV Recupera los valores de fábrica Recupera archivos o valores de fábrica Ir al menú de gestión de disco (ver tabla 2-50) Para archivos en formato CSV. Inc. el menú es el siguiente: Figura 2-77 Tabla 2-46 Explicación del menú de operación Menú Storage Data Depth Para Save External Disk Mana. el menú es el siguiente: Figura 2-76 Tabla 2-45 Explicación del menú de operación Menú Storage Opciones Waveform Setups Bit map CSV Factory Load Disk Mana.RIGOL Para configuraciones por defecto de fábrica. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-57 .
Int_09 (N) Configura la localización de los archivos en la memoria interna Load Recupera archivos de señales o configuraciones desde la memoria interna Save Salva archivos de señales o configuraciones a la memoria interna © Copyright RIGOL Technologies. Figura 2-79 2-58 Tabla 2-48 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Internal Int_00 (N) . . Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2007. Inc. . Comentarios Salva/recupera una señal Salva/recupera configuraciones Crea/Borra archivos bit map Crea/Borra archivos CSV Recupera los valores de fábrica Salva la configuración actual del equipo en formato diferente con el mismo nombre Ir al menú de operación con la memoria externa(ver tabla 2-49) Ir al menú de gestión de disco (ver tabla 2-50) Memoria Interna Pulsar Storage Internal para ir al siguiente menú.RIGOL Para archivos tipo bitmap. el menú es el siguiente: Figura 2-78 Tabla 2-47 Explicación del menú de operación Menú Opciones Storage Waveform Setups Bit map CSV Factory Para Save On Off External Disk Mana.
Delete File(Folder) Borra un archivo (o Carpeta) Load Recupera archivos de señales o configuraciones desde un dispositivo USB externo El sistema de archivos es como sigue: Camino Nivel superior Contenido actual Archivos Información del archivo. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-59 . crea una carpeta cuando se usa con Directory. Figura 2-80 Tabla 2-49 Explicación del menú de operación Menú Explorer Opciones Path Directory File Comentarios Cambia entre Camino. 2007. Inc.RIGOL Memoria Externa Pulsar Storage External para ir al siguiente menú. Directorio y archivo New File (Folder) Crea un archivo cuando se usa con Path o File. Figura 2-81 Sistema de archivos © Copyright RIGOL Technologies.
Figura 2-82 Tabla 2-50 Explicación del menú de operación Menú Explorer Figura 2-83 Path Directory File Comentarios Cambia entre Camino. Directorio y archivo New folder Va al menú de nueva carpeta ( igual que nuevo archivo. archivo Pasa/No Pasa Tabla 2-51 Explicación del menú de operación Menú 2-60 Opciones Opciones Comentarios Rename Ir al menú renombrar (ver tabla 2-52) Disk info Muestra información del disco © Copyright RIGOL Technologies. ver tabla 2-13) Delete File Borra un archivo Load Carga señal. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . configuración. Para ir al menú siguiente. señal grabada.RIGOL Gestión de Disco Pulsar Storage Disk Mana. 2007. Inc.
-> Rename para acceder al siguiente menú. Figura 2-84 Tabla 2-52 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Mueve el cursor hacia arriba Mueve el cursor hacia abajo Borra la letra seleccionada OK Renombra el archivo El sistema de renombrado es como sigue: Figura 2-85 Renombrar un archivo © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-61 .RIGOL Renombrar Pulsar Storage-> Disk Mana. 2007.
El osciloscopio puede almacenar permanentemente hasta 10 configuraciones que pueden recuperarse en cualquier momento. se deben esperar 5 segundos antes de apagar el equipo. Inc. sino también la configuración actual del osciloscopio. 2. Load Recupera señales o configuraciones salvadas y configuraciones por defecto. Save Salva señales y configuraciones. Al seleccionar Save se guarda no sólo la señal.RIGOL Factory El osciloscopio tiene una configuración por defecto de fábrica que puede ser recuperada en cualquier momento por el usuario. Una vez modificada la configuración. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Memory location Especifica el lugar en donde salvar/recuperar la señal o configuración actual. Esto garantiza que la configuración se ha guardado correctamente. NOTA: 1. 2007. 2-62 © Copyright RIGOL Technologies.
Figura 2-87 Tabla 2-53 Explicación del menú de operación Menú Opciones I/O setting Sound Counter Configuración de Entrada/Salida （ON） （OFF） OFF ON 简体中文 繁体中文 Language Comentarios English Japanese Français Activa/Desactiva el sonido Desactiva el contador de frecuencias Activa el contador de frecuencias Selecciona el idioma (Se podrán añadir Idiomas adicionales en versiones de software posteriores) © Copyright RIGOL Technologies. 2007. Inc.RIGOL Configuración del Sistema Figura 2-86 Tecla del menú en el panel frontal para acceder al menú del sistema. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-63 . Figura 2-86 Menú del panel frontal Tecla de configuración del sistema Pulsar la tecla Utility para mostrar el menú de configuración del sistema.
2-64 © Copyright RIGOL Technologies. 2007. Self-Cal: El osciloscopio calibrará los parámetros del sistema vertical (CH1. del sistema horizontal y del sistema de disparo. y Ext). CH2. el osciloscopio calibrará el offset vertical de acuerdo con el tiempo de funcionamiento. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .RIGOL Figura 2-88 Tabla 2-54 Explicación del menú de operación Menú Figura 2-89 Opciones Comentarios Pass/Fail Test Pasa/No pasa Record Grabación de señales Print set Configuración impresión Tabla 2-55 Explicación del menú de operación Menú Opciones ON Fast-Cal OFF Comentarios Activa calibración rápida Desactiva calibración rápida Self-Cal Ejecuta Auto-calibración Service Va el menú de servicio Preference Va al menú de preferencias Nota: Fast-Cal: Cuando se activa la función de calibración rápida. Inc.
38400 © Copyright RIGOL Technologies. 2400. .RIGOL Configuración de Entrada/Salida: Pulsar Utility->I/O setup para ir al siguiente menú. 4800. Figura 2-90 Tabla2-56 Explicación del menú de operación Menú RS-232 Baud Opciones 300 . Inc. 9600. 2007. Comentarios Ajusta la velocidad del RS-232 a 300. 19200 ó 38400 baudios. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-65 .
Cuando se cambian los volts/div y se elige Center. . 5 hour OFF Configura el tiempo para la activación del salva pantallas Expand Refer. Inc. la señal se contraerá o expandirá alrededor del centro de la pantalla. Math. la señal conectada al nivel de tierra se mantendrá en la misma posición de la pantalla y la señal no conectada al nivel de tierra se expandirá o contraerá con el nivel de tierra restante. y se elige Ground. Cuando se cambian los volts/ div.RIGOL Preferencias Pulsar Utility-> Preference para mostrar el siguiente menú Figura 2-91 Tabla 2-57 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Screen saver 1 min . se puede expandir o contraer la señal alrededor del punto de referencia de tierra o el centro de la pantalla. Ground Center Ajusta la referencia vertical de expansión de la señal analógica Activa el modo de ―Ajuste a cero‖ en CH1、CH2、Math、Ref， Sticky key Nivel Disparo y Offset Disparo Skin Classical Modern Tradition Succinct Modelo de aspecto a usar NOTA: Screen saver: Esta función prolonga la vida de la pantalla LCD. CH2. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Ref. Expand reference: Cuando se cambia los volts/div. en los canales. 2-66 © Copyright RIGOL Technologies. Sticky key: Cuando se ajusta la posición del nivel vertical con el ―ajuste a cero‖ (CH1. el cursor del nivel de disparo o el offset del disparo se quedarán en cero hasta el siguiente ajuste. Trig level y Trig offset) activado. 2007.
Figur2 2-92 Menú de auto calibración NOTA: El osciloscopio debe de haber estado encendido al menos 30 minutos antes de proceder con el procedimiento de auto-calibración. Para una mayor precisión en cualquier momento. Pulsar la tecla Utility y seleccionar Self-Cal. de lo contrario se pueden producir daños o fallos en el osciloscopio.RIGOL Auto Calibración La auto-calibración ajusta los circuitos internos del osciloscopio para obtener la máxima precisión. © Copyright RIGOL Technologies. Utilice estas funciones para calibrar los sistemas vertical y horizontal para calibrar el osciloscopio. 2. El menú de auto-calibración se muestra como en la Figura 2-92. Antes de ejecutar este procedimiento. 2007. Inc. Desconecte todas las sondas o cables de todos los canales de entrada. realice los pasos siguientes: 1. ejecute la rutina de auto-calibración si la temperatura ambiente cambia en 5° C o más. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-67 .
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2007. Inc. pulsar para ejecutarlo Test funcionando. Pulsar Utility-> Pass/Fail para ir al siguiente menú. Figura 2-93 Tabla 2-58 Explicación del menú de operación Menú ON OFF Activa el test Pasa/No pasa Desactiva el test Pasa/No pasa Source CH1 CH2 Selecciona test Pasa/No pasa en CH1 Selecciona test Pasa/No pasa en CH2 Operate (RUN) ■ (STOP) Test detenido.RIGOL Pasa/No Pasa La función pasa/no pasa puede monitorear cambios en la señal y mostrar si pasa o no pasa comparando si la señal de entrada está entre una máscara predefinida o no. pulsar para pararlo ON OFF Muestra información en pantalla del test Pasa/No Pasa No Muestra información en pantalla del test Pasa/No Pasa Tabla 2-59 Explicación del menú de operación Menú Opciones Fail Fail + Output Pass Pass + Stop on Output Mask Setting 2-68 Comentarios Enable Test Msg display Figura 2-94 Opciones ON OFF Comentarios Salida cuando se detecta la condición de No Pasa Salida y pitido cuando se detecta la condición de No Pasa Salida cuando se detecta la condición de Pasa Salida y pitido cuando se detecta la condición de Pasa Detiene el test cuando hay una salida Continúa el test cuando hay una salida Ir al menú de máscara © Copyright RIGOL Technologies.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-69 .00div) < y div> Ajusta el margen vertical a la señal (0.04div-4. 2007. Inc.04div-4. Figura 2-95 Tabla 2-60 Explicación del menú de operación Menú X Mask Y Mask Opciones < x div> Ajusta el margen horizontal a la señal (0. Va al menú importar/exportar (el mismo que el menú importar/exportar REF.00div) Create Mask Location Figura 2-96 Comentarios Crea una máscara de test de acuerdo con los márgenes anteriores Internal External Indica la posición de los archivos de máscara Tabla 2-61 cuando se salva en la memoria interna Menú Opciones Comentarios Save Almacena la máscara en la memoria Load Recupera el archivo de máscara desde la memoria interna Imp. Ver tabla 2-10) Figura 2-97 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Configuración de la Máscara Pulsar Utility-> Pass/Fail-> Mask Setting para ir al menú siguiente./Exp.
RIGOL Tabla 2-62 cuando se salva en memoria externa Menú 2-70 Opciones Comentarios Save Va al menú salvar (el mismo que para salvar REF. Inc. 2007. (el mismo que el menú importar de REF ver tabla 2-14) © Copyright RIGOL Technologies. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Ver tabla 2-12) Load Ir al menú load ver tabla 2-63 Import Ir al menú importar.
2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-71 . Inc.RIGOL Load Pulsar Utility-> Pass/Fail-> Mask Setting->Load para ir al siguiente menú. © Copyright RIGOL Technologies. directorio o fichero Recupera el archivo especificado NOTA: La función Pasa/No Pasa no está disponible en el modo X-Y. Figura 2-98 Tabla 2-63 Explicación del menú de operación Menú Explorer Load Opciones Path Directory File Comentarios Cambia entre ruta (Path).
La corriente máxima del circuito complementario no debe de ser mayor de 100mA. Los usuarios necesitan utilizar un circuito complementario para realizar esta función. Figura 2-99 Diagrama de la salida Pasa/No Pasa 2-72 © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Conexión Pasa/No Pasa La conexión Pasa/No Pasa en la serie DS1000CA utiliza la técnica de aislamiento óptico. y la tensión máxima no debe de superar los 400V. 2007. Esta serie de osciloscopios utiliza esta salida aislada opto-acoplada. de forma que puede conectarse al circuito ignorando la polaridad. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Inc.
Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-73 . 2007. Pulsar Utility-> Print set para ir al siguiente menú.RIGOL Configuración de la Impresión Los osciloscopios de la serie DS1000CA suportan la función de impresión. Figura 2-100 Tabla 2-64 Explicación del menú de operación Menú Opciones Print Comentarios Comenzar a imprimir Inverted ON OFF Impresión colores inversos Impresión normal Palette Gray scale Color Selecciona impresión a color o grises © Copyright RIGOL Technologies.
2007. Figura 2-101 Tabla 2-65 Explicación del menú de operación Menú Mode Source Interval End Frame Operate 2-74 Opciones Record Play back Storage OFF CH1 CH2 P/F-OUT <1. con una longitud máxima de registro de 1. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . pulsar para parar © Copyright RIGOL Technologies. lo que la hace especialmente útil para capturar señales anormales a largo plazo sin tener que estar observándolas continuamente. Esta característica puede usarse también como salida del test de Pasa/No Pasa.RIGOL Grabador de señales El grabador puede registrar las señales de entrada de los canales CH1 y CH2.000 cuadros. Inc. pulsar para comenzar a grabar Funcionando. Pulsar Utility -> Record -> Mode -> Record para ir al siguiente menú Grabador de señales: Graba las señales en un intervalo especificado.00ms-1000s > <1-1000> (Run) (Stop) Comentarios Selecciona Grabación Selecciona Reproducción Selecciona Almacenamiento Detiene las funciones del grabador Selecciona el canal a grabar Ajusta el intervalo de tiempo entre cuadros a grabar Ajusta el nº de cuadros a grabar Parado.
pulsar para detener.RIGOL Play back: Reproduce las señales grabadas.00ms-20s> Ajusta el intervalo Tabla 2-67 Explicación del menú de operación Menú Start Frame Current Frame End Frame Opciones Comentarios <1-1000> Ajusta el comienzo <1-1000> Selecciona el cuadro a reproducir <1-1000> cuadro de Ajusta el cuadro final Nota: La tecla RUN/STOP también reproduce o continúa la visualización. pulsar para comenzar a reproducir Funcionando. © Copyright RIGOL Technologies. Figura 2-102 Tabla 2-66 Explicación del menú de operación Menú Opciones (Run) Operate (Stop) Figura 2-103 Parado. 2007. Inc. Modo cíclico Modo único Play mode Interval Comentarios <1. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-75 .
/Exp.RIGOL Storage: Almacena señales grabadas en la memoria no volátil en función de la configuración de los cuadros. 2007. Figura 2-104 Tabla 2-68 Explicación del menú de operación Menú Start Frame End Frame Location Figura 2-105 <1-1000> <1-1000> Internal external Comentarios Selecciona el primer cuadro a salvar Selecciona el último cuadro a salvar Selecciona el lugar donde salvar Tabla 2-69 Salvar en la memoria interna Menú 2-76 Opciones Opciones Comentarios Save Salva la señal grabada en memoria Load Recupera la señal grabada desde la memoria interna Imp. Ver tabla 2-10) © Copyright RIGOL Technologies. Va al menú importar/exportar (igual que el menú REF de Importar/Exportar. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Inc.
Screen Test Pulsar para ejecutar la prueba de la pantalla Color Test Pulsar para ejecutar la prueba de colores Key Test Pulsar para ejecutar la prueba del teclado © Copyright RIGOL Technologies. ver tabla 2-12) Load Ir la menú cargar ver tabla 2-63 Import Ir al menú importar. ver tabla 2-14) Service Pulsar Utility-> Service para ir al siguiente menú. Inc. (igual que el menú importar de REF.RIGOL Figura 2-106 Tabla 2-70 cuando se salva en memoria externa Menú Opciones Comentarios Save Ir al menú salvar (igual que el menú salvar de REF. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-77 . Figura 2-107 Tabla 2-71 Explicación del menú de operación Menú Opciones System Info Pulsar para mostrar la información.
Este test se usa para comprobar que no existen fallos en la pantalla. brillo o los colores rojo. 2. y azul girando el mando ( ). verde y azul en secuencia para las de Color cada vez que se pulsa la tecla RUN/STOP . Pruebe todas las teclas y mandos. para ajustar el matiz. System Info: Pulsar esta tecla para visualizar la información del equipo. Los bloques invertirán su color a rojo (modelos en color) o negro (modelos Mono) cuando se pulse la tecla o mando correspondiente. Key Test: Pulsar esta tecla para iniciar la rutina de prueba del teclado del panel frontal. Color Test: Seleccionar Color Test en la prueba de pantalla. Nº de Serie. las cajas cuadradas representan la acción de presionar en el mando . 3. y el color se mantendrá invertido durante el test. verde. las cajas rectangulares con dos flechas representan los mandos del panel frontal. NOTA: 1. Contiene Modelo.RIGOL 1. y compruebe que las cajas en la pantalla responden. Versión de Software y módulo instalado en el equipo. para confirmar una selección se debe de pulsar el mando ( ) . 2007. saturación. Ésta se pone blanca o negra en secuencia para pantallas Mono. Nº de encendidos. Screen Test: Pulsar esta tecla para ejecutar la prueba de la pantalla. 2. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2-78 © Copyright RIGOL Technologies. Deberá pulsar 3 veces la tecla RUN cuando aparezca este mensaje " <<Press RUN‘ Key Three Times to Exit The Test>>" para finalizar el test. El bloque correspondiente en la pantalla se pondrá verde (modelos en color) o blanco (modelos Mono) cuando se pulse una tecla. Los bloques representan las teclas del panel frontal. o se pone roja. 3. Debe pulsar en el mensaje ―<<Press ‗RUN‘ Key to Exit the Test>>" para salir. Inc. 4.
Pulsar Utility -> Language para seleccionar el idioma. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-79 . 2007. © Copyright RIGOL Technologies. Inc. elija según sus preferencias.RIGOL Idioma: Los osciloscopios de la serie DS1000CA disponen de un menú de usuario multi-lenguaje.
Esto supone 10 medidas de tensión y 10 medidas de tiempo todo en uno. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Vbase. Medida automática Figura 2-108 Menú en el panel frontal Explicación del Menú: Pulsar la tecla Measure para mostrar el menú de opciones para las medidas automáticas. El equipo dispone de 20 parámetros para realizar medidas automáticas. incluyendo Vpp. Las instrucciones a continuación le guiarán para utilizar esta potente función de medida de la serie DS1000CA. Vmax. Fall Time. Period. Delay1-2 +. Inc. -Width. Vtop. Delay1-2 . Vmin. Freq. +Width. Overshoot. 2007. -Duty.Vavg. Preshoot. Figura 2-109 Tabla 2-72 Explicación del menú de operación Menú Opciones Source CH1 CH2 Selecciona CH1 o CH2 como origen de la medida Voltage Selecciona el parámetro de medida de voltaje Time Selecciona el parámetro de tiempo Clear Borra el resultado de la pantalla Display All 2-80 Comentarios OFF ON Desactiva todos los resultados en pantalla Activa todos los resultados © Copyright RIGOL Technologies.RIGOL Medir Automáticamente La tecla Measure en el área del menú activa la función de medida automática.Vrms.Vamp. +Duty. Rise Time.
RIGOL Página 1 para Medidas de voltaje Figura 2-110 Tabla 2-73 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Vmax Mide el voltaje máximo de una señal Vmin Mide el voltaje mínimo de una señal Vpp Mide el voltaje pico a pico Vtop Mide el voltaje de la parte superior de una señal rectangular Página 2 para Medidas de voltaje Figura 2-111 Tabla 2-74 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Vbase Mide el voltaje de la parte inferior de una señal rectangular Vamp Mide el voltaje entre Vtop y Vbase Vavg Mide el voltaje promedio de una señal Vrms Mide el voltaje RMS de una señal Página 3 para Medidas de voltaje Figura 2-112 Tabla 2-75 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Overshoot Mide el sobre impulso en % de una señal cuadrada Preshoot Mide el pre-impulso en % de una señal cuadrada © Copyright RIGOL Technologies. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-81 . Inc.
RIGOL Página 1 para Medidas de tiempo Figura 2-113 Tabla 2-76 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios Period Mide el Período de una señal Freq Mide la Frecuencia de una señal Rise time Mide el tiempo de subida de una señal Fall time Mide el tiempo de bajada de una señal Página 2 para Medidas de tiempo Figura 2-114 Tabla 2-77 Explicación del menú de operación Menú Opciones Comentarios +Width Mide +ancho de pulso de una señal -Width Mide –ancho de pulso de una señal +Duty Mide +ciclo de trabajo de una señal -Duty Mide –ciclo de trabajo de una señal Página 3 para Medidas de tiempo Figura 2-115 Tabla 2-78 Explicación del menú de operación Menú 2-82 Opciones Comentarios Delay1->2 Mide el retardo de las señales de 2 canales en el tiempo de subida Delay1->2 Mide el retardo de las señales de 2 canales en el tiempo de bajada © Copyright RIGOL Technologies. Inc. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .
Puede seleccionar páginas de voltaje o tiempo pulsando las teclas siguientes: Measure->Voltage o time ->Vmax. 2. Para ver todos los valores medidos. Seleccione la página de parámetros a medir. Inc. Demostración del uso de las medidas automáticas: 1. Puede elegir CH1 o CH2 de acuerdo con la señal que le interese.RIGOL NOTA: Los resultados de las medidas automáticas se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. En ese momento todos los valores de las medidas automáticas desaparecerán de la pantalla. ponga Display All a ON. Pulsar las teclas: Measure->Source->CH1 o CH2. 5. Si la información mostrada es ―*****‖. un nuevo resultado hará que se desplace el previo fuera de la pantalla. significa que el parámetro no puede ser medido en las condiciones actuales. Seleccione el canal para medir. deberá seleccionar los que le interesen pulsando las teclas a la derecha del menú. Figura 2-116 Borrar los datos medidos de la pantalla Mustra / Borra todos las medidas en la pantalla © Copyright RIGOL Technologies. y leyendo los datos en la parte inferior de la pantalla. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-83 . Vmin…… 4. Borre las medidas: pulse Clear. 3. 2007. Cuando no queda más espacio. Para visualizar el parámetro medido en la pantalla. Se podrán mostrar como máximo 3 resultados al mismo tiempo. Se mostrarán 18 parámetros medidos en la pantalla. 2.
Vbase: Voltaje de la parte inferior plana.RIGOL Medida automática de los parámetros de voltaje Los osciloscopios de la serie DS1000CA proporcionan medidas automáticas de voltaje de Vpp. Vmin. Vrms. Vamp: Vtop: Voltaje entre Vtop y Vbase de una señal Voltaje de la parte superior plana. Vrms: El voltaje RMS de la señal entera. Vavg. para señales cuadradas y pulsos. útil para señales cuadradas y pulsos. Vmin: La amplitud mínima. 2-84 © Copyright RIGOL Technologies. para señales cuadradas y pulsos. Vmax: La máxima amplitud. Vamp. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Average: El valor aritmético medio de la señal entera. Vtop. Sobre-impulso y Pre-impulso. Inc. Vmax. La figura 2-117 muestra un pulso con algunos de los puntos de medida. El pico de voltaje negativo máximo medido sobre la señal completa. Preshoot: Definido como (Vmin-Vbase)/Vamp. Vbase. El pico de voltaje positivo máximo medido sobre la señal completa. Sobre-impulso Vmax Vtop Vpp Vamp Vbase Vmin Pre-impulso Figura 2-117 Parámetros de tensión Vpp: Voltaje pico a pico. útil para señales cuadradas y pulsos. Overshoot: Definido como (Vmax-Vtop)/Vamp.
RIGOL Medida automática de los parámetros de tiempo Las medidas automáticas de tiempo incluyen Frecuencia. La figura 2-118 muestra un pulso con algunos de los puntos de medida. -Ancho. Período. Delay 1->2 : Retardo entre los dos canales en el flanco de subida. -Ancho: La anchura del primer pulso negativo al 50% de la amplitud. definido como +Ancho/Período -Duty: -Ciclo de trabajo. Tiempo de bajada. Tiempo de Bajada: Tiempo que tarda el flanco del primer pulso de la señal en bajar del 90% al 10% de su amplitud. +Ciclo: +Ciclo de trabajo. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-85 . +Ancho: La anchura del primer pulso positivo al 50% de la amplitud. 2007. Tiempo de bajada Tiempo de subida 90% 50% 10% +Ancho -Ancho Figura 2-118 Parámetros de tiempo Tiempo de subida: Tiempo que tarda el flanco del primer pulso de la señal en subir del 10% al 90% de su amplitud. definido como -Ancho/Período © Copyright RIGOL Technologies. Retardo 1>2 . Delay 1->2 : Retardo entre los dos canales en el flanco de bajada. Retardo 1>2 . +Ciclo y -Ciclo. Tiempo de subida. +Ancho.
3. Antes de utilizar los cursores. Figura 2-119 Menú del panel frontal Medidas con cursores Las medidas con cursores disponen de tres modos: Manual. Inc. 2.RIGOL Medir con los cursores La Figura 2-119 muestra la tecla Cursor de panel frontal para este menú. Puede mover los cursores para realizar medidas de voltaje o tiempo personalizadas en la señal. Menús y operaciones de las medidas con cursores 2-86 © Copyright RIGOL Technologies. asegúrese de haber seleccionado el canal adecuado como origen de la señal. Puede ajustar la posición horizontal en la señal girando el mando multi función（ . la pantalla muestra dos cruces. Los valores se muestran en las cajas debajo del menú. El instrumento mostrará los cursores mientras se hacen las medidas automáticamente. 1. Las cruces ajustan su posición en la señal automáticamente.） El osciloscopio muestra los valores de las coordenadas en las cajas debajo del menú. 2007. NOTA: El modo de cursores en medida automática sólo funcionará cuando se realicen mediciones automáticas. Manual: En este modo. Track y Auto Measure. Track: En este modo. Estos cursores mostrarán visualmente el significado de estas medidas. Medida automática: Este modo funciona junto con las Medidas Automáticas. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . la pantalla muestra dos cursores paralelos.
2007. y el incremento entre los dos cursores. siga por favor estos pasos: 1. Seleccione el canal Fuente para medir pulsando las teclas: Cursor->Source->CH1. 4.RIGOL 1. los resultados se evalúan con ―d‖ (división) como unidad. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-87 . Seleccione el modo Manual pulsando las teclas: Cursor->Mode->Manual. Mueva los cursores para ajustar el incremento entre ellos: (Descripción en la tabla siguiente) © Copyright RIGOL Technologies. CH2. Para medir manualmente con los cursores. Modo Manual Figura 2-120 Tabla 2-79 Explicación del menú de operación Menú Mode Opciones Manual X Type Y Source CH1 CH2 MATH FFT Comentarios Ajusta los cursores para manualmente los valores X/Y medir Muestra una línea vertical para medir los valores horizontales Muestra una línea horizontal para medir los valores verticales Selecciona la fuente de la señal a medir. Seleccione el tipo de cursores pulsando Cursor-> Type-> X o Y. 2. el osciloscopio mide los valores de las coordenadas de los cursores para Y o X. Inc. MATH o (FFT) NOTA: Cuando se usa el canal de MATH. 3. En este modo.
RIGOL Tabla 2-80 Explicación de los Cursores Cursor Incremento X Cursor A Y X Cursor B Y Operación Girar el mando multi función ( ) para mover el cursor A horizontalmente Girar el mando multi función ( )para mover el cursor A verticalmente Girar el mando multi función ( el cursor B horizontalmente Girar el mando multi función ( el cursor B verticalmente )para mover )para mover NOTA: Los Cursores sólo podrán moverse cuando el menú de funciones de los cursores está visible. Lectura de los valores medidos: Posición del Cursor 1 (Cursor de tiempo posicionado en el centro de la pantalla. GHz. 2-88 © Copyright RIGOL Technologies. Espacio horizontal entre el cursor 1 y 2（∆X）: Tiempo entre cursores (1/∆X). Espacio vertical entre el cursor 1 y 2（∆Y）: Voltaje entre cursores NOTA: Los valores se visualizarán automáticamente en la parte superior derecha de la pantalla cuando el menú de funciones de los cursores esté oculto o mostrando otros menús. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . MHz. Inc. unidades en Hz. 2007. kHz. Cursor de Voltaje centrado en el nivel de tierra del canal) Posición del Cursor 2 (la misma que el anterior). 5.
los cursores se mueven al mismo tiempo que la señal seleccionada. CH2 o desactiva el cursor A Cursor B CH1 CH2 None Usa el cursor B junto con CH1. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-89 . © Copyright RIGOL Technologies. Seleccionar el modo Track para medidas con cursores pulsando: Cursor->Mode->Track. CH2 o desactiva el cursor B CurA (Cursor A) Girar el mando multi función ( ) para mover el cursor A horizontalmente CurB (Cursor B) Girar el mando multi función ( ) para mover el cursor B horizontalmente En el modo track. Para medir con los cursores en modo track. siga por favor estos pasos: 1. Modo Track Figura 2-121 Tabla 2-81 Explicación de los Cursores Menú Opciones Comentarios Mode Track Ajusta el modo track para la medida con cursores Cursor A CH1 CH2 None Usa el cursor A junto con CH1. Seleccionar la Fuente para el Cursor A y el Cursor B pulsando: Cursor->Cursor A o Cursor B->CH1. 2007. CH2 o None. Normalmente indica el tiempo de la duración del disparo. las unidades se asignan a la función. Cursor X: Aparece como una línea horizontal en la pantalla y mide parámetros verticales. 2. X significa frecuencia 2.RIGOL Puntos Importantes Cursor Y: Aparece como una línea horizontal en la pantalla y mide parámetros verticales. Cuando el origen está puesto como función. Cuando el origen está puesto como FFT. Normalmente su usa para medir los Voltios. Inc.
Mover los cursores para ajustar la posición horizontal de los cursores: (Detalles en la tabla siguiente) Tabla 2-82 Explicación de los Cursores Cursor Operación Cursor A Girar el mando（ ）para mover el cursor A horizontalmente Cursor B Girar el mando（ ）para mover el cursor B horizontalmente NOTA: No es posible mover el cursor horizontalmente cuando otro tipo de menú está activo. unidades en Hz. (1/∆X). Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . (4) Lectura de los valores medidos: Posición del Cursor 1 (Cursor de tiempo posicionado en el centro de la pantalla. Cursor de voltaje centrado en el nivel de tierra del canal) Espacio horizontal entre el cursor 1 y 2 (∆ X）: Tiempo entre cursores. kHz. MHz. Inc. 2-90 © Copyright RIGOL Technologies. unidades en Voltios.RIGOL 3. Cursor de voltaje centrado en el nivel de tierra del canal) Posición del Cursor 2 (Cursor de tiempo posicionado en el centro de la pantalla. 2007. GHz Espacio vertical entre el cursor 1 y 2（∆Y）: Voltaje entre cursores. unidades en Segundos.
RIGOL 3. El osciloscopio podrá mover automáticamente los cursores para medir los 20 parámetros del menú Measure. © Copyright RIGOL Technologies. (Ver figura siguiente) Figura 2-123 Modo Auto de cursores en medidas automáticas No se verá ningún cursor si no se ha escogido ningún parámetro en el menú de Medida. 2007. Modo Auto: Figura 2-122 Tabla 2-83 Ajustes del modo Menú Mode Opciones Comentarios Auto Muestra los cursores aplicados a la medida automática actual. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-91 . Inc.
RIGOL Usar las teclas de acción Las teclas de acción comprenden la AUTO (auto configuración) y RUN/STOP. el osciloscopio volverá a su estado previo © Copyright RIGOL Technologies. Figura 2-124 Tabla 2-84 Explicación del menú de operación Menú Comentarios Multi-Cycle Pulsar para ver en pantalla varios ciclos de la señal Single Cycle Pulsar para ver en pantalla un único ciclo de la señal Rise Edge Fall Edge (Cancel) 2-92 Opciones Pulsar para ver el flanco de subida de la señal y medir automáticamente su tiempo de subida Pulsar para ver el flanco de bajada de la señal y medir automáticamente su tiempo de bajada Pulsar para cancelar todas la acciones automáticas. 2007. aparecerá el menú siguiente. Cuando se pulsa AUTO . Auto: AUTO realiza ajustes automáticos para generar una imagen utilizable de la señal de entrada. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA .
Inc. NOTA: En el estado detenido (STOP). Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 2-93 . © Copyright RIGOL Technologies. los volts/div y la base de tiempos horizontal pueden ajustarse en un límite fijado. 2007. esto es.RIGOL Funciones de Auto ajuste Después de pulsar AUTO el osciloscopio queda configurado de la forma siguiente: Tabla 2-85 Explicación del menú de operación Menú Ajustes Formato pantalla Y-T Modo adquisición Normal Acoplamiento Vertical Se ajusta a AC o DC dependiendo de la señal. para ampliar/reducir la señal en las direcciones vertical y horizontal. Vertical ―V/div‖ Ajustada Volts/Div Grueso Límite Ancho de Banda Completo Señal Inversa Desactivado Posición Horizontal Centrado ―S/div‖ horizontal Ajustado a la posición derecha Tipo de disparo Flanco Fuente de disparo Mide automáticamente el canal que tenga señal Acoplamiento del disparo DC Voltaje del disparo Ajustado al punto medio Modo de disparo Automático Mando de Offset de disparo RUN/STOP: Inicia o detiene la adquisición de la señal.
© Copyright RIGOL Technologies. Para visualizar rápidamente una señal. y pico a pico se muestran en la pantalla y se actualizan periódicamente. Ponga la sonda y la atenuación del canal a 10X 2. 2．Medida de la frecuencia. Para optimizar la imagen de la señal. Seleccionando las medidas automáticas El osciloscopio puede realizar medidas automáticas en la mayoría de las señales. Medida de la amplitud pico a pico Pulse Measure ->Source ->CH1 para seleccionar el origen de la medida Pulse Voltage ->Vpp para seleccionar las medidas pico a pico y el resultado se mostrará en la pantalla. siga estos pasos: 1. período. 2007. podría ajustar estos controles manualmente para cumplir con sus necesidades. Pulse la tecla AUTO El osciloscopio ajusta automáticamente los controles vertical. Conecte la señal al canal CH1 mediante la sonda 3. horizontal y de disparo al mejor valor.RIGOL Capítulo 3 : Aplicaciones y Ejemplos Ejemplo 1: Haciendo medidas sencillas Vamos a observar una señal desconocida y mostrar y medir su frecuencia y amplitud pico a pico. Inc. NOTA: La medidas de frecuencia. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 3-1 . Pulse Measure ->Source ->CH1 para seleccionar el origen de la medida Pulse Time ->Freq para seleccionar la medida de pico a pico y el resultado se mostrará en la pantalla. Para medir la frecuencia y la amplitud pico a pico. siga los pasos siguientes: 1.
Ejemplo 2: Retardo de la señal causada por un circuito
Este ejemplo muestra las señales de entrada y salida de un circuito y el retardo
introducido en la señal. Primero, ajuste la sonda y la atenuación del canal a 10X y
conecte la sonda del canal CH1 a la entrada, y la salida del circuito al canal CH2.
Realice los siguientes pasos como sigue:
1. Muestre ambas señales (CH1 y CH2):
1) Pulse la tecla AUTO
2) Ajuste la escala vertical y horizontal girando los mandos
rangos apropiados para visualizarlos.
3) Pulse la tecla CH1 para seleccionar el canal CH1, y gire el mando de posición
para ajustar la posición vertical de la señal del CH1.
4) Pulse la tecla CH2 para seleccionar el canal CH2, y gire el mando de posición
para ajustar la posición vertical del CH2.
2．Mida el retardo de la señal al pasar por el circuito
Medida automática del retardo:
Pulse Measure ->Source-> CH1 para seleccionar el origen de la medida
Pulse Time para seleccionar el tipo de medida
Pulse Delay 1->2
para mostrar el resultado en la pantalla.
Puede ver el cambio en la figura siguiente:
Ejemplo 3: Captura de una señal con un único barrido
Para capturar un único evento, necesita disponer de alguna información previa de la
señal para poder ajustar correctamente el nivel de disparo y la pendiente. Por
ejemplo, si el evento se deriva de la lógica TTL, un nivel de disparo de 2 voltios
debería de funcionar en un flanco de subida.
Los pasos siguientes le muestran como usar el osciloscopio para capturar un único
1. Ajuste la sonda y la atenuación del canal a 10X.
2. Configure el disparo.
Pulse la tecla MENU en la zona de control del disparo para mostrar el menú.
Pulse Edge para seleccionar el modo de disparo
Pulse Slope para seleccionar Rising
Pulse Source para seleccionar CH1
Pulse Sweep para seleccionar Single
Pulse Set Up －> Coupling para seleccionar DC
Gire los mandos vertical y horizontal
para ajustar los Volts/Div y la
base de tiempos dentro del rango apropiado para la señal
Gire el mando
Pulse RUN/STOP para comenzar la captura. Cuando se cumplan las condiciones
del disparo, aparecerán datos en la pantalla que corresponderán a los puntos
de los datos que el osciloscopio ha obtenido con una adquisición.
para ajustar el nivel de disparo
Mediante esta función puede capturar una ocurrencia fácilmente, como puede
ser ruido de elevada amplitud; ponga el nivel del disparo un poco por encima
del nivel normal, pulse RUN/STOP y espere. Cuando aparezca ruido, el equipo
recogerá la señal antes y después del disparo. Ajuste con el mando
la zona horizontal y la posición del nivel del disparo, con esto
obtendrá el retardo inverso del disparo. Esto es útil cuando quiera observar la
señal antes de la ocurrencia del ruido.
Ejemplo 4: Reducir el ruido aleatorio en una señal
En el caso de que la señal aplicada al osciloscopio sea ruidosa (Figura 3-2), puede
configurar el osciloscopio para reducir el ruido en la señal y evitar interferencias con
la señal propiamente dicha.
1. . Ajuste la sonda y la atenuación del canal a 10X.
2. Conecte una señal al osciloscopio y consiga una imagen estable.
3. Mejore el disparo ajustando el acoplamiento
(1) Pulse MENU en la zona de control del disparo.
(2) Pulse Set UpCoupling-->LF Reject o HF Reject
HF Reject (Rechazo de alta frecuencia) añade un filtro de paso bajo con el
punto de corte de -3 dB a 150 kHz. El uso de este filtro elimina el ruido de
alta frecuencia como por ejemplo de emisoras de AM o FM.
LF Reject (Rechazo de baja frecuencia) añade un filtro paso alto con el
punto de corte de -3 a 8 kHz. El uso de este filtro elimina señales de baja
frecuencia como el ruido de de la red eléctrica.
Reduzca el ruido ajustando el tipo de adquisición y la intensidad de la señal
© Copyright RIGOL Technologies. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 3-5 . Para utilizar el promedio. Inc.  Pulse Acquire->Acquisition->Average  Pulse repetidamente Averages para seleccionar el número de promedios que mejor eliminen el ruido de la señal mostrada. 2007. Puede ajustarse desde 2 hasta 256. puede escoger el modo de adquisición promedio.RIGOL (1) Si existe ruido con la señal y la señal y la señal parece muy amplia. Nota: Es normal que la velocidad de refresco en pantalla disminuya cuando el modo de adquisición de promedios está activo. (Ver Figura 3-3) Figura 3-3 Señal en pantalla (2) También puede reducirse el ruido mostrado bajando el brillo de la señal. Es este modo la señal será estrecha y fácil de observar y medir. siga los siguientes pasos.
5. Medir la frecuencia del primer pico de la señal de la figura 3-4 Para medir la frecuencia de una señal en el flanco de subida. 3. Pulse Type para seleccionar X. Pulse Mode para seleccionar el modo Manual. Estos parámetros se pueden medir también de forma manual utilizando los cursores de forma rápida y sencilla. Gire el mando ( ) para colocar el cursor B sobre el segundo pico de la señal. Inc. siga estos pasos: 1. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Gire el mando ( ) para colocar el cursor A sobre el primer pico de la señal. 4.RIGOL Ejemplo 5: Medidas con los cursores Se pueden efectuar medidas de los 20 principales parámetros con el osciloscopio de forma automática. 2007. Pulse Cursor para mostrar el menú de los cursores. Figura 3-4 Imagen de la señal Ahora podrá ver en la pantalla el incremento de tiempo y la frecuencia. 3-6 © Copyright RIGOL Technologies. 2. pude hacer mediante ellos medidas de tensión y de tiempo en una señal.
Gire el mando ( ) para colocar el cursor B sobre el segundo pico de la señal. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 3-7 . Gire el mando ( ) para colocar el cursor A sobre el primer pico de la señal. 5. Pulse Type para seleccionar Y. Siga por favor los pasos siguientes: 1.RIGOL Medir la amplitud del primer pico de la señal de la figura 3-5. 2007. Ahora pude ver las siguientes medidas en el menú de los cursores: (Ver Figura 3-5) El incremento de tensión (tensión pico a pico de la señal) La tensión en el cursor A La tensión en el cursor B Figura 3-5 Imagen de la señal © Copyright RIGOL Technologies. Pulse Mode para seleccionar el modo Manual 3. 4. Pulse Cursor para mostrar el menú de los cursores. 2. Inc.
la escala y posición vertical 9. Conecte la sonda del canal 1 a la entrada de la red.RIGOL Ejemplo 6: Aplicación del modo de operación X-Y Ver los cambios de fase en una red Conectar el osciloscopio para monitorear la entrada y salida de un circuito y capturar los cambios de fase acaecidos a través del mismo. Pulse las teclas CH1 y CH2 si no se ven los canales. Pulse MENU en el área de control horizontal para mostrar el menú. Ajuste con los mandos y para mostrar una señal aceptable. 2. Inc. Para ver la entrada y salida de un circuito en el modo X-Y. y la sonda del canal 2 a la salida. 8. Ajuste en el menú la atenuación de las sondas a 10X. 3. Ponga el conmutador en la posición 10X en las sondas. para que la amplitud de ambas señales sea 6. siga estos pasos: 1. 7. Pulse la tecla AUTO 5. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2007. (Ver Figura 3-6) 3-8 © Copyright RIGOL Technologies. Pulse Time Base para seleccionar X-Y El osciloscopio mostrara una figura de Lissajous que representa las características a la entrada y salida de la red. 4. Aplique el método de la Elipse para conocer la diferencia de fase entre los dos canales. Gire el mando vertical aproximadamente la misma.
 estará en el rango de (π/2~π) o (π~3π/2). Si el eje principal está en el segundo y cuarto cuadrante. © Copyright RIGOL Technologies. se puede obtener:  = arcsen(A/B) o arcsen(C/D) Si el eje principal de la elipse se encuentra en el primer y tercer cuadrante. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 3-9 . 2007.  estará dentro del rango (0~π/2) o (3π/2~2π). donde  = diferencia de fase shift (en grados) entre las dos señales. De la fórmula anterior.RIGOL La señal debe de estar centrada en el eje X D A B C Figura 3-6 Método de la elipse para conocer la diferencia de fase Sen  = A/B o C/D. Inc.
2007. evitando de esta forma que se disparen ambos campos simultáneamente y se mezclen. Figura 3-7 Imagen de la señal La serie DS1000CA puede efectuar el disparo en el campo impar o par seleccionado. 3-10 © Copyright RIGOL Technologies. Disparando en los campos de vídeo Para disparar en los campos de vídeo. Inc. Simplemente escoja el campo impar o par como ya se ha indicado.RIGOL Ejemplo 7: Disparando en una señal de vídeo Probar el circuito de vídeo en un reproductor de DVD. 7 Gire el mando para ver en la pantalla una señal completa. Usar el disparo de vídeo para obtener una imagen estable. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . 2 Pulse Mode para seleccionar el modo Video 3 Pulse Source para seleccionar el canal CH1 como fuente del disparo 4 Pulse Polarity para seleccionar 5 Pulse Sync para seleccionar el campo impar Odd Field o par Even Field 6 Ajuste con el mando el nivel en el pulso de sincronismo para obtener un disparo estable. siga los pasos siguientes por favor: 1 Pulse MENU en el área de control del disparo para mostrar el menú de disparo.
2. 8. Pulse Mode para seleccionar el modo Video 3. Pulse Source para seleccionar el canal CH1 como fuente del disparo 4. Gire el mando de escala horizontal para ver en la pantalla una señal completa Figura 3-8 Imagen de la señal © Copyright RIGOL Technologies. Pulse Sync para seleccionar Line Num 6. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 3-11 . Ajuste con el mando el nivel de disparo en el pulso de sincronismo del vídeo para obtener un disparo estable. 2007. Pulse MENU en el área de control del disparo para mostrar el menú.RIGOL Disparando en las líneas de vídeo 1. Pulse Polarity para seleccionar 5. Inc. Gire el mando ( ) para disparar en un nº de línea especificado 7.
Pulse Source para seleccionar FFT 4. Figura 3-9 Figura 3-10 3-12 © Copyright RIGOL Technologies. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Inc. 2007. Siga estos pasos: 1. Pulse Cursor  Manual 2. Pulse Type para seleccionar X o Y 3.RIGOL Ejemplo 8: Medida de FFT con cursores Las medidas de FFT incluyen: medidas de amplitud (Vrms o dBVrms) y medidas de frecuencia (Hz). Gire el mando ( ) para mover el cursor al punto de interés.
y a continuación pulse Create Mask para crear una nueva máscara. en caso contrario el test ―pasa‖. Figura 3-11 Imagen de la señal © Copyright RIGOL Technologies. Inc. Pulse Utility  Pass/Fail 2. se considera que ―no pasa‖ . 3. el osciloscopio automáticamente examina la señal de entrada. Si se necesita. comparándola con una máscara de forma de onda ya creada. Si la señal ―toca‖ la máscara . Pulse Output para seleccionar la señal que se espera.RIGOL Ejemplo 9: Test de Pasa/No Pasa Cuando se ejecuta esta función. Esta salida se suministra por defecto con el equipo. Siga los pasos siguientes: 1. Pulse Mask Setting Load 4. aislada ópticamente. 4. puede utilizarse una salida programable. Pulse Load para recuperar la máscara salvada o pulse X Mask e Y Mask para ajustar el límite horizontal y el límite vertical. para el control externo de aplicaciones automáticas. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 3-13 . como por ejemplo el control automático de productos en una línea de producción. Pulse Enable Test y seleccione ON para habilitar la prueba. 2007. Pulse Operate para comenzar el test. 5.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Vertical position at limit: Indica que la posición vertical de la forma de onda se halla al final del rango al girar el mando de vertical. Volts/Div at limit: Indica que los Volts/Div están al final del rango cuando se gira el mando vertical de . Real Time Div at limit: Indica que la base de tiempos se halla en su resolución horizontal más alta en el modo de muestreo en tiempo real.RIGOL Capítulo 4 : Mensajes del sistema y solución de problemas Mensajes del sistema Setting at limit: Indica que el ajuste ha llegado al límite. Trigger level at limit: Indica que el nivel de disparo ha llegado al límite cuando se ha girado el mando . Inc. y que no puede ajustarse más. 2007. Delayed scale at limit: Indica que se está al final del rango de resolución horizontal en el modo de barrido retardado al girar el mando de horizontal. Delayed position at limit: Indica que la posición horizontal de la ventana de zoom ha llegado al máximo en el modo de barrido horizontal al girar el mando horizontal de . Trigger position at limit: Indica que la posición del disparo está al principio o al final del espacio en la memoria mientras se gira el mando de horizontal para ajustar el offset del disparo. No active cursor: Indica que no se ha definido el origen del cursor cuando realiza medidas con cursores en modo track. Function not available: Indica que la función que se intenta seleccionar no está disponible en la configuración actual o bien que el ajuste es fijo sin necesidad de hacer ningún ajuste. 4-14 © Copyright RIGOL Technologies.
Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 4-15 .RIGOL Time/div at limit: Indica que la escala horizontal está al valor máximo de resolución horizontal en el modo de muestreo equivalente . © Copyright RIGOL Technologies. Save finished: Indica que ha finalizado la operación de salvar. The storage is empty: Indica que la posición actual de memoria está vacía. Measurement already selected: Indica que el parámetro de medida que ha pulsado ya se encuentra mostrado en pantalla. Memory position at limit: Indica que el offset del memo está a la máxima capacidad de la memoria. Failed upgrade: Indica que ha fallado la actualización desde el USB. Failed operation on files: Indica que que ha fallado la operación con los archivos que intentaba realizar en la memoria externa USB. Failed print: Indica que ha fallado la operación de impresión. Inc. por lo que no se podrán recuperar señales o configuraciones salvadas de ella. Dot display only: Indica que sólo puede utilizar puntos para visualizar la señal en la configuración en la que se halla. 2007. Files are covered: Indica que el archivo original será reemplazado por un archivo nuevo cuando se almacena un nuevo archivo en la memoria.
Después de encender el osciloscopio. 4. 4-16 © Copyright RIGOL Technologies. 2. y usar ―Video‖ para señales de VIDEO. (4) Compruebe que el circuito bajo prueba está generando una señal en el punto de medida. Asegúrese de que el interruptor de encendido está pulsado. 2007. Inc. compruebe por favor siguiendo los pasos siguientes: (1) Compruebe que el equipo está correctamente configurado para la medida de las señales esperadas. 3. Después de las anteriores comprobaciones. la señal no aparece en pantalla. contacte por favor con su distribuidor de RIGOL. re-inicie el osciloscopio Si el problema permanece. (3) Cambie el acoplamiento a Rechazo HF o Rechazo LF para filtrar el ruido que interfiere con el disparo. (3) Compruebe que las sondas está correctamente conectadas con el circuito bajo prueba. (2) Compruebe que los conectores de las sondas están firmemente sujetos al osciloscopio. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Si el osciloscopio no muestra una señal estable. la pantalla permanece oscura.RIGOL Solución de problemas 1. Deberá usar ―Flanco‖ para señales normales. compruebe por favor mediante los pasos siguientes: (1) Compruebe el Origen del Disparo y confirme que está en el canal que está usando. Compruebe que la atenuación de la sonda es la misma que la atenuación del canal. (5) Repita la adquisición. inspeccione por favor el equipo siguiendo los pasos siguientes: (1) (2) (3) (4) Compruebe la conexión del cable de alimentación. El resultado de la medida es 10 veces superior o inferior que el valor esperado. Después de una adquisición. (2) Compruebe el Tipo de Disparo.
La señal mostrada en pantalla parece como una escalera. la señal se refresca muy lentamente. (2) Puede ser que el modo de presentación esté ajustada como ―Vectores‖. (1) La base de tiempos es muy lenta. En caso afirmativo deberá ajustar el disparo dentro del rango apropiado girando el mando o pulsando la tecla de 50% . 6. 7. deberá pulsar la tecla AUTO para visualizar la señal en la pantalla. © Copyright RIGOL Technologies. También podrá seleccionar el disparo en modo ―AUTO‖. Después de pulsar la tecla RUN/STOP . Inc. Gire el mando horizontal de para aumentar la resolución horizontal y mejorar la presentación en pantalla. Compruebe que el modo de disparo está en ―Normal‖ o ―Single‖ y mire si el nivel del disparo se encuentra fuera del rango de la señal. Deberá cambiarla a ―Puntos‖ (―Dots‖) para mejorar la visualización. 2007. En cualquier caso. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 4-17 . el osciloscopio no muestra ninguna señal en la pantalla. Esto es normal para estas configuraciones. Después de ajustar el modo de adquisición a “Promedios” (“Averages”) o activar la persistencia de la pantalla.RIGOL 5.
Rigol no se responsabilizará en los casos de daños indirectos. © Copyright RIGOL Technologies. Si un producto se demuestra que está defectuoso dentro del período de garantía. contacte por favor con su distribuidor más cercano de RIGOL. Para pedir una reparación u obtener una copia completa del documento de garantía. Inc. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA 5-1 . 2007.RIGOL Capítulo 5 : Soporte y Servicio Garantía (Osciloscopios Digitales DS1000CA) RIGOL garantiza que los productos que fabrica y vende están libres de defectos en los materiales y manufacturación durante un período de (3) años a partir de la fecha de envío desde un distribuidor autorizado de RIGOL. particulares y subsiguientes. RIGOL se compromete a repararlo o sustituirlo tal y como se describe en el documento completo de garantía. Rigol no proporciona ningún otro tipo de garantía a parte de las descritas en este resumen y en el documento de garantía.
ChangPing District. China: Llame por favor Tel: (86-10)80706688 Fax: (86-10)80720067 9:00 am –5: 00 pm de Lunes a Viernes O por e. 156# CaiHe Village.com O por correo postal a: RIGOL Technologies.rigol. China Post Code: 102206 Desde otros países: Contacte con su distribuidor local de RIGOL. ShaHe Town. Inc. Inc. o contacte con su distribuidor local. Para ver la lista de centros de servicio. Inc. contacte por favor con Rigol Technologies. 2007. Manual de Usuario Serie DS1000CA – Traducido por Abacanto Digital SA . Beijing.mail: support@rigol.RIGOL Contactar con RIGOL Si detecta cualquier problema durante el uso de nuestros productos. visite nuestra web: www.com 5-2 © Copyright RIGOL Technologies.
N es seleccionable entre 2. 128 y 256 * Entradas Acoplamiento de Entrada DC. 64. 100X. 10X. 32. 1MΩ impedancia de entrada) Tensión máxima de entrada 5V (DC+pico AC) Tiempo (típico) retardo entre canales 500ps © Copyright Rigol Technologies. Para cumplir con estas especificaciones deben darse primero estas dos condiciones: 1 El equipo debe de haber estado encendido durante más de 30 minutos dentro del rango de temperaturas especificadas.RIGOL Capítulo 6 : Apéndices Apéndice A: Especificaciones Todas las especificaciones son aplicables a los osciloscopios de la serie DS1000CA y una sonda con una atenuación de 10X a menos que se indique lo contrario. GND Impedancia de entrada 1MΩ±2%. 1000X 300V (DC＋pico AC. en paralelo con 15pF±3pF 50Ω±2% Atenuación de las sondas 1X. 2006. Todas las especificaciones están garantizadas a menos que estén marcadas como ―típicas‖. AC. 2 Debe de realizar una auto-calibración ―Self-Cal‖ mediante el menú de Utilidades si la temperatura de trabajo cambia en más de 5 oC. 16. 8. Especificaciones Adquisición Modo de Muestreo Tiempo-Real Equivalente Velocidad de muestreo 2GSa/s 50GSa/s Promedios Adquisiciones N veces. 4. en todos los canales simultáneamente. User‘s Manual to DS1000 Series 6-1 . Inc.
DS1302CA 2ns/div-50s/div.6 ns) >16 promedios: ±(1 intervalo de muestreo + 100ppm × lectura + 0. DS1060CA Secuencia 1-2-5 Precisión de la velocidad de muestreo y del retardo ±100ppm (sobre cualquier intervalo ≥1ms) Precisión de medida Tiempo Delta (Ancho de banda total) Disparo único: ±(1 intervalo de muestreo + 100ppm × lectura + 0. 50GSa/s (Equivalente) Interpolación de señal Sen(x)/x Longitud registro 10K muestras para un sólo canal.RIGOL Horizontal Rango velocidad muestreo de 1Sa/s-2GSa/s (Tiempo-Real). cada canal muestreando simultáneamente* Rango Volts/div 2mV/div-5V/div en la toma BNC Rango Offset ±40V(500mV-10V). DS1102CA. 2006. Inc. DS1202CA 5ns/div-50s/div. User‘s Manual to DS1000 Series .4 ns) Vertical Convertidor A/D 8-bit resolución. ±800mV(2mV-200mV) Ancho de banda analógico 60MHz(DS1062CA) 100MHz(DS1102CA) 200MHz(DS1202CA) 300MHz(DS1302CA) Ancho de banda para disparo único 60MHz(DS1062CA) 100MHz(DS1102CA) 200MHz(DS1202CA) 300MHz(DS1302CA) Límite seleccionable de ancho de banda (típico) 20MHz 6-2 © Copyright Rigol Technologies. 5K muestras para cada canal Rango velocidad barrido (Sec/div) de 1ns/div-50s/div.
<5. 2006.8ns.1div + 1mV) con 10mV/div-5V/div Promedio ≥16 señales con posición vertical distinto de cero: ±[3% × (lectura + posición vertical)+(1% de la posición vertical) + 0. Inc. disparo retardado 1s Modo barrido lento: pre-disparo 6div. <1.0div (ajustable) Rango nivel de disparo Interno ±5 divisiones desde el centro de la pantalla EXT ±0. disparo retardado 6div © Copyright Rigol Technologies. modo de adquisición promediado Promedio ≥16 señales con posición vertical en cero: ±(4% × lectura + 0. User‘s Manual to DS1000 Series 6-3 . <3.6V EXT/5 ±3V Interno ±(0.1div + 1mV) a 2mV/div ó 5mV/div ±(3% × lectura + 0.2div] Añadir 2mV para ajustes desde 2mV/div hasta 200 mV/div Añadir 50mV para ajustes desde 200mV/div hasta 5V/div Precisión medida Delta Voltios (Modo de adquisición promediado) Voltios Delta entre dos promedios cualesquiera de ≥16 Señales adquiridas bajo la misma configuración condiciones ambiente: ±(3% × lectura + 0.RIGOL Límite inferior de frecuencia (AC –3dB) ≤5Hz (en la toma BNC) Tiempo de subida en el BNC.05 div) y Disparo Sensibilidad de disparo 0. típico <1. En (300M) (200M) (100M) (60M) respectivamente Precisión Ganancia DC 2mV/div-5mV/div: ±4% (modo de adquisición por muestras o promediado) 10mV/div-5V/div: ±3% (modo de adquisición por muestras o promediado) Precisión medidas DC.7ns.1ns.5ns.1div-1.3div×V/div)(±4 divisiones desde el centro de la pantalla) EXT ±(6% del ajuste + 40 mV) EXT/5 ±(6% del ajuste + 200 mV) Nivel de precisión del disparo (típico) aplicable para tiempos de subida y bajada de la señal ≥20ns Offset de disparo Modo Normal: pre-disparo(262144/ velocidad de muestreo).
(＞、＜、=) Condición de disparo pendiente negativa Ajuste del tiempo 20ns – 10s Disparo Alterno Disparo en CH1 Flanco. Retardo1→2 Especificaciones Generales 6-4 © Copyright Rigol Technologies. +Ciclo. Pendiente Disparo en CH2 Flanco. Bajada. SECAM y NTSC. Pulso. Inc. Tiempo subida. -Ciclo. Rango del nº de líneas: 1-625 (PAL/SECAM) y 1-525 (NTSC) Disparo por pendiente (＞、＜、=) pendiente positiva. 2006. Vídeo. +Ancho. Frec. (＞、＜、=) pulso Condición de disparo negativo Rango del ancho del pulso 20ns – 10s Disparo de Vídeo estándar de Vídeo y frecuencia de líneas Soporta los sistemas de difusión PAL. Pre-disparo. Vmax. Subida + Bajada Pulso de Disparo (＞、＜、=) pulso positivo. Sobre-disparo. -Ancho. Retardo1→2 . Vbase. Vídeo. User‘s Manual to DS1000 Series . Vamp. Tiempo bajada. Vtop.5s Ajuste al 50% (Típico) Frecuencia de la señal de entrada ≥50Hz Flanco de disparo Modo del flanco Subida. Vavg. Pendiente Medidas Manual Diferencia de tensión entre cursores (∆V) Diferencia de tiempo entre cursores (∆T) Recíproco de ∆T en Hercios (1/∆T) Track Valor de tensión de la señal en el eje Y Valor del tiempo de la señal en el eje Y Auto Cursores visibles durante las medidas automáticas Cursor Medidas automáticas Vpp. Vmin.RIGOL Rango del Holdoff 100ns-1. Vrms. Pulso. Período.
User‘s Manual to DS1000 Series 6-5 .4 kg Embalado 3. Tipo T . Inc.8 kg Grado IP © Copyright Rigol Technologies. (145 mm) diagonal TFT LCD Resolución 320 horizontal ×RGB×234 vertical pixeles Nº colores 64K colores Contraste (típico) 150:1 Intensidad retroiluminación (típico) 300 nit Salida del compensador de sondas Tensión de salida (típico) 3 Vp-p con una carga ≥1 MΩ Frecuencia (típico) 1KHz Alimentación Tensión de entrada 100 ~ 240 VACRMS. 250 V Entorno Temperatura ambiente En funcionamiento 10ºC~ 40ºC Sistema de ventilación Flujo de aire forzado por ventilador Humedad ≤ +35ºC : ≤90% humedad relativa Apagado -20ºC~ +60ºC +35ºC~ +40ºC: ≤60% humedad relativa Altitud En funcionamiento ≤ 3. CAT II Consumo Menor de 50W Fusible 2A.RIGOL Pantalla Tipo de pantalla 5. 45-440Hz.7 in.000 m Apagado ≤15.000 m Dimensiones Tamaño Peso Ancho 303mm Alto 154mm Profundo 133 mm Sin embalaje 2. 2006.
Inc.RIGOL IP2X Intervalo de calibración Se recomienda una calibración anual *Sólo un canal de entrada está disponible cuando la velocidad de muestreo es de 2GSa/s. 2006. User‘s Manual to DS1000 Series . 6-6 © Copyright Rigol Technologies.
(10:1) sondas pasivas Las sondas pasivas tienen un ancho de banda de 6MHz con 150V CAT II cuando el conmutador está en la posición 1X .RIGOL Apéndice B: Accesorios de la serie DS1000CA Accesorios estándar: 1 2xSondas (1. 1:1.5m). 2006. 2 Cable de alimentación. Inc. y un ancho de banda igual al del osciloscopio con 300 V CAT II cuando el conmutador está en la posición 10X. User‘s Manual to DS1000 Series 6-7 . 3 Guía de usuario 4 Formulario de registro Accesorios opcionales:  Maleta de transporte blanda para DS1000CA © Copyright Rigol Technologies.
Apéndice C: Cuidados y limpieza generales
No guarde o deje el equipo en lugares donde la pantalla LCD quede expuesta a la luz
directa del sol durante períodos largos de tiempo.
PRECAUCIÓN: Para evitar daños al instrumento o a las sondas, no utilice
con ellos spray, líquidos o disolventes.
Si el instrumento necesita limpiarse, desconéctelo de la alimentación y desconecte
las puntas de prueba, a continuación limpie el equipo utilizando un detergente suave
disuelto en agua. Asegúrese completamente de que el instrumento esté
completamente seco antes de volver a conectar el cable de alimentación.
Para limpiar la superficie exterior siga los pasos siguientes:
1. Quite el polvo del equipo y las sondas con un paño que no deje pelusas. Tenga
cuidado de no arañar la superficie del filtro de la pantalla.
2. Use un paño suave empapado con agua para limpiar el instrumento.
NOTA: Para evitar daños a la superficie del instrumento o a las sondas, no utilice
ningún producto de limpieza que contenga abrasivos o componentes químicos.
© Copyright Rigol Technologies, Inc. 2006.
User‘s Manual to DS1000 Series
Listado de comandos en ingles y español de los menus.
Los osciloscopios disponen de varios idiomas de los menús: la traducción de este manual
se ha realizado con los menús en Ingles, pero también está disponible en castellano. El
siguiente listado es la relación entre los dos idiomas.
Equ-Time
Long Mem
Adquire Mem Depth
BW 20M
T. Equivalente
Prof.Mem.
Detec. Picos
V. Muestreo
Flanco Bajada
Multi-ciclo
Flanco Subida
©Copyright Rigol Technologies, Inc. 2007.
User`s Guide for DS1000CA Series
Menú Pant.
User`s Guide for DS1000CA Series 6-xi . 2007.Trabajo+ C. Vmin. Subida Tipo Tensión SobreimpulsoSobreimpulso+ Vamp Vmedia Vbase Vmax. Bajada Frecuencia Periodo Ancho + Ancho T.RIGOL Share Storage Delay +Duty -Duty Fall Time Freq Period +Width -Width Rise Time Type Voltage Overshoot Preshoot Vamp Vavg Vbase Vmax Vmin Vpp Vrms Vtop AC Auto Coupling DC Invert Load Normal OFF ON Save Source Bit map CSV Delete Display Export Retardo C.TrabajoT. Vpp Vrms Vtop AC Auto Acoplamiento DC Invertido Cargar Normal Apagado Encendido Salvar Fuente BMP CSV Borrar Pantalla Exportar ©Copyright Rigol Technologies. Inc.
Interno Interno Localización Mascara Grabación Sel. Save Save Data Depth Displayed Maximum 6-xii Externo Externo Fabrica Nombre fichero Utilidades Fichero Importar Imp/Exp. Guardar Prof. User`s Guide for DS1000CA Series . Borrar Fich./Exp. 2007. Inc. Mostrar Máximo © Copyright Rigol Technologies. BMP Color Guardar Param. Nuevo Fich.Ref. Ajuste Ajustes Memoria Señal Señales Camino Borrar Carp. Cancelar Borrar OK Directorios Archivos Explorar Tipo Fich. Mem.External External Factory File Name File utilities Import Imp. Nueva Carp. Internal Internal Location Masks Records Ref Select Setup Setups Storage Waveform Waveforms Path Del Folder Del File Cancel Delete Ok Directories Files Explorer File Type New Folder New File Bmp Color Para.
User`s Guide for DS1000CA Series 6-xiii . 2007.RIGOL Time Trigger Adjust step. Base Holdoff Reset Time Base Trig-Offset AC Line Alternate Type Edge HF Reject LF Reject Pattern Duration Code Qualifier Select Limit Time out Upper Pulse Setting When Sensitivity Sequence Single Slope Slope When Time Level Vertical Sweep Set Up Mode Video Ajuste pasos Retardado Doble BDT Holdoff Reset Base Tiempos Trig-Offset Línea AC Alternado Tipo Flanco Filtro AF Filtro BF Patrón Duración Código Cualificar Seleccionar Limite Tiempo muerto Superior Pulso Parámetros Cuando Sensibilidad Secuencia Único Pendiente Pendiente Cuando Tiempo Nivel Vertical Disparo Configurar Modo Video ©Copyright Rigol Technologies. Delayed Dual. Inc.
Format Modern Rename Skin Succinct Tradition Expand Refer. User`s Guide for DS1000CA Series . 2007. Disco Clásico Info. Ground IO Setting Address Baud English Pass/Fail Create Mask Msg Display Enable Test Fail Operate Output Pass Stop On Output Todas líneas Líneas Par Nº de Línea Líneas Impar Polaridad Patrón Sincronismo Frecuencímetro Frecuencia Modo Periodo Tiempo Puerta Periodo/Frec. Pantalla Habilitar Test Fallo Operar Salida Pasa Stop en sal. Disco Formatear Moderno Renombrar Explorar Conciso Tradicional Expandir Ref. Tierra Param. Classical Disk info. © Copyright Rigol Technologies.Utility 6-xiv All Lines Even Field Line Num Odd Field Polarity Standard Sync Counter Freq Mode Period Gate Time Period Freq Disk Mana. Org. Inc. E/S Dirección Baud Español Pasa/Falla Crear Mascara Mens.
Rápida Aj. User`s Guide for DS1000CA Series 6-xv . Grises Retícula Copiar Paleta Cal. 2007. Reloj Corriente ©Copyright Rigol Technologies. Mascara Centro Auto-Cal Auto-Test Test Color Test Teclado Test Pantalla Info Sistema Test Tensión Servicio Sonido Stickykey Registrador Frame Actual Frame Final Intervalo Modo Reproducir Modo Rep. Grabar Frame Inicial Guardar Frame Compl.RIGOL X Mask Y Mask Preference Screen saver Copy Set Color Driver Grayscale Graticule Copy Palette Fast-Cal MaskSetting Center Self-Cal Self-Test Color Test Key Test Screen Test System Info Volt-Test Service Sound Stickykey Record Current Frame End Frame Interval Mode Play back Play Mode Record Start Frame Storage Total Frame Clock Current Mascara X Mascara Y Preferencias Salvapantalla Est. Inc. Copia Color Driver Esc.
User`s Guide for DS1000CA Series . 6-xvi © Copyright Rigol Technologies. Clock Display Channel Turn Off Size Threshold Turn On User ON OFF Reloj Int.LA GENERAL Inter Clock Ext. Reloj Ext. Pantalla Canal Apagar Tamaño Limpiar Encender Usuario Activado Desactivado En rojo únicamente la versión CD. Inc. 2007.
Documentos similares a Manual_de_Usuario_OSCILOSCOPIO_DS1000CA.pdf
Lissette Angulo
Generador de diente de sierra con NE555 » Neoteo
Experiment Ods Bsc
Cristhyan Zambrano
Más de jjgh01
2018-10-12-5bc0ca56822a2
Resumen y Análisis Del Artículo 50th Anniversary of Information Theory
Reconocimiento de Voz Mediante Coeficientes Lsp Para El Control de Un Ascensor
ENTREGA-MONOGRAFIA
TransmisionDigitalenbandabase[1]
461354Tranparencias 4asa
lbecerra23
Ejercicios propuestos Capitulo 1 Tratamiento Digital de señales Soria
31.PreguntasFrecuentesAudioDigitalFedericoMiyara
Claude Elwood Shannon- Monografía
Tema I-II Infraestructura en Redes de Comunicaciones

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 50