Source: https://www.cattani.it/categorie-prodotti/componenti-per-impianti-centralizzati-ad-aria-e-ad-umido/
Timestamp: 2019-11-21 09:13:07+00:00

Document:
Componenti per impianti centralizzati ad aria e ad umido Archives - Cattani Spa | Attrezzature odontoiatriche |
Prodotti > Attrezzature odontoiatriche > Componenti per impianti centralizzati ad aria e ad umido
• I centralini predisposti per due o più gruppi aspiranti sono dotati di un inseritore elettronico che mette automaticamente in funzione, od a riposo, uno o più motori in relazione alla richiesta di aspirazione.
• In tutti i centralini in versione elettronica (contrassegnati con la E finale come C 75/1E – C 75/E ecc.), il dispositivo di inserzione della scheda elettronica si completa con una scheda periferica che andrà posizionata in prossimità del supporto cannule.
• I gruppi aspiranti biventola si riscaldano in ragione della prevalenza. Con prevalenza superiore ai 1500 mm H2O è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione o condizionamento del locale; è sempre consigliato l’uso della valvola di compensazione termostatica fornita a parte.
• Il numero di ambulatori consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a diverse varianti: diametro tubazioni, lunghezza del percorso, numero di curve, marca del riunito (non tutti i riuniti sono uguali anche rispetto all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono puramente indicativi.
• Il silenziatore con valvola unidirezionale è indispensabile con i gruppi montati in parallelo.
Nota 1 Per qualsiasi situazione che non si identificasse con le attrezzature previste, la nostra ditta è disponibile ed attrezzata per studi e progettazioni particolari.
Parametri: r = 1,5 – rumore di fondo < 51 dB (A) – strumento Brüel & Kjær type 2232.
Nota 2 Filtri antibatterici disponibili a richiesta.
Art. 021090
(230/400V 50Hz 3~)
Potenza resa trifase 4 kW – 16,7/9,7 A, portata massima 8333 l/min, prevalenza massima per il servizio continuo 1500 mm H2O.
Consigliato per 12 studi in aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 76,5 dB (A).
L= 566 mm P= 422 mm H= 443 mm.
Peso netto= 54 kg Peso lordo= 60 kg
Gruppo accessori per Maxi-Jet 2S
Art. 021100
Gruppo aspirante Uni-Jet 75
Art. 020322
Potenza resa monofase 0,4 kW – 3,1 A, portata massima 1250 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 1300 mm H2O.
Impiego monostudio.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 62 dB (A).
L= 231,5 mm P= 246 mm H= 251 mm.
Peso netto= 10 kg Peso lordo= 12 kg
Gruppo accessori Uni-Jet 75
Gruppo accessori per Uni-Jet 75
Art. 020240
Silenziatore supplementare per l'aria espulsa Uni-Jet 75
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa per Uni-Jet 75
Art. 160562
Mensole per Uni-Jet 75
Art. 044500
Per il montaggio a parete dell’Uni-Jet 75.
Mini-centralino Uni-Jet 75
Art. 020270
Per un gruppo Uni-Jet 75 monofase.
Uni-Jet 75 carenato
Art. 020274
Senza centralino.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 58 dB (A).
L= 315 mm P= 280 mm H= 330 mm.
Peso netto= 17 kg Peso lordo= 20 kg
Uni-Jet 75 Carenato completo di centralino interno
Art. 020276
Completo di centralino interno.
Gruppo aspirante Tecno-Jet
Art. 020590
Monofase potenza resa 0,75 kW – 5,5 A, portata massima 2000 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 1400 mm H2O.
Consigliato per 3 studi in aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 68 dB (A).
L= 302,5 mm P= 302 mm H= 319 mm.
Peso netto= 18 kg Peso lordo= 21 kg
Art. 020600
Trifase potenza resa 0,75 kW – 3,4/1,95 A, portata massima 2000 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 1400 mm H2O.
Gruppo accessori Tecno-Jet
Art. 020611
Con valvola unidirezionale e valvola di compensazione.
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa.
Mensole per Tecno-Jet
Art. 044200
Per il montaggio a parete del Tecno-Jet.
Tecno-Jet carenato
Art. 020601
Monofase potenza resa 0,75 kW – 5,5 A, portata massima 2000 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il servizio 1400 mm H2O.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 60 dB (A).
L= 390 mm P= 345 mm H= 410 mm.
Art. 020606
Trifase potenza resa 0,75 kW – 3,4/1,95 A, portata massima 2000 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il servizio 1400 mm H2O.
Tecno-Jet Carenato completo di centralino elettrico
Art. 020615
Valvola di compensazione termostatica per gruppo aspirante Tecno-Jet
Art. 160639
Silenziatore supplementare per l'aria espulsa Medio-Jet 2V
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa Medio-Jet 2V
Art. 160565
Gruppo aspirante Flux-Jet
Art. 020701
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 68,5 dB (A).
L= 334 mm P= 405 mm H= 341 mm.
Peso netto= 22 kg Peso lordo= 27 kg
Art. 020702
Trifase potenza resa 1,5 kW – 6,4/3,7 A, portata massima 3300 l/min, prevalenza massima d’esercizio per servizio continuo 1500 mm H2O.
Gruppo accessori per Flux-Jet 1,1 kW
Art. 020831
Mensole per Flux-Jet
Art. 044300
Per il montaggio a parete del Flux-Jet.
Art. 020825
Art. 020826
Valvola di compensazione termostatica per gruppo aspirante Flux-Jet
Art. 160647
Per un solo gruppo Flux-Jet monofase.
Art. 160640
Per un solo gruppo Flux-Jet trifase.
Centralini Flux-Jet
Centralino C73
Art. 020850
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.
Centralino C74
Art. 020860
Per 2 gruppi Flux-Jet monofase.
Centralino C75/E versione elettronica
Art. 023310
Per 2 gruppi Flux-Jet trifase.
Centralino C77/1E versione elettronica
Art. 023340
Per 3 gruppi Flux-Jet monofase.
Centralino C77/E versione elettronica
Art. 023350
Per 3 gruppi Flux-Jet trifase.
Art. 021030
Potenza resa trifase 2,2 kW – 9/5,2 A, portata massima 5000 l/min, prevalenza massima per il servizio continuo 1750 mm H2O.
Consigliato per 7 studi in aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 76 dB (A).
L= 395 mm P= 332 mm H= 415 mm.
Peso netto= 30 kg Peso lordo= 35 kg
Gruppo accessori per Medio-Jet
Art. 021040
Centralino C82
Art. 021110
Per un solo gruppo Maxi-Jet 2S trifase.
Centralino C83/E versione elettronica
Art. 023450
Per 2 gruppi Maxi-Jet 2S trifase.
Centralino C85/E versione elettronica
Art. 023470
Per 4 gruppi Maxi-Jet 2S trifase.
Unità periferica a due vie (distingue il tubo Ø 16 da quello Ø 11)
Art. 180949
L’unità periferica è necessaria esclusivamente con i centralini elettronici (tutti quelli con la E finale come C 75/1E – C 75/E).
Ne occorre una per ogni gruppo cannule e andrà posizionata in prossimità del supporto cannule.
L= 70 mm P= 70 mm H= 22 mm.
Gruppo aspirante Uni-Jet 75 2V
Art. 020370
Potenza resa monofase 0,70 kW – 5,2 A, portata massima 1330 l/min,
prevalenza massima per il servizio continuo 2690 mm H2O.
Consigliato per impiego monostudio.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 64 dB (A).
L= 246 mm P= 491 mm H= 251 mm.
Peso netto= 13 kg Peso lordo= 15 kg
Art. 020375
Potenza resa trifase 0,75 kW – 3,4/1,95 A, portata massima 1330 l/min,
Gruppo accessori Uni-Jet 75 2V
Gruppo accessori per Uni-Jet 75 2V
Art. 020248
Valvola unidirezionale.
Silenziatore supplementare per l'aria espulsa Uni-Jet 75 2V
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa Uni-Jet 75 2V
Uni-Jet 75 2V carenato
Art. 020386
prevalenza massima per il servizio continuo 2000 mm H2O.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 61,3 dB (A)
L= 520 mm P= 350 mm H= 320 mm
Peso netto= 25 Kg Peso lordo= 33 Kg
Art. 020388
Centralini Uni-Jet 75 2V
Centralino C93/1
Art. 020630
Per un solo gruppo Uni-Jet 75 2V monofase.
Centralino C93
Art. 020640
Per un solo gruppo Uni-Jet 75 2V trifase.
Gruppo Aspirante Tecno-Jet 2V
Art. 020921
Potenza resa monofase 1,1 kW – 7,5 A, portata massima 2170 l/min,
prevalenza massima per il servizio continuo 2000 mm H2O monofase.
Consigliato per 2 studi in aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 65 dB (A).
L= 303 mm P= 543 mm H= 319 mm.
Art. 020922
Potenza resa trifase 1,5 kW – 6/3,5 A, portata massima 2170 l/min,
prevalenza massima per il servizio continuo 2350 mm H2O trifase.
Gruppo Accessori Tecno-Jet 2V
Gruppo accessori per Tecno-Jet 2V 1,1 kW
Art. 020621
Valvola unidirezionale e valvola di compensazione termostatica.
Gruppo accessori per Tecno-Jet 2V 1,5 kW
Art. 020613
Silenziatore supplementare per l'aria espulsa Tecno-Jet 2V
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa Tecno-Jet 2V
Per un solo gruppo Tecno-Jet 2V monofase.
Per un solo gruppo Tecno-Jet 2V trifase.
Per 2 gruppi Tecno-Jet 2V trifase.
Gruppo aspirante Flux-Jet 2V
Art. 020715
Potenza resa trifase 2,2 kW – 9/5,2 A, portata massima 3330 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 2350 mm H2O.
L= 334 mm P= 575 mm H= 341 mm.
Peso netto= 30 Kg Peso lordo= 37 Kg
Gruppo accessori Flux-Jet 2V
Gruppo accessori per Flux-Jet 2V
Art. 020837
Silenziatore supplementare per l'aria espulsa Flux-Jet 2V
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa Flux-Jet 2V
Centralini Flux-Jet 2V
Centralino C58
Art. 021050
Per un solo gruppo Flux-Jet 2V trifase.
Centralino C59/E versione elettronica
Art. 023400
Per 2 gruppi Flux-Jet 2V trifase.
Centralino C60/E versione elettronica
Art. 023410
Per 3 gruppi Flux-Jet 2V trifase.
Gruppo aspirante Medio-Jet 2V
Art. 020930
Potenza resa trifase 4 kW – 16,7/9,7 A, portata massima 4830 l/min, prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 2450 mm H2O.
L= 395 mm P= 705 mm H= 415 mm.
Peso netto= 57 Kg Peso lordo= 66 Kg
Gruppo accessori Medio-Jet 2V
Art. 021045
Silenziatore supplementare per l'aria espulsa Medio-Jet
Silenziatore supplementare per l’aria espulsa Medio-Jet
Centralini Medio-Jet 2V
Per un solo gruppo Medio-Jet 2V.
Per 2 gruppi Medio-Jet 2V trifase.
Valvola di fine linea per impianti centralizzati
Art. 203770
La valvola di fine linea interviene per favorire l’ingresso dell’aria e vuotare eventuali sifoni che ostacolano la continuità e regolarità dell’aspirazione.
Centralini Tecno-Jet
Per un solo gruppo Tecno-Jet monofase.
Per un solo gruppo Tecno-Jet trifase.
Centralino C94/E Versione elettronica
Art. 023240
Per due gruppi Tecno-Jet trifase.
Centralini Medio-Jet
Per un solo gruppo Medio-Jet trifase.
Per 2 gruppi Medio-Jet trifase.

References: Art. 021090

Art. 021100

Art. 020322

Art. 020240

Art. 160562

Art. 044500

Art. 020270

Art. 020274

Art. 020276

Art. 020590

Art. 020600

Art. 020611

Art. 044200

Art. 020601

Art. 020606

Art. 020615

Art. 160639

Art. 160565

Art. 020701

Art. 020702

Art. 020831

Art. 044300

Art. 020825

Art. 020826

Art. 160647

Art. 160640

Art. 020850

Art. 020860

Art. 023310

Art. 023340

Art. 023350

Art. 021030

Art. 021040

Art. 021110

Art. 023450

Art. 023470

Art. 180949

Art. 020370

Art. 020375

Art. 020248

Art. 020386

Art. 020388

Art. 020630

Art. 020640

Art. 020921

Art. 020922

Art. 020621

Art. 020613

Art. 020715

Art. 020837

Art. 021050

Art. 023400

Art. 023410

Art. 020930

Art. 021045

Art. 203770

Art. 023240