Source: https://www.scribd.com/document/265815723/Determinacion-de-Fluoruros-a-Partir-de-Orina
Timestamp: 2019-03-22 00:12:00+00:00

Document:
La determinación de orinas se pueden llevar a cabo por la técnica electroquímica de conductimetría
Determinación de fluoruros en orina - Método del electrodo de ión
específico / Potenciometría
MTA/MB-025/A96
Palabras clave: fluoruro, orina, control biológico, electrodo de ión específico, potenciometría.
Los fluoruros inorgánicos tienen una amplia aplicación en sectores industriales como la fundición y el refino de metales y aleaciones
metálicas, la fabricación de ácido fluorhídrico, y como desinfectante y conservante de la madera. Además, puede producirse como
producto secundario en ciertos tipos de soldaduras y en la industria de la cerámica, vidrio y esmaltes.
La toxicidad de los fluoruros afecta a los ojos y a las vías respiratorias, irritando las mucosas de las mismas y llegando a producir
obstrucción respiratoria. Con carácter crónico, la exposición puede llegar a producir fluorosis ósea con tendencia a la calcificación de
los tendones y ligamentos.
El método "Determinación de fluoruros en orina - Método del electrodo de ión específico / Potenciometría" es un MÉTODO
ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se entiende un
método evaluado por el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por organizaciones oficiales competentes en el
área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método recomendado por asociaciones profesiones
dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como aquellos métodos recomendados por la UE o basados en
métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de análisis.
2. FUNDAMENTO DEL MÉTODO
3. REACTIVOS
3.1. Agua destilada y desionizada
3.2. Ácido acético glacial
3.3. Cloruro de sodio
3.4. Citrato de sodio
3.5. Hidróxido de sodio
3.6. Hidróxido de sodio 5 M.
3.7. Fluoruro de sodio
3.8. Tampón para el ajuste de la fuerza iónica total
3.9. Disoluciones patrón de fluoruro
3.10. Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA)
4. APARATOS Y MATERIAL
4.1. Frascos de polietileno o de propileno
4.2. Vasos de precipitado de 100 ml y material de vidrio
Preparación de la muestra 6. Ácido acético glacial PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA.6. Electrodo de referencia de simple unión 4.4.4. Determinación potenciométrica 7. Agitador magnético 4. 3. La presencia de algunos iones métalicos como el AI+3.). La orina es tratada con un tampón para el ajuste de la fuerza iónica total. FUNDAMENTO DEL MÉTODO La muestra de orina se recoge en un frasco de polietileno.20 g de EDTA.6.2. PRECISIÓN 9. El método es aplicable al seguimiento de poblaciones laborales potencialmente expuestas a fluoruros inorgánicos. . y los fluoruros solubles presentes en la muestra se determinan mediante la técnica de electrodo de ión específico. 3.1. La ingestión de sustancias conteniendo fluoruros en la dieta o en el agua consumida.4. puede ser neutralizada añadiendo ácido etilendiaminotetracético (EDTA) a la muestra de orina a razón de 2 mg de EDTA por cada 100 ml de orina.5.1.3. Medidor de pH 5. TOMA DE MUESTRAS 6. así como la aportación debida a tratamientos dentales deben ser considerados como potenciales interferencias en la interpretación de los resultados.3.2 µg F-/ml a 200 µg F-/ml de orina (10-5 M a 10-2 M). PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 6. Limpieza del material 6.7. mediante la técnica de Electrodo de lón Específico (EIE) en un intervalo de concentración de 0. que pueden influir en la lectura. 2. Preparación de patrones y curva de calibración 6. Agua destilada y desionizada El agua será de calidad 1 de acuerdo con la Norma ISO 3696 (9. BIBLIOGRAFÍA ANEXO A ANEXO B 1. CÁLCULOS 8. Frases (S): 2-23-26. conteniendo 0. Electrodo específico de ión fluoruro 4. Real Decreto 363/1995 (9. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Este método describe el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de fluoruros en orina.).2. 3. Frases (R): 10-35. REACTIVOS Todos los reactivos utilizados deben tener como mínimo la especificación "para análisis".
1. 3.5 mV). 3.6. Real Decreto 363/1995.9.) en estufa a 120 ºC durante 4 horas y se deja enfriar en desecador. Tampón para el ajuste de la fuerza iónica total Se vierten 500 ml de agua destilada en un vaso de 1 litro. 3. 3.3 de acuerdo con la norma ISO 3585 (9.).2. 3. Real Decreto 363/1995 (9. teniendo en cuenta el pH de trabajo. Disolución 10-2 M de fluoruro (190 µg/ml). Las disoluciones preparadas como se indica se guardarán en botellas de polietileno. Electrodo de referencia de simple unión.4.4. Las muestras que no vayan a analizarse de forma inmediata pueden mantenerse refrigeradas durante al menos una . APARATOS Y MATERIAL 4.9.9.9. Cloruro de sodio 3.3.8.9.2.) y se enrasa a un litro.1.4.2. 3. La disolución de fluoruro 0. Diluir 10 ml de la disolución reseñada en el apartado 3.). 5. 4.6.3. Enfriar a temperatura ambiente y llevar a 1 litro con agua según apartado 3. (9. se disuelven en agua (3. Colocar el vaso en un baño de agua para enfriar. Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA) 4.3. Frascos de polietileno o de propileno de 100 ml de capacidad. como iones metálicos (AI+3). Disolución 10-3 M de fluoruro (19 µg/ml). con agua y enrasar a 100 ml.).1. 58 g de cloruro sódico y 4 g de citrato de sodio (3.9 µg F-/ml). 4. 3.5 unidades. Frases (R): 35 (S): 2-26-37/39. 4.1 M es estable durante 2 meses. Hidróxido de sodio 5 M.6.) por cada 100 ml de orina recogida. Diluir 10 ml de la disolución del apartado 3.3. 4. 4.200 g de fluoruro sódico. Electrodo específico de ión fluoruro. con agua y enrasar a 100 ml. deben añadirse 0. Añadir lentamente al hidróxido sódico 5 M controlando el pH hasta que el mismo se sitúe entre 5 y 5.9. Frases (R): 23/24/25. Se pesan 4. Disolución 10-4 M de fluoruro (1.1. Hidróxido de sodio PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA. Fluoruro de sodio PRECAUCIÓN: SUSTANCIA TÓXICA.6.10. (S): 1/2-26-44 . Agitar hasta obtener la disolución. Vasos de precipitado de 100 ml y material de vidrio de borosilicato 3. Si se sospecha la presencia de sustancias que puedan producir interferencias. Alternativamente pueden utilizarse con el mismo propósito disoluciones comerciales ya preparadas. Disoluciones patrón de fluoruro 3. Se seca el fluoruro de sodio (3. Se disuelven 20 g de hidróxido sódico en agua bidestilada hasta completar 100 ml de disolución. Medidor de pH con escala en milivoltios expandida (sensibilidad de 0.2 g de EDTA (3. Citrato de sodio 3. El resto de disoluciones patrón deberán ser preparadas cada vez que se vayan a efectuar análisis. Se añaden 57 ml de ácido acético glacial.9.1 M de fluoruro (1900 µg/ml l). TOMA DE MUESTRAS Las muestras de orina se toman en frascos de polietileno o polipropileno de al menos 100 ml.7. Agitador magnético con barras agitadoras de pequeño tamaño. 3. Diluir 10 mide la disolución 3.10.).3.9.5.4.1. Disolución 0.9. con agua y enrasar a 100 ml.5.7.
1.8. 7. Determinación potenciométrica 6. La muestra así preparada está lista para la determinación potenciométrica. 6.8. después de su lavado con un detergente. Si hay interferencias presentes. Preparación de la muestra 6.3. expresada en microgramos por mililitro de orina (µg/ml). Las disoluciones patrón así preparadas están listas para efectuar la deter minación potenciométrica. procediéndose posteriomente a su agitación para homogeneizar la disolución. Determinación de la concentración de fluoruros en la curva de calibración La concentración de fluoruros en la muestra.) de los patrones de calibración (6.2.) se representan frente a las concentraciones de los mismos. 6.3. CÁLCULOS 7. con 10 ml de la disolución tampón del apartado 3. Se trasvasan 10 ml de muestra de orina.1.3. NOTA: Las muestras y los patrones deben estar a la misma temperatura para efectuar la determinación. 6.3.). obtenidas en la determinación potenciométrica (6.4.2. NOTA: Para la mayoría de las muestras. agitando para su homogeneización. una vez que ésta se ha estabilizado a temperatura ambiente. debe mantenerse sumergido varios minutos en ácido nítrico al 50% (V/V) y ser después cuidadosamente enjuagado con agua (3. en milivoltios. en sendos vasos de precipitado de polietileno o polipropile no.3. 6. Limpieza del material 6. 6.1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 6.1. Situado el equipo medidor en la escala de milivoltios y una vez estabilizada la lectura (deriva inferior a 0. se determina directamente por .2.1. los patrones se compensarán de la misma forma que las muestras a fin de eliminarlas o de minimizar su efecto.2. 6.1.3.2.1. La estabilización tarda más a concentraciones bajas.4. expresadas en microgramos de fluoruro por mililitro de orina (µg/ml). se procede a su anotación.3. Las concentraciones de fluoruro se representarán en el eje logarítmico y las lecturas en milivoltios en el eje de escala lineal. a un vaso de precipitado de 100 ml y se añaden 10 ml del tampón de ajuste de la fuerza iónica total (3.4.5 mv/min).2.1. 6.1. Finalizada la operación. en papel semilogarítmico. Curva de calibración. la lectura se estabiliza en uno o dos minutos.1.9. se lavarán los electrodos con agua y se secarán suavemente antes de proceder a efectuar la siguiente determinación. Es aconsejable trabajar dentro del intervalo lineal de respuesta del instrumento de medida.1. 6. Preparación de patrones y curva de calibración 6. Se introducen los electrodos en la disolución y se ajustan la posición del vaso y la velocidad de agitación. Las disoluciones patrón para efectuar la calibración se preparan por dilución de 10 ml de cada una de las disoluciones de trabajo indicadas en el apartado 3. Se prepararán al menos tres patrones que cubran todo el intervalo de concentraciones de las muestras a analizar.semana ( véase tabla 2 del anexo A).). Todo el material de vidrio utilizado en el análisis.). Las botellas y el material de polipropileno y polietileno se limpiarán sumergiéndolas en ácido nítrico diluído al 10% (V/V) durante varias horas y posteriormente enjuagándolas con agua (3. 6. NOTA: Todo el material tanto de plástico como de vidrio debe estar exento de fluoruro.4. Las lecturas.
8.2. Met hod 8308 (1985). NOTA: Es habitual expresar la concentración en miligramos de fluoruro por litro de orina (mg/l ). MTA/PV-III/90. "Partes 1 a 4. Sesgo mg/l (%) (%) mg/l (*) BIORAD I 2. Assoc. Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals. Los resultados pueden referirse a la cantidad de creatinina presente en la muestra (9. . Manual of Analytical Methods. Biomedical Publications. Instalaciones de vidrio. Davis. .95). 559-565. 2nd ed. La precisión y la exactitud del método y la estabilidad y la conservación de las muestras han sido determinadas de acuerdo con un protocolo de validación establecido (9. envasado y etiquetado de sustancias peligrosas". ISO 3585. Ind.0 BIORAD II 7. 273-280.95 (B. BIBLIOGRAFÍA 1. D. tuberías y ajustes. Vol. pp. Cálculo del sesgo y de la precisión intralaboratorio Resultados obtenidos Concentración certificada (*) ( Material de referencia Concentrac. ISO 8655..E. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).6 7.4 1. (1) 6.11. 19. en la curva de calibración. es inferior al 2% (tablas 1 y 2). PRECISIÓN 8. 7. J. 5. en todo el intervalo ensayado. 8. 1969.7 Cada resultado es la media de seis muestras analizadas. ANEXO A TABLA 1 Prueba intralaboratorio. Elkins.9..2 -3.12.8) mediante la siguiente expresión: mg fluoruros/g creatinina = mg fluoruros/l orina g creatinina/l orina La determinación de creatinina se describe en el anexo B. National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH). 10.90 2.8 ± 1.0 ± 0. B.0 1. 8. para lo cual no es necesaria ninguna trasformación numérica.95) "Reglamento sobre notificación de sustan cias nuevas y clasificación. Modificado el anexo 1 por la Orden de 13. Compendium of analytical nomenclatura.O. 8. Tieltz. Protocolo de validación para determinacio nes en muestras biológicas (sangre y orina) de inte rés en Higiene Industrial.V. Harwood. Especifi caciones.94 1. El sesgo del método ha sido evaluado utilizando materiales de referencia (9.). 4th ed. 11. 5. Propiedades del vidrio borosilicatado. 4.9.(1974). Los resultados de dicha evaluación se encuentran en la tabla 1. c. El intervalo de aplicación para este método va desde 0. 1978.).1.6. Agua para uso en laboratorio. 7. Am. Fundamentals of Clinical Chemistry. Guide ISO 30. Ph.3. 140-143 (1980).a. 9. Basett.E.2.W. Pergamon Press. 9. Wb. 35. Harvey. The Use of en Ion Selective Elec trode for Routine Flouride Analysis on Water Sam ples in Water Research. J. *) C. Aparatos volumétricos de pistón y/o émbolo. Concentration adjuste ments in urinalysis. 3.C. 8. La precisión estimada para el método.R.2 µg F-/ml a 200 µg F-/ml de orina (10-5 M a 10-2 M). Pergamon Press Journal.4. 1981.interpolación de la lectura obtenida. ISO 3696. Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo (B.O. 2.E. expresada en términos de coeficiente de variación. Saunders Co. H. 3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 12. Termes et définitions utilisés en rapport avec les matériaux de réference.
40 0 Refrigerado 6. B. Frases (R): 2-4-23/24/25. (*) CV (%) mg/l Inmediato Ambiente 6.17 0. ANEXO B: DETERMINACIÓN DE CREATININA EN ORINA B. Real Decreto 2216/1985 (9. .1.43 0.37 1.). que se determina aspectrofotométricamente a 520 nm. Ácido pícrico NOTA: SUSTANCIA TOXICA Y EXPLOSIVA.2 Refrigerado 7. Frases (S): 2-26-37/39.33 4.7.97 1.0 Ambiente 6.6.2.37 1. B.50 -3.54 +7.1 3días 8 días 15 días (*) DIF.12.12 0. El agua utilizada será grado 2 de pureza como mínimo de acuerdo a ISO 3696 (9.8 (*) Cada concentración es el valor medio de seis muestras analizadas.).58 -0.15 +9.44 -3.8 Ambiente 7.1.NOTA . Cuando no se disponga de ellos y se utilicen otros Materiales de Referencia (MR) como los patrones comerciales de concentración garantizada. Hidróxido de Sodio NOTA: SUSTANCIA CORROSIVA.87 1.2.2.1 Refrigerado 7.29 -3. el valor del sesgo calculado a partir de ellos se considerará únicamente como indicativo (9.10 +2.10 1.81 -3.80 0 3días 8 días 15 días DIF. (%) +9.).Para el cálculo del sesgo de un método analítico deben ser utilizados Materiales de Referencia Certificados (MRC).8 Refrigerado 7.3 Refrigerado 6. (%) -3. (9.7 Ambiente 6. FUNDAMENTO DEL MÉTODO El método se basa en la medida de la velocidad con la cual la creatinina reacciona en medio alcalino con el ácido pícrico (Reacción de Jaffé).9 Ambiente 7. B. Real Decreto 363/1995.2. TABLA 2 Estudio de estabilidad de las muestras Muestra 1 FECHA ANÁLISIS TEMPERATURA Concentrac.54 +7.82 Ambiente 6.93 1.).9 Refrigerado 6. Frases (S): 28-35-37-44.63 0.58 Ambiente 7. formando un compuesto coloreado.77 -2.10 1.6.5 Cada concentración es el valor medio de seis muestras analizadas. Muestra 2 FECHA ANÁLISIS TEMPERATURA Concentrac. REACTIVOS Todos los reactivos deben tener como mínimo la especificación "para análisis". (*) CV (%) mg/l Inmediato Ambiente 7. Frases (R): 35.
B.6.).B.3. Transferido a un matraz aforado de 1 litro con ayuda de un pequeño volumen de agua.0000 g de ácido pícrico en agua.1. Real Decreto 2216/1985 (9. B.0000 g. Frases (R): 34-37.5 ml de la disolución patrón de creatinina (B.2. Añadir 8. B.4.0 ml de la disolución de ácido pícrico.3. B. Mezclar bien y dejar estabilizar 5 minutos a temperatura ambiente. Mezclar bien y trasvasar inmediatamente a la cubeta del espectrofotómetro y después de exactamente 1 minuto medir la absorbancia (A1) a 520 nm. B.3.3. Agitar hasta la disolución completando finalmente con agua.4.2.2.2. APARATOS Y MATERIAL B. Diluir la orina con agua 1/100.4 N Pesar 16. B. Creatinina B.1.7).7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS B.5 ml de la orina diluida a 1.). de creatinina. Añadir 0.0 g de NaOH disolviendo y aforando a 1 litro con agua. Ap2 y Ap1: Son las absorbancias correspondientes del patrón de creatinina.2.3. Disolución de ácido pícrico Disolver 2. volver a medir la absorbancia (A2) a 520 nm. 30% NOTA: SUSTANCIA CORROSIVA.4. Frases (S): 2-26. CÁLCULOS La creatinuria se calcula según las siguientes ecuaciones: A2 . B.2. Añadir 1.4. Espectrofotómetro o colorímetro capaz de leer a 520 nm. B.0 ml de la disolución de hidróxido sódico.6. La reacción del ALA con el ácido pícrico es muy sensible a la temperatura. aforando a 1 litro. Cronómetro B. Patrón de creatinina (1 mg/ml).3.4.Ap1 x 100 donde: A2 y A1: Son las absorbancias de la muestra después de 5 minutos y 1 minuto respectivamente de comenzar la reacción (B. B. Exactamene 5 minutos después de la primera medida.5 ml de ácido clorhídrico concentrado. Ácido clorhídrico min.2.5.4. Pesar 1.4.A1 c (mg creatinina/100 ml orina) = Ap2 .5.2. la primera absorbancia debe ser leída a los 30 segundos. por lo que todas las muestras y los patrones deben estar a la misma temperatura. Proceder análogamente con 0. Estable al menos 1 mes. Cuando dicha temperatura sea superior a 30 ºC. La concentración de creatinina en gramos por litro de orina se obtiene según la siguiente expresión: C (g creatinina/I) = c (mg creatinina/100 ml) 100 .4. Disolución de NaOH 0.
48903 BARACALDO (VIZCAYA) Tfn..cnvminsht@mtas. 944 990 211 .Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Centro Nacional de Verificación de Maquinaria Camino de la Dinamita.es ADENDA Revisión normativa (1) Real Decreto 363/1995 sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se trata de mantener actualizados Advertencia © INSHT .944 990 543 Fax 944 990 678 Correo electrónico. s/n Monte Basatxu-Cruces .
Documents Similar To Determinación de Fluoruros a Partir de Orina...
Extracción Sólido - Líquido
Ejemplos S L2
liliana Barbosa Flórez
MADO-14 (1)
Proyecto 1 Analitica II (1).docx
jhosueshaggy
reactores 1.docx
TI Morgal Raya Pardo
Isoterma de distribucion
Manual M200E NOx Caste Llano
Sergio Javier Gonzalez Tabilo
Ploblemas Resueltos de Ingeniería Ambiental
AI I 2012-2 III parte
omegaedron
Guia Componente Practico Quimica General
Disoluciones Mercedes
Miriam271133
QuimicaGeneral-2012
Problemas Disoluciones.2011
Irrigantes..pdf
Kimberly Kimy
Lab Extracción Con Disolventes
Alêe Jimênez
Análisis buffer
HQ40D53101301 Ficha Técnica
Joel Alberto Bacab Coronado
Aprendizajes Previos Ospa 2016
Convertidor Para Caudalimetros Masicos-mfc 300
09 CENTRIFUGACIÃN hematocrito
Standard Methods Table of Contents
Yani Rodriguez
2.5fisiografia y Suelos
GuiAIV1
Edgar Armando Rivera Chavira
Principios de Bioquímica (Transparencias)
Comprobación de La Sincronización Estatica de La Bomba
ofcvcrack
Encuesta para feriantes
Gladys Belén Insaurralde
A2-6-1932-7 - PIELOGRAFIA.pdf
Katherine Cueto Torres
Guía Ejercicios El Vaso de Leche
Social Work or MSW
api-79000039
Dar Aarif
Silicone DC245
12_sep_15_eng
anon_142295805
Seminário Simone Fanan
erasmore
Endotelio Vascular 02
APV SPX Homogenizer General Brochure
2200.5011 CCTV Training Manual,R1.0
mukesh203
URINOTERAPIA.doc
HTES Product 4.pdf
ramatajama
96_GSM
Imposición al consumo en Venezuela Antecedentes.doc
deepuvarghese
A Power Supply is a Hardware
Phogz Cruz
Vitória Sobre a Ansiedade
MAT500 Paper Phylogenetics
ScottMcRae
Anton paar manual

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto