Source: https://www.medicalbuy.mx/productos/ventiladores/ventilador-vol%C3%BAmetrico-refurbish-adulto-pedi%C3%A1trico-neonatal-evita-4-detail
Timestamp: 2020-07-12 10:02:10+00:00

Document:
VENTILADOR VOLÚMETRICO REFURBISH ADULTO / PEDIÁTRICO / NEONATAL EVITA 4
Presión atmosférica 700 a 1060hPa
Humedad relativa 5 a 90%, sin condensación
Temperatura –20 a 60 °C
Presión atmosférica 500 a 1060hPa
Humedad relativa De 0 a 100 %
Frecuencia de ventilación: f De 0 a 100/min
Tiempo de inspiración: Tinsp 0,1 a 10s
Volumen tidal VT
Pediatría de 0,02 a 0,3 L, BTPS*
BTPS = Body Temperature, Pressure, Saturated.
Valores medidos referentes al estado de los pulmones del paciente: temperatura corporal 37°C, gas saturado con vapor de agua, presión atmosférica.
Precisión ±10% del valor ajustado o ±10mL, se aplica el valor más alto.
Adultos de 0,1 a 2,0 L, BTPS*
Precisión ±10% del valor ajustado o ±25mL, se aplica el valor más alto.
Pediatría 6 a 30L/min
Adultos 6 a 120L/min
Presión inspiratoria Pinsp de 0 a 80 mbar
Límite de presión inspiratoria Pmáxde 0 a 100mbar
O2 Concentración de 21 a 100% en vol.
Precisión ±5 % del valor ajustado o ±2% en vol., se aplica el valor más alto.
Presión positiva espiratoria final PEEP o PEEP intermitentede 0 a 35mbar
Sensibilidad de disparo trigger 0,3 a 15L/min
Presión asistida PASB de 0 a 80 mbar
Tiempo de aumento para presión asistida 0 a 2s
Ventilación pulmonar independiente (ILV)
Maestro con trigger/sin trigger
Esclavo sincr./asincr./I:E inversa
Principio de control ciclo por tiempo, volumen constante, controlado por presión
Frecuencia PEEP intermitente 2 ciclos cada 3minutos
Medicamentos, nebulización durante 30minutos
Aspiración de la secreción bronquial
Detección de desconexión automática
Detección de nueva conexión automática
Oxigenación máx. 3minutos
Fase de aspiración activa máx. 2 minutos
Oxigenación final 2 minutos
Tiempo de reacción de la válvula T0...90 ≤5 ms
Sistema de suministro para respiración espontánea y ASBSistema CPAP adaptable con flujo inicial alto
Flujo de alimentación máx. 2 L/s en 8ms
Flujo inspiratorio máx. 180L/min
Compliancia del equipo (con humidificador Aquapor y sistema de tubuladura del paciente para adultos)
≤2 mL/mbar
Insp. Resistencia ≤2,3 mbar/L/s
Flujo Esp. Resistencia ≤3,8 mbar/L/s
Cubeta deCO2 con volumen de espacio muerto incluido ≤16 mL
Compliancia del equipo (con humidificador Fisher & Paykel MR 850 y sistema de tubuladuras pediátrico)
≤1 mL/mbar
Insp. Resistencia ≤4,1 mbar/L/s
Flujo Esp. Resistencia ≤4,1 mbar/L/s
Cubeta deCO2 con volumen de espacio muerto incluido ≤6 mL
Válvula de descarga inspiratoria Se abre si el suministro de aire médico falla (presión de<1,2bar), permite la respiración espontánea con aireambiente filtrado.
Válvula de seguridadAbre el sistema de respiración a 100mbar.
Indicaciones de valores medidos
Medición de la presión en las vías respiratorias
Presión máx. En las vías respiratorias Ppico
Presión meseta Pplat
Presión positiva espiratoria final PEEP
Presión media en las vías respiratorias Pmedia
Presión mínima de las vías respiratorias Pmín
Rango de 0 a 99mbar
Resolución 1 mbar
Precisión 2 % (4% cuando se muestra en cmH2O)
Medición deO2 en el flujo principal (lado inspiratorio)
Concentración inspiratoria deO2 FiO2
Rango de 15 a 100% en vol.
Resolución 1 % en vol.
Precisión ±3% en vol.
Volumen minuto VM
Volumen minuto espirado de forma espontánea VMesp
Rango de 0 a 99 L/min, BTPS*
Resolución 0,1 L/min o para valores inferiores a 1L/min: 0,01L/min
Precisión ±8% del valor medido
T0...90 aprox. 35 s
Volumen tidal VTe
Volumen tidal respirado de forma espontánea VTesp
Rango de 0 a 3999mL, BTPS*
Resolución 1 mL
Volumen tidal VTASB
Volumen tidal inspiratorio durante una embolada de ASB
Frecuencia respiratoria ftot
Frecuencia de respiración espontánea fesp
Rango de 0 a 150 /min
Resolución 1 /min
Precisión ±1/min
Medición de la temperatura del gas de respiración
Rango18 a 51°C
Resolución1°C
Precisión±1°C
Medición deCO2 en flujo principal
Concentración espiratoria final de CO2 etCO2
Rango de 0 a 100mmHg o de 0 a 13,3% en vol. o de 0 a 13,3kPa
Resolución 1 mmHg o 0,1% en vol. o 0,1kPa
de 0 a 40mmHg ±2 mmHg
de 40 a 100 mmHg ±5% del valor medido
T0...90 ≤25 ms
Tiempo de calentamientomáx. 3minutos
Producción de CO2 CO2
Rango de 0 a 999mL/min, STPD*
Resolución 1 mL/min
Precisión ±9% del valor medido
T0...90 12minutos
Espacio muerto de serie Vds
Rango de 0 a 999mL, BTPS
Resolución 0,1 mL
Precisión ±10% del valor medido o ±10mL, se aplica el valor más alto
Ventilación de espacio muerto Vds/VT
Rango De 0 a 99%
Precisión ±10 % del valor medido
Indicaciones de valores de cálculo
Compliancia C
Rango de 0 a 300mL/mbar
Rango de 0 a 99,9mL/mbar 0,1mL/mbar
Rango de 100 a 300mL/mbar 1 mL/mbar
Precisión ±20% del valor medido**
Rango de 0 a 600mbar/L/s
Rango de 0 a 99,9mbar/L/s 0,1mbar/L/s
Rango de 100 a 600 mbar/L/s 1 mbar/L/s
Precisión ±20% del valor medido***
STPD = Standard Temperature, Pressure, Dry.
Valores medidos en seco en función de un estado físico normal a 0°C, 1013hPa, seco.
**Al aumentar la respiración espontánea, los valores C se pueden ver seriamente alterados. Por esta razón, no se puede garantizar la precisión de medición en la respiración espontánea.
***Al aumentar la respiración espontánea, los valores R se pueden ver seriamente alterados. Por esta razón, no se puede garantizar la precisión de medición en la respiración espontánea.
Volumen minuto de fuga VMfuga
Rango de 0 a 99 L/min, BTPS
Resolución 0,1 L/min o para valores inferiores a 0,1L/min: 0,01L/min
Precisión ±18 % del valor medido
Monitorización de taquipnea RSB
Rangode 0 a 99991/(min x L)
Resolución1/(minxL)
Precisiónconsultar la medición de VT y f
Esfuerzo inspiratorio negativo NIF
Rangode –45 a 0mbar
Resolución1mbar
Precisión±2mbar
Presión en las vías respiratorias Paw (t) de –10 a 100mbar
Flujo (t) de –150 a 180L/min
Volumen V (t)0 a 2000mL
Concentración espiratoria de CO2 FCO2 de 0 a 100 mmHg o de 0 a 13kPa o de 0 a 13% en vol.
P 0.1 de 0 a 25 mbar
Volumen minuto espiratorio VM
Alarma Límite superior de alarma cuando el VM sobrepasa el límite superior de alarma.
Margen de valor nominal de 0,1 a 41 L/min, en 0,1L/min pasos
Alarma Límite inferior de alarma cuando el VM es inferior al límite inferior de alarma.
Margen de valor nominal de 0,01 a 40 L/min, en 0,1L/min pasos
Presión de las vías respiratorias Paw
Alarma Límite superior de alarma cuando se sobrepasa el valor “Paw alta”.
Margen de valor nominal de 10 a 100mbar
Alarma Límite inferior de alarma cuando en 2emboladas de ventilación consecutivas no se ha sobrepasado el valor de “PEEP +5 mbar” (acoplado con el valor de ajuste para PEEP) durante por lo menos 96ms.
Concentración inspiratoria de O2 FiO2
Alarma Límite superior de alarma si el valor de FiO2 supera el límite superior de alarma durante por lo menos 20segundos.
Alarma Límite inferior de alarma si el valor de FiO2 es inferior al límite inferior de alarma durante por lo menos 20segundos.
Rango ambos límites de alarma se asignan automáticamente al valor de ajuste: por debajo de 60% en vol. con ±4% en vol. por encima de 60% en vol. con ±6% en vol.
Alarma Límite superior de alarma cuando se ha sobrepasado el límite superior de alarma
Margen de valor nominal de 1 a 100 mmHg o 0,1 a 15kPa o % en vol.
Alarma Límite inferior de alarma si está por debajo del límite inferior de alarma
Margen de valor nominal de 0 a 99 mmHg o 0 a 14,9kPa o % en vol.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución