Source: https://es.scribd.com/document/299952815/testo-435
Timestamp: 2019-04-24 14:26:36+00:00

Document:
testo_435
Cargado por Raúl López Sánchez
TEST435
Diapositivas de Simulación energética
Klima R56.pdf
Estudio de Ahorro-1
Auto Aprendizaje 4
Presentacion Norma UNE 100012
aire humedo.docx
F PA 023 05 Cotización 2929
testo 435 – El todoterreno para
Amplia gama de sondas (opcionales):
Sonda IAQ para la evaluación de la Calidad del Aire Interior
Sondas de velocidad con medición integrada de
Sondas de molinete y de hilo caliente
Sensor integrado de presión diferencial para medición con
tubo Pitot (según versión)
Sondas inalámbricas para medición de temperatura y
humedad (según versión)
Funcionamiento sencillo mediante perfiles de usuario
Software para PC: análisis, gestión y documentación de los
datos de medición (según versión)
Todos los parámetros relativos a las mediciones HVAC
La presión absoluta, el tiro, los Lux, el valor U y la
Con el instrumento multifunción testo 435 se analiza la
temperatura superficial son otros parámetros medibles con
Calidad del Aire Interior de la manera más fiable posible. La
el testo 435. Incluso se puede determinar el valor del caudal
Calidad del Aire Interior influye notablemente en la
usando las posibilidades de medición de velocidad: sondas
comódidad de las personas en su puesto de trabajo y es un
térmicas, de molinete y tubos Pitot.
factor muy importante en procesos productivos o de
El instrumento correcto para cada aplicación
El testo 435 está disponible en cuatro versiones: según la
Además, determinar la Calidad del Aire Interior sirve como
aplicación, se puede escoger entre versiones con sensor de
indicativo para saber si el sistema de climatización funciona
presión diferencial integrado o versiones con prestaciones
óptimamente o necesita un ajuste. El testo 435 puede medir
avanzadas como memoria para datos, software para PC o
el CO2, y la humedad relativa y la temperatura ambiente,
una gama más amplia de sondas conectables.
parámetros necesarios para la correcta evaluación IAQ.
Así se evitan las complicadas programaciones del instrumento. instrumento multifunción con medición integrada de presión diferencial para A/A.. ventilación y Calidad del Aire Interior. Versatilidad gracias a las sondas vía radio Aparte de las clásicas sondas con cable.00 Los perfiles de usuario facilitan el manejo Manejar el testo 435 es muy fácil: cada perfil contiene los pasos necesarios para mediciones típicas en aplicaciones habituales como la medición en conductos o la medición de IAQ. +50 °C Temp. -30 .We measure it. software para PC y cable USB para transmisión de datos. ventilación y Calidad del Aire Interior con memoria para datos. evitando de esta forma el uso de cables molestos.00 testo 435-3 testo 435-4 testo 435-3. Func. Almac.. La opción de medición inalámbrica solo es posible si se instala el módulo de radio en el medidor (retroinstalable en cualquier momento). tipo AA Vida de la pila 200 h (medición típica por molinete) Peso 428 g Material/Caja ABS/TPE/metal Tipo de protección IP54 Garantía 2 años . pila y protocolo de calibración Modelo 0560 4351 Modelo 0563 4352 EUR 495.. con pila y protocolo de calibración testo 435-2.00 EUR 621.00 EUR 896. instrumento de medición multi función con medición integrada de presión diferencial para A/A. así como el logo de la empresa. ventilación y Calidad del Aire Interior. con memoria de lecturas. que miden temperatura y. -20 . testo 435 Datos técnicos testo 435-1 testo 435-2 testo 435-1. para A/A. incl. mignon. pila y protocolo de calibración Modelo 0560 4353 Modelo 0563 4354 EUR 784. Se pueden conectar hasta 3 sondas vía radio en el testo 435. ventilación y Calidad de Aire Interior. medidor multi función para aire acondicionado. Las versiones 435-1 y 435-3 disponen de la función de impresión cíclica en la impresora portátil Testo. la medición en continuo y del grado de turbulencia. Datos técnicos generales Temp. con pila y protocolo de calibración testo 435-4. humedad. software para PC y cable de transmisión de datos USB. el testo 435 admite la medición inalámbrica en distancias hasta 20 m (sin obstáculos). instrumento de medición multi función. +70 °C Medidas 220 x 74 x 46 mm Tipo de pila Alcalina manganeso. Monitorización segura de los datos Medición inalámbrica de la temperatura y la humedad en un radio hasta 20 metros (sin obstáculos) 2 entradas para sondas externas En los informes de las mediciones se pueden incluir los datos del conducto. incl.. según la versión del instrumento.
+74.9 °C) ±0.. +100 %HR Exactitud ±1 dígito ±0.3 °C (-60 .2 °C +0. testo 435 Datos técnicos Descripción de la gama testo 435 Esta tabla indica las sondas adecuadas y el equipamiento de cada versión...m.. +400 °C 0 .000 valores de medición (no retroinstalable) X X Software para PC: análisis..m. humedad en interiores y presión absoluta X X X X Sonda de velocidad con medición integrada de temperatura y humedad ambiente X X X X Sondas de molinete y de hilo caliente X X X X Sonda de temperatura de inmersión/penetración...m.1 hPa 1 ppm CO2 Sensor humedad Testo. interna Rango 0 .. +60 °C) ±(0.m. +60 °C) ±(0. +100000 Lux 0 .. +99. temperatura ambiente.2 °C +0.. 0.. +25 hPa Exactitud ±1 dígito Ver datos de sondas ±0.1 %HR Molinete Hilo caliente CO2 (sonda IAQ) Rango 0 .02 hPa (0 . -25... +10000 ppm CO2 testo 435-2/-4 testo 435-3/-4 Tipos de sensor Lux Sonda de presión diferencial.We measure it.. gestión y documentación de las lecturas X X testo 435-1/-2/-3/-4 Tipos de sensor NTC Tipo K (NiCr-Ni) Tipo T (Cu-CuNi) Rango -50 ..1 °C) ±0.5% del v..01 m/s 0....01 hPa / 200 hPa .4 °C (+75 . +2000 hPa Exactitud ±1 dígito Ver datos de sondas Ver datos de sondas Ver datos de sondas Ver datos de sondas Resolución 0. (rango restante) Resolución / Sobrepresión 1 Lux. +60 m/s 0 ..3% del v. capacitivo 0 ... (rango restante) ±0..9 °C) ±0..) (rango restante) ±0. +150 °C -200 .4 °C (-50 .1 °C 0. Sondas conectables (opcionales) testo 435-1 testo 435-2 testo 435-3 testo 435-4 Sonda IAQ para la medición de CO2. +20 m/s Sonda de presión absoluta 0 ... +1370 °C -200 .1 °C 0.1 °C 0.01m/s (molinete 60) 0..3% del v.) (rango restante) Ver datos de sondas Resolución 0..3 °C (-60 ..2 °C(-25 ..1 Hz 0.. +2 hPa) 1% del v. mediciones en ambiente y en superficie Sondas inalámbricas para medir temperatura X X X X X X X X Sonda CO ambiente X X X X Sonda de presión absoluta X X X X X X Sensor de presión diferencial integrado para medir velocidad con tubo Pitot y para monitorizar filtros (no retroinstalable) Sonda de confort para medir el grado de turbulencia y poder determinar la velocidad de circulación del aire en una sala X X Sonda de humedad para medir humedad y temperatura ambiente X X Sonda inalámbrica para medir temperatura y humedad ambiente X X Sonda de Lux para medir la intensidad de luz X X Sonda de temperatura para la determinación del valor U X X Equipamiento del medidor Funcionamiento sencillo gracias a los perfiles de usuario X X X X Visualizador retroiluminado X X X X Impresora portátil Testo (opcional) para documentar los datos de medición X X X X Memoria en el instrumento para 10..1 m/s (molinete 16) 0.
5 m de longitud.00 Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos).00 Certificado de calibración ISO de temperatura instrumentos de medición con sondas de superficie. 50-60 Hz 0554 0447 22. cono de caudal.00 Manguera de conexión.3 %HR.30 Certificados de Calibración . 300 mA. 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA para impresiones in situ. adaptador para sondas de humedad Testo. carga individual y visualizador de control de carga. para imprimir las mediciones in situ 250554 0549 262. Indicado para rejillas orientables. 0554 4173 252. para sustancias corrosivas. incl. rápido control o calibración de la sonda de humedad 0554 0660 299.3 %HR y 75.5 m/s 0520 0024 147.70 Certificado de calibración ISO de presión presión diferencial.00 Set de conos testovent 417: cono para rejillas de salida (200 x 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm) para extractores y ventiladores 0563 4170 175. tinta indeleble documentación de datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10 años) 0554 0568 16.00 Certificado de calibración ISO de velocidad anemómetro de molinete.80 Certificado de calibración ISO de velocidad anemómetro de hilo caliente y de molinete.00 Tubo de conexión sin silicona para la medición de presión diferencial 0554 0453 55. incl. poro 100 µm. 1.5. 1.26 Otros accesorios y repuestos Alimentador USB. Ø 12 mm. cono de caudal. silicona.00 Set de control y ajuste para sondas de humedad Testo.00 testovent 415. puntos de calibración 1. Accesorios Transporte y protección Modelo EUR Maletín de servicio para equipo básico (instrumento de medición y sondas). medidas: 400 x 310 x 96 mm 0516 0035 93. 0554 4172 98. velocidades altas 0554 0759 70. funda 0554 0415 323.00 Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas recargables Ni-MH.4000 Lux 0520 0010 131.80 Certificado de calibración ISO de humedad higrómetros electrónicos. +180 °C 0520 0071 99. soluciones salinas 11. medidas 520 x 380 x 120 mm 0516 0435 135. 100-250 VCA. 5 puntos distribuidos por todo el rango de medición 0520 0005 96. sonda y accesorios. carga máx.07 Masilla para fijar y sellar 0554 0761 15. 15. incl. Rango de humedad elevado (mediciones continuas). el set incluye cono para rejillas de salida (200 x 200 mm).2000. Imprescindible cono testovent 417. Ø 12 mm.00 Certificado de calibración ISO de Luz Puntos de calibración 0.500. tubo Pitot. 700hPa (mbar) 0554 0440 52.00 Set de conos testovent 417 con estabilizador de caudal. pilas CR2032 para empuñadura por radio 0515 0028 5.00 testovent 410. Accesorio indicado para rejillas orientables. puntos de calibración 0. 50/60 Hz) 0554 0610 57.76 Impresora y accesorios Impresora portátil con interfaz por infrarrojos.3 %HR y 75. acoplable a las sondas de velocidad de molinete de 100 mm. 5. incl. incl.00 Filtro de PTFE sinterizado.10 Certificado de calibración ISO de velocidad anemómetro de hilo caliente y de molinete. función integrada de descarga y adaptador internacional de red integrado (100-240 V. funda 0554 0410 359. puntos de calibración +60 °C. carga de mantenimiento. +120 °C. para mediciones con velocidades altas o con aire sucio 0554 0641 56.3 %HR a +25 °C 0520 0006 82.00 Pila de litio tipo botón. para enroscar en la sonda de humedad.testo 435 We measure it. 10 m/s 0520 0004 105.00 Maleta para instrumento.1000. Ø 210 mm/210x210mm.00 Estabilizador de caudal para testovent 417. 0. 10. 5 V CC 500 mA con adaptadores a red. cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm). puntos de calibración 5. Ø 340 mm/330 x330 mm. puntos de calibración 11. 2.00 Filtro sinterizado de acero inoxidable. 20 m/s 0520 0034 105.8.
4 °C (rango restante) 60 s 0613 1712 72. 0 . Imprescindible cono testovent 417.00 Temp..3 °C (-20 . +500 ppm CO ±5% del v. +20 m/s Sonda de hilo caliente para m/s y ºC.m.... +1150 hPa ±0. Sondas Tipo de sonda Rango medición Exactitud Sonda IAQ para determinar la Calidad del Aire Interior. se puede utilizar de 0 a +60 ºC +0.) 478. +100 %HR 0 .....) 0635 9535 Sonda molinete..5% del v.00 440. se puede utilizar de 0 a +60 ºC +0.. diámetro 100 mm.00 0635 9335 ±(0. humedad...m. +98 %HR) ±(0. 0 .testo 435 We measure it..m.. CO2.2 m/s +1.25 .m. 910 mm.. +500 ppm CO) ±5 ppm CO (0 . diámetro 60 mm. +2000 hPa 0638 1835 ±5 hPa 396.00 252. con empuñadura telescópica máx. acoplable a las sondas de velocidad de molinete de 100 mm. +5000 ppm CO2) ±(150 ppm CO2 ±5% del v.5% del v. con empuñadura telescópica (máx. +100 ppm CO) 0632 1235 Medidas Vaina/Extremo de la vaina t99 Modelo EUR Sondas IAQ (testo 435-1/-2/-3/-4) 800. 820 mm) 0 ...00 Sondas de ambiente 2) (testo 435-1/-2/-3/-4) Sonda de aire NTC precisa y resistente.3 °C ±2 %HR (+2 . p.00 98. con empuñadura telescópica máx. con soporte sobremesa 0 . para mediciones con el set de conos modelo 0563 4170 ±(0. para la detección de CO en edificios y estancias 0 .00 Sondas de velocidad (testo 435-1/-2/-3/-4) Sonda térmica de velocidad con medición integrada de temperatura y humedad. para mediciones en conductos.5% del v. Cable fijo 1. +60 °C 0635 1025 ±(0. +20 m/s -20 . Func. y estabilizador de caudal. indicado para rejillas orientables. +98 %HR) ±(75 ppm CO2 ±3% del v.) ±0....) (+5001 .1 . +70 °C) 298. Ø cabezal 7. 0554 4172 175.) 0635 1535 Sonda molinete......2 °C (-25 ..6 . 0554 4173 Estabilizador de caudal de aire.. +20 m/s 0 ..3 °C ±2 %HR (+2 . cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm). p... Ø 12 mm.5 °C 0635 9435 357.) ±0..m. para mediciones en salidas de conductos.00 Medición con cono (testo 435-1/-2/-3/-4) +0...) (0 .. diámetro 16 mm..00 Sondas de presión absoluta (testo 435-1/-2/-3/-4) Sonda de presión absoluta 2000 hPa 0 .m. +70 °C 0 .testo. +10000 ppm CO2) ±3 hPa 0632 1535 Sonda de CO ambiente.5 mm. +10000 ppm CO2 +600 ......00 .ej.ej.. +40 m/s ±(0..03 m/s +4% del v.3 .m.m. (+100... con empuñadura telescópica (máx 745 mm) -20 ..00 Temp..2 m 2) Más sondas de temperatura en internet: www. +70 °C 537.. Indicado para rejillas orientables. temperatura y presión absoluta. +50 °C Sonda de molinete... 890 mm.com 115 mm 50 mm Ø 5 mm Ø 4 mm -50 .03 m/s +5% del v. +80 °C) ±0. Func..1 m/s +1..1 m/s +1. +100 %HR 0 . +50 °C 0 . +20 m/s ±0. +125 °C ±0..00 Set de conos testovent 417: cono para rejillas de salida (200 x 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm) 0563 4170 Set de conos testovent 417 con estabilizador de caudal: cono para rejillas de salida (200 x 200 mm). +60 °C 476.
.00 Tubos Pitot Prandt (testo 435-3/-4) Tubo Pitot.. 350 mm de longitud 350 mm / 500 mm / 1000 mm Tubo Pitot.. Cable fijo -50 . +130 °C Sonda de pinza para medir en tuberías de 15 a 25 mm de diámetro (máx.000 mm de longitud 1) Según la normativa EN 60584-2.00 Clase 2 1) 5s 0602 4692 71.) 0628 0109 850. sistema de triple sensor para medir la temperatura de la pared. T/P tipo K. rango de medición. +50 °C 0 .. con cabezal de medición intercambiable.. rango de medición (brevemente) hasta +500 °C. los modelos 0602 1793. Clase C 0635 0545 -20 .2 m -60 .. +70 °C 0 . 820 mm 0 ...00 . T/P tipo K. 100.. T/P tipo K.7 mm Clase 2 1) 7s 0602 1293 42. Cable fijo 1.. +100 °C 5s 0602 4592 152... Func. +400 °C 114 mm 50 mm Ø 5 mm Ø 3. 820 mm) y soporte.. 300 Hz Exactitud según DIN 13032-1: f1 = 6% = V(lambda) adaptación f2 = 5% = coseno como porcentaje..00 Sondas de humedad (testo 435-2/-4) Sonda de humedad/temperatura 348.... Sondas Tipo de sonda Sondas de superficie Medidas Vaina/Extremo de la vaina 2) Rango medición Exactitud t99 Modelo EUR -60 .00 Sondas IAQ (testo 435-2/-4) Sonda de nivel de confort para medición del grado de turbulencia con empuñadura telescópica (máx.00 Ø 5 mm Ø 12 mm Sonda abrazadera para tuberías de 5 a 65 mm de diámetro. 2) Más sondas de temepratura en internet: www. 0613 1001 ó 0613 1002 *cuando se usa con una sonda NTC o inalámbrica de humedad para la medición de temperatura exterior y una diferencia de 20 K entre el ambiente externo y el interno 0614 1635 231. p.00 Ø 8 mm 2) (testo 435-1/-2/-3/-4) Sonda de inmersión/penetración estanca.com Temp. T/P tipo K.. Cable fijo -60 .m. 500 mm de longitud Ø 7 mm Tubo Pitot.. +98 %HR) 0636 9735 392..ej.. para mediciones en lugares de difícil acceso como aberturas estrechas o ranuras.00 Sonda plana de superficie rápida. incluso para superficies irregulares..00 Sonda de lux. 1"). 0 . +70 °C Sonda de temperatura para determinar el valor U. brevemente hasta +130 °C. la exactitud de la Clase 2 se aplica de -40 hasta +1200 ºC.1 ±2% del f. Rango de medición. para medir la intensidad de la luz 0 ..3 °C ±2 %HR (+2 .000 Lux 0 . +5 m/s ±0. T/P tipo K. cumple los requisitos EN 13779 máx. brevemente hasta +280°C.3 °C ±(0. Cable fijo Sondas de inmersión/penetración Clase 2 1) 145 mm 40 mm 0 . +300 °C Clase 2 1) 3s 0602 0393 (testo 435-1/-2/-3/-4) Sonda rápida de superficie con resorte de banda termopar.00 Ø 12 mm Sondas de superficie 2) (testo 435-2/-4) -20 . +300 °C Clase 2 1) 5s 0602 0193 Ø 7 mm 127.testo 435 We measure it. Cable fijo 115 mm 123.. +100 %HR ±0.. +600 °C 0635 2145 184.testo. plastilina adhesiva incluida Clase 11) Valor U: ±0..e. 1.03 m/s +4% del v.00 0635 2345 523.* Nota: Para medir el valor U se necesita una sonda adicional para determinar la temperatura exterior.00 0635 2045 210...
. aprobada para USA. NL.00 Modelo EUR Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables. LT. FI. +350 °C Brevemente hasta +500 °C Empuñadura por radio: ±(0. NTC. incl.5 °C °C °C °C (-20 .85 MHz FSK Cabezal de sonda T/P para medición de aire/inmersión/penetración. ES. +98 %HR) ±0. FR. SI. NO.1 . Radiofrecuencia 915. CZ. +80 °C) (-50 . IT.00 Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables. CL. NL.. IT...00 Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables. incl. AT.00 MHz FSK Cabezal de sonda T/P para medición de aire/inmersión/penetración..9 °C) 1.. SE. SI. CH. acoplable a la empuñadura por radio. NO. Radiofrecuencia 869. NO.1 °C) (+80. aprobada para los países: DE.5% del v. BE. CY. GR. CA. HU.00 Modelo EUR Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables.1 °C (-50 . UK.1 °C t99 (en agua) 12 s Empuñaduras por radio con cabezal de sonda para medición del aire y medición por inmersión/penetración Modelo EUR 0613 1001 103. adaptador T/P. DK. CL. FI. MT. GR. DK.. PT. CY. LV. DK. PT.00 Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables.. BE. UK. LU. SI. IE.. GR... adaptador T/P. CZ. MT. HU. Radiofrecuencia 915.0 °C (rango restante) t99 (en agua) 10 s Empuñaduras por radio con cabezal de sonda para medición de superficies Medidas Vaina/Extremo de la vaina 120 mm 40 mm Ø 5 mm Ø 12 mm Rango medición Exactitud Resolución t99 -50 . T/P tipo K 0554 0189 107.. CY. AT. PT. AT. LU. adaptador T/P.00 MHz FSK 0554 0191 107. +199. LT.3% del v.8 ±1. CL. PL. ES. FR.00 Medidas Vaina/Extremo de la vaina 100 mm 30 mm Ø 5 mm Ø 3. aprobada para los países: DE. LT.85 MHz FSK Cabezal de sonda T/P para medición de superficies.00 MHz FSK Cabezal de sonda de humedad. FI. CL.00 0602 0293 52. PL. CZ. CA. +199. +500 °C) ±(0. BE.testo 435 We measure it.. PT. LT. IT. SK...85 MHz FSK Cabezal de sonda de humedad.) (-40 . acoplable a la empuñadura por radio 0554 0191 107. FI. incl. +200 °C) (rango restante) Resolución t99 0. UK. GR. CY. EE.) (-40 . +275 °C ±0. acoplable a la empuñadura por radio 0554 0189 107.8 ±0. incl. LV. MT..9 °C) 1.9 °C +0. CH..m. IE. MT. Sondas por radio Sondas por radio para mediciones por inmersión/penetración Sonda de inmersión/penetración por radio. T/P tipo K 0554 0191 107.7 °C +0. -20.. PT.3 °C 0. AT.5 °C +0. PL. SE.9 °C) 1. LT. aprobada para los países: DE.. NO. incl. +100 %HR -20 ..) (-40 . CA. SK.. T/P tipo K 0554 0189 107.00 0602 0394 65. FI. EE. Radiofrecuencia 869. +1000 °C ±(0. Radiofrecuencia 915. +350 °C Brevemente hasta +500 °C Empuñadura por radio: ±(0. adaptador T/P.m.. acoplable a la empuñadura por radio. EE. BE.4 mm Rango medición Exactitud Resolución t99 -50 . LV. UK. CA. adaptador T/P. EE. CH. CH.m.5% del v. Radiofrecuencia 869. aprobada para USA.85 MHz FSK Medidas Vaina/Extremo de la vaina 105 mm 30 mm Ø 5 mm Ø 3.) (rango restante) 0. MT.00 Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables.00 0636 9736 197. NO . Radiofrecuencia 869. FR. SE. incl. aprobada para los países: DE. aprobada para USA.. LV. T/P tipo K 0554 0191 107. NL. IT. ES. GR.00 MHz FSK Cabezal de sonda T/P para medición de superficies.5% del v. LU.00 0602 0394 65.) (rango restante) Cabezal de sonda T/P: Clase 2 0. +500 °C) ±(0..1 %HR 0. BE. +900 °C) ±(0. SI. Radiofrecuencia 915.) (rango restante) Cabezal de sonda T/P: Clase 2 0. IE. LU. adaptador T/P.7 °C +0. SE.00 0636 9736 197.4 mm Rango medición Exactitud -50 . aprobada para los países: DE.1 °C (-50 . ES. EE. SE. FR.m.0 °C (rango restante) . SI.3% del v.3% del v. adaptador T/P. PL.. acoplable a la empuñadura por radio.0 °C (rango restante) 5s Empuñaduras por radio con cabezal de sonda de humedad Medidas Vaina/Extremo de la vaina Rango medición Exactitud Resolución 0 ..5 °C +0. ES. +199. CH. Radiofrecuencia 869. UK..7 °C +0. HU. SK. incl. CZ. DK.00 Modelo EUR Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables.m. DK.m. FR.. incl. IT. NL.1 °C Empuñaduras por radio para sondas termopar acoplables Modelo EUR Empuñadura por radio para cabezales de sonda acoplables.00 Imagen Rango medición Exactitud Resolución -50 .00 0602 0293 52. CZ. SK. aprobada para USA. SK. acoplable a la empuñadura por radio. NL.85 MHz FSK 0554 0189 107.1 °C (-50 .. CY.. IE. +70 °C ±2 %HR (+2 . IE. LU.. HU. HU.5 ±0. PL. AT. adaptador T/P.. LV.
NO 0554 0188 43..5 s) 2 meses (intervalo de medición 10 s) Empuñadura por radio 0.. 915. aprobado para los países: DE.85 MHz FSK. PT. CY. CL 0554 0190 43. aprobado para USA. ajustable en la empuñadura Cobertura de radio Hasta 20 m (sin obstrucciones) Transmisión por radio Unidireccional Tipo de pila 2 pilas botón AAA Temp. CZ. SI. DK. CA.00 Módulo de radio para instrumento de medición. LV.5 s) 6 meses (intervalo de medición 10 s) Temp. +70 °C Tipo de protección IP54 Instrumentos Testo.es www. C/ B. Func. IT. Almac. IE. nº 2 08348 Cabrils (Barcelona) Tel: 937 539 520 Fax: 937 539 526 E-Mail: info@testo. AT. 869. HU. MT.. EE. P. NTC Datos técnicos comunes Tipo de pila 2 x Pila de 3V (CR2032) Cíclo de medición Vida de la pila 150 h (intervalo de medición 0.testo. GR.I. UK. LU.00 Módulo de radio para ampliación del instrumento de medición con la opción de radio Datos técnicos Sondas por radio Sonda de inmersión/penetración por radio.00 MHz FSK. -20 . PL.. LT. FR. -40 .es .testo 435 We measure it. Sondas por radio Modelo EUR Módulo de radio para instrumento de medición. ES. La Baileta-Can Xinxa. SK. CH. SE.5 ó 10 s. S. NL. BE. +50 °C Vida de la pila 215 h (intervalo de medición 0.A. FI.
Documentos similares a testo_435
anon_35671625
Daniela Gil Berrio
Preguntas Auditoría
Dossier C VOAL
Más de Raúl López Sánchez
La Propuesta de Calendario Escolar Para El Curso Próximo Incluye Seis Puentes Festivos _ Noticias de Aragón en Heraldo.es
temari 513.pdf
RESOLUCION TS MANT AEROMECANICO V3.pdf
CURRÍCULO TÉCNICO EMERGENCIAS Y PROT. CIVIL.pdf
Baremo Definitivo 0591 212(1)
Catalogo Clip Workcenter
Anexo I Titulaciones 0591 204
NITRIFICACIÓN-DISNITRIFICACIÓN
Anexo II Prueba 0591 214 Alimentarios
0591 Listas provisionales
Anexo II Prueba 0590 113
Servicios Ingeniería López Cuadrado & Asociados, S.L.
Resolucion Ts Mant Aeromecanico v3
Extraord in Arias
Lyse Kiss
0542 C Control de Almac n
Doc No Gráfica
Proyecto Caseta Perro
Dapeña Panarello ALHSUD HG-2004-64
Ecuacion General de La Curva Idf
Jònathàn Alexisz Rodrìgueèzs Bùstosz
ESTACIONES-PRECIPITACIONES del rió chorobal-chao -trujillo- peru
CARGA DE VIENTO.xlsx
TRABAJO PARA EL CURSO DE FÍSICA II-2018.pdf
Hidraulica de Rios, Socavacion en Rios, Puentes y Carreteras[1]
Influencia de La Cobertura Vegetal Sobre La Temperatura Ambiental de Los Diferentes Sistemas de Uso Del Suelo
Cuenca de Frayle_senhami
Ejercicios Termodinamica I

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución