Source: http://docplayer.es/2033971-Manual-de-procedimientos-para-las-estaciones-meteorologicas.html
Timestamp: 2017-01-17 03:00:03+00:00

Document:
⭐Manual de Procedimientos para las Estaciones Meteorológicas
Manual de Procedimientos para las Estaciones Meteorológicas
Download "Manual de Procedimientos para las Estaciones Meteorológicas"
Rubén Germán Torres Vázquez
1 Departamentos Científico de La Selva y Manejo de Información Manual de Procedimientos para las Estaciones Meteorológicas Compilado por Enrique Castro Fonseca Revisado por: D. Brenes, W. López, O. Madrigal, B. Matarrita, J. Serrano y Z. Zahawi Sarapiquí, Mayo 2008 Versión 1.0 12 Índice o contenido CAPITULO I Introduccion Prólogo Objetivos de los procedimientos Alcance de los procedimientos Responsables CAPITULO II Observaciones meteorológicas Generalidades Representatividad Observadores Emplazamiento y exposición CAPITULO III Elementos meteorológicos Introducción Temperatura Descripción a. Nomenclatura de la variable: b. Definición: Unidades Variables derivadas Requisitos Operacionales a. Rango b. Resolución c. Exactitud requerida d. Frecuencia de observaciones requerida Instrumentos Procedimientos a. Procedimientos de medición b. Procedimientos de mantenimiento y calibración Condiciones de emplazamiento a. Condiciones específicas por instrumento b. Condiciones de los alrededores del sitio3 3.3 Humedad Descripción a. Nomenclatura de la variable: b. Definición: Unidades: Variables derivadas Requerimientos Operacionales a. Rango: b. Resolución: c. Exactitud requerida: d. Frecuencia de observaciones requerida Instrumentos Procedimientos a. Procedimientos de medición b. Procedimientos de mantenimiento y calibración Condiciones de emplazamiento a. Condiciones específicas por instrumento b. Condiciones de los alrededores del sitio Viento Descripción a. Nomenclatura de la variable: b. Definición: Unidades Variables derivadas Requerimientos Operacionales a. Rango: b. Resolución: c. Exactitud requerida d. Frecuencia de observaciones requerida Instrumentos Procedimientos a. Procedimientos de medición4 b. Procedimientos de mantenimiento y calibración Condiciones de emplazamiento a. Condiciones específicas por instrumento b. Condiciones de los alrededores del sitio Precipitación Descripción a. Nomenclatura de la variable: b. Definición: Unidades Variables derivadas Requisitos Operacionales a. Rango b. Resolución c. Exactitud requerida d. Frecuencia de observaciones requerida Instrumentos Procedimientos a. Procedimientos de medición b. Procedimientos de mantenimiento y calibración Condiciones de emplazamiento a. Condiciones específicas por instrumento b. Condiciones de los alrededores del sitio Radiación Descripción a. Nomenclatura de la variable: b. Definición: Unidades Variables derivadas Requisitos Operacionales a. Rango b. Resolución c. Exactitud requerida5 d. Frecuencia de observaciones requerida Instrumentos Procedimientos a. Procedimientos de medición b. Procedimientos de mantenimiento y calibración Condiciones de emplazamiento a. Condiciones específicas por instrumento b. Condiciones de los alrededores del sitio CAPITULO IV Software y Almacenamiento de Datos Loggernet Generalidades Conexión del datalogger a la computadora Creación del programa del datalogger Envío del programa del datalogger Configuración final del datalogger Almacenamiento y Respaldo de los Datos Almacenamiento de datos automáticos Almacenamiento de datos manuales Respaldo de los datos Despliegue de los datos CAPITULO V Metadatos Generalidades Justificación Introducción... Error! Bookmark not defined. 5.2 Elementos de los Metadatos Meteorológicos Identificadores y datos geográficos a. Identificadores de la estación b. Datos geográficos Medio Ambiente a. Uso local o cobertura del suelo b. Exposición de los instrumentos Instrumentación6 a. Tipo de instrumentos b. Montaje de los instrumentos c. Transmisión de los datos Practicas de observación a. Observador b. Elementos observados c. Tiempos en los que se realizo la observación d. Mantenimiento de rutina e. Correcciones hechas por el observador Procesamiento de datos a. Unidades b. Códigos especiales c. Control de calidad d. Homogeneidad e. Recuperación de los datos BIBLIOGRAFIA ANEXOS Anexo 1: Programa ejemplo en Crbasic Anexo 2: Ejemplos de los archivos de datos7 Índice de Tablas Figura 1: Barra de herramientas de Loggernet Figura 2: Inicio del asistente de EZsetup de Loggernet Figura 3: Asistente de Shotcut de Loggernet Figura 4: Edtor de Crbasic de LOggernet Figura 5: Ventana de Conexión de Loggernet8 CAPITULO I INTRODUCCION 89 1.1 Prólogo Este documento contiene información acerca de conceptos de meteorología básica, a la vez que trata de explicar los procedimientos que deben de llevarse a cabo para el establecimiento de una estación de muestreo, basado en los estándares de la Organización Mundial de Meteorología (OMM). A la vez el documento tiene por objetivo tratar de esclarecer y unificar los procedimientos llevados a cabo en las diferentes estaciones de OET con la idea de poder estandarizar los diferentes grupos de datos en uno solo, por lo cual debe ser leído aplicado y revisado por cada encargado de una estación meteorológica en cualquiera de las locaciones de OET, además incluye la total coordinación del manejo de los datos con la unidad de manejo de información de la organización. Conforme avance la tecnología y cambien los equipos es importante que el manual sea actualizado por lo menos una vez al año. 1.2 Objetivos de los procedimientos Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria. Evitar la pérdida de información por errores que se den a causa de desconocimiento de las tareas específicas. Que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente. Reducir los costos al aumentar la eficiencia general y el uso adecuado del equipo. 910 1.3 Alcance de los procedimientos Este manual se aplica básicamente a dos áreas: la primera es el área encargada del equipo y del muestreo de datos meteorológicos en cada una de las estaciones de campo de OET. Comúnmente esta área esta integrada por personal del departamento científico y del departamento de manejo de información de cada una de las tres estaciones, ellos están encargados del mantenimiento del equipo así como de la toma de datos manuales, la supervisión en la toma de datos automáticos y la transferencia de los mismo a las oficinas centrales. La otra área es el personal del departamento de manejo de información destacado en las oficinas centrales de OET en el campus central de la Universidad de Costa Rica, ellos están encargados de recibir los datos, almacenarlos y realizar el debido proceso para que puedan ser accedidos desde la página Web de OET. 1.4 Responsables Al ser el proceso de captura de datos meteorológicos un proceso de mucho cuidado es muy importante dentro de cada uno de los sitios donde se realice esta tarea nombrar a las personas de llevarla a cabo y hacerles entender la importancia que esto tiene para la organización. En cada una de las estaciones de OET se mantiene una diferente estructura por lo cual los encargados en cada una de ellas difieren de las demás, así que la estructura para cada una de ellas es: La Selva: El encargado de laboratorio es el primer responsable por el buen funcionamiento de la estación, el lleva a cabo las tareas de mantenimiento del 1011 equipo y coordina la toma de datos manuales, se apoya en el encargado de soporte en las tareas que involucren programación y configuración de equipos. Las Cruces: La persona a cargo del soporte técnico de la estación es la persona a cargo del equipo y los datos meteorológicos, para ello puede solicitar el apoyo del biólogo residente. Palo Verde: Es la estación biológica mas pequeña de OET por lo tanto el personal también es mas reducido. El encargado de administrar la estación meteorológica es la persona a cargo del soporte técnico de la estación. 1112 CAPITULO II OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 1213 2.1 Generalidades Las observaciones meteorológicas se realizan por diversas razones, algunas para análisis y predicciones meteorológicas, otras para la investigación del clima como tal y algunas más para operaciones locales como por ejemplo: manejo de vuelos en un aeródromo o aplicaciones de hidrología en algunas represas, etc. Así como varia la aplicación también varia el tipo de estación para realizar observaciones algunas realizan solo observaciones marinas, algunas desde aeronaves y hasta por medio de satélites; pero en el presente trabajo solo nos vamos a enfocar sobre la típica estación climatológica o sinóptica (palabra derivada de sinopsis: disposición gráfica que muestra cosas relacionadas entre si facilitando su visión conjunta de superficie). En la OET por no ser una estación para predicción no se realiza la medición de algunas variables como: visibilidad, observación de nubes. 2.2 Representatividad La densidad o resolución requerida de datos observados está relacionada con las escalas temporales y espaciales apropiadas para los fenómenos que han de analizarse. En otras palabras la representatividad indica cuanta área podrían representar los datos recolectados. La OMM clasifica las escalas horizontales de los fenómenos meteorológicos de la siguiente manera: pequeña escala: menos de 100Km mesoescala: de 100 a 1000Km gran escala: de 1000 a 5000Km escala planetaria: más de 5000Km La OET comprende por el momento estaciones de observación solo de pequeña escala. 1314 2.3 Observadores Basados en la documentación expuesta por la Organización Mundial de Meteorología (OMM No. 8, 1996, 1.3.2), los observadores meteorológicos son necesarios por varias razones: para efectuar las observaciones sinópticas y climatológicas con la debida precisión, utilizando los instrumentos apropiados para mantener los instrumentos y los emplazamientos en buen estado para codificar y enviar las observaciones para mantener dispositivos de registro en situ, incluido el cambio de mapas para hacer y cotejar registros semanales y/o mensuales de datos climatológicos cuando no se dispone de sistemas automáticos o estos son inadecuados. para proporcionar observaciones suplementarias o de reserva cuando el equipo automático no hace las observaciones de todos lo elementos requeridos o cuando está fuera de servicio. 2.4 Emplazamiento y exposición Las siguientes consideraciones se aplican a la elección del emplazamiento (lugar donde está colocada la estación) y a los requisitos que se deben cumplir sobre la exposición de los instrumentos (tomado de: Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, OMM, sexta edición, 1996): a- los instrumentos exteriores deben instalarse en un terreno llano, aproximadamente de 10 por 7 metros (el recinto), cubierto de hierba baja, o de 1415 una superficie representativa de la localidad, rodeada de una cerca para impedir el acceso a personas no autorizadas, en el recinto se reserva una parcela de 2 por 2 metros para mediciones referidas al estado del suelo. b- no debe haber laderas inclinadas en las proximidades, y el emplazamiento no debe encontrarse en una hondonada. Si no se cumplen estas condiciones las observaciones pueden presentar peculiaridades de significación puramente local. c- el emplazamiento debe estar suficientemente alejado de árboles, edificios, muros u otros obstáculos. La distancia entre cualquiera de esos obstáculos (incluidas las vallas) y el pluviómetro no debe ser inferior al doble de la altura del objeto por encima del borde del aparato y preferentemente debe de cuadriplicar la altura. d- el registrador de luz solar, el pluviómetro y el anemómetro deben de encontrase en emplazamientos con exposiciones que satisfagan sus requisitos, y en el mismo lugar que los otros instrumentos. e- debe señalarse que el recinto puede ser no el mejor lugar para estimar la velocidad y dirección del viento, talvez convenga otro punto de observación mas expuesto al viento. f- emplazamientos muy abiertos sin ningún tipo de obstáculos cercanos, satisfactorios para la mayoría de los instrumentos son inapropiados para los pluviómetros. En estos lugares la captación del agua es reducida, salvo con vientos débiles, y se necesita algún grado de protección. A parte de esto la OMM recomienda que los instrumentos manuales deben estar dentro de una garita (en este caso, especie de caja protectora) que tenga las siguientes características: De madera, pintada de blanco y esmaltada para reflejar bien la radiación. 1516 Con buena ventilación. Con techo doble y circulación del aire entre los dos tejados para evitar el calentamiento del aire cuando la radiación es muy intensa. La puerta debe estar orientada al Norte en nuestro hemisferio, para evitar que al realizar las observaciones los rayos solares incidan sobre los instrumentos. Con techo suficientemente inclinado para dejar escurrir el agua de lluvia la inclinación puede variar de acuerdo a la cantidad de lluvia del sitio. 1617 CAPITULO III ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 1718 3.1 Introducción Para términos de la OET y sus estaciones biológicas los elementos mínimos que se deben de capturar basados en las necesidades de respaldar y facilitar las investigaciones científicas son: Temperatura Humedad Presión atmosférica Viento Precipitación Radiación En la siguiente sección se describe y se especifica uno a uno estos elementos con el fin de establecer el tipo del equipo, variables, emplazamientos y demás condiciones que se deben de controlar para capturar de una manera estándar estas variables. Cabe también mencionar que los procesos de medición realizados por la estación automática se llevan a cabo mediante la programación del datalogger, cada modelo contiene en el manual las instrucciones y ejemplos de cómo programar las mediciones es por ello que no se va a profundizar en lo que a programación de dataloggers se refiere. 3.2 Datalogger Para cada una de los elementos meteorológicos a capturar se describe tanto el equipo manual como el automático, cada uno de los equipos electrónicos no funcionan sin la ayuda de un datalogger. 1819 El datalogger es la unidad central de procesamiento del sistema, este equipo en realidad es una pequeña computadora que recibe cada una de las lecturas de los sensores (señales de voltaje algunos con diferente nivel otros simplemente pulsos) y las almacena en la memoria para luego realizar los cálculos necesarios de acuerdo con lo establecido en la programación para generar las tablas finales de salida de datos. Para efectos de OET se recomienda utilizar el modelo CR1000 o superior el cual soporta hasta 16 sensores de terminal simple o 8 de voltaje diferencial o conexión doble más dos terminales para sensores contadores de pulsos eléctricos. En caso de necesitar conectar más sensores se recomienda adquirir el modelo CR3000. Todo el equipo distribuido por Campbell Scientific puede ser adquirido en Costa Rica por medio de su distribuidor Representaciones Corelsa S.A. Edificio BRELLER, 300 mts al norte del Cementerio de Santo Domingo Santo Domingo de Heredia, Tel.: Fax: Temperatura Descripción a. Nomenclatura de la variable: Nombre general: temperatura Temperatura es también el nombre requerido por la OMM. 1920 b. Definición: La temperatura es la condición que determina la dirección del flujo neto de calor entre dos cuerpos. OMM NO. 8, 1996, Esta magnitud nos permite expresar el grado de calentamiento o enfriamiento de los cuerpos. La temperatura describe un estado y es en ese modo una variable un poco inusual, dado que no puede ser directamente derivada de variables tangibles tales como masa o longitud. En general, la temperatura de un gas es directamente proporcional al promedio de energía cinética de sus moléculas Unidades La temperatura termodinámica (T) expresada en grados Kelvin es la temperatura básica. En meteorología se utiliza casi siempre la temperatura (t) expresada en grados Celsius definida por la ecuación: t = T-273,16 Una diferencia de temperatura de un grado Celsius (ºC) es igual a un grado Kelvin (K). En la escala termodinámica de temperaturas, las mediciones se expresan como diferencias respecto al cero absoluto (0 K), que es la temperatura en que las moléculas de cualquier sustancia carecen de energía cinética. OMM NO. 8, 1996, Otra de las escalas de temperatura utilizada es la Fahrenheit ( F) expresada por t F / F = 9/5 t + 32, no forma parte de las escalas utilizadas por la OMM ni en Costa Rica, pero en la OET unos de los clientes principales de los datos son los norteamericanos por lo cual es bueno determinarla. 2021 3.3.3 Variables derivadas La meteorología utiliza algunas variables basadas en la temperatura. Estas pueden ser subdivididas en medidas primarias y secundarias. La temperatura primaria se refiere exclusivamente temperatura del aire en el instante, medida a una altitud fija. Las secundarias se determinan usando series de tiempo. Las variables que implican temperatura son: Primarias, medidas a una altura de 1.5 m. o temperatura del aire Secundarias, medidas a una altura de 1.5 m. por un periodo de 24 horas. o temperatura máxima del aire o temperatura mínima del aire Requisitos Operacionales Esta sección cubre los requisitos operacionales referentes a la observación temperatura del aire a 150 centímetros sobre nivel del suelo. a. Rango El rango operacional, para las observaciones de la temperatura (del aire) a 150 centímetros sobre el suelo es +5 a +40 C. Esto se aplica a los valores momentáneos, promedios y a los extremos. El estándar de OMM es realmente - 30 a +45 C (OMM NO. 8, 1996, ). Puesto que la probabilidad de una temperatura debajo de +5 C o sobre +40 C es casi imposible para las locaciones de las estaciones de OET, el rango antes citado es suficiente para el uso de la organización. 2122 b. Resolución La resolución requerida en meteorología sinóptica y para observaciones de climatología en temperatura a 150 cm. es de 0.1 C, esto en concordancia con las regulaciones de la OMM. c. Exactitud requerida La exactitud requerida (margen del error) en la temperatura del aire a una altura de 150 centímetros es de 0.2 C. Este requisito está de acuerdo con las regulaciones de OMM (OMM NO. 8, 1996, ). Los extremos (máxima, mínima) deben satisfacer la misma referencia. d. Frecuencia de observaciones requerida Muestreo manual: La OET cuenta con termómetros de máxima y mínima, más el termo-higrómetro para realizar el muestreo manual. Cada 24 horas a las 7:00 am., se recolectan la temperatura actual, máxima y minima coincidiendo con las mediciones llevadas a cabo por el IMN; así que pueden ser fácilmente comparables con el resto del país. Muestreo automático: Con el datalogger Campbell se registran las temperaturas máximas y mínimas de cada día, con la hora respectiva en la que se dieron, tomando como parámetro de corte las 7:00 am., esto para coincidir con las mediciones manuales y el IMN. También se registran dos promedios de temperatura por día: cada 30 minutos debido a la solicitud de los investigadores y diario cortando a las 7:00 am. Estos promedios se derivan de las mediciones que el datalogger realiza cada 10 segundos Instrumentos 2223 Instrumentos manuales: Se recomienda utilizar termómetros de máxima y mínima marca Lambrecht modelo 1052 o Nova Lynx modelo con divisiones cada 0.5 grados, dada su garantía de por vida y que cumplen con las especificaciones de la OMM. Además del termo-higrómetro de Nova Lynx modelo para las mediciones diarias a las 7 am. El termómetro de máxima funciona con mercurio que tiene un estrechamiento cerca del bulbo o depósito. Cuando la temperatura sube, la dilatación de todo el mercurio del bulbo vence la resistencia opuesta por el estrechamiento, mientras que cuando la temperatura baja, la masa de mercurio se contrae, la columna se rompe por el estrechamiento y su extremo libre queda marcada la temperatura máxima. La escala tiene una división de 0,5 ºC y el alcance de a 51.5 ºC. El termómetro de mínima está compuesto de líquido orgánico (alcohol) y posee un indicador coloreado en su interior. El bulbo tiene en general forma de horquilla (para aumentar la superficie de contacto del elemento sensible). Cuando la temperatura baja, el líquido arrastra el indicador porque no puede atravesar el menisco y se ve forzado a seguir su recorrido de retroceso. Cuando la temperatura sube, el líquido pasa fácilmente entre la pared del tubo y el indicador dejando la marca de la temperatura más baja por el extremo más alejado del bulbo. La escala está dividida cada 0,5ºC y su amplitud va desde -44,5 a 40,5ºC. Instrumentos automáticos: Como sensor de temperatura para conectar al datalogger se recomienda utilizar el modelo HMP45C-L de Vaisala, dicho sensor también mide humedad del aire. Este sensor cumple con las reglas de exactitud dictadas por la OMM Procedimientos a. Procedimientos de medición 2324 Muestreo manual: Para medir la temperatura máxima se observa en el termómetro la marca dejada por el mercurio y se anota el valor el la hoja de datos que se encuentra en el mismo, luego hay que tomar el termómetro y sacarlo de la garita donde se mantiene y agitarlo tomándolo por el extremo opuesto al bulbo para hacer que el mercurio baje y se registre la temperatura del día siguiente, después se coloca de nuevo dentro de la garita en el soporte. El de mínima igual se observa la marca dejada anotando en la hoja el valor del lado derecho de la marca, luego se saca del soporte girándolo que la herradura quede hacia arriba para devolver el alcohol al bulbo, en determinado caso se puede envolver sin hacer presión la herradura con la mano para calentarlo un poco, luego se coloca de nuevo en el soporte, algo muy importante es conocer que este termómetro no se sacude como el de máxima. Seguido se toma la lectura de la temperatura actual desde el termohigrómetro y se anota. Esta medición se realiza todos los días en punto a las 7 am. Inmediatamente después de este proceso el dato es digitado en al archivo Excel de registro de datos manuales en la computadora de la estación meteorológica, en todas las mediciones manuales se registra la hora (siendo o no las 7 am.) esto con el fin de validad luego contra los datos automáticos de la misma estación contra un juego de datos de otro proveedor. Muestreo automático: Se registran los promedios de temperatura cada 30 minutos debido a la solicitud de los investigadores y diario cortando a las 7:00 am. Estos promedios se derivan de las mediciones que el datalogger realiza cada 10 segundos. También se almacena la temperatura máxima y mínima y la hora correspondiente que se dieron estas medidas, durante un periodo de 24 horas cortando a las 7:00 am. b. Procedimientos de mantenimiento y calibración Mantenimiento: El HMP45C-L de Vaisala requiere mínimo mantenimiento. Al menos una vez por mes se debe de revisar la cubierta protectora de radiación 2425 (ver la sección 3.2.7) para evitar que se obstruya o se ensucie demasiado, es muy común que el los trópicos las avispas tomen esta cubierta para construir su nido. Respecto los termómetros de máxima y mínima no requieren mayor mantenimiento y tienen garantía de por vida siempre y cuando no se quiebren. Calibración: El sensor de temperatura y humedad HMP45C-L de Vaisala debe ser enviado cada año al distribuidor de Campbell para calibración. Los termómetros marca Lambrecht o Nova Lynx no requieren calibración Condiciones de emplazamiento a. Condiciones específicas por instrumento Los sensores para medir temperatura según el OMM se deben situar entre 1.25 y 2.00 metros de altura por encima del nivel del suelo, la ubicación mas usual es de 1.5 metros. El sensor que se utiliza puede ser afectado perceptiblemente por la luz del sol, la radiación y fenómenos tales como precipitación, rocío, helada y viento, por esta razón, se debe de proteger dentro de un protector de radiación los automáticos o dentro de una garita los termómetros de temperaturas extremas deben además colocarse en un soporte con un ángulo de 2 con respecto al horizonte más bajo el bulbo que el tubo con el fin que la gravedad ayude a recoger el elemento en el bulbo. b. Condiciones de los alrededores del sitio El mejor lugar para realizar las mediciones es por encima del nivel del suelo sin árboles o edificios cercanos. El terreno sobre el cual se están realizando las medidas debe estar cubierto con hierba corta. 2526 3.4 Humedad Descripción a. Nomenclatura de la variable: Nombre general: humedad relativa b. Definición: La humedad atmosférica y con frecuencia también su registro continuo es un parámetro importante en la mayoría de los ámbitos de las actividades meteorológicas; pero para la medición de la humedad en la superficie o cerca de ella existen varios métodos utilizados para expresar las diferentes magnitudes, pero nosotros nos vamos a centrar solo en la humedad relativa. Humedad relativa: es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Esta es la forma más habitual de expresar la humedad ambiental (la cantidad de vapor de agua presente en el aire). La OMM la define como: la razón expresada en porcentaje, entre la presión de vapor observada y la tensión del vapor saturante con respecto al agua a la misma temperatura y presión. OMM NO. 8, 1996, Unidades: La unidad estándar válida para el Sistema Internacional es el porcentaje %. 2627 3.4.3 Variables derivadas La típica variable derivada es la humedad relativa, la cual la clasificamos como primaria se refiere exclusivamente a la humedad del aire en un periodo corto de tiempo. Las variables que implican humedad son: Primarias, medidas a una altura de 1.5 m. o humedad relativa valor actual Secundarias, medidas a una altura de 1.5 m. por un periodo de 24 horas. o humedad relativa promedio Requerimientos Operacionales a. Rango: El rango establecido por la OMM, para las observaciones de humedad relativa es de: 5 100% b. Resolución: En la meteorología sinóptica y climatología se requiere una resolución de 1% en la observación de la humedad relativa. Este requerimiento está de acuerdo con la norma de la OMM. c. Exactitud requerida: Las regulaciones internacionales acerca del uso de palabras y conceptos como la exactitud y la incertidumbre están fijadas en el Vocabulario Internacional de términos generales y básicos de Metrología (publicado ISO 1993.). 2728 La incertidumbre (el margen de error) en la humedad relativa no debe ser mayor que 3%. La exactitud operacional requerida en el informe sinóptico es de 5% (sí RH 50%) y 3% (sí RH >50%) según la OMM. d. Frecuencia de observaciones requerida Muestreo manual: Para medir la humedad relativa la OET utiliza un sensor de Nova Lynx , la medición se realiza cada día a las 7:00 am. Muestreo automático: Se registran los valores actuales de humedad relativa cada 30 minutos debido a la solicitud de los investigadores y el promedio diario cortando a las 7:00 am. Estos datos se derivan de las mediciones que el datalogger realiza cada 10 segundos Instrumentos Instrumentos manuales: Se utiliza el termo-higrómetro modelo de Nova Lynx el cual posee todas las características requeridas por la OMM. Instrumentos automáticos: Como sensor de humedad para conectar al datalogger Campbell, se recomienda utilizar el modelo HMP45C-L de Vaisala, dicho sensor mide temperatura y humedad del aire. Este sensor cumple con las reglas de exactitud dictadas por la OMM Procedimientos a. Procedimientos de medición 2829 Muestreo manual: La humedad relativa se registra diariamente a las 7 am. registrando la lectura del termo-higrómetro en la hoja de datos, para luego hacer la digitación en el Excel de datos manuales en la computadora de la estación meteorológica, en todas las mediciones manuales se registra la hora esto con el fin de validad luego contra los datos automáticos de la misma estación contra un juego de datos de otro proveedor. Muestreo automático: solo se debe configurar el datalogger para que registre la humedad relativa actual cada 30 y la humedad promedio diaria tomando como hora corte las 7 de la mañana. Todas estas mediciones se basan en los registros llevadas a cabo cada 10 segundos por el sensor y el datalogger. b. Procedimientos de mantenimiento y calibración Mantenimiento: El HMP45C-L de Vaisala requiere mínimo mantenimiento. Al menos una vez por mes se debe de revisar la cubierta protectora de radiación para evitar que se obstruya o se ensucie demasiado, es muy común que el los trópicos las avispas tomen esta cubierta para construir su nido. El Nova Lynx no requiere mantenimiento. Calibración: El sensor automático debe ser enviado cada año al distribuidor de Campbell para calibración Condiciones de emplazamiento a. Condiciones específicas por instrumento El sensor para los datos automáticos al estar integrado con el sensor de temperatura comparte con este las mismas condiciones de emplazamiento, según la OMM, se deben situar entre 1.25 y 2.00 metros de altura por encima 29 Mostrar más
Protocolo de la Estación Meteorológica Davis Objetivo General Tomar los datos de atmósfera utilizando una Estación Meteorológica Davis Visión General Se instala una estación meteorológica para realizar Más detalles INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS Los Instrumentos son una herramienta vital en el trabajo meteorológico, el cual nos permite cuantificar parámetros ambientales bajo un convencimiento reglamentado, facilitando Más detalles TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES ÁREA ENERGÍA SOLAR
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES ÁREA ENERGÍA SOLAR HOJA DE ASIGNATURA CON DESGLOSE DE UNIDADES TEMÁTICAS 1. Nombre de la asignatura Estaciones meteorológicas 2. Competencias Implementar Más detalles LP PYRA 06. 1 Introducción. TEL. +39.049.8977150 r.a. FAX +39.049.635596
CENTRO DI TARATURA SIT N 124 TEL. +39.049.8977150 r.a. FAX +39.049.635596 1 Introducción LP PYRA 06 El albedómetro LP PYRA 06, mide la radiación global neta y el albedo de los terrenos (el albedo se define Más detalles CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. Estación Meteorológica
CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA Estación Meteorológica INTRODUCCIÓN. Los instrumentos destinados a medir los fenómenos meteorológicos se instalan en la estación meteorológica, que debe estar situada en un lugar Más detalles Mediciones en altura. Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera Principios Básicos de Mediciones Atmosféricas Diciembre 2011.
Mediciones en altura Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera Principios Básicos de Mediciones Atmosféricas Diciembre 2011 Noelia Misevicius Sumario Introducción Métodos para realizar mediciones en altura Más detalles Desde sus inicios el compañero inseparable del sector agropecuario ha sido el clima. Por ello, la necesidad de encontrar estrategias
Publicaciones INIA Quilamapu INFORMATIVO AGROPECUARIO BIOLECHE - INIA QUILAMAPU GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE AGRICULTURA USO DE EQUIPOS METEOROLÓGICOS EN LA AGRICULTURA La agrometeorología sintetiza Más detalles Son un conjunto visible de pequeñas partículas, como gotas de agua y/o cristales de hielo, suspendidas en aire libre.
Qué son las nubes? Son un conjunto visible de pequeñas partículas, como gotas de agua y/o cristales de hielo, suspendidas en aire libre. Cómo se forman? En la atmósfera existen cantidades variables de Más detalles Transmisores de Condiciones Climáticas. Salida 4~20mA
Transmisores de Condiciones Climáticas Salida 4~20mA Sondas de Monitoreo Ambiental 4~20mA Velocidad del Viento (Anemómetro) Dirección del Viento Sensor de Energía de Luz (Piranómetro) Pantalla de Protección Más detalles INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS
INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS 1 Los elementos que se miden con ayuda de los instrumentos son los siguientes Temperatura del aire, del agua y del suelo Presión n atmosférica Humedad Velocidad y dirección Más detalles Calibración del termómetro
Calibración del termómetro RESUMEN En esta práctica construimos un instrumento el cual fuera capaz de relacionar la temperatura con la distancia, es decir, diseñamos un termómetro de alcohol, agua y gas Más detalles Determinación de Humedad en la Atmósfera
Determinación de Humedad en la Atmósfera Desarrollado por Carolina Meruane y René Garreaud DGF U de Chile Abril 2006 1. Humedad en la atmósfera El aire en la atmósfera se considera normalmente como una Más detalles Red de Seguimiento de Cambio Global en la Red de Parques Nacionales CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS Y SENSORES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS.
Red de Seguimiento de Cambio Global en la Red de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS Y SENSORES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS. Última actualización: junio 2013 INDICE GENERAL 1.- SENSORES METEOROLÓGICOS DE Más detalles Salida didáctica: ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SUPERFICIE VILLA DOLORES AERO
Salida didáctica: ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SUPERFICIE VILLA DOLORES AERO Asignatura: GEOGRAFÍA FÍSICA II. Profesora: Mónica Peretti Alumnas: Sarmiento, Alejandra Sarmiento, Noelia 2 Año, Profesorado de Más detalles GUIA PARA LA PREPARACION Y PESAJE DE FILTROS EN EL MONITOREO ATMOSFÉRICO
GUIA PARA LA PREPARACION Y PESAJE DE FILTROS EN EL MONITOREO ATMOSFÉRICO M.I. Arturo Alberto Campos Ramos Jefe de Departamento Dirección de Investigación Experimental en Contaminación Atmosférica acampos@ine.gob.mx Más detalles Construcción de un Termómetro
Construcción de un Termómetro Objetivo General Construir un instrumento que pueda utilizarse para medir la temperatura del agua. Visión General Se construirá un termómetro a partir de una botella de plástico, Más detalles Práctica 13. BARÓMETRO DE MERCURIO Y PSICRÓMETRO
Práctica 13. BARÓMETRO DE MERCURIO Y PSICRÓMETRO OBJETIVOS Medida de la presión atmosférica. Determinación de la humedad relativa y de la presión de vapor de agua atmosférico. MATERIAL Barómetro de Mercurio. Más detalles REMAS: Manual para limpieza de las estaciones
REMAS: Manual para limpieza de las estaciones VERSIÓN 3. ACTUALIZADA AL 25-05-2015. COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA SISTEMA DE ALERTA FITOSANITARIA DEL ESTADO DE SONORA 1 Tabla de contenido Más detalles http://instrumentacionunexpo.blogspot.com/2007/05/laboratorio-1-calibracin-del-transmisor.html
PRACTICA NO. 1 CALIBRACION DE TRASNMISORES http://instrumentacionunexpo.blogspot.com/2007/05/laboratorio-1-calibracin-del-transmisor.html Transductor de presión de silicio difundido Cuando no hay presión, Más detalles Posición y Movimiento del Sol
Posición y Movimiento del Sol Eva Roldán Saso Grupo de Energía y Edificación CURSO 2: Urbanismo Sostenible y diseño bioclimático 2009/10 1 ÍNCIDE 1. Trayectorias Solares 1.1 Movimientos de la Tierra 1.2 Más detalles Análisis Estadístico de la Velocidad y Dirección del Viento en Los Taques- Estado Falcón
Junio 9 FGLONGATT/R-9-13 Análisis Estadístico de la Velocidad y Dirección del Viento en Los Taques- Estado Falcón 1 Programa Fuentes Alternas de Energía y Generación Distribuida Acrónimo del proyecto EOLO- Más detalles 5.- El barómetro es un instrumento que sirve para medir:
1.- Qué es la temperatura? a.- Vientos cálidos que afectan el clima. b.- Peso que ejerce el aire sobre la tierra. c.- Mayor o menor sensación de calor en el aire. d.- Peso que ejerce el aire caliente sobre Más detalles ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EQUIPOS DE MEDICION DE LA CALIDAD DEL AIRE
OEFA ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EQUIPOS DE MEDICION DE LA CALIDAD DEL AIRE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Métodos Pasivos Métodos Activos Métodos Automáticos Más detalles Principios básicos de las mediciones atmosféricas ANEMOMETRIA
ANEMOMETRIA La función de un anemómetro (algunas veces con veleta) es la de medir algunas o todas las componentes del vector velocidad del viento. Lo mas común es expresar el viento como un vector de 2 Más detalles 2. TIPOS DE TERMÓMETROS
1. DEFINICIÓN. El termómetro (del idioma griego, termo el cuál significa "caliente" y metro, "medir") es un instrumento que se usa para medir la temperatura. Su presentación más común es de vidrio, el Más detalles GUIA PRÁCTICA PARA EL COMPRADOR DE CALENTADORES SOLARES
GUIA PRÁCTICA PARA EL COMPRADOR DE CALENTADORES SOLARES El calentador solar por termosifón es la manera más práctica y económica de obtener agua caliente para el hogar. La sencillez de su diseño, su durabilidad Más detalles Los niveles que existen en el mercado actualmente pueden clasificarse en algunas de las categorías mostradas en forma sinóptica (cuadro 2.1).
PRÁCTICA No. 2: MANEJO DE NIVELES MODERNOS 1. Introducción La nivelación, es la operación cuyo objetivo fundamental es determinar la diferencia de alturas entre puntos del terreno, y puede ser de tres Más detalles ELEMENTOS DEL CLIMA. Realizado por Elena García Marín
ELEMENTOS DEL CLIMA Realizado por Elena García Marín ELEMENTOS DEL CLIMA: El tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un instante y lugar concretos. Queda determinado por los valores de las Más detalles CAPITULO 3 LA TEMPERATURA
CAPITULO 3 LA TEMPERATURA 1. CONCEPTO: La temperatura de un cuerpo indica en qué dirección se desplazará el calor al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a temperaturas distintas, ya que éste Más detalles Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella
www.casella-es.com Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Seguridad... 3 1.2 Descripción general del producto... 3 1.3 Cómo funciona?... 3 Más detalles Anexo 3 Procedimiento General de la Auditoría de flujos de muestreadores de alto volúmen
Anexo 3 Procedimiento General de la Auditoría de flujos de muestreadores de alto volúmen Procedimientos de Auditoría del Muestreador de Partículas suspendidas totales usando un Dispositivo de Flujo de Más detalles ESTACIONES METEOROLÓGICAS. UNISOURCE INGENIERIA LTDA. www.unisource.cl GSM/WIFI/ETHERNET. Encuéntranos en:
ESTACIONES METEOROLÓGICAS GSM/WIFI/ETHERNET Encuéntranos en: UNISOURCE INGENIERIA LTDA. www.unisource.cl El HOBO RX3000 es una Estación Meteorológica que combina una mayor flexibilidad y la posibilidad Más detalles Analizando el comportamiento de los fluidos podrás dar explicación a muchos hechos que puedes ver en tu entorno.
Hasta ahora has trabajado solamente con sólidos, pero sabes que la materia se puede encontrar también en otros estados de agregación: líquido y gas, que reciben el nombre de fluidos, precisamente por su Más detalles MANUAL PCE-SPM1. www.pce-iberica.es
www.pce-iberica.es PCE Ibérica S.L. C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es MANUAL PCE-SPM1 Contenido 1. Propiedades Más detalles Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Guía de diseño e instalación de Pararrayos con Dispositivo de Cebado PDC Sistema de captación PARARRAYOS ACCESORIOS PDC Los Más detalles Explorador Solar. Explorador Solar. para Autoconsumo
Explorador Solar Explorador Solar para Autoconsumo Manual del Usuario Versión 2016 Introducción El Explorador Solar es una potente herramienta para la exploración del recurso solar en Chile y para la estimación Más detalles FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA
FICHA DE CONSULTA Sumario 1. Glosario 1.1. Siglas 3 1.2. Términos 3 2. Paneles solares 2.1. Qué es un panel solar? 4 2.2. Cómo funciona un panel solar? 6 2 1. Glosario 1.1. Siglas 1.2. Términos W/m² Watts Más detalles que se ven afectadas por ambientes adversos. Somos su Relevo a la Calidad La Guía MetAs, es el boletín periódico de MetAs & Metrólogos
Año 05 # 06 2005- junio Condiciones Ambientales para Calibración y Prueba en Laboratorio y Campo MetAs & Metrólogos Asociados La Guía MetAs En esta guía se habla de las especificaciones técnicas de las Más detalles preinstalación estacion meteorologica iq3000
preinstalación estacion meteorologica iq3000 instrumentación quimisur s.l. polígono industrial de servicios del aljarafe (p.i.s.a.) c/ artesanía 23, nave 1- d 41927 mairena del aljarafe (sevilla) tel: Más detalles TERMOHIGRÓMETRO HD 200
HOJA TÉCNICA TERMOHIGRÓMETRO HD 200 Velocidad del aire Presión Humedad Caudal de aire Temperatura ºF ºC VENTAJAS CONEXIÓN Módulos de mesura intercambiables Mando de control fácil de usar Tamaño de pantalla Más detalles ENERGÍA SOLAR: Preguntas y Respuesta Frecuentes
ENERGÍA SOLAR: Preguntas y Respuesta Frecuentes Para qué se utiliza la energía solar? Podemos hablar de dos tipos de aprovechamiento de la energía solar: el que se utiliza para producir energía térmica Más detalles VI CO CURSO ACIO AL DE TALE TOS E FISICA 2010 1 de 10
VI CO CURSO ACIO AL DE TALE TOS E FISICA 2010 1 de 10 Instrucciones: Al final de este examen se encuentra la hoja de respuestas que deberá contestar. o ponga su nombre en ninguna de las hojas, escriba Más detalles b) Determinar la densidad de un líquido, aplicando el principio de igualdad de presiones en puntos a igual profundidad en un fluido en reposo.
1 Departamento: Ciencias Básicas Laboratorio: Física y Química Asignatura: Física. PRESIÓN MANOMÉTRICA Objetivos específicos a) Medir las diferentes alturas y presión que se indique. b) Determinar la densidad Más detalles INFORME LABORATORIO N 2 MEDICIONES, PRECISION E INCERTIDUMBRE
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS E INFORMATICA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE KINESIOLOGIA INFORME LABORATORIO N 2 MEDICIONES, PRECISION E INCERTIDUMBRE Asignatura Profesor Alumno :Química general Más detalles Sistema termodinámico
IngTermica_01:Maquetación 1 16/02/2009 17:53 Página 1 Capítulo 1 Sistema termodinámico 1.1 Introducción En sentido amplio, la Termodinámica es la ciencia que estudia las transformaciones energéticas. Si Más detalles Termómetros meteorologicos
Termómetros meteorologicos 121,0 S 121-OS 1 / 7 Sep-15 1. Termómetro de intensidad de radiación tipo Robitzsch Este aparato consiste en un termómetro de bola negra y otro de bola blanca dentro de sendos Más detalles Diez módulos de estación, extensores también se pueden agregar para proporcionar de 10 a 30 estaciones de irrigación.
ND2i 0904 1 NutriDose II i El NutriDoseII i controla la inyección en línea en un sistema de fertirrigación de múltiples zonas. El controlador principal se usa junto con otros módulos para permitir que Más detalles A G R O M A T I C S.A.
INDICE CÓDIGO DESCRIPCIÓN N PÁGINA INDICE...01 TH4040 TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON RELOJ. 02 TH4082 TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA DE MEDICIÓN Y MEMORIA DE MÁXIMA Y MÍNIMA.02 TH4096 TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON Más detalles El colector solar de placa plana (C.P.P)
Aplicaciones del Cobre / Energía Solar El colector solar de placa plana (C.P.P) El colector de placa plana se suele integrar en los llamados sistemas de energía solar de baja temperatura, los cuales se Más detalles GUÍA DE MANTENIMIENTO (Versión 01-2013)
GUÍA DE MANTENIMIENTO (Versión 01-2013) imetos Guía de Mantenimiento - Versión 01 2013 efesaro - www.efesaro.com 1 Índice 1. MANTENIMIENTO DE LA imetos...3 2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN...3 Más detalles Laboratorio orio de Operaciones Unitarias I
Laboratorio orio de Operaciones Unitarias I 1 República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero Laboratorio Más detalles SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN EL CENAM
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN EL CENAM Zúñiga González S., Olvera Arana P., Torres Guzmán J. Centro Nacional de Metrología km 4,5 carretera a Los Cués, El Marqués, Querétaro, México Tel. Más detalles SISTEMA DE SUPERVISIÓN REMOTA
SISTEMA DE SUPERVISIÓN REMOTA E M P L A Z A M I E N T O C E N T R O D E E D U C A C I Ó N A M B I E N T A L - A L B E R G U E A S C O R C E R I Z A S M A R Z O 2 0 1 3 Fundación Agencia Intermunicipal Más detalles EQUIPOS UTILIZADOS EN HUMIDIFICACIÓN
Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Química Dpto. de Operaciones Unitarias y Proyectos EQUIPOS UTILIZADOS EN HUMIDIFICACIÓN Prof. Yoana Castillo yoanacastillo@ula.ve CONTENIDO Más detalles Evaporación, Transpiración n y Evapotranspiración
Evaporación, Transpiración n y Evapotranspiración Curso de Hidrología Departamento de Ingeniería a Civil y Minas División n de Ingeniería Universidad de Sonora Mayo de 2007 Introducción La presencia de Más detalles DETECCIÓN PASIVA. Jean PLA, Gestión de Frecuencias CNES, Toulouse, FRANCIA jean.pla@cnes.fr
Seminario de la UIT para la Región de las Américas DETECCIÓN PASIVA Jean PLA, Gestión de Frecuencias CNES, Toulouse, FRANCIA jean.pla@cnes.fr Jean PLA CNES 21/09/ 2012, MANTA Ecuador, ITU Seminar for Americas Más detalles TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO
3.1 TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO El aire comprimido contiene impurezas que pueden producir perturbaciones en el funcionamiento y un rápido deterioro de las instalaciones neumáticas. Estas Más detalles LOS MAPAS DEL TIEMPO
LOS MAPAS DEL TIEMPO Son la representación gráfica de las condiciones meteorológicas de una zona determinada del planeta en cada momento. Se basan en los datos obtenidos a partir de los satélites y estaciones Más detalles Protocolo de Humedad y Temperatura del Suelo Empleando la Estación Davis
Protocolo de Humedad y Temperatura del Suelo Empleando la Estación Davis Objetivo General Registrar los datos de suelos utilizando una estación Davis para medir la humedad del suelo y temperatura. Visión Más detalles Dónde estoy? Pregúntale al Sol
Dónde estoy? Pregúntale al Sol Un experimento concebido por C. Morisset, J. Garcia-Rojas, L. Jamet, A. Farah Instituto de Astronomía UNAM 1. Introducción El propósito del experimento que hemos diseñado Más detalles Universidad Tecnológica de Panamá Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas Laboratorio de Instrumentación Nuclear
Página: 1 de 9 1. Introducción: Para estudiar y predecir el tiempo, se construyen observatorios o estaciones meteorológicas. Actualmente, utilizan tecnologías muy complicadas y caras, pero el estudio del Más detalles Anexo Energías Renovables
A4 Anexo Energías Renovables ANEXO IV ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA El objeto de este estudio es realizar el dimensionado básico, el cálculo de prestaciones energéticas y la Más detalles GUÍA DE INSTALACIÓN CALENTADOR SOLAR SUNNERGY SEI-H-20-1800/58
GUÍA DE INSTALACIÓN CALENTADOR SOLAR SUNNERGY SEI-H-20-1800/58 Los calentadores solares para agua Sunnergy son fáciles de instalar, y con equipos adecuados apropiadamente para cada necesidad en particular, Más detalles Cómo se producen estos fenómenos atmosféricos?
Curso: Primario PIE Trayecto: Formación Integral Espacio Curricular: Ciencias Naturales Módulo: 8 Autor: Prof. Adriana Martinez Jefe: Coordinador: Prof. Andrea Ingano Bienvenidos al Módulo 8 de Formación Más detalles MANUAL GRAFICO DE INSTALACION DEL SEGUIDOR SOLAR FEiNA, SF70-1EH
MANUAL GRAFICO DE INSTALACION DEL SEGUIDOR SOLAR FEiNA, SF70-1EH 1853 854 6050 6176 6050 6050 1 - Se ponen los bloques de hormigón, que si no se entierran, los tres bloques centrales pueden ser de 30x30x400 Más detalles UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES ESCUELA DE GEOGRAFÍA DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA FÍSICA MÉRIDA - VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES ESCUELA DE GEOGRAFÍA DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA FÍSICA MÉRIDA - VENEZUELA PROGRAMA DE LA ASIGNATURA METEOROLOGÍA CÓDIGO DE MATERIA: Más detalles PROGRAMA DE CALCULO PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
PROGRAMA DE CALCULO PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 1 GUIA PRÁCTICA E INSTRUCCIONES DE USO El CD-ROM de Instalación dispone de auto arranque por lo que en las unidades que tengan activado el Más detalles La evapotranspiración: concepto y métodos para su determinación. Capítulo I
La evapotranspiración: concepto y métodos para su determinación Capítulo I I. La evapotranspiración: concepto y métodos para su determinación I.1 Evapotranspiración La evaporación es el proceso por el Más detalles LABORATORIO DE CALIDAD DE AIRE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ESPECIFICACIONES. Serial: M10579. Serial: M12372. Serial: M11812.
Página 1 de 8 ESPECIFICACIONES Nombre: Estación Meteorológica Codigo del Equipo: Modelo: Ubicación: Estación Movil AMVA Método de referencia: Nombre: Sensor Velocidad del Viento Modelo: 014-A Nombre: Sensor Más detalles 3.1 Mantenimiento preventivo
3. Mantenimiento Las estaciones de medición, ya sean fijas o móviles, representan la infraestructura remota de los SMCA, por lo que requieren de buenas y oportunas prácticas de mantenimiento preventivo, Más detalles En este capítulo, se darán algunas recomendaciones e información acerca de los
Capítulo VI. Calibración y Validación En este capítulo, se darán algunas recomendaciones e información acerca de los procedimientos para calibración de espirómetros, para poder determinar la calidad y Más detalles Rodrigo Vásquez Torres. Grupo Energía y Edificación UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Termografía IR & Test de Infiltraciones (BlowerDoor) Eva Roldán Saso Rodrigo Vásquez Torres Grupo Energía y Edificación UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Termografía IR 15.0 C 14 12 10 9.0 Potencia emisiva superficial Más detalles Somos Autodidactas IV Nivel
Somos Autodidactas IV Nivel Hablemos de Energía Qué es energía? Conocemos la energía como la capacidad que tienen las personas, animales y cualquier cuerpo u objeto para realizar un trabajo, la capacidad Más detalles FÍSICA LAB. donde s es la desviación estándar (ver la teoría o consultar con su jefe de trabajo prácticos).
FÍSICA LAB. 1 ERRORES Una magnitud física es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o sustancia, susceptible de ser medido. El error de una medición está asociado al concepto de incertidumbre en el resultado Más detalles Principios básicos de mediciones atmosféricas RADIACIÒN
RADIACIÒN Principios de radiación Los objetos que se encuentran a temperaturas mayores al cero absoluto (0 K) emiten radiación. Un objeto que emite la máxima radiación posible para la temperatura a la Más detalles CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA
LA MATERIA CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA - Todo lo que existe en el universo está compuesto de Materia. - La Materia se clasifica en Mezclas y Sustancias Puras. - Las Mezclas son combinaciones de sustancias Más detalles Protocolo de Distribución de Partículas del Suelo por Tamaño
Protocolo de Distribución de Partículas del Suelo por Tamaño Objetivo General Medir la distribución de las partículas de suelo de diferente tamaño que hay en cada horizonte de un perfil de suelo. Visión Más detalles Universidad de Córdoba
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA AGRÍCOLA Y EDAFOLOGÍA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS Y DE MONTES Universidad de Córdoba GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMETARIA Y DEL MEDIO RURAL ASIGNATURA: QUÍMICA Más detalles INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD DICROMAT + / DICROMAT 2+ INSTRUCCIONES DE EMPLEO
INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD DICROMAT + / DICROMAT 2+ INSTRUCCIONES DE EMPLEO DESCRIPCIÓN El interruptor de proximidad DICROMAT + capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras Más detalles Colegio El Carmen Teresiano La Reina Física EL METODO CIENTIFICO
EL METODO CIENTIFICO El Método Científico El método científico corresponde a una forma rigurosa, ordenada y sistemática de trabajar, la cual permite obtener datos, resultados y conclusiones que sean confiables. Más detalles Manejo e identificación de material básico de laboratorio
Manejo e identificación de material básico de laboratorio Probeta MEDIDA VOLUMEN Probeta Pipeta Bureta Matraz aforado FUENTES CALOR Instrumento, que permite medir volúmenes superiores y más rápidamente Más detalles CAPITULO 4 EQUIPO EXPERIMENTAL. Se puede describir en forma general al equipo como un conjunto de partes formadas en
CAPITULO 4 EQUIPO EXPERIMENTAL 4.1 DESCRIPCION GENERAL Se puede describir en forma general al equipo como un conjunto de partes formadas en su mayoría de acero inoxidable tipo AISI 304L y vidrio borosilicato Más detalles Energía eólica. AEROGENERADORES: Funcionamiento, partes y tipos. 1. Funcionamiento. 2. Partes
Energía eólica La energía eólica tiene su origen en el viento, es decir, en el aire en movimiento. El viento se puede definir como una corriente de aire resultante de las diferencias de presión en la atmósfera Más detalles TECNOLOGÍA 4º ESO TEMA 3: Tecnologías de la comunicación
Tecnología 4º ESO Tema 3: Tecnologías de la comunicación Página 1 TECNOLOGÍA 4º ESO TEMA 3: Tecnologías de la comunicación Tecnología 4º ESO Tema 3: Tecnologías de la comunicación Página 2 Índice de contenido Más detalles ESTACION METEOROLOGICA 2900ET
ESTACION METEOROLOGICA 2900ET Estacione completamente equipada que miden temperatura del aire, humedad relativa, Lluvia, dirección y velocidad del viento, radiación solar, punto de roció, evapotranspiración Más detalles Este Material de Apoyo ha sido extraído de la Guía de Usuario de Corel Draw X6. Copyright 2012 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
Este Material de Apoyo ha sido extraído de la Guía de Usuario de Corel Draw X6. Copyright 2012 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Operaciones con páginas y herramientas de diseño CorelDRAW Más detalles Manual de instrucciones Balanza portátil
Manual de instrucciones Balanza portátil E Manual de instrucciones Balanza portátil Índice 1 Datos técnicos... 3 2 Descripción del aparato... 4 2.1 Descripción del teclado... 5 3 Indicaciones básicas (informaciones Más detalles MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE 3 Contenido 1. NORMAS DE SEGURIDAD... Más detalles I. Temperatura 1. II. Presión atmosférica 21. III. Humedad atmosférica 1. IV. Viento 1. V. Precipitación 1. VI. Radiación Solar 1. VII.
Contenido Capítulo Tópico Página I. Temperatura 1 II. Presión atmosférica 21 III. Humedad atmosférica 1 IV. Viento 1 V. Precipitación 1 VI. Radiación Solar 1 VII. Insolación 1 VIII. Visibilidad 1 IX. Evaporación Más detalles PRÁCTICA 1 PARTE 1: CAPILARIDAD, VISCOSIDAD, TENSIÓN SUPERFICIAL PARTE 2: MEDIDA DE PRESIONES
PRÁCTICA 1 PARTE 1: CAPILARIDAD, VISCOSIDAD, TENSIÓN SUPERFICIAL PARTE 2: MEDIDA DE PRESIONES 1 de 14 CAPILARIDAD OBJETIVO Comprender el fundamento de la capilaridad. Aplicar la fórmula de Jurin para calcular Más detalles ACTIVIDADES Tema 8 Venus tiene atmósfera, pero no tiene aire. Razona por qué no podemos llamar aire a la mezcla de gases de la atmósfera venusiana.
ACTIVIDADES Tema 8 1. Venus tiene atmósfera, pero no tiene aire. Razona por qué no podemos llamar aire a la mezcla de gases de la atmósfera venusiana. No podemos llamar aire a la mezcla de gases de la Más detalles GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE HIDROMIEL
GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE HIDROMIEL PROYECTO: DESARROLLO DE UN MODELO PRODUCTIVO DE BEBIDAS FERMENTADAS DE MIEL COMO ESTRATEGIA PARA GENERAR VALOR EN EL ÁMBITO CARACTERÍSTICO DE Más detalles 1.2 MEDIDA DE MAGNITUDES.
1.2 MEDIDA DE MAGNITUDES. 1.2.1 MAGNITUDES. Para describir al compañero que se sienta a tu lado empleas propiedades, así dices su altura, su peso, el color de sus ojos y cabellos, su simpatía o su inteligencia. Más detalles Madrid, 10 de febrero de 1983. SOLCHAGA CATALAN. Ilmo. Sr Subsecretario del Departamento.
198302-001 ORDEN de 10 de febrero de 1983 sobre normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores, de calefacción por medio de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Más detalles Trabajo práctico 3: Medición del volumen de líquidos
Trabajo práctico 3: Medición del volumen de líquidos Objetivo Identificar los materiales volumétricos que se utilizan en el laboratorio. Realizar diferentes mediciones de volúmenes de líquidos. Analizar Más detalles MR-12 Agitador de balanceo
MR-12 Agitador de balanceo Manual de funcionamiento Certificado para la versión V.2AW Contenidos 1. Precauciones de seguridad 2. Información general 3. Cómo empezar 4. Funcionamiento 5. Especificaciones Más detalles FP Topografía, S.A. de C.V.
< < < < Termómetros Higrotermómetros Higrómetros Pluviómetros... Lista de precios TFA Junio 2014 FP Topografía, S.A. de C.V. Puebla - Plaza Stelaris Tels. (222) 573 6014, 573 6015, 573 7014 Cto. Plaza Más detalles Experiencia: Aceleración de un carro dinámico en un plano inclinado
Experiencia: Aceleración de un carro dinámico en un plano inclinado Interfase ScienceWorkshop Pasco Sensor de Movimiento Pasco OBJETIVO El objetivo de este experimento es calcular la aceleración de un Más detalles DIGITALES ESTACIONES METEOROLOGICAS 7-16 ESTACIONES METEOROLOGICAS MULTI SENSOR 17-19 TERMO-HIGROMETROS 20-23 TERMOMETROS 24-31
ESTACIONES METEOROLOGICAS 7-16 ESTACIONES METEOROLOGICAS MULTI SENSOR 17-19 TERMO-HIGROMETROS 20-23 TERMOMETROS 24-31 TERMOMETROS PARA PISCINA 30 TERMOMETROS PARA VENTANA 31 5 EXPOSITORES PUNTO DE VENTA Más detalles ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución