Source: http://www.ditecom.com/analizador-espectro/analizador-espectro-dsa1030s.shtml
Timestamp: 2019-05-20 21:07:26+00:00

Document:
DSA1030A - Analizador de espectro de 3GHz
Tel: (+34) 91 528 54 37
info@ditecom.com
Kits de Automoción
Osciloscopios de PC
Equipos electricidad
Test cableado
Kits ICT
Módems GSM
Convertidores serie
E/S por RS485
Control de E/S por IP
Temperatura remota
Reinicio de routers
DSA1030A
Osciloscopios de Sobremesa
Poliscopios de mano
Analizadores de protocolo
Certificador de redes CAT6
Medidores de campo TDT
Más Instrumentos Test y Medida
ANALIZADOR DE ESPECTRO DE 3GHz
Analizador de espectro DSA1030A
Analizador de espectro de 9kHz a 3GHz con preamplificador.
Precio: 3.845€
El analizador de espectro de RF DSA1030A de Rigol trabajan en frecuencias de 9kHz a 3 GHz, completamente sintetizados y disponen de unos controles sencillos para facilitar el manejo del equipo tanto al usuario novel como al experimentado. Incluye preamplificador para obtener un nivel de ruido DANL de hasta -148 dBm.
Pantalla de alta resolución de 8.5"
La gran pantalla de 8.5" del analizador de espectro Rigol DSA1030A dispone de una resolución de 800x480 pixels con un interfaz muy sencillo siendo fácilmente accesibles las funciones Tune Auto, Auto Rango, Auto Escala y Auto Acoplamiento. Estas funciones permiten que el analizador pueda adquirir tanto señales como parámetros de forma automática, en lugar del proceso manual necesario con un analizador tradicional.
Interfaz de usuario fácil de usar y múltiple conectividad
Los analizadores de espectro Rigol tienen una interfaz de usuario sofisticada pero muy fácil de usar y ofrecen múltiples funciones para todas las tareas. La navegación por el menú es muy intuitiva y todas las funciones y parámetros son de fácil localización.
Tiene puerto LAN, USB host, USB, VGA y opcionalmente GPIB para poder obtener las máximas prestaciones en todo momento.
Filtro de resolución de 10Hz y bajo nivel de ruido
El analizador de espectro DSA1030A utiliza un filtro IF digital con un filtro de resolución (RWB) de 10Hz, ruido de fase de -88dBc/Hz con un offset de 10 kHz, hasta -148 dBm de nivel de ruido medio ( RBW en 10Hz y con el preamplificador que viene de serie activo) y con un error en amplitud inferior a 1.0 dB convierten al analizador de espectro DSA1030A en uno de los más sencillos en realizar una medida de alta precisión incluso si para la aplicación se necesita un bajo ruido o una resolución precisa.
Permite distinguir señales con una diferencia de frecuencia de hasta 10 Hz. El uso de tecnología IF digital (frecuencia intermedia) garantiza una fiabilidad y rendimiento para cumplir con las necesidades de las aplicaciones de RF más exigentes.
Medidas avanzadas
El analizador de espectro DSA1030A incluye una amplia gama de funciones avanzadas estándar y además dispone de opciones de ampliación como los filtros para EMI, un detector de quasi-pico y un generador de seguimientoCon el uso del generador de seguimiento (también conocido como generator de tracking), es posible determinar por ejemplo la respuesta en frecuencia de un cuadripolo. Es una fuente de señal síncrona controlada por el analizador de espectro que puede generar una frecuencia de hasta 1.5 GHz. entre otras.
El DSA1030A incorpora potentes funciones de medida, incluyendo Potencia en el dominio del Tiempo, Potencia del Canal, Potencia Canal Adyacente, Ancho de Banda Ocupado, Relación Señal/Ruido, Distorsión Armónica, Distorsión de Intermodulación, Frecuencímetro, N dB, etc. Adicionalmente el software de control permite añadir funcionalidades adicionales ampliando el rango de aplicaciones de utilización.
Rango de frecuencia hasta 9kHz a 3 GHz
Resolución de frecuencia de 1Hz
Ancho de banda del filtro de resolución RBW de 10 Hz a 1 MHz.
Sistema de RF digital sintetizado. Preamplificador incluido de serie.
Niveles de entrada: -150dBm a +30dBm , 50 Vcc.
Pantalla panorámica de 8,5  y 800 x 480 puntos.
10 marcadores y 3 Trazas + Traza matemática.
Memoria de almacenamiento de 1GB. Almacena miles de medidas y configuraciones.
Salida de alimentación para sondas de RF (opcionales)
Interfaces: USB, USB-host, LAN (LXI-C), VGA, opcional GPIB
DSA1030A-TG3 : Generador de tracking de 3GHz.
DSA1000-BAT : Batería de Li-Ion 147 Wh, hasta 3 horas de utilización.
DSA1000-RMSA : Kit de montaje en Rack
DSA1000-SCBA : Bolsa de transporte.
Kit de medidas avanzadas para la serie DSA1000
VB1030: Puente VSWR
FILTRO RBW de 10Hz
Permite distinguir dos señales próximas gracias a su filtro de 10Hz
VALORES DE PICO
La función Tabla de Picos muestra una tabla con el valor de los picos en el espectro
-88dBc/Hz @10 kHz offset Phase Noise
Demodulación de una señal AM con Zero Span
MEDIDAS DE HASTA -130dBM
Permite realizar capturas con señales de menos de -103dBm con el Preamplificador estándar
MEDIDAS DE EMI
Fitro para EMI, Quasi Pico y Pasa/Falla
9 KHz ~ 3 GHz
Mínimo 1 Hz
Rango de Span
10 Hz/div a 300 MHz/div en pasos 1,2,5 Selección (Auto)
ZERO Span,
FULL Span: 9kHz a 3 GHz
Configuración para Inicio, Parada, Span central
Precisión del Span
± 3% de la anchura de Span indicada
-110dBc/Hz con 1MHz de offset
Selección de RBW
10 Hz a 1 MHz en secuencia 1-3-10
Precisión de RBW
Rango de VBW
1 Hz a 3 MHz en secuencia 1-3-10
DANL ~ +30dBm, Precisión < 1 dB
< 0,6 dB
Nivel medio de Ruido (típicos)
< -143 dBm : 100 KHz ~ 10 MHz (-125 dBm Preamp OFF)
(RBW=100 Hz, VBW=10 Hz)
< -148 dBm: 10 MHz ~ 2.5 GHz, (-130 dBm Preamp OFF)
< -133 dBm: F ≥ 2.5 GHz (-115 dBm Preamp OFF)
dBm, dBmV, dBµV, nV, µV, mV, V, nW, µW, mW, W
Atenuador de entrada
De 0 a 50 dB en pasos de 1 dB, modo auto o manual
Máxima potencia RF entrada
33 dBm (1 W), a 33dBm se activa la protección hasta 40 dBm (10W) max.
Rango: -100 dBm ~ +30 dBm Resolución: 0.01 dB Precisión: ± 0,1 dB
Intercepción segundo armónico
+35dBm
Intermodulación tercer orden
+7dBm (Fc ? 30 MHz)
Espúreos residuales
-88 dBm (tip)
Otros espúreos de entrada
< -60dBc
10 ms a 3000 seg. (Spam de100 Hz a 3 GHz), 20 ?S a 3000 s. (0 Span)
< ± 5%
Externa (trasera), Video, Libre
Continuo, único
Nivel de disparo
Nivel TTL 5V.
Señales y configuraciones.
Tipo de pantalla,
8.5" Color TFT LCD , Resolucion 800 X 480
Numero de trazas
3 + traza matemática
Detector trazas
Normal, Pico Positivo, Pico Negativo, Muestra, RMS, Promedio de Tensión
Funciones de traza
Limpiar/Escribir, Max. Hold, Min. Hold, Promedio, Vista.
Conector de entrada de RF.
Tipo N hembra, 50Ω nominal 150kHz ~ 3.0GHz,
1,5 de 10 MHz a 2,5 GHz (con atenuador 10dBm )
50Vdc, +33dBm (1 W)
± 3 ppm,
± 3 ppm/año,
BNC Hembra,
(10 MHz, Ref.)
Nivel de entrada,
0 dBm a +10dBm 10MHz,
10 MHz +8dBm nominal
LAN, VGA, USB y USB host
Opcional:GPIB
Temperatura funcionamiento.
5º a 40ºC (Trabajo), -20º a 70ºC (Almacenamiento)
Tensión alterna 100 - 240V, 48 - 63Hz, 35 W sin opciones, Max. 60 W.
6,2 kg aprox. (sin batería)
399mm x 233mm x 159mm
Generador de Tracking (opc)
10 MHz ~ 3 GHz, -20 ~ 0 dBm
Osciloscopios USB Kit Automoción Registradores Monitorización Programadores Contactar
+34 91 528 54 37 © 2009 Ditecom Design S.L. Legal

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución