Source: https://equipar.com.mx/termohigometros/
Timestamp: 2020-08-15 04:54:22+00:00

Document:
Termohigómetros - Equipar, S.A. de C.V.
/termohigometros/
Catálogo: CPI37802-00
Termohigómetro con reloj para realizar mediciones de Humedad Relativa (RH) en un rango de 25 a 80%, resolución 1% RH, y de Temperatura en un rango de -10 a 60 °C, resolución 0.1 °C, tiempo de respuesta 5 minutos aproximadamente, trabaja con 1 batería triple A (incluida), dimensiones 2 ¾ in de ancho x 4 9/16 in de alto x 9/16 in de profundidad, exactitud de HR +/-6 %, exactitud de temperatura de +/-1 °C, pantalla LCD, de 2 dígitos para RH, y 2 1/2 dígitos para temperatura, resolución de la temperatura de 1.0 °C, botón para mostrar valores máximos y mínimos.
Catálogo: CPI03313-86
Termohigómetro con pantalla jumbo de dos dígitos, fabricado en plástico ABS, rango de temperatura 32 a 122 °F (0 a 50 °C) , rango de humedad de 25 a
95% RH, exactitud de RH +/-2.0%, incluye sensor de temperatura sumergible con dimensiones de 0.85 in de largo x 0.19 in de diámetro, con 10 pies de cable (sensor de reemplazo solicítelo con el catálogo 00095LM), resolución de temperatura 0.1°C, exactitud 1 °C, el tiempo de respuesta va a depender del flujo de aire, que hay en el lugar que se coloque, escritorio o pared, opera con una batería triple A (incluida). Incluye certificado de trazabilidad NIST. Marca Cole Parmer
Catálogo: CPI37802-10 / CPI37101-00
Pantalla gande LCD, dígitos de una pulgada, muestra temperatura y humedad interna y externa simultáneamente, función de selección de unidades de
temperatura entre °C y °F, rango de humedad de 10 a 99%, exactitud +/- 5%, en el rango de 25 a 85%, resolución +/-5%, rango de temperatura 14 a 140 °F (-10 a 60 °C) resolución 0.1 °C, temperatura máxima de operación 60 °C, indicador de consumo de batería, opera con una batería triple A (incluida), con soporte interconstruido para colocar en escritorio e incluye accesorio de montaje parapared.
Catálogo: CPI20250-11
Termohigómetro con función de máximo/mínimo rango de humedad relativa 25% – 95%, precisión de +/-5% RH a la mitad del rango y +/- 8% en los demás puntos, resolución de 1% RH, rango de temperatura 0 a 50°C, precisión de la temperatura +/- 1 °C, resolución de la temperatura 1 °C, incluye un termistor, para las mediciones de la temperatura, tiempo de respuesta 8 segundos, dimensiones de 2.63 in ancho X 3.75 in alto X 0.63 in alto.
Termohigómetro DIGI-SENSE, pantalla LCD retro-iluminada, para realizar mediciones de humedad/punto de rocío/bulbo húmedo/temperatura; rango de humedad relativa de 0% a 100%, rango de temperatura de -30 a 100 °C, rango de humedad absoluta de 0 a 500 gamos por metro cubico, exactitud de +/- 2% RH de 40 a 60% , +/-3% de 20 a 40% RH y 60% a 80%, +/-4% RH entre 0 y 20% y de 80 a 100%, resolución del 0.1% RH; exactitud de +/-0.5 °C entre -20 y 60 °C, +/- 1°C, de -30 a 19°C, dimensiones 16.5 cm largo x 5.4 cm ancho x 3.4 cm alto, tiempo de respuesta inferior a 15 s, función de auto apagado para ahorro de batería, opera con 3 baterías triple A (incluidas), botón lateral para operación con una sola mano, incluye estuche para almacenamiento y transportación, y certificado de calibración NIST.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución