Source: http://docplayer.es/1112531-Analizador-de-espectro.html
Timestamp: 2017-09-22 12:29:16+00:00

Document:
Analizador de Espectro - PDF
Download "Analizador de Espectro"
Ana María López Domínguez
1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN Ingeniería Electrónica Medidas Electrónicas II Analizador de Espectro Ing. J.C. Colombo Prof. Medidas Electrónicas II 24/08/12 1/32/
2 1.- Introducción Una función periódica de cualquier tipo, puede descomponerse por una serie trigonométrica o Serie de Fourier de la forma: Y(t) = ½ a 0 + a 1 cos t + b 1 sen t a n cos t + b n sen t Donde los coeficientes an y bn son constantes. Esta serie es conocida como la Serie de Fourier de la señal correspondiente. El primer termino (½ ao) suele denominarse nivel de continua, el segundo par de términos (a1 cos t + b1 sen t) se denomina fundamental, los siguientes pares de términos (a2 cos t + b2 sen t + a3 cos t + b3 sen t +...) son los llamados armónicas de orden superior. Cada uno de estos pares se puede escribir en forma de: A n sen (n t + ), donde A n = a n ² + b n ² la fase inicial de la señal es y tg an / bn. Los timbres de los diferentes instrumentos musicales pueden atribuirse principalmente a las diferencias comparativas de los An de los sobre tonos. Los valores de los coeficientes de la serie trigonométrica, se encuentran mediante: to+t a n = 2/T f(t) cos (n t) dt to to+t con n = 0, 1, 2, 3,... b n = 2/T to f(t) sen (n t) dt lo cual se cumple para cualquier función periódica f(t) entre to y to+t. Como puede verse, el número de coeficientes para cualquier señal periódica ( salvo las senoidales puras) será infinito, esto hace que el cálculo sea imposible. Sin embargo el valor de dichos coeficientes va disminuyendo, en algunas señales más rápido que en otras, hasta que la contribución de algunos coeficientes es mínima y despreciable. Entonces es posible tomar un número finito de coeficientes sin cometer errores importantes. Esto permite la representación gráfica en el espectro de las frecuencias a señales iguales a las consideradas, donde la Amplitud Vertical de la señal está dada por A n y la horizontal por la frecuencia f, un ejemplo de esta gráfica puede verse en las siguientes figuras. 2/32/
3 V V Tiempo Frecuencia Analizador de Espectro Osciloscopio Las gráficas muestran las características de una onda senoidal ideal: las especificaciones reales tienen diferencias con la forma ideal presentándose distorsiones en las ondas. A A A1 A2 A3 o t o f1 f2 f3 f T Gráfica en función del tiempo (Diente de Sierra) Gráfica en función de frecuencia (Espectro de Frecuencia) Una señal Triangular tiene fs más armónicas pares con amplitudes decrecientes. A A A1 0 A2 A4 A6 A8 f 0 t f1 2f1 4f1 6f1 8f1 T 3/32/
4 Una señal Cuadrada de fs = 3 KHZ (fundamental) tendrá armónicas impares fs3 = 9KHZ (3 armónica), fs5 = 15KHZ ( 5 armónica), fs7 (7 armónica) = 21KHZ, fs9 (9 armónica) = 27KHZ, siempre con respecto a la fundamental. Otra forma de escribir la serie de Fourier es expresando los senos y cosenos en forma exponencial, recordando que: jn t e = cos n t + j sen n t se puede deducir que la señal queda expresada por: j n t to+t - j n t f(t) = cn e donde cn = 1/T f(t) e dt n = - to Cuando estamos en presencia de señales que no son periódicas, se las considera un caso especial de las series de Fourier cuando el periodo T tiende a infinito. Considerando las ecuaciones anteriores con los límites indicados y reemplazando las sumatorias por integrales se obtiene: j n t donde f (t) = F( ) e - d - j n t F( ) = ½ F(t) e dt - Estas ecuaciones se denominan Integrales de Fourier y F de f(t). se llama Transformada de Fourier Esta transformada es única o sea que dada una función f(t) siempre es posible encontrar una sola función F( que satisfaga dichas ecuaciones. De la misma manera dada una función F siempre es posible encontrar sólo una función f(t) que satisfaga dichas ecuaciones. Por este motivo a f(t) se la llama Transformada Inversa de Fourier de F( ) 2.- Esquema Básico de un Analizador de Espectro Las características de Amplitud vs. Tiempo de una señal analógica puede analizarse en el dominio temporal con un Osciloscopio, y si es Amplitud vs. Frecuencia en el dominio de la frecuencia con una Analizador de Espectro, como lo indica la Figura 1). Cuando se está en el dominio temporal se hace la sumatoria de todas las componentes de frecuencias o armónicas 4/32/
5 de una señal, según Fourier, y aparecen en la pantalla (TRC) o en un display digital de un osciloscopio como una única señal. Cuando es necesario descomponer una señal en sus diferentes componentes espectrales de frecuencias o contenidos armónicas, para analizar de manera independiente el comportamiento de la amplitud con la frecuencia de cada componente y luego de la totalidad de las mismas se utiliza un Analizador de Espectro. Fig. 1: Relación de señales en función de la frecuencia y el tiempo Esta figura muestra una señal tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia. En el dominio del tiempo todos los componentes de distintas frecuencias de la señal son sumados y mostrados juntos. En el dominio de la frecuencia la señal es separada en sus componentes de frecuencias y se muestra el nivel de cada una. Con un Analizador de Espectro mediciones como Frecuencia, Potencia, Contenido Armónico, Modulación y Ruido pueden ser realizadas fácilmente. A esto se puede agregar la Distorsión de Armónicas, el Ancho de Banda Ocupado, la Estabilidad de Señal, la Potencia de Salida, la Distorsión de Intermodulación, La Relación Señal / Ruido y muchas otras mediciones. Algunos de estas cuestiones se indican en la Figura 2 siguiente. Medir la calidad de la modulación permite saber si el sistema trabaja apropiadamente y que la información será transmitida correctamente. Conocer el contenido espectral es importante, especialmente en comunicaciones donde se cuenta con un ancho de banda limitado. Testear el porcentaje de modulación, la amplitud de la banda lateral, la calidad de la modulación, ancho de banda ocupado, son algunas de las mediciones más comunes en modulación. En comunicaciones, medir la distorsión tanto en los receptores, como en los transmisores es crítico. Por ejemplo, una distorsión excesiva de armónicas en la salida del transmisor puede interferir con otras bandas de comunicación. Las mediciones comunes de la distorsión, incluyen la intermodulación, armónicas, y las emisiones espurias. Cualquier dispositivo o circuito activo puede generar ruido. Medir este ruido y la relación Señal / Ruido es importante para caracterizar el comportamiento de los dispositivos y su contribución al ruido general del sistema. 5/32/
6 Ruido Distorsión por Intermodulación de Fig. 2a) Distorsión armónica + ruido Fig.2b) tercer orden en un transmisor b) de banda lateral única (BLU) Fig. 2c) Espectro de una señal de radio digital, y máscara que muestra los límites permitidos de ocupación espectral. 6/32/
7 Fig. 2d ) Emisiones conducidas en función de los límites impuestos por la VDE como parte de una prueba de interferencia electromagnética ( EMC). En la Fig. 2 a) se verifica el contenido armónico de la señal portadora para evitar interferencias con otros sistemas que operan en las frecuencias de las armónicas. También se destaca la distorsión de la señal modulada sobre una portadora. En la Fig. 2 b) se muestra que la intermodulación de tercer orden (dos tonos de una señal que se modulan entre sí) puede ser problemático ya que las componentes de distorsión pueden caer dentro de la banda de interés, y en consecuencia no pueden ser filtradas. La Fig 2 c) indica la ocupación espectral. La modulación de una señal aumenta su espectro, y para evitar interferencia entre canales próximos se restringe el ancho espectral de varias transmisiones. Por último, en la Fig 2 d) se muestra que la interferencia electromagnética (EMI) también puede ser considerada como una forma de ocupación espectral. Se debe evitar que emisiones no deseadas, ya sean radiadas o transmitidas por la alimentación u otro tipo de cableado interfieran con el funcionamiento de otros sistemas. Hay varios métodos para descomponer una señal en sus componentes individuales de frecuencias. Un método básico es el siguiente: se colocan filtros Pasa Bandas que son atacados por la señal a analizar y un Detector, que seleccionando cada una de ellas muestran las amplitudes correspondientes en función de la frecuencia. A continuación del Detector hay un Amplificador de Video con funciones similares al Amplificador Vertical de un ORC. 7/32/
8 El Esquema elemental indicado es el siguiente: Filtro FI Filtros Pasa Banda Filtro FI Detector Figura 3 Filtro FI Display Las desventajas de este esquema simple son: Requiere de un Detector de Gran Ancho de Banda. No presenta en forma simultánea todas las componentes. Es para señales periódicas. Si bien originalmente ha sido pensado para señales periódicas, con algunas adaptaciones se podría utilizar para señales aperiódicas de baja frecuencia, como un Analizador de Fourier elemental, el esquema indicado en la Figura 4a) siguiente, es un esquema simplificado. Para una señal de entrada hay varias salidas, y en un tiempo t = t0 cada una de ellas mide una componente armónica de frecuencia distinta de la señal de entrada, según lo que la frecuencia de la señal que pasa por cada uno de los filtros pasa banda; de modo que el espectro deseado se lee simultáneamente como se indica a continuación en la Figura 4b). Figura 4b) 8/32/
9 Filtro FI 1 Detector 1 fs Filtro FI 2 Detector 2 Filtro FI 3 Detector 3 Llave de Búsqueda Electrónica Filtro FI N Detector N Figura 4a Generador de Búsqueda El esquema de la Figura 4a) anterior se conoce como un analizador espectral analógico simultáneo. El sistema está compuesto por un conjunto o banco de filtros pasa banda selectivo, cada uno de ellos sintonizado a una frecuencia distinta. Si se mide la salida de cada uno de estos filtros se puede determinar la potencia en la porción del espectro comprendida por su ancho de banda. Eligiendo las frecuencias centrales y el ancho de banda de modo que las respuestas en frecuencia se solapen adecuadamente, se puede caracterizar completamente el rango del espectro cubierto por el conjunto de filtros, como muestra la Figura 4b). El número de filtros necesarios para cubrir el espectro depende de consideraciones económicas: para detectar frecuencias espectrales arbitrariamente próximas, debería utilizarse un elevado número de filtros pasa banda muy angosto. El costo de cada filtro crece a medida que disminuye su ancho de banda, con un factor de forma muy pequeño, de modo que un analizador de alta resolución resulta costoso. Los analizadores espectrales analógicos simultáneos o de bancos de filtros suelen utilizarse en aplicaciones de audio, donde es habitual utilizar 32 filtros, cada uno cubriendo un ancho de banda de un tercio de octava. La llave de búsqueda electrónica muestrea con la suficiente rapidez los filtros para representar la rapidez instantánea de la señal de entrada, dispuestos de tal manera de cubrir en forma continua el espectro de frecuencia. Un analizador de tiempo real o multicanal, es básicamente un conjunto de filtros pasa-banda, como muestra la Figura 4a). La amplitud compuesta de la señal dentro de cada filtro pasabanda se muestra como una función de rango de frecuencia de todos los filtros. El rango de frecuencia del analizador de espectro está limitado por el número de filtro y sus anchos de bandas. Esto es tiempo real, no obstante es mejor para el análisis de baja frecuencia tales como rango de audio y sub-audio. La banda pasante de los filtros pude ser muy angosta con una muy buena resolución sin tener que sacrificar velocidad de barrido, como en los analizadores de barrido sintonizados. Los analizadores multicanal y los analizadores de Fourier hacen la conversión a partir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia por procesamiento matemática de la transformada de Fourier. 9/32/
10 En el analizador espectral paralelo los filtros están siempre conectados a la señal de entrada y se facilita el análisis de eventos transitorios cuya duración sea mayor que el tiempo de establecimiento del filtro más selectivo. En versiones más avanzadas, combinados con convertidores A/D, microprocesadores, memorias digitales, y convertidores D/A constituyen la base de los Analizadores de Fourier para medir señales aperiódicas. Para este caso es imprescindible introducir desfasajes o retardos adicionales con el propósito de dar tiempo a la actuación de los convertidores CAD. 3.- Receptor de Barrido Para evitar los inconvenientes relacionados con Figura 4a) anterior, surge el llamado Receptor de Barrido, que con la técnica de Heterodinación, utiliza un Oscilador Local (OL) que es variado en frecuencia (electronicamente) en todo el ancho de banda, se mezcla una señal de entrada de frecuencia fs, con una señal proveniente de un oscilador local de frecuencia f OL y se convierte a una señal de frecuencia Intermedia f FI, manejada por el Analizador de Espectro, que actúa como un filtro pasa banda angosto. La salida detectada es aplicada a las placas de deflexión vertical de un TRC proporcional a la amplitud de la señal de entrada. El Receptor se sintoniza electrónicamente por un Voltaje de rampa lineal que también se aplica a las placas de deflexión horizontal. Por lo tanto la posición horizontal del punto del TRC es proporcional a la frecuencia y el gráfico Amplitud Vs. Frecuencia se muestra en pantalla. Un Analizador de Espectro es un Receptor de Barrido que proporciona exhibición de Amplitud Vs. Frecuencia en un TRC, demostrando de que manera se distribuye la energía como una función de la frecuencia, exibiendo los componentes de Fourier de una forma de onda dada, de características periódica en el tiempo. Con este Instrumento se pueden medir respuesta en frecuencia; características de mezcladores, dobladores y otro dispositivos conversores de frecuencia; medir la pureza de una señal o ver directamente el ancho de banda necesario para pasar una señal determinada. En muchos casos un Analizador de Espectro moderno puede realizar la misma medición que un Voltímetro de RF, un Medidor de Potencia, un Analizador de Distorsión, un ORC, un Frecuencímetro. Como el Analizador de Espectro presenta información de amplitud y frecuencia en un barrido básico es a menudo, más útil que una colección de dichos instrumentos. Básicamente los componentes de un A.de E. de barrido son: Atenuador de entrada de RF; Mezclador; Amplificador de Frecuencia Intermedia (F.I.); Filtro de FI; Detector; Filtro de Video; Oscilador local; Un generador de Barrido; Pantalla o display. 10/32/
11 Atenuador de RF Mezclador Ancho de Banda Filtro FI Pasa Banda angosto Da la resolución de ancho de banda o selectividad. RF Input fs f FI FI 200 MHZ Detector Amp. de Video Detector fo L Filtro de Video VCO OSL local Sintonizable Generador de Barrido Amp.de Video Osl. Cristal de referencia Ajuste de frecuencia Ajuste de Ancho de Barrido Ajuste de Tiempo Filtro Pasa Bajo. Limita el ancho de banda del Amp.de Video, Eliminando el ruido interno del A.E. Si f S < f OL entonces: f S = f OL f FI f FI = f OL f S Si f S > f OL entonces: f S = f OL + f FI f FI = f S_ f OL Ejemplos: Figura 5 1) Si Amp FI = 200 MHZ y si OsLocal = sintonizable entre MHZ, el rango de frecuencia a medir del A.E es de MHZ. 2) Si f S = 50 MHZ mezclado con f OL = 250 MHZ produce una f FI = 200 MHZ. 3) Si f S = 100 MHZ y f OL = 300 MHZ, la FI es de f FI = 200 MHZ. En las placas de deflexión horizontal, la posición horizontal del punto del TRC es proporcional a la frecuencia y el Gráfico Amplitud Vs. Frecuencia se muestra en la pantalla. Rangos de Frecuencia de un Analizador de Espectro Los rangos de frecuencia de los Analizadores de Espectro, marca HP, pueden ser: 1 KHZ a 110 MHZ 500 KHZ a 125 MHZ 10,1 MHZ a 40 GHZ 11/32/
12 4.- Características Principales de un A.E Heterodino. Un A.E. con adecuada Versatilidad y Eficiencia para realizar mediciones debe disponer de: 1.- La habilidad para localizar e identificar señales sobre un amplio rango de frecuencia. 2.- La habilidad para magnificar porciones del espectro para análisis detallado con estabilidad, barrido calibrado y resolución. 3.- Mínimo desorden en el display por causas de respuesta espurias en el Analizador. 4.- Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia plana. Para cumplir con estos requisitos se mejora la conformación dada en la Figura 5) anterior con el agregado de más de una etapa mezcladora y FI, cualquiera de los dos, el primero o segundo Oscilador Local (OL) del receptor puede ser barrido. Barriendo el primer OL, Figura 5), tiene la ventaja de proporcionar una muy buena respuesta plana de frecuencia, amplio espectro y baja distorsión. Con el agregado de un Segundo OL con barrido, Figura 6), una porción del espectro es Heterodinada a una Primera FI de banda ancha donde el espectro es fijado por el Segundo OL con Barrido. RF Input 1 er Mezclador 1 er FI 2 do Mezclador 2 da FI Figura 6 OSLocal con Sintonía Fija OSLocal con Barrido Sintonizable Voltage Sintonizado Diente de Sierra De esta manera el ancho de espectro máximo es limitado por la Banda Pasante de la Primer FI. Las características de respuesta Plana y distorsión del Analizador dependen ahora de la Primer FI y del Segundo Mezclador al igual que el primer Mezclador. Es común combinar los dos tipos de configuraciones, como indica el Analizador de Espectro HP 8559: Ahora el Primer OL es barrido para el escuadriñaje amplio, el Segundo OL es para trasladar a una frecuencia próxima a la 3era armónica de FI y el Tercer OL es barrido para el escuadriñaje angosto. Esto combina la capacidad de barrido amplio del Analizador a través del Primer OL, enclavado en Fase (PLL) a un oscilador a cristal con excelente estabilidad, mientras el Tercer OL está siendo Barrido. Antes de continuar avanzando con las características de técnicas de un Analizador de Espectro y con el Analizador de Espectro 8559 de HP, en particular, es importante mencionar que hay otra gama de analizadores que digitalizan la señal, y calculan su espectro aplicando la transformada rápida de Fourier (FFT). El analizador por FFT 12/32/
13 permite estudiar fenómenos transitorios, y además puede medir amplitud y fase. Aunque muy desarrollados, los analizadores de FFT aún no alcanzan a superar el rango de frecuencia de trabajo, sensibilidad y rango dinámico de los analizadores de barrido superheterodinos, pero sin duda han desplazado a los analizadores simultáneos o por banco de filtros. No obstante, los analizadores comerciales suelen combinar alguno de los distintos tipos de funcionamiento según sea el rango de frecuencia de operación elegido. El Analizador por Fourier básicamente toma la señal en el Dominio de Tiempo, y la digitaliza, y entonces utiliza las Transformadas de Fourier para convertirla al dominio de la Frecuencia, mostrando el resultado en el Display. En realidad el Analizador revisa todo el rango de frecuencia al mismo tiempo utilizando filtros en paralelo para medir simultáneamente todas las frecuencias presentes. Es como capturar toda la información del dominio del tiempo conociendo su contenido de información en cada frecuencia. Como esto es un análisis de señal en Tiempo Real (toda la señal se analiza al mismo tiempo) los A.de E. que utilizan este método son capaces de estudiar señales Transitorias o Aleatorias. Los analizadores basados en FFT (FFT analyzers) toman la señal en el dominio temporal, la muestrean de forma digital y después llevan a cabo el procesado matemático necesario para transformarla al dominio de frecuencia, mostrando el resultado por pantalla. Ello permite disponer a la vez de toda la información relativa al ancho de banda seleccionado. Es por ello que se llaman analizadores de tiempo real. El efecto es semejante al de disponer de muchos filtros pasa banda trabajando simultáneamente. Entre las propiedades de los analizadores de FFT está la de poder capturar eventos periódicos y aleatorios además de transitorios. Su velocidad es notablemente superior a la de los analizadores de barrido. Su esquema incluye ADC de gran velocidad y ancho de banda. 13/32/
14 5.- Partes de un Analizador de Espectro HP Fig.7: Diagrama de Bloques del Analizador de espectro Atenuador de Entrada de RF El atenuador de entrada es un atenuador de paso localizado antes de la entrada al mezclador. Es utilizado para ajustar el nivel de la señal de entrada incidente. Esto es importante para prevenir posibles distorsiones de la señal por un nivel de entrada muy alto o por superposición de señales. 14/32/
15 5.2.- Mezclador Un mezclador es un dispositivo que convierte una señal de una frecuencia a otra. motivo, algunas veces se lo llama dispositivo de traslación o conversión de frecuencia. Por este Por definición un mezclador es un dispositivo no lineal (las frecuencias que se presentan a la salida, no son las de entrada). La señal del oscilador local (flo) es aplicada a un puerto del mezclador y la señal a ser convertida (fsig) es aplicada a un segundo puerto. La salida del mezclador consiste en las dos señales originales (flo) y (fsig), así también como la suma (flo + fsig) y diferencia (flo fsig) de frecuencia de estas mismas señales. En un analizador de espectros, la frecuencia es ahora la frecuencia que interesa. El mezclador convertirá nuestra señal de RF a una señal de FI (frecuencia intermedia), señal que el analizador puede filtrar, amplificar y detectar con el propósito de mostrar la señal en la pantalla Amplificador de Frecuencia Intermedia (FI) Este amplificador que está colocado entre el mezclador y el filtro de FI, es usado para ajustar en la posición vertical la señal en la pantalla, solucionando el posible error introducido en la etapa de mezcla. Cuando se cambia el valor del nivel de referencia, se hace en forma coordinada. Así, cuando queremos cambiar el nivel de referencia (representado en el eje vertical), nosotros cambiamos la regulación del atenuador de entrada, como estos dos componentes trabajan juntos, la ganancia del Amplificador de FI cambia automáticamente para compensar este. ( FI = 3.6 GHZ) 15/32/
16 5.4.- El Filtro FI El filtro de FI es un Filtro Pasa Banda el cual es usado como ventana para detectar señales. El ancho de banda también es llamado Resolución de Ancho de Banda (RBW) del analizador y puede ser cambiado desde el panel frontal. Por medio del rango amplio de la Resolución de Ancho de Banda, el instrumento puede optimizar el barrido y las condiciones de la señal, permitiendo cambiar la selectividad de la frecuencia. Podemos ver desde el control, como si el RBW es reducido, se mejora la selectividad. La velocidad de barrido, cualquiera sea, disminuye con la merma de RBW. El nivel óptimo a poner la RBW, depende siempre de las características de la señal de interés El Detector El analizador debe convertir la señal de FI a una señal de video para que podamos verla en el display del instrumento. Esto es efectuado por un detector de envolvente, el cual deflecta al rayo electrónico del TRC en el eje vertical Y, o en el eje de amplitud. Muchos analizadores modernos tienen un display digital, el cual primero digitaliza la señal de video con un conversor analógico-digital. Esto permite diferencia en el modo de detección. El modo, detector de pico positivo, captura y muestra el valor de pico de la señal, una vez terminada la duración de un elemento de trazo. Este método es bueno para analizar sinusoides pero tiende a no responder bien al ruido cuando presentan señales no senoidales. De forma similar, el detector de pico negativo, captura el mínimo valor de la señal. 16/32/
17 En el modo detección por muestreo, se toma un valor de aleatorio de cada elemento de trazo. Este modo de detección es mejor para calcular el valor de rms de ruido o del ruido como señal, pero puede pertenecer a señales de banda angosta cuando el RBW es disminuido. Para poder ver, tanto estas señales como ruido, se emplea un modo de detección llamado modo detector normal. En este modo, si la señal de video es monótonamente incrementada o decrementada durante un periodo representado por un elemento de trazo, entonces se asume que una componente espectral está siendo medida y se usa el detector de pico positivo. Si el nivel se cambia no monótonamente durante este tiempo, entonces se asume que lo que está siendo medido es ruido, y se traza puntos alternados entre la detección positiva y negativa de picos. Cuando un valor mínimo es mostrado, el próximo valor máximo es registrado y comparado con el próximo valor máximo del elemento de trazo. En mayor de los dos valores es mostrado. Esta técnica provee una mejor vista de la señal en el display, evitando los problemas de la detección por muestreo Filtro de Video El Filtro de Video es un Filtro Pasa Bajos que está colocado después del detector. Este filtro determina el ancho de banda del amplificador de video, y es usado para acotar lo que se mostrará en la pantalla. El A. de E. muestra señal y ruido, de tal manera que mientras más cerca de la señal se encuentre el ruido, nos producirá más problemas para mostrarla. Cambiando el ancho de banda de video, podemos disminuir el valor de pico del ruido Oscilador Local El oscilador local es un oscilador controlador de voltaje (VCO) que sirve para proveer de la frecuencia de sintonía al analizador Generador de Barrido El generador de barrido actúa sincronizado con el oscilador local, el cual lo provee de la frecuencia para generar una señal de rampa con la cual es manejado el horizontal de la pantalla, el cual recorre el eje X de izquierda a derecha manejado por este Pantalla o Display Es el elemento que nos permite visualizar la señal que se está analizando. 17/32/
18 En su parte funcional, como ya se dijo es manejada en su recorrido por el eje X por el generador de barrido, y en su eje Y por el valor de amplitud de la señal, mostrando los resultados de Amplitud en Función de Frecuencia. En su parte exterior la pantalla se encuentra dividida por una retícula sobre la cuál se puede realizar la medición, teniendo en cuenta las escalas a las que está seteado el equipo. La forma de trabajar es la siguiente: Primero la señal fs=1.5 GHZ debe ser conectada a la entrada. Esta señal de entrada es combinada con la señal producida por el oscilador local en el mezclador, flo=3.6 a 6.5 GHZ), para convertirla (o trasladarla) hacia la frecuencia intermedia (FI=3.6.GHZ). Esta señal es enviada al filtro de FI, a la salida de este, es enviada al detector, donde se muestrean los componentes de frecuencia con los que cuenta. La salida del detector es utilizada para manejar el eje vertical (AMPLITUD) del display del analizador. El generador de Barrido provee la sincronización entre el eje horizontal del display (FRECUENCIA) y la sintonía del Oscilador Local ( Barre entre 3.6 GHZ a 6.5 GHZ cualquiera sea el rango de señal de entrada entre 0 a 3 GHZ)). Los resultados son mostrados en el display del equipo donde se ve Amplitud en Función de Frecuencia para los componentes de la señal analizada. La figura muestra un ejemplo en el cual el Oscilador Local tiene una Frecuencia de 3,6 GHZ y la señal a estudiar es una senoide de 1,5 GHZ de frecuencia. (En CRT Display se observa un gráfico compuesto de una Amplitud con origen 0 que corresponde a 3.6 GHZ, seguido de un gráfico entre 1 y 2 GHZ con centro en 1.5 GHZ que corresponde a la señal bajo estudio. ) 6.- Especificaciones Técnicas de un Analizador de Espectro A los Analizadores de Espectros se los conoce como instrumentos de propósitos generales proporcionando ámbito de acción en el dominio de las frecuencias. De manera que mediciones de Amplitud Vs. Frecuencias con un A. de Espectro están limitadas por nuestra imaginación, 18/32/
19 pero la calidad en las mediciones si dependen de las características a las que responden este tipo de instrumentos de medición o con las que son construidos por los fabricantes Mezcla de Armónicas Un A. E. puede también responder a señales de RF que se mezclan con armónicas del Primer OL al igual que la fundamental. La mezcla de armónicas es usada, generalmente en A. E para microondas, para ampliar económicamente el rango de frecuencia del A. E. Por ejemplo, hay modelos como el HP 8551B que usan armónicas tan altas como n =10 para extender su rango de frecuencia a 40 GHZ. Actualmente hay A. E. que responden a 40, 50, y más de 300 armónicas Resolución Es la habilidad de un Analizador de Espectro para separar señales estrechamente espaciadas en frecuencia Debido a que la respuesta de un A. E. a señales de CW es una representación gráfica de la banda pasante del FI, el ancho y forma de la Banda Pasante son las mayores limitaciones de a la Resolución. Si dos señales CW aparecen al mismo tiempo en la Banda Pasante, ellas no pueden separarse. De este modo cuanto más angosto sea el ancho de banda y más empinada la pendiente de la Banda Pasante mejor será la Resolución, aunque esto trae como consecuencia que el Amp. de FI necesitará de mayor tiempo para responder. Por todo esto se necesita que la Velocidad de Barrido sea baja de manera que una señal permanezca en la Banda Pasante del Amp. de FI lo suficiente para que el amplificador responda a pleno Sensibilidad: Es una medida de la habilidad de un A. E. para detectar señales de niveles pequeños y es definida a menudo como el punto donde el Nivel de señal es igual al nivel del ruído Como el nivel de ruido disminuye cuando el Ancho de Banda es disminuido, la Sensibilidad es una función del Ancho de Banda. La sensibilidad especificada es para una señal estable CW. La Sensibilidad real es reducida cuando la potencia de la señal está distribuida en Banda Laterales al igual que la portadora. Por ejemplo, una señal muy inestable o una señal de FM tiene energía apreciable en sus bandas laterales. Si suficientes bandas laterales caen fuera de la Banda pasante FI, una cantidad significativa de la potencia de señal se pierde y la sensibilidad se reduce Persistencia Variable Alta Resolución y Sensibilidad mínima requieren anchos de bandas estrechos y Velocidad de Barrido lento. Debido al barrido lento la persistencia variable es indispensable para proporcionar un trazo brillante, continuo y libre de fluctuaciones. La persistencia variable permite variar la longitud del tiempo en el que un trazo permanece en el TRC. Por ejemplo, la persistencia es necesaria para el análisis de fenómenos de velocidad de repetición baja, tales como pulsos de radar y espectro de modulación. 19/32/
20 6.5.- Respuestas Espurias Respuestas espurias indeseables son generadas cuando la potencia total de la señal de entrada de RF no es pequeña de modo que el A. E. opera alinealmente. Cuando la potencia total No es pequeña, el analizador está sobrecargado, generando armónicas y producto de distorsión de Intermodulación de la señal de RF de entrada. Estos productos aparecen en el TRC como respuestas espurias Preselección de Rastreo Como se ha visto las respuestas espurias son generadas cuando el Analizador es sobre estimulado y si un A. E. utiliza mezclado de armónicas, otras respuestas indeseables pueden ocurrir. Por ejemplo una señal de RF puede producir más de una respuesta en TRC, múltiples respuestas, o varias señales de RF pueden producir solamente una respuesta en el TRC, respuesta de armónicas e Imagen. Una solución parcial es usar filtros Pasabanda fijos como preselectores. Pese a que es menos costoso que la preselección de rastreo, este método no es una solución total. Evita la mayoría de las respuestas de armónicas e imagen. Sin embargo, no hace nada para respuestas espurias y no impide las respuestas múltiples dentro de la banda. La única manera de impedir simultáneamente las respuestas espurias, múltiples de armónicas y frecuencia imagen es filtrar a la señal de RF a través de un Preselector de rastreo. Este es un filtro pasa banda sintonizado electrónicamente que en forma automática rastrea la sintonía del A.E. La señales fuertes como las que pueden se recibidas cuando el A.E. está conectado a una antena, pueden causar productos de distorsión de Intermodulación. Sin embargo el preselector de banda angosta permite que el A.E. vea estas señales una por vez, evitando la interacción, reduciendo así las respuestas espurias. 7.- Analizador de Espectro HP /32/
PRÁCTICA 0: EQUIPOS DE MEDIDA
1.- ANALIZADOR DE ESPECTROS 1.1.- INTRODUCCIÓN. PRÁCTICA 0: EQUIPOS DE MEDIDA Es sabido, según la transformada de Fourier que todas las señales eléctricas de interés pueden expresarse como suma de señales
Realización de medidas en dispositivos con señales pulsadas: Un desafío multi-faceta
Realización de medidas en dispositivos con señales pulsadas: Un desafío multi-faceta Por Laura Gonzalo Laura Gonzalo, Departamento de Soporte Técnico - División Instrumentación de Rohde&Schwarz España.
Análisis espectral de señales analógicas
B Análisis espectral de señales analógicas El análisis de señales en el campo transformado permite descubrir aspectos de la señal que serían muy difíciles o imposibles de observar a partir de su representación

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución