Source: https://suconel.com/product/__trashed-213/
Timestamp: 2020-01-20 10:25:25+00:00

Document:
8846A/SU-120 – Suconel | Tienda electrónica | Colombia
HomeEquipos De MedidaEléctricosMultímetros digitales8846A/SU-120
Los multímetros de precisión Fluke 8846A de 6.5 dígitos tiene la precisión y versatilidad para manejar sus mediciones más exigentes, en el banco o en un sistema. Estos medidores son tanto de alto rendimiento como ricos en características, pero también son muy fáciles de usar.
Estos multímetros digitales realizan las funciones que usted esperaría ver en un DMM multifunción, que incluye la medición de voltios, ohmios y amperios. Una precisión básica de V DC de hasta 0.0024%, un rango de corriente de 10 A y un rango amplio de ohmios le brindan una combinación insuperable de capacidad de medición.
También puede usar el 8846A para medir la frecuencia y el período. Además, el 8846A mide la temperatura y la capacitancia. Las funciones de un contador, medidor de capacitancia y termómetro están integradas para ofrecer una versatilidad sin igual. Extienda aún más la utilidad de los medidores con sus modos de visualización gráfica, incluido el modo de registrador sin papel Trendplot ™, estadísticas e histogramas, características que no encontrará en otros multímetros.
El FLUKE 8846A/SU incluye software y cable de comunicación
Monitor Matriz de puntos VFD
Resolución 6.5 dígitos
V DC Rango 100 mV a 1000 V
Max. resolución 100 nV
Exactitud 8846A: 0.0024 + 0.0005 (% de medida +% del rango)
V AC Rango 8846A: 100 mV a 1000 V
Exactitud 8846A: 0.06 + 0.03 (medida% +% del rango)
Frecuencia 3 Hz a 300 KHz
Resistencia 2 x 4 cables Sí
Rango 8846A: 10 Ω a 1 GΩ
Max. resolución 8846A: 10 μΩ
Exactitud 8846A: 0.010 + 0.001 (% de medida +% del rango)
Una dc Rango 100 μA a 10 A
Max. resolución 100 pA
Exactitud 0.050 + 0.005 (% de medida +% de rango)
A AC Rango 8846A: 100 mA a 10 A
Max. resolución 8846A: 100 pA
Exactitud 0.10 + 0.04 (% de medida +% de rango)
Frecuencia 3 Hz a 10 kHz
Frecuencia / periodo Rango 8846A: 3 Hz a 1 MHz
Max. resolución 1 μHz
Exactitud 0.01%
Prueba de continuidad / diodo Sí
Capacidad Rango 8846A: 1 nF a 0.1 F
Max. resolución 8846A: 1 pf
Exactitud 8846A: 1%
Temperatura Tipo 8846A: Platinum RTD
Distancia 8846A: -200 ° C a + 600 °
Max. resolución 8846A: 0.01 °
Exactitud 8846A: 0.06 °
Funciones matemáticas NULL, Mín / Máx / Promedio, Desarrollo Estándar
dB / dBm Sí
Funciones avanzadas Estadística / histograma Sí
Trendplot Sí
Prueba de limite Sí
De entrada y salida Memoria USB 8846A: puerto de unidad de memoria USB
Reloj en tiempo real 8846A: si
Lenguajes / modos de programación 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
Peso 3.6 kg (8.0 lbs)
Dimensiones 88 x 217 x 297 mm (3.46 x 8.56 x 11.7 in)
Documentación de calibración 17025 informe acreditado de calibración incluido
La seguridad Diseñado para cumplir con IEC 61010-1: 2000-1, UL 61010-1A1, CAN / CSA-C22.2 No. 61010.1, CAT I 1000V / CAT II 600V
SKU: 8846A/SU-120 Categories: Calibración, Equipos De Medida, Multímetros digitales Tags: 8846A, 8846A/SU, BANCO DE TRABAJO, MULTIMETRO DE BANCO, MULTIMETRO DE PRECISIÓN
BK891 Medidor LCR de banco de 300KHz
SKU: BK891
Manilla antiestática, 2m de largo
$5,275 + iva
1PK900NA
Kit de herramientas de electrónica profesional
SKU: 1PK900NA
$983,745 + iva
Osciloscopios, Otros Equipos, Recomendados, Equipos De Medida
Osciloscopio Digital Tektronix MDO3000
De dominio mixto, 2 y 4 canales, 100MHz-1GHz.
SKU: MDO3000
BK2650A Analizador de espectro hasta 3.3GHz

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución