Source: http://docplayer.es/2090116-Analizador-de-espectro-teleguiado-linea-rsa.html
Timestamp: 2018-04-22 20:54:41+00:00

Document:
Analizador de espectro teleguiado - línea RSA - PDF
Analizador de espectro teleguiado - línea RSA
Download "Analizador de espectro teleguiado - línea RSA"
Felisa Barbero Vázquez
1 Analizador de espectro teleguiado línea RSA Almacenador de datos RF/BF de 19 pulgadas con ordenador integrado Transmisión contínua de datos / control remoto en tiempo real Puntos fuertes: Control remoto desde cualquier lugar del mundo con diversos aparatos (PC,PDA,IPad,Smartphone) Transmisión y almacenamiento contínuo de los datos de cualquier espectro de frecuencias Permite monitorear varios sitios desde un único sitio centralizado Ya no es necesario viajar a lugares dificilemente accesibles para efectuar mediciones ahí Ordenador Celeron o i5 con una gran memoria interna para el almacenamiento de datos interno Modulo estándar de 19 con solamente una unidad de altura (1U) Softare de análisis espectral para PC/MAC/LINUX incluido Sensibilidad muy elevada (max. 170dBm/Hz) Amplio rango de frecuencias de 1Hz hasta 9,4GHz (alta frecuencia y baja frecuencia) Visualización del espectro, en cascada, histograma, límites, en dominio temporal y más Cálculo de valores límite según DIN/VDE 0848, ICNIRP, EN55022, EN55011 etc. Funciones de aviso, de disparador y de valores límite personalizados M a d e i n G e r m a n y 1Hoja de datos Rev
2 Especificaciones Características universales de la línea RSA SPECTRAN HF RSA 6000 Rango de frecuencias: de 10MHz hasta 6GHz Control remoto en tiempo real via Ethernet, USB o GSM/3G (opcional) Nivel de ruido promedio (DANL): 135dBm(1Hz) Nivel de ruido promedio con preamplificador: 150dBm(1Hz) Nivel de entrada máximo: +10dBm Tiempo de muestro más rápido: 10mS Exactitud típ.: +/ 2dB Anchos de banda de resolución (RBW): 3kHz 50MHz Unidades: dbm, dbµv, V/m, A/m, W/m², dbµv/m, W/cm² etc. Modos de detección: RMS, Min/Max Demodulación: AM, FM Entrada N de 50 Ohm (f) Dual ADC de 14Bit Filtro DDC 150 MIPS DSP (CPU) SPECTRAN NF RSA 5000 Puede ser puesto en cualquier rack de 19 Compacto, sólo una unica unidad de altura (1U) CPU (PC intégré): Intel Celeron G530 2,4GHz (opcional.: i5) RAM: 2x2GB SODiMM DDR3, 1066MHz HDD: 320GB (5400rpm), HDD más grande a demanda Puertos externos: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x Audio, 1x 10/100/1000Mb/s Ethernet, 1x DVII (analógico, digital) 1x HDMI, 1x esata Interfaz remota: Ethernet/USB2.0/1.1 Interfaz remota opcional: GSM, WLAN/WiFi etc. Fuente de alimentación: 1x 19,5V (7,9A max.) y 1x12V (internacional) Sistema operativo: Linux Salida de audio para el softare de análisis FFT Cálcul des valeurs limites d exposition d après les normes (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV, EN55022, EN55011 etc.) Softare de análisis espectral para MAC OS, Linux, Windos incluido Aprobado por la CE Dimensiones (L/L/H): 485x300x45 mm Peso: 2550gr Garantía: 10 años (ordenador 2 años) Rango de frecuencias: de 1Hz hasta 1MHz (opcionalmente 30MHz) Control remoto en tiempo real via Ethernet, USB o GSM/3G (opcional) Nivel típ. de entrada analógica CA: de 200nV hasta 200mV / 150dBm (Hz) Anchos de banda de resolución (RBW): 0,3Hz 1MHz, intervalos de 1/3/10 Unidades: V, dbv, dbm, dbµv, V/m, A/m, W/m², dbµv/m etc. Exactitud típ.: 3% Análisis espectral FFT y DFT DSP de alto rendimiento (procesador digital de señales) Medición en verdadero valor eficaz RMS Modos de detección: RMS, Min/Max Démodulation: AM, FM Entrada: N de alta impedancia (f) SPECTRAN HF RSA 9000 Rango de frecuencias: de 1MHz hasta 9,4GHz Control remoto en tiempo real via Ethernet, USB ou GSM/3G (opcional) Nivel de ruido promedio (DANL): 155dBm(1Hz) Nivel de ruido promedio con preamplificador: 170dBm(1Hz) Nivel de entrada máximo: +20dBm Nivel de entrada máximo: +40dBm (opción) Tiempo de barrido más rápido: 5mS Exactitud típ.: +/ 1dB Base de tiempo: 0,5ppm TCXO (opción) Anchos de banda de resolución (RBW): 1kHz 50MHz, intervalos de 1/3/10 Filtros de EMC: 200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5MHz Unidades: dbm, dbµv, V/m, A/m, W/m², dbµv/m, W/cm² etc. Modos de detección: RMS, Min/Max Démodulation: AM, FM, PM, GSM Entrada: N de 50 Ohm (f) DualADC de 14Bit Filtro DDC 150 MIPS DSP (CPU) 2
3 Análisis espectral de 19 pulgadas La línea SPECTRAN RSA ofrece un rendimiento increíble a un precio imbatable y todo eso en una carcasa de 19 pulgadas. Cada SPECTAN RSA puede ser puesto en cualquier rack de 19 pulgadas estándar. Sólo ocupa una unidad de altura (1U). Así, el RSA sirve perfectamente para el uso estacionario en laboratorios pero, gracias a su baja consomación de energía, también para uso móvil en vehículos de medición. El analizador de espectro puede ser teleguiado via su interfaz USB o bien via Lan/Ethernet. El softare de almacenamiento y de monitoreo EMF Monitor opcionalmente disponible, basado en una interfaz eb, permite la transmisión y el almacenamiento contínuo de cualquier rango de frecuencias tal como el acceso a cada analizador de espectro RSA desde cualquier PC que ofrezca acceso a internet (véase la página 4 para información detallada sobre el softare de almacenamiento). Softare de análisis espectral MCS incluido gratuitamente El softare de análisis espectral multiplataforma MCS para Windos, Linux y MAC OS demuestra el gran potencial de los aparatos SPEC TRAN RSA. La visualización de los datos de medición se efectua en tiempo real, lo que significa que la recepción de señal y su visualización en la pantalla se pasan simultáneamente. Compatible con todos los sistemas operativos importantes como MAC OS, Linux y Windos Posibilidad de usar varios dispositivos a la vez: control remoto simultáneo de varios aparatos RSA desde un sólo ordenador Función de control remoto en tiempo real con cada analizador de espectro RSA Número ilimitado de valores límite: EN55011, EN55022, ICNIRP etc. líneas de límites, diagrama de barras, créación y almacenamiento de valores límite personalizados Apoyo simultáneo multiventana Función de anulación (Undo function) muy potente Skins y colores personalizados Funciones de almacenamiento y de reproducción Funciones de disparador y de aviso avanzadas Número ilimitado de marcadores Varias indicaciones y visualizaciones: espectro, en cascada, histograma, límites, potencia de canales, operadores, dominio temporal, resultados... Manejo de sesiones personalizadas Indicación de los valores medidos con varias unidades a la vez: dbm, dbµv, V/m, W/m² etc. con una función autorange muy potente y muchissimas otras funciones que se desarrollan constantemente... Medición de una señal GSM perturbada con visualización del espectro (Min/Max/AVG), visualisación en cascada, resultados y histograma. Medición de la banda Wifi de 2,4GHz con visualización del espectro, canales, valores límite, resultados y histograma 3
4 Softare de alamacenamiento y de monitoreo avanzado EMF Monitor Aparte del softare MCS incluido (que permite la conexión en tiempo real con el RSA), el softare de almacenamineto opcional EMFMonitor permite el uso del SPECTRAN RSA como caja de almacenamiento de alto rendimiento que hace posible una transmisión contínua de cualquier espectro al disco interno durante varios años! Así, no es posible viajar a lugares de medición dificilemente accesibles. El softare EMFMonitor permite monitorear varios lugares (con el uso de varios aparatos SPECTRAN RSA) desde un sólo lugar centralizado. Con está opción, el RSA representa un instrumento de medición perfecto para los operadores de telecomunicación que deben medir las intensidades de señal de varias estaciones de base a la vez o que sólo efectuar un monitoreo profesional de la compabilidad electromagnética. Con la interfaz eb del softare EMFMonitor cada SPECTRAN RSA puede ser teleguiado desde cualquier lugar del mundo. Sólo se necesita un PC, tablet o smartphone que ofezca acceso a internet. El interfaz del navegador del softare EMF Monitor con la visualización del espectro y del almacenamiento diario Adémas, el softare EMFMonitor hace posible el almacenamiento y la lectura de cualquier rango de frecuencias (los datos pueden ser conservados y reproducidos durante varios años) tal como el almacenamiento en el disco duro del SPECTRAN RSA o bien un servidor eb. Funciones del softare EMF Monitor Almacenamiento y lectura contínuos de cualquier rango de frecuencias Almacenamiento de los datos de medición en el SPECTRAN RSA mismo tal como en un servidor eb Monitoreo de intervalos de tiempo libremente seleccionables Es posible revisar/reproducir las mediciones efectuadas durante más de 3 años con el HDD estándar, dependiento del HDD interno, es posible guadar los resultados de medición durante 30 años! Acceso a un número ilimitado de dispositivos SPECTRAN RSA desde una interfaz eb Función de aviso/disparador, emite un sonido de aviso (de mensaje) cuando un límite prememorizado está alcanzado Modo de valores límite, visualización directa de los valores límite prememorizados y personalizados en la ventana del espectro Exportación de los resultados de medición al formato de MCS, reprodución de los datos prememorizados con el softare de alto rendimiento Apoyo multiidioma: inglés, alemán, francés, español Perfectamente apropriado para el control remoto, el almacenamineto estacionario de datos, monitoreo de valores límite, almacenamiento a largo plazo con el uso como dispositivo autónomo (sin ser contralado contínuamente por un utilizador) El interfaz eb del softare EMFMonitor permite acceder a todas las configuraciones del analizador de espectro como RBW, rango de frecuencias etc. Ejemplo de una medición típica, efectuada con un SPECTRAN RSA que tiene el softare EMFMonitor instalado: todos los datos capturados se almacenan de manera contínua en el SPECTRAN RSA o en el servidor eb y pueden ser accedidos desde cualquier ordenador que ofrezca acceso a internet 4
5 Especificaciones Dispositivos básicos (1) Rango de frecuencias (min) Rango de frecuencias (max) Nivel de ruido promedio (DANL) (2) Nivel de ruido promedio con preamplificador (Opción 020) (2) Nivel máximo de entrada RF Anchos de banda de resolución RBW (min) Demodulación Analizadores de espectro SPECTRAN RSA Anchos de banda de resolución RBW (max) Filtros CEM 200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5MHz Modos de détection Unidades dbm, dbμv, V/m, A/m, W/m² (dbμv/m, W/cm² etc. a traves del softare para PC) Tiempo de muestreo más rápido Exactitud (típ.) Puntos fuertes Control remoto en tiempo real via puerto USB Setup d étalonnage (antenne, câble, atténuateur etc. selectionnés) Cálculo de valores límite de exposición según las normas ICNIRP, EN55011, EN55022 etc. Rango de medición extendido hasta el límite ICNIRP Apropiado para ensayos previos de conformidad Apropiado para mediciones de EMC/EMI libres de potencial Cálculo de valores límite en tiempo real, líneas de límite y visualicación del porcentaje alcanzado NF RSA 5000 HF RSA 6000 HF RSA Hz 30MHz 200nV 2V (2) 0,3Hz 1MHz AM/FM RMS/MinMax Dominio temporal y barrido zerospan, DECT y analizador TimeSlot incl. Función de almacenamiento y de reproducción ilimitada Visualización simultánea de la frecuencia y de la intensidad de señal Control de varios dispositivos a la vez y número ilimitado de ventanas de visualización Número de marcadores (visualización simultánea de la frecuencia y de la intensidad de campo) Visualización del espectro, en cascada, de la persistance et du niveau en fonction du temps Funciones Write, AVG (promedio), Min, Man y Hold Puntos de medición, resolución y tamaños de visualización ilimitados Soutient du propre logiciel qui se base sur PCode et C++ Actualización gratuita del firmare (via internet) DualADC de 14Bit y filtro DDC 1DSP 150MIPS de alto rendimiento (procesador digital de señales) Mesure vectorial (I/Q) de la potencia y del verdadero valor eficaz RMS Acumulador recargable integrado Entrada N de 50Ohm (f) USB 1.1/2.0, LAN Salida de audio (enchufe de 2,5mm) Conector para cargador (max. 12V) Entrega Accesorios opcionales Atenuador de 20dB (extiende el rango de medición hasta 20dB) Cable SMA de baja predida, 5m o 10m Certificado de calibración V, dbv 10mS +/3% ilimitado alta impedancia 10MHz 6GHz 135dBm(1Hz) 150dBm(1Hz) +10dBm 10kHz 50MHz AM/FM RMS/MinMax 10mS +/2dB sólo ICNIRP ilimitado 1MHz 9,4GHz 155dBm(1Hz) 170dBm(1Hz) +40dBm (2) 200Hz (2) 50MHz AM/FM/PM/GSM RMS/MinMax 5mS +/1dB ilimitado Actualmente estamos desarrollando la nueva versión V5 de analizadores de espectro de tiempo real hasta 80GHz. Por favor contacte con nosotros para mayor información sobre la versión V5! Las especificaciones expuestas datan del Los dispositivos SPECTRAN NF; V4 y XFR están disponibles con el último firmare beta. El firmare beta está siendo desarrollado continuamente. Eventualmente, algunas de las funciones o capacidades de los dipositivos SPECTRAN RSA espectificadas en esta hoja todavía están limitadas. Con las actualizaciones de firmare que ofrecemos continuamente en nuestra página eb, puede poner al día su dispositivo de medición en cualquier momento. En cuanto salga la versión 1.0 del softare, todas las funciones y capacidades estarán disponibles. Dependiento de la frecuencia, la configuración, la antena y de los parámetros utilizados, puede haber desviaciones de los datos indicados sobre el rango de frecuencia, la sensibilidad y la exactitud. Las indicaciones de exactitud se refieren a valores normales de referencia de Aaronia ( que fueron calculados bajo condiciones de ensayo: temperatura ambiente: 22±3 C, humedad relativa: entre 40% y 60%, señal sinosoidal continua (CW), verdadero valor eficaz (RMS) HF RSA RSA 9000 interno: +20dBm. RSA 9000 externo (con el atenuador de 20dB opcional): +40dBm. RSA 9000 estándar: 1kHz. Sólo con la Opción 002 desciendo hasta 200Hz. NF RSA estándar: 1MHz. Sólo con la Opción 10 s elevando hasta 30MHz. RSA NF estándar: 200mV. Sólo con atenuador de 20dB opcional s elevando hasta 2V. 1) 2) Conectores / Interfaces Manual detallado (en CD) Softare de análisis espectral para MACOS, Linux y Windos (en CD) Softare de almacenamiento para el control remoto via una interfaz eb Fuente de alimentación Bloqueo DC (proteje la entrada del RSA contra corriente contínua) Kit de sondas de campo cercano (pasivas) PBS1 Kit de sondas de campo cercano (activas, preamplificador UBBV2 incl.) PBS2 Sonda diferencial activa ADP1 (medición libre de potencial) Resistor de calibración (para la calibración del ruido de fondo, SMA) opcional opcional opcional 5
6 Opciones de los analizadores de espectro SPECTRAN RSA Opción EMFMonitor (softare de almacenamiento y de monitoreo avanzado) Disponible para: HF RSA 6000, HF RSA 9000, NF RSA 5000 El softare EMFMonitor transforme el SPECTRAN RSA en una caja de almacenamiento de alto rendimiento. Esta opción permite evitar viajar a lugares de medición dificilemente accesibles. El softare permite el monitoreo de varios lugares (con el uso de varios aparatos SPECTRAN RSA) desde un sólo lugar centralizado. Se trata de una opción particularmente útil, por ejem. para los operadores de telecomunicación que deben medir las intensidades de señal de varias estaciones de base. (encontrará más información en la página 4) Número de producto: 1851 Opción 020: Preamplificador de 15dB interno de bajo ruido Disponible para: HF RSA 6000, HF RSA 9000 Esta opción ofrece un preamplificador interno 15dB de muy bajo ruido que permite un rendimiento máximo, sobre todo durante la medición de señales extremadamente débiles. Se conmuta con un verdadero conmutador RF. Con su precio aquesible, no debe fallar en ningún SPECTRAN RSA! Número de producto: 177 Opción 002: Base de tiempo TCXO de 0,5PPM Disponible para: HF RSA 9000 Esta base de tiempo TCXO altamente precisa ha sido especialmente desarrollado para el SPECTRAN. Ofrece un ruido de fase (jitter) considerablemente reducido. Permite el uso de filtros mucho más estrechos (en desarrollo) lo que aumentará considerablente la sensibilidad. Es casi indispensable para alcanzar la sensibilidad máxima del HR RSA 9000! A parte de eso, la base de tiempo TXCO hace posible una medición y visualización de frecuencias más exacta y por eso resulta indispensable para futuras mediciones en el dominio temporal o selectivas en código de UMTS que ya están en desarrollo. Le exactitud estándar SIN la opción 002 es 50ppm Número de producto: 1812 Opción 022: Préamplificador de 40dB de muy bajo ruido (1kHz 8Ghz) Disponible para: HF RSA 6000, HF RSA 9000, NF RSA 5000 Esta opción ofrece un preamplificador de 40dB externo de muy bajo ruido que hace possible un rendimiento óptimo, sobre todo durante la medición de señales extremadamente débiles en el margen de ensayos EMC según las normas EN55011, EN55022 y EN Cuando se usa la BicoLOG o bien nuestro kit de sondas PBS1, este preamplificador resulta indispensable para obtenir un rendimiento máximo! Número de producto: 1772 Opción 010: Extención del rango de frecuencias hasta 30MHz Disponible para: NF RSA 5000 La extensión de 30MHz amplifica el rango de frecuencias del NF RSA 5000 hasta su máximo absoluto. El nuevo rango de frecuencias es 1kHz 30MHz. Permite mediciones de VDSL2 entre otros. Recomendamos adquirir la opción 010 en combinación con la frecuencia de reloj elevada del filtro DDC (Opción 005), sobre todo a los técnicos de medición y autoridades que deben hacer mediciones muy exactas de las fuentes de señal s elevando hasta 30MHz. La frecuencias máxima del NF RSA 5000 SIN esta opción es 1MHz. Número de producto: 1791 Opción i5: Ordenador Intel i5 de alta gama Disponible para: HF RSA 6000, HF RSA 9000, NF RSA 5000 Transforme el Spectran RSA en un analizador de espectro de 19 de alta gama con un ordenador Intel i52405s integrado, 8GB DDR3 (1333MHz) RAM, 320GB HDD, 1x DVII (analógico + digital), 1x HDMI, fuente de alimentación y sistema operativo Linux. Con esta opción, el RSA puede ser utilizado como ordenador de escritorio autónomo o bien como servidor de red Spectran. Número de producto: 183 6
7 Referencias Selección de los utilizadores de los analizadores y antenas de Aaronia Gobierno, Militar, Aeronáutica, Astronáutica NATO, Bélgica Boeing, EEUU Airbus, Hamburgo Bund (Bundesehr), Leer Bundesehr (Technische Aufklärung), Hof Lufthansa, Hamburgo DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, Stuttgart Eurocontrol (Control de tráfico aéreo), Bélgica Australian Government Department of Defence, Australia EADS (European Aeronautic Defence & Space Company) GmbH, Ulm Institut für Luft und Raumfahrtmedizin, Colonia Deutscher Wetterdienst, Tauche Polizeipräsidium, Bonn Landesamt für Umeltschutz SachsenAnhalt, Halle Zentrale Polizeitechnische Dienste, NRW Bundesamt für Verfassungsschutz, Colonia BEV (Bundesamt für Eich und Vermessungsesen) Investigación/Desarrollo, Sciencia, Universidades Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Kaiserslautern Universität Friburg Indonesien Institute of Sience, Indonesien MaxPlanckInstitut für Polymerforschung, Mainz Los Alamos National Labratory, EEUU University of Bahrain, Bahrain University of Florida, EEUU Universität Erlangen, Erlangen Universität Hannover, Hanovre University of Necastle, Gran Bretaña Universität Strasbourg, Strasburgo Universität Frankfurt, Francfort Uni München Fakultät für Physik, Garching Technische Universität Hamburg, Hamburgo MaxPlanck Institut für Radioastronomie, Bad Münstereifel MaxPlanckInstitut für Quantenoptik, Garching MaxPlanckInstitut für Kernphysik, Heidelberg MaxPlanckInstitut für Eisenforschung, Dusseldorf Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe Industria Shell Oil Company, EEUU ATI, EEUU Fedex, EEUU Walt Disney, California, EEUU Agilent Technologies Co. Ltd., China Motorola, Brasíl IBM, Scheiz Audi AG, Neckarsulm BMW, Munich Daimler Chrysler AG, Bremen BASF, Ludigshafen Deutsche Bahn, Berlín Deutsche Telekom, Weiden Siemens AG, Erlangen Rohde & Scharz, Munich Infineon, Austria Philips Technologie GmbH, Aachen ThyssenKrupp, Stuttgart EnBW, Stuttgart RTL Television, Colonia Pro Sieben SAT 1, Unterföhring Channel 6, Gran Bretaña WDR, Colonia NDR, Hamburgo SWR, BadenBaden Bayerischer Rundfunk, Munich CarlZeissJena GmbH, Jena Anritsu GmbH, Dusseldorf Helett Packard, Dornach Robert Bosch GmbH, Plochingen Mercedes Benz, Austria EnBW Kernkrafterk GmbH, Neckarestheim AMD, Dresden Infineon Technologies, Regensburgo Intel GmbH, Feldkirchen Philips Semiconductors, Nuremberg Hyundai Europe, Rüsselsheim Saarschmiede GmbH, Völklingen Wilkinson Sord, Solingen IBM Deutschland, Stuttgart Vattenfall, Berlín Fraport, Francfort 7
8 Socios de Aaronia en todo el mundo Aaronia USA, 651 Amberton Crossing Suanee, Georgia USA Phone , Fax URL:.aaroniaUSA.com Aaronia UK, Bellringer Road, Trentham, Lakes South, StokeonTrent, ST4 8GB Staffordshire, UK Phone ++44(0) , Fax ++44(0) URL:.aaronia.co.uk Aaronia Australia, Measurement Innovation Py Ltd Perth Western Australia Phone ++61 (8) , Fax ++61 (8) URL:.measurement.net.au Testpribor, Fabriciusa St. 30 Mosco Russia Phone URL:.testexpert.ru NDN, Janoskiego Warszaa, Poland Phone , Fax URL:.ndn.com.pl EgeRate Elektronic Muh. ve Tic. Ltd. Sti, Perpa Ticaret Merkezi, A Blok Kat: 5 No: 141, Sisli / Istanbul, Turkey Phone , Fax URL:.egeratestore.com Tagor Electronic doo Tihomira Brankovica Nis, Serbia Phone , Fax URL:.tagorinstrumenti.rs Aaronia North China, Beijing Mesh Communication Tech Co. Ltd., No. 2 Huayuan Road, Building 2, Haidian District, Beijing, China Phone , Fax URL:.bjmesh.com EKKON SA, Paraná 350, Capital Federal, 1017 Buenos Aires, Argentina Phone , Fax URL:.aaroniaargentina.com.ar Aimil Ltd, B906, BSEL Tech Park, Opp. Vashi Rly Stn, Vashi, Navi Mumbai, India Phone , Fax URL:.aimil.com M a d e i n G e r m a n y Aaronia South China, Shenzhen TORI Wisdom Technology Co., Ltd, 3BRM, RD FL Luhua Technology Bldg, Guangxia Road 7, Futian, Shenzhen, China Phone , Fax URL:.aaroniachina.com Mono Tech Ltd, 2 Johanan Hasandlar St KfarSava, Israel Phone , Fax URL:.aaronia.co.il VECTOR Technologies Ltd, 40 Diogenous str., Halandri, Greece Phone , Fax URL:.vectortechnologies.gr Aaronia AG, Geerbegebiet Aaronia AG, DE54597 Strickscheid / Tel. ++49(0) , Fax ++49(0) / URL:.aaronia.es Aaronia AG, Geerbegebiet Aaronia AG, DE54597 Strickscheid, Alemania Phone ++49(0) , Fax ++49(0) URL:.aaronia.es Spectran HyperLOG BicoLOG OmniLOG AaroniaShield Aaronia XDream MagnoShield IsoLOG Son marcas registradas de Aaronia AG 6
Antena de trompeta de alta potencia - Línea PowerLOG
Rev 1.0 08.07.2014 Antena de trompeta de alta potencia - Línea PoerLOG Rango de frecuencias 700MHz - 18GHz, alta ganancia y alta potencia de entrada Puntis fuertes: Permite la recepción de altas potencias
Vellón de blindaje CEM de 100dB Aaronia X-Dream
Hoja de datos Vellón de blindaje CEM de 100dB Aaronia X-Dream Sirve idealmente para la creación de cámaras de medición CEM de alta precisión y de salas seguras contra escuchas Rev 1.7 11.06.2015 Referencias
Analizador de espectro de uso exterior SPECTRAN NFXFR Primer analizador de espectro del mundo de "estándar militar"! Puntos fuertes Portátil de uso exterior de alto rendimiento, muy resistente contra golpes
Analizadores de espectro portátiles Línea SPECTRAN V4
Hoja de datos Analizadores de espectro portátiles Línea SPECTRAN V4 Analizador de espectro portátil con el record mundial de sensibilidad (DANL) Rev 1.6 29.11.2011 "Precios sin igual.." "Con su alto rendimiento
Analizador de espectro robusto de uso exterior SPECTRAN NF-XFR PRO (1Hz - 20MHz)
Analizador de espectro robusto de uso exterior SPECTRAN NF-XFR PRO (1Hz - 20MHz) Rev 1.0 16.09.2014 Puntos fuertes Analizador de espectro ultra robusto de uso exterior (IP65, hasta -20 C) con portátil
Analizadores de espectro portátiles hasta 4GHz Línea SPECTRAN 40xx Analizador de espectro VECTORIAL para el usuario semiprofesional
Hoja de datos Analizadores de espectro portátiles hasta 4GHz Línea SPECTRAN 40xx Analizador de espectro VECTORIAL para el usuario semiprofesional Rev 19 10.01.2013 "Precios sin igual.." "Con su alto rendimiento
Analizadores de espectro portátiles hasta 6GHz Línea SPECTRAN 40xx Analizador de espectro VECTORIAL para el usuario semiprofesional
Hoja de datos Analizadores de espectro portátiles hasta 6GHz Línea SPECTRAN 40xx Analizador de espectro VECTORIAL para el usuario semiprofesional Rev 1.8 29.11.2011 "Precios sin igual.." "Con su alto rendimiento
Analizadores de espectro para campo E y H Línea SPECTRAN NF
Analizadores de espectro para campo E y H Línea SPECTRAN NF Dispositivos de medición de baja frecuencia (BF) a precios aquesibles Referencias / por ejem. usados: BOEING, EEUU NATO, Bélgica Rohde & Scharz,
Analizador de espectro robusto de uso exterior SPECTRAN HF-XFR PRO (9kHz - 9,4GHz)
Rev 1.0 Analizador de espectro robusto de uso exterior SPECTRAN HF-XFR PRO (9kHz - 9,4GHz) 04.03.2014 Puntos fuertes Analizador de espectro ultra robusto para uso exterior (IP65, hasta -20 C) con portátil
Aaronia SPECTRAN. Analizadores de espectro portátiles a precios sin igual
Aaronia SPECTRAN Analizadores de espectro portátiles a precios sin igual Rev 1.8 10.01.2013 Referencias / por ejem. usados por: EADS, Munich DLR, Wessling Mercedes Benz, Austria BMW, Munich Deutsche Bahn,
Manual de uso SPECTRAN V4
Manual de uso SPECTRAN V4 Por favor, lee cuidosamente las siguientes instrucciones antes del primer uso del equipo. Este manual ofrece unas informaciones importantes sobre el manejo adecuado del equipo.
Lista de precios de Aaronia 2015
Lista de precios de Aaronia 2015 Analizadores portátiles (Página 2) Paquetes de medición (Página 3) Analizadores USB (Página 4) Uso exterieur (Página 4) Analizadores de 19 (Página 5) Antenas direccionales
9102 and 9103 Handheld Spectrum Analyzers Características básicas Cobertura de todas las aplicaciones en un rango de frecuencias de hasta 7,5 GHz Medidas de radiación en estaciones base y en transmisores
MCS Manual. User guide
MCS Manual User guide 2 / 137 Table of Contents MCS Manual... 4 Instalación... 5 Especificaciones del sistema... 6 Instalación en Windows... 7 Instalación en MacOS X... 8 Instalación en Linux (Paquetes)...9

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución