Source: https://www.myray.it/es/extraoral/hyperionx9-pro/
Timestamp: 2020-03-29 20:49:26+00:00

Document:
Panoramic cephalometric extraoral HyperionX9 Pro | MyRay
El 3 en 1 diseñado para el futuro.
Hyperion X9 pro ofrece lo mejor de la tecnología 3D, proyecciones cefalométricas y un amplio abanico de exámenes 2D.
Modular con posibilidad de configuración
Tecnología y calidad de las imágenes
potencia y versatilidad.
Además, se puede configurar totalmente y su estructura modular y modificable permite pasar de manera sencilla y rentable de una versión básica a una más avanzada. El resultado es la máxima flexibilidad en los diagnósticos. Esta plataforma extraordinaria se ajusta a las exigencias del consultorio gracias al sensor 2D PAN/CEPH, fácil de reubicar, y al brazo telerradiológico reversible que puede instalarse en ambos lados. El sistema híbrido 3 en 1 más compacto del mercado para exámenes 2D y 3D de altísima calidad.
Fácil de actualizar en todas sus configuraciones
Brazo CEPH reversible
Un sensor 2D reubicable o dos sensores dedicados para PAN y CEPH
El 3 en 1 más compacto
Diagnóstico en SuperHD.
MultiFOV de altísima resolución: las mejores imágenes 3D para cada necesidad radiológica.
3 protocolos para cada FOV
Altísima resolución (hasta 68 μm)
Barrido CB3D rápido (hasta 3.4 s)
6 cm de altura para visualizar sectores a lo largo del arco dental. Realiza barridos solo de la zona interesada: hemiarcadas o partes frontales sin excluir el área oclusal o la base de la mandíbula, minimizando así la dosis del paciente.
La más alta resolución del mercado a tu alcance. Esta tecnología captura todos los detalles hasta 68 μm y eleva tu actividad a un nivel superior. Incluso es posible realizar análisis con dosis muy bajas y barridos muy rápidos (solo 3,6 s) para controles morfológicos 3D en tiempo real más sencillos
En un solo barrido, Hyperion X9 pro proporciona imágenes de toda la dentición de los pacientes adultos, incluidas las raíces de los octavos retenidos, en tiempos ultrarrápidos (6,4 s) y con dosis muy bajas o en altísima resolución hasta 75 μm.
Amplia tu visión y extiende el diagnóstico: del arco inferior y superior a los senos maxilares y frontales. El máximo de la información en una sola imagen que incluye las vías aéreas superiores, la nariz y la garganta. Evalúa el caso de manera más completa.
Especializaciones en las que es posible utilizar el diagnóstico 3D.
La innovadora selección entre los tres modos dedicados permite llevar a cabo el examen de manera muy sencilla de acuerdo con las necesidades diagnósticas reales:
QuickScan: Barridos más rápidos con una dosis muy baja para seguimientos quirúrgicos y análisis de macroestructuras.
Standard mode: Diagnóstico primario y planificación del tratamiento. El mejor equilibrio entre dosis y calidad.
SuperHD: Excepcional nivel de detalle sin compromisos. La solución ideal para el análisis de microestructuras.
Simple y versátil, pero al mismo tiempo a la vanguardia de la tecnología.
Hyperion X9 pro proporciona innovaciones extraordinarias para llevar el futuro del diagnóstico 3D al consultorio.
BARRIDO RÁPIDO DE 360°
La técnica de barrido de 360° ofrece la ventaja de reducir los artefactos de manera significativa. Hyperion X9 pro conjuga este tipo de adquisición con tiempos de realización muy rápidos. En solo 14 s, de hecho, es posible obtener exámenes completos de alta resolución con bajas dosis de radiación: óptima calidad, elementos detallados, rapidez de diagnóstico.
GENERADOR POTENCIADO
El generador de potencial constante con mancha focal de solo 0.5 mm optimiza la exposición gracias a la tecnología de emisión pulsada y garantiza máximos resultados con la mínima dosis radiada.
AMPLIO PANEL 3D
El panel 3D con tecnologia avanzada se caracteriza por su excepcional sensibilidad que proporciona resultados muy detallados. El dispositivo ofrece diagnosticos siempre precisos gracias a imagenes de la denticion completa y de las vias aereas superiores en SuperHD.
Imágenes en alta definición, detalles extremadamente nítidos, sistema avanzado MultiPAN para obtener máximos resultados en cada situación.
Sensor CMOS fácil de reubicar
Ortogonalidad avanzada con el fin de optimizar los tiempos de barrido y exposición del paciente, cada tipo de imagen se adquiere con una trayectoria y una colimación dedicada
Amplio abanico de enfoques
Filtros PiE (Panoramic image Enhancer)
Colimación variable
La función QuickPAN garantiza barridos más breves y exámenes más rápidos y confortables
Descubre un universo de exámenes
El máximo de los programas 2D para panorámicas e imágenes cefalométricas sin igual.
EXÁMENES PANORÁMICOS
Panorámica HD y QuickPAN
Panorámica completa y panorámica reducida para niños
Proyección ortogonal de toda la dentición (reduce la sobreposición de las coronas)
Segmentos de panorámica y de dentición con proyecciones dedicadas optimizadas
Exposiciones bitewing de 4 segmentos limitadas a las coronas, para detectar caries interproximales
EXÁMENES ATM
(BOCA ABIERTA O CERRADA)
Proyección laterolateral de ambas ATM
Proyección postero-anterior de ambas ATM
Proyección laterolateral desde múltiples ángulos (x3) de una sola ATM
Proyección postero-anterior desde múltiples ángulos (x3) de una sola ATM
EXÁMENES DE SENOS MAXILARES
Vista frontal o lateral (izquierda y derecha) de los senos maxilares
Hyperion X9 pro proporciona siempre imágenes panorámicas detalladas y precisas. La exclusiva función MultiPAN genera con un solo barrido y con tiempo de exposición y dosis radiada iguales a la panorámica tradicional, 5 diferentes capas de enfoque entre las cuales es posible elegir la más adecuada a las exigencias de diagnóstico.
CINEMÁTICA AVANZADA
Hyperion X9 pro proporciona la tecnología de imaging más avanzada. De hecho, ofrece una cinemática perfectamente sincronizada caracterizada por un movimiento de rotación y dos de traslación simultáneos que garantizan una ampliación constante de todas las proyecciones. Los barridos están siempre enfocados gracias al pasillo focal optimizado que sigue la morfología del paciente.
Optimiza cada perspectiva.
Máximas prestaciones, barridos ultrarrápidos y una amplia elección de proyecciones cefalométricas. Elige el examen más adecuado para cada exigencia diagnóstica.
Gracias a la plataforma modular de Hyperion X9 pro es posible añadir el módulo telerradiológico en cada momento y de manera muy sencilla. Su brazo cefalométrico es una verdadera obra maestra de ingeniería. Además de ser el más compacto en el mercado, es también reversible: se puede montar tanto a la derecha como a la izquierda y si tus exigencias de espacio cambian, Hyperion X9 pro cambia contigo.
El sensor reubicable PAN/CEPH de última generación, junto con un generador potenciado, garantiza óptimas prestaciones en cada aplicación. Selecciona el examen más idóneo para las reales necesidades de diagnóstico: un barrido ultrarrápido o de alta calidad.
Examens téléradiographiques
Proyección laterolateral con longitud de barrido seleccionable
Proyección laterolateral pediátrica de altura reducida, barrido breve y dosis mínima
Proyección FULL CEPH con exposición reducida de la tiroides e inclusión de la calota craneal para los niños
Proyección anteroposteriores y postero- nteriores
Proyección submentón-vértice, incluidas posiciones de Waters y de Towne inversa
Proyección del carpo
Colimación inteligente
El colimador primario servocontrolado (patentado) permite seleccionar la zona exacta que tiene que ser expuesta a los rayos X.
El colimador secundario para proyecciones telerradiológicas está integrado dentro del módulo giratorio y permite un acceso facilitado con dimensiones operativas mínimas (solicitud de patente en tramitación).
Hyperion X9 pro optimiza el trabajo, se adapta a tus necesidades y te permite centrarte en lo que es verdaderamente importante: tus diagnósticos.
CONTROL DESDE iPAD
Hyperion X9 pro está equipado con una interfaz gráfica fácil de usar, disponible también en la aplicación para iPad, que garantiza un control sencillo e intuitivo: en pocos simples pasos es posible elegir y configurar el examen más adecuado según las necesidades clínicas y natómicas.
INTERFAZ DESDE ORDENADOR
La consola multiplataforma proporciona acceso simple e inmediato a todas las funciones del dispositivo. La interfaz guía al operador paso a paso en cada fase, desde la elección a la configuración del examen, con posicionamiento guiado del FOV. El resultado son exámenes más fáciles, más rápidos y más eficaces.
CONSOLA FULL-TOUCH DE 10’’
La gráfica intuitiva y los mandos directos hacen que el trabajo resulte más rápido y ofrecen al paciente una experiencia más relajante. Las características principales de Hyperion X9 pro son la sencillez de uso y la velocidad en los procedimientos, como la elección de programas predefinidos directamente desde la página principal. La interfaz de la consola proporciona informaciones precisas sobre como posicionar el paciente según el protocolo seleccionado.
Hyperion X9 pro permite proporcionar a los pacientes las mejores condiciones para exámenes perfectos en un ambiente tranquilo y colaborativo.
POSICIONAMIENTO GUIADO Y EFICAZ
El posicionamiento es rápido y preciso gracias al sistema de alineación de 4 rayos láser royectados directamente en el rostro del paciente y gracias al craneostato ergonómico con tecnología avanzada con 7 puntos de apoyo para la máxima estabilidad durante el barrido. El posicionamiento Face To Face proporciona la máxima libertad de movimiento al operador y la comodidad del paciente en todo momento.
SISTEMA SERVOCONTROLADO
El sistema Scout View permite centrar el equipo en la zona de interés y mantener al paciente cómodo en la misma posición. Desde el ordenador, el operador puede ver las dos imágenes (sagital y frontal) con una radiación muy contenida y modificar con precisión la zona de barrido. Gracias a movimientos servoasistidos muy precisos, la instrumentación se recoloca correctamente por sí misma. Este procedimiento elimina el riesgo de tener que repetir el examen.
BARRIDO RÁPIDO CON UNA DOSIS MUY BAJA
Los protocolos avanzados QuickScan, disponibles para adquisiciones 2D o 3D, realizan imágenes precisas con dosis más bajas que las adquisiciones estándar. Son el instrumento ideal para controles postoperatorios y para detectar posibles macroestructuras (por ejemplo, dientes retenidos o agenesias).
Avanzado, fiable, iRYS.
La mejor plataforma software todo-en-uno para imaging 2D y 3D.
Simulación de implante
Compatibilidad con otros softwares
Posibilidad de compartir con visualizador de imágenes 2D y 3D
iRYS Viewer para iPad
Descubre iRYS
Ortopanorámicas
Panorámica ortogonal: minimiza las superposiciones de elementos dentales adyacentes para mejores controles periodontales.
Panorámica rápida: dosis y tiempo de barrido reducidos. Es ideal para exploraciones primarias, medidas de seguimiento o con pacientes que no colaboran.
Panorámica niño: exposición limitada y parámetros optimizados para una exploración pediátrica rápida.
Dentición completa en cuadrantes: exploraciones localizadas con segmentación seleccionable para irradiar una dosis menor.
Proyecciones bitewing, exploración solo de las coronas: alta resolución y baja dosis. Una alternativa válida a las imágenes intraorales para pacientes que sufren de fuertes arcadas.
Tomografías extraorales
Articulaciones temporomandibulares: derecha e izquierda, con la boca abierta o cerrada y en proyección laterolateral y postero-anterior con proyección desde ángulos múltiples.
Senos maxilares: visión frontal, lateral derecha e izquierda con trayectoria optimiza.
Laterolateral: resalta los detalles óseos y los tejidos blandos, fundamental para las investigaciones cefalométricas.
Anteroposterior: permite investigar asimetrías y maloclusiones para proporcionar el tratamiento adecuado.
Submentón-vértice: permite analizar las fosas nasales, las células etmoidales y los senos esfenoidales.
Carpo: con soporte dedicado, permite evaluar el crecimiento sucesivo.
Aplicaciones en ortodoncia
Para estudiar los octavos retenidos es necesario utilizar FOV con diámetro de 10 cm ya que, en un adulto de complexión media, la distancia entre los octavos de la izquierda y los de la derecha, con las correspondientes raíces, el proceso alveolar y el hueso circunstante, es de por lo menos 9 cm. Los campos de vista reducidos son útiles para el análisis de dientes retenidos o supernumerarios y para localizar la dosis solo en la zona de interés. De hecho, para planificar mejor el tratamiento es fundamental establecer la posición real (vestibular o palatal). Esto es posible solo a través de un análisis 3D, incluso con una dosis muy baja, con el protocolo QuickScan. El campo de vista completo (13 x 16 cm) permite realizar una evaluación precisa de las vías aéreas superiores, lo cual es útil en muchas ocasiones para realizar una exploración completa antes de un tratamiento de ortodoncia que no descuide posibles problemas de otorrinolaringología.
Planificación de implantación avanzada
Posiciona el implante directamente en el modelo 3D, añade los datos STL de los escáneres intraorales y define el proyecto protésico definitivo. Los instrumentos de planificación implantar avanzada permiten operar con seguridad gracias a sus informaciones precisas sobre la cantidad de hueso y la distancia de las estructuras anatómicas circunstantes, como el canal mandibular. Es posible, pues, definir una distancia mínima de seguridad.
La función software para calcular el volumen de aumento del seno maxilar permite definir el tratamiento con antelación y operar con total seguridad. Además, es posible marcar líneas directamente en el modelo virtual del paciente para evaluar las relaciones morfológicas en el renderizado 3D.
Evaluación implantes cigomáticos
Las imágenes con FOV 13 x 8 cm o 13 x 10 cm son el instrumento ideal para la planificación de implantes cigomáticos. De hecho, el diámetro de 13 cm es el único que permite incluir en el barrido toda la cigoma, sin cortes.
Exploración endodóntica
Tratamiento del canal mandibular, identificación de microfracturas y reabsorciones radiculares: la excepcional y exclusiva resolución 68 μm de Hyperion X9 pro lleva tus diagnósticos a un nivel superior.
Visión del oído medio e interno
El FOV específico de 7 x 6 cm a 68 μm ofrece una visión detallada y clara de todas las estructuras del oído medio e interno, como la ventana redonda, el canal semicircular y la cadena de huesecillos.
VERSIÓN FOV 10x8
VERSIÓN FOV 13x16
Tecnología detector Silicio Amorfo - CsI con deposición directa Silicio Amorfo - CsI con deposición directa
Campo dinámico 16 bit (65535 niveles de gris) 16 bit (65535 niveles de gris)
Tiempo de barrido típico 14,4 s 14,4 s
Rotación 360°/180° 360°/180°
Dimensiones voxel imagen Mínimo 75 μm Mínimo 68 μm
Campo de vista, diámetro x altura 108 x 80 mm 108 x 80 mm
FOV (Øxh) ) disponibles 6x6 - 8x6 - 8x8 - 10x6 - 10x8 6x6 - 8x6 - 8x8 - 10x6 - 10x8 10x10 - 13x8 - 13x10 - 13x16 4x4 - 7x6 (eXtended Functionality)
Dimensiones típicas datos imagen 495 MB 820 MB
Tiempo mínimo de barrido 6,4 s 3,6 s
Tiempo de exposición a los rayos X típico 1,6 s (QuikScan baja dosis) - 8,0 s (Modo SuperHD) 1,6 s (QuikScan baja dosis) - 8,0 s (Modo SuperHD)
Alineación paciente Servo Asistida: método “Scout View” Servo Asistida: método “Scout View”
Formato imagen Software exclusivo iRYS y DICOM 3.0 Software exclusivo iRYS y DICOM 3.0
Tiempo de renderizado mínimo para datos CB3D Promedio 15 s Promedio de forma inmediata con FOV XF 4x4 QuickScan
Conexiones LAN / Ethernet
Software MyRay iRYS e App iPad
Protocolos soportados DICOM 3.0, TWAIN, VDDS
Nodos DICOM Conforme IHE (Print; Storage Commitment; WorkList MPPS; Query Retrieve)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución