Source: http://docplayer.es/7653250-Compromiso-con-el-futuro-soluciones-de-medicion-para-aplicaciones-industriales-de-climatizacion.html
Timestamp: 2018-06-19 07:34:39+00:00

Document:
Compromiso con el futuro. Soluciones de medición para aplicaciones industriales de climatización - PDF
Download "Compromiso con el futuro. Soluciones de medición para aplicaciones industriales de climatización"
Lidia Caballero Plaza
1 Compromiso con el futuro 2010 Soluciones de medición para aplicaciones industriales de climatización
2 Explicación de iconos índice Selección de sondas Instrumento de medición multicanal (número de entradas de sonda >1) Memoria integrada para datos de medición Visualizador iluminado Funcionamiento sencillo, con operaciones por menús guiados SoftCase o TopSafe para proteger el instrumento en condiciones duras de trabajo Resistente a golpes Página Sistema de adquisición de datos testo saveris TM monitorización centralizada de los datos de medición 6 Data loggers de temperatura testostor 171: data logger profesional 18 testo 175/177: data loggers compactos/profesionales 19 testostor Para medición a largo plazo, en caja metálica 20 Ex Data logger para uso en atmósferas potencialmente explosivas 21 testostor 171-1/171-4 Para medición a largo plazo con sondas externas 22 testostor Logger de alta temperatura con protección contra el calor 24 testo 175-T1 Documentación de la temperatura 27 testo 175-T2 Registro de la temperatura 28 testo 175-T3 Registro de altas temperaturas 2 termopares externos 29 testo 175-S1/-S2 Data logger de corriente y voltaje 30 testo 177-T1/-T2 Data logger profesional para el control a largo plazo 31 testo 177-T3 Data logger con 2 entradas de sonda 32 testo 177-T4 Control profesional a largo plazo, data logger con 4 entradas de sonda 33 Accesorios para data logger de testo 175/177 desde la p.34 Data loggers de humedad testostor 171: data logger profesional de humedad 36 testo 175/177: data loggers compactos/profesionales de humedad 37 testostor Termohigrógrafo electrónico 38 Ex Termohigrógrafo electrónico para atmósferas explosivas 39 testostor Termohigrógrafos electrónicos 40 testostor Termohigrógrafo electrónico con sondas externas 41 testo 175-H1/-H2 Control de las condiciones ambientales de producción 43 testo 177-H1 Control a largo plazo de las condiciones ambientales de producción 44 Accesorios para data loggers testo 175/ Software ComSoft 3 Básico 46 ComSoft 3 Profesional 47 Impresora por infrarrojos Impresión fiable de los resultados de medición in situ Multifunción testo 454 testo 400/650 De instrumento de medición a sistema de medición desde p.48 Instrumentos de medición de referencia desde p.54 Interface para PC para analizar los datos de medición en el PC Funciona con pilas y con pilas recargables Sondas Sondas adecuadas para instrumentos de medición la humedad y multifunción 454/400/650 desde p.63 Presión testo 521/-3 Manómetro de referencia 72 Calibradores Huminator Generador de humedad preciso 74 Mini túnel de viento para la elaboración de certificados ISO propios 75 Software/validación para todos los data loggers y testo 454 desde p.76 Pila recargable en el instrumento Sonda por radio acoplable Tecnología de medición Temperatura 80 Presión 83 Humedad 84 Velocidad 86 Testo industrial services 89 Solicítenos información más detallada.
3 2 Soluciones de medición para aplicaciones climáticas en la industria Para llevar a cabo las labores de medición que requiere la industria, se necesita una tecnología de medición que cumpla complejas condiciones de diversa índole. A la hora de desarrollar esta desafiante tarea, Testo otorga un importante valor tanto a la calidad como a la seguridad de procesos y resultados. Con la gran cantidad de sondas estándar y accesorios de medición, las soluciones de medición requeridas ya ofrecen una inmensa flexibilidad. También ofrecemos sondas de medición diseñadas individualmente para las tareas de medición especiales de cada cliente. Testo recurre permanentemente a su amplia experiencia en aplicaciones industriales a la hora de desarrollar sus propias actividades de investigación, garantizando así nuevos productos orientados a la utilización práctica y favoreciendo también el adelanto tecnológico. De esta forma Testo asume un papel determinante en el sector marcando las pautas del mercado. Todos los clientes de Testo se pueden beneficiar no sólo de verdaderas innovaciones dentro del área de los sensores, sino también de avances significativos en el campo de la microelectrónica, la memorización de datos de medición o la comunicación con otros medios como el ordenador. Nuestra basta experiencia práctica y proximidad al cliente, combinada con el profundo análisis teórico (también en el campo de la investigación científica básica), aumenta la utilidad de las soluciones de medición de Testo para todos los usuarios y sienta las bases del futuro dentro del sector. Testo ofrece servicios e instrumentos de medición en diferentes variantes bien perfeccionadas para un amplio abanico de aplicaciones. Con más de 1800 empleados en 27 filiales, la empresa Testo está representada en los cinco continentes. Seguridad certificada Cuando se trata de asegurar la calidad no hay lugar para imprecisiones. Por este motivo, Testo industrial services pone a su disposición diferentes servicios y calibraciones certificadas conforme a todas las normativas vigentes (como, por ejemplo, ISO 9000ff, QS 9000, DKD, ÖKD, Cofrac, NIST, GMP, APPCC, FDA, etc.). La calibración se lleva a cabo en laboratorios acreditados propios de alta tecnología. Servicio cualificado Para cualquier consulta relacionada con la tecnología de medición, Testo le proporciona un asesoramiento competente y objetivo. También garantizamos al usuario un rápido servicio de asistencia postventa en todo el mundo. Adquiriendo nuestros productos, dotados de una garantía de servicio de 10 años, nuestros clientes realizan una compra segura y duradera. Somos la empresa líder del mercado porque también prestamos atención a todos los servicios que rodean al producto: Mantenimiento, asistencia, disponibilidad...nuestras prestaciones sientan precedentes en el asesoramiento y el servicio antes de la compra, después de la compra y durante todas las etapas de utilización.
4 3 Formación y cualificación Para mantenerse a la cabeza del mercado no sólo se necesitan los mejores productos, también hay que ser capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. En Testo tenemos esta idea muy presente y, por ello, la formación y cualificación desempeñan un papel especialmente importante, tanto dentro como fuera de la empresa. Para poder satisfacer las crecientes exigencias de calidad y realizar complejas labores de medición es imprescindible contar permanentemente con los conocimientos más actuales dentro del sector. Recomendados por los mejores Conocidas empresas de las más diversas ramas colaboran con Testo desde el principio para obtener determinantes ventajas en lo que a productividad y calidad se refiere. Usted también puede beneficiarse de una asociación de éxito. Más de usuarios ya lo hacen. Para conseguirlo, por un lado potenciamos la formación profundizada de nuestros propios empleados y, por otro, ofrecemos a los usuarios información orientada a la práctica. Testo transmite a sus clientes conocimientos teóricos sobre tecnología de la medición y competencias prácticas en cursos, seminarios y documentación de utilidad para la aplicación de nuestros productos.
5 4 A través del portal internacional de Testo se puede acceder rápidamente a nuestros productos y servicios en 86 países del mundo. Ponemos a su disposición la información más actual. Nuestra página de internet le ofrece muchas posibilidades: cómoda búsqueda de productos configuración de su sistema de medición individual numerosos ejemplos de aplicación pedido en línea consulta al distribuidor de Testo más cercano indicaciones de servicio para instrumentos de medición de Testo fechas de las ferias y seminarios actuales centro de descargas biblioteca especializada información de prensa ofertas de empleo A través de las páginas web de Testo el usuario obtendrá información completa sobre nuestros productos. También es posible realizar consultas y pedidos en línea, así como acceder a información de usuarios y artículos de prensa relacionados con la ingeniería de medición. Gracias a una estructurada navegación y a la exposición de los temas actuales en la página de inicio, el acceso resulta verdaderamente rápido. Acceso internacional a través de Páginas web específicas para cada país incl. catálogos de productos Información detallada de los productos con posibilidad de realizar el pedido directamente Gran cantidad de información adicional como, por ejemplo, fechas de ferias
6 5 Visión global de productos según las clases de instrumentos con prestaciones Sistema de medición testo 454 (desde la página 48) Instrumento de medición multifunción clase Referencia testo 400 (desde la página 54) Termohigrómetro clase Referencia testo 650 (desde la página 54) Sistema de adquisición de datos testo Saveris (desde p. 6) Data loggers testostor 171, testo 175, testo 177 para temperatura (desde la página 18) y humedad (desde la página 36) Manómetro de referencia testo (página 72) Generadores Huminator, mini túnel de viento (página 74, 75) Perfiles Temperatura ambiente Temperatura de superficie Temperatura diferencial Humedad ambiente Humedad de precisión Molinete Sonda térmica Tubo Pitot Módulo VAC Presión diferencial Sonda de presión diferencial externa Presión absoluta CO 2 rpm/corriente/voltaje (0-20 ma, 0-1/10 V) Número de entradas de sonda Bus de datos Salida analógica Impresión de las lecturas (impresora por infrarrojos) Procesamiento de los datos de medición en el PC Memoria de lecturas Sondas inalámbricas Sondas Ethernet Monitorización centralizada de los datos de medición X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 máx. 4 máx máx. 81 X X X X X X X X X X X X X X X X desde X X X
7 6 testo Saveris Monitorización de los datos de medición para aplicaciones climáticas industriales En las aplicaciones climáticas industriales son cruciales las mediciones exactas de humedad y temperatura. En muchas aplicaciones, testo Saveris posibilita el registro de esos valores inalámbricamente por Ethernet, almacenarlos de forma segura y visualizarlos. Una variedad de alarmas a escoger ayudan al responsable del sistema a mantener los valores dentro del rango permitido. Aplicaciones habituales: Monitorización de las condiciones climáticas en producción y almacenamiento Monitorización de valores de humedad, p.ej. en cabinas climáticas Monitorización de temperaturas, p.ej. en tratamiento de metales o en cabinas climáticas Los registradores inalámbricos y Ethernet Saveris destacan por su fiable transmisión de los datos de medición vía radio y estructura LAN La base testo Saveris guarda todos los valores en su memoria de gran capacidad y emite informes y avisos acústicovisuales de alarma, p.ej. por SMS. Novedad! El registrador analógico permite integrar todos los transmisores con conectores estándar de corriente/voltaje, p.ej ma Temperatura/Humedad Nota acerca de radio frecuencias 868 MHz:países zona UE y otros (p.ej. CH, NOR) 2.4 GHz: países fuera de la zona UE (listado disponible en El software testo Saveris es compatible con redes, lo que permite visualizar centralizadamente los datos de medición y documentarlos ininterrumpidamente.
8 7 Saveris, set 1 Set 1: 868 MHz, compuesto de la base , 3 sondas NTC inalámbricas sin visualizador , alimentador para base y software SBE con cable USB incluido. Set 1, 868 MHz Set 1: 2.4 GHz, compuesto por la base , 3 sondas NTC inalámbricas sin visualizador , alimentador para base y software SBE con cable USB incluido Set 1, 2.4 GHz Saveris, set 2 Set 2: 868 MHz, compuesto por la base , 5 sondas NTC inalámbricas con visualizador , router , 2 alimentadores para base y router y software SBE con cable USB incluido Set 2, 868 MHz Nº Campo Inicio Editar Opciones Plantilla Copiar Abrir Cerrar Online Pegar Cambiar nombre Borrar Offline Ordenar Portapapeles Editar Modo func. Grupo 0 Fecha Inicio Online Fin Online Registro Online Día Mes Valoración Gráfica Histograma Nº Campo Vista Gráfica Tabla Alarmas Set 2: 2.4 GHz, compuesto por la base , 5 sondas NTC inalámbricas con visualizador , router , 2 alimentadores para base y router y software SBE con cable USB incluido Set 2, 2.4 GHz Fecha Fecha Grupo 0 C C C Grupo 1 Archivos Sistema Alarmas C C 41 C 22 %HR 21 C 48 %HR 26 C 38 %HR Saveris, set 3 Set 3: 868 MHz, compuesto por la base con módulo GSM para alarma vía SMS incluido, antena con base magnética , 5 sondas NTC inalámbricas con visualizador , router , 2 alimentadores para base y router y software SBE con cable USB incluido Set 3, 868 MHz Set 3: 2.4 GHz, compuesto de la base con módulo GSM para alarma vía SMS incluido, antena con base magnética , 5 sondas NTC con visualizador , router , 2 alimentadores para base y router y software SBE con cable USB incluido Set 3, 2.4 GHz Temperatura/Humedad
9 8 testo Saveris Visión global del sistema Sonda inalámbrica testo Saveris Para adaptarse a cualquier aplicación, están disponibles sondas con sensores de temperatura y humedad internos y externos. Las sondas inalámbricas están disponibles con o sin visualizador opcionalmente. La memoria de las mismas evita la pérdida de los datos en caso de una interferencia en la transmisión por radio. En el visualizador de la sonda se muestran los datos de medición, la carga de la batería y la cobertura de la señal de radio. Router/repetidor testo Saveris La cobertura de la conexión por radio se puede mejorar o ampliar en caso de obstáculos si se usa un router/repetidor. Por supuesto, en el sistema Saveris se pueden utilizar varios routers/repetidores, pero no conectados en serie. Si se conecta un convertidor a una toma Ethernet, la señal de radio se puede convertir en una señal Ethernet; esto permite combinar la conexión de una sonda inalámbrica con el uso de una Ethernet existente incluso en distancias muy largas de transmisión. Convertidor testo Saveris Sonda inalámbrica testo Saveris Ethernet Registrador analógico testo Saveris (Ethernet) Router/repetidor testo Saveris Registrador analógico testo Saveris (Inalámbrico) Transmisor de humedad Sonda inalámbrica testo Saveris Sonda Ethernet testo Saveris Temperatura/Humedad Registrador analógico testo Saveris Las dos versiones del registrador analógico (radio/ethernet) permiten la integración de más parámetros de medición en el sistema de adquisición de datos testo Saveris, al incorporar todos los transmisores con conectores de corriente/voltaje estándar, p.ej ma ó V. Transmisor de humedad testo 6651/6681 Al integrar el transmisor de humedad, se pueden monitorizar los datos de medición al mismo tiempo que se controla el proceso. Esta es la solución óptima para obtener la mayor exactitud así como para el uso en aplicaciones especiales (elevada humedad, trazas de humedad, etc.) en aire comprimido y en sistemas de secado y aire acondicionado. Más información en Sonda Ethernet testo Saveris Ademas de las sondas inalámbricas, también se pueden usar sondas conectadas directamente a Ethernet, lo que permite usar la infraestructura LAN ya existente para poder transferir los datos desde la sonda hasta la base a largas distancias. Si se conecta un convertidor a una entrada Ethernet, la señal de una sonda inalámbrica se convierte a Ethernet, lo que permite combinar el uso de dicha sonda en un entorno Ethernet para cubrir grandes distancias.
10 9 testo Saveris Visión global del sistema base testo Saveris La base es el centro neurálgico del testo Saveris y puede memorizar lecturas por canal de medición independientemente del PC, lo que equivale a un año de capacidad de memoria a un intervalo de medición de 15 minutos. Los datos del sistema y las alarmas se muestran en el visualizador de la base Saveris. Software testo Saveris El software testo Saveris se maneja de forma muy fácil y ofrece una interface de usuario muy intuitiva. Está disponible en tres versiones: la versión SBE (versión básica), la versión PROF (profesional) con opciones adicionales, o la versión CFR. La versión CFR cumple con los requisitos del 21 CFR Parte 11 de la FDA y por tanto es validable. Ethernet USB o Ethernet Base testo Saveris Ethernet Software testo Saveris Sonda Ethernet testo Saveris Visión global de las versiones SBE PROF CFR Fácil instalación y configuración Gráficas/Tablas/Descripción de alarmas/informes PDF Calendario Representación de grupos de sondas Emisión de alarmas ( , SMS, relé) Gestión de alarmas Control constante mediante el PC en registro continuo Datos de medición con imágen de fondo de la situación Integración en red (cliente-servidor) Conforme al 21CFR11 (validable) Firma electrónica Audit trail Asiganción de derechos de acceso a 3 niveles de usuario Temperatura/Humedad
11 10 testo Saveris componentes: Sondas inalámbricas Versiones de sondas con sensores de temperatura internos y externos y con sensores de humedad para adaptarse a cualquier aplicación. Las sondas inalámbricas estan disponibles opcionalmente con o sin visualizador. En el mismo se muestran los datos actuales de medición, la carga de la batería y la intensidad de la señal de radio. NTC interno 81 mm NTC interno 81 mm C / F NTC externo 81 mm TP externo 81 mm Pt 100 externo Radio Tipo de sonda Saveris T1 Sonda inalámbrica con NTC interno NTC Saveris T2 Sonda inalámbrica con conexión para sonda externa y NTC interno, contacto puerta NTC Saveris T3 Sonda inalámbrica de 2 canales con conexiones externas para sonda TP (Elección de las características de los TP) Saveris Pt Sonda inalámbrica con 1 conexión externa para sonda Pt100 Sensor interno Sonda externa Resolución Tipo de sonda (Instrumento) (Instrumento) C ±0.4 C ( C) ±0.8 C (rango restante) 0.1 C C ±0.4 C ( C) ±0.8 C (rango restante) 0.1 C NTC C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) TP tipo K TP tipo J C C TP tipo T TP tipo S C C ±0.5 C o 0.5% del v.m. Pt C a 25 C ±0.1 C ( C) ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) Resolución (Instrumento) Conexión 0.1 C NTC via conector mini-din, cable de conexión para contacto puerta incluido en la entrega (1,80 m) 0.1 C / TP tipo S 1 C 2 TPs vía conector TP, diferencia máx. en potencial 2 V 0.01 C 1 Pt100 via conector mini-din Temperatura/Humedad Medidas (caja): Peso Vida de la pila (Tipo: 4 pilas AA) Material/Caja Tipo de protección Radio frecuencia Cíclo de medición Según los estándares Temp. Func. Temp. Almac. Visualizador (opcional) Distancia de transmisión Soporte mural Datos de pedido Sondas inalámbricas Saveris T1 Sonda inalámbrica con NTC interno Saveris T2 Sonda inalámbrica con conexión para sonda externa y NTC interno, contacto puerta Saveris T3 Sonda inalámbrica de 2 canales con conexiones externas para sonda TP (Elección de las características de los TP) Saveris Pt Sonda inalámbrica con 1 conexión externa para sonda Pt x 85 x 38 mm aprox. 240 g Vida de la pila a +25 ºC, 3 años; para aplicaciones en congeladores, 3 años con pila Energyzer Photo Lithium L91) Plástico IP68 IP54 IP MHz / 2.4 GHz Estándar 15 min, configurable de 1 min a 24 h DIN EN C C C LCD, 2 líneas; 7 segmentos con símbolos aprox. 300 m sin obstrucciones a una fecuencia de 868 MHz, aprox. 100 m sin obstrucciones a una frecuencia de 2.4 GHz incluido Versión sin visualizador 868 MHz 2.4 GHz Versión con visualizador 868 MHz 2.4 GHz En esto modelos se incluyen las pilas de alcalino manganeso ( excepto en el registrador analógico). Los registradores Saveris se entregan con un protocolo de calibración con los datos de ajuste de fábrica. Los certificados de calibración se deben solicitar por separado
12 11 testo Saveris componentes: Sondas inalámbricas %HR NTC %HR NTC C / F y %HR %HR NTC ma V mayv externo interno externo interno Radio Saveris H2D Registrador de humedad inalámbrico Saveris H3 Sonda inalámbrica de humedad Saveris H4D Registrador inalámbrico con conexión para 1 sonda externa de humedad Saveris U1 Registrador inalámbrico con salida corriente/voltaje Tipo de sonda NTC Sensor de humedad 1 canal: entrada corriente/voltaje Sensor interno C ±0.5 C %HR ±3 %HR 2 hilos: 4 a 20 ma, 4 hilos: 0/4 a 20 ma, 0 a 1/5/10 V, carga: máx. 160 Ω a 24 VCC Corriente ±0,03 ma / 0,75 μa Voltaje 0 a 1 V ±1,5 mv/39 μv Voltaje 0 a 5 V ±7,5 mv / 0,17 mv Voltaje 0 a 10 V ±15 mv / 0,34 mv ±0.02% del v.m./k desviación a partir de una temperatura nominal de 22 C Sonda externa Resolución Tipo de sonda (Instrumento) (Instrumento) NTC C ±0.5 C Sensor de humedad %HR* hasta 90 %HR: ±2 %HR > 90 %HR: ±3 %HR 0.1 C 0.1 C / 0.1 C td NTC C Sensor de humedad %HR* ±0.2 C ver sondas Resolución (Instrumento) 0.1 C 0,1% / 0,1 C td Conexión sonda externa no reemplazable Medidas (caja): Peso Vida de la pila (Tipo: 4 pilas AA) Material/Caja Tipo de protección Radio frecuencia Cíclo de medición Temp. Func. Temp. Almac. Visualizador (opcional) Distancia de transmisión Soporte mural Datos de pedido Sondas inalámbricas 85 x 100 x 38 mm aprox. 256 g Saveris H3 Registrador inalámbrico con sensor de humedad interno Saveris H2D Sonda inalámbrica con sensor de humedad externo 2%HR externa, radiofrecuencia 868 MHz (con visualizador) Saveris H4D Registrador de humedad con conexión para sonda externa, radiofrecuencia 868 MHz (con visualizador) Saveris U1 Registrador analógico con 1 salida de corriente/voltaje (solicitar el alimentador por separado) C 0,1% / 0,1 C td 1 conector mini DIN para sonda externa de humedad 80 x 85 x 38 mm aprox. 245 g Vida de la pila a +25 ºC, 3 años; para aplicaciones en congeladores, 3 años con pila Energyzer Photo Lithium L91) Plástico IP54 IP42 IP MHz / 2.4 GHz Estándar 15 min, configurable de 1 min a 24 h C C LCD, 2 líneas; 7 segmentos con símbolos (sin visualizador) aprox. 300 m sin obstrucciones a una fecuencia de 868 MHz, aprox. 100 m sin obstrucciones a una frecuencia de 2.4 GHz incluido *no para aplicaciones de humedad elevada continua Versión sin visualizador Versión con visualizador 868 MHz 2.4 GHz 868 MHz 2.4 GHz o 4 hilos salida corriente/voltaje Conector mini DIN para mantenimiento y ajuste aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 240 g Alimentación: alimentador 6,3 VCC, 2 a 30 VCC máx. 25 VCA En esto modelos se incluyen las pilas de alcalino manganeso ( excepto en el registrador analógico). Los registradores Saveris se entregan con un protocolo de calibración con los datos de ajuste de fábrica. Los certificados de calibración se deben solicitar por separado. Temperatura/Humedad
13 12 testo Saveris componentes: Sondas Ethernet Se puede utilizar la infraestructura LAN ya existente mediante la sonda Ethernet, lo que permite la transferencia de datos de la sonda a la base, incluso a largas distancias. Las sondas Ethernet disponen de visualizador. NTC externo TP externo C Pt 100 externo Ethernet Saveris T1E Saveris T4 E Saveris Pt E Sonda Ethernet con conexión para 1 sonda externa NTC Sonda Ethernet de 4 canales con 4 conexiones externas para sonda TP Sonda Ethernet con conexión externa para sonda Pt100 Sensor interno Sonda externa Tipo de sonda (Instrumento) (Instrumento) NTC C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) TP tipo K C TP tipo T C ±0.5 C o 0.5% del v.m. TP tipo J C TP tipo S C Pt C a 25 C ±0.1 C ( C) ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) Resolución (Instrumento) Conexión 0.1 C 1 NTC vía conector mini DIN 0.1 C / TP tipo S 1 C 4 TPs vía conector TP, diferencia en potencial 50 V 0.01 C 1 Pt100 via conector mini-din Medidas (caja): Peso Alimentación Pila auxiliar Interface Mini-DIN para mantenimiento, accesible externamente aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 220 g Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas 24 VCA/CC, PoE Material/Caja Plástico Tipo de protección IP54 Cíclo de medición 2 s h Temp. Func C Temp. Almac C Consumo eléctrico PoE clase 0 (habitual 3 W) Visualizador (opcional) LCD, 2 líneas; 7 segmentos con iconos Soporte mural incluido Li-ion Temperatura/Humedad Datos de pedido Sondas Ethernet Saveris T1E Sonda Ethernet con 1 conexión para sonda externa NTC Saveris T4 E Registrador Ethernet de 4 canales con 4 conexiones para sondas TP externas (Con visualizador) Saveris Pt E Sonda Ethernet con conexión externa para sonda Pt100 (Con visualizador) Saveris H1 E Sonda de humedad Ethernet 1% (Con visualizador) Saveris H2 E Sonda de humedad Ethernet 2 % (Con visualizador) Saveris H4E Registrador de humedad Ethernet (con visualizador) con conector para sonda externa Saveris U1E Registrador analógico Ethernet con 1 salida de corriente/voltaje Los registradores Saveris se entregan con un protocolo de calibración con los datos de ajuste de fábrica. Los certificados de calibración se deben solicitar por separado. Los alimentadores no se incluyen en la entrega.
14 13 testo Saveris componentes: Sondas Ethernet %HR NTC %HR NTC C / F y %HR %HR NTC ma V mayv externo externo externo interno Ethernet Saveris H1E Saveris H2 E Saveris H4E Saveris U1E Sonda de humedad Ethernet 1% Sonda de humedad Ethernet 2 % Sonda Ethernet con conexión para sonda externa de humedad Registrador Ethernet con corriente/voltaje Tipo de sonda 1 canal: corriente/voltaje Sensor interno Sonda externa Resolución Tipo de sonda (Instrumento) (Instrumento) Resolución (Instrumento) 0.1 C Conexión Medidas (caja): Peso Alimentación Pila auxiliar Material/Caja Tipo de protección Cíclo de medición NTC C ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) Sensor de humedad %HR* hasta 90 %HR: ±(1 %HR +0.7 % del v.m.) a +25 C > 90 %HR: ±(1.4 %HR +0.7 % del v.m.) a +25 C 0.1% / 0.1 C td Cabezales sinterizados para sondas Ethernet Saveris H1 E, H2 E y H2 D NTC 0.1 C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) Sensor de humedad %HR* 0.1% / 0.1 C td 0.1 C 0.1% / 0.1 C td 1 sonda externa de humedad Ethernet con conector mini DIN Interface Mini-DIN para mantenimiento accesible externamente aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 230 g aprox. 254 g Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas 24 VCA/CC Li-ion Plástico IP54 Protector metálico (abierto), respuesta rápida en velocidades 7 m/s (inadecuado para entornos polvorientos), para mediciones con velocidades inferiores a 10 m/s Filtro sinterizado de acero inox, poro 100 μm, protección del sensor en entornos polvorientos o velocidades elevadas, para mediciones con velocidades altas o con aire sucio Filtro de malla, protección del sensor contra partículas gruesas C ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) Filtro de PTFE sinterizado, Ø 12 mm, para sustancias corrosivas, de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades altas Frasco de solución salina testo para control y ajuste de la humedad de sondas de humedad 11,3 %HR y 75,3 %HR, incl. adaptador para sondas de humedad, rápido control o calibración de la sonda de humedad NTC 0.1 C Sensor de humedad %HR* hasta 90 %HR: ±(1 %HR +0.7 % del v.m.) a +25 C > 90 %HR: ±(1.4 %HR +0.7 % del v.m.) a +25 C 2 s h Temp. Func C Temp. Almac C Consumo eléctrico PoE clase 0 (habitual 3 W) Visualizador (opcional) LCD, 2 líneas; 7 segmentos con símbolos Soporte mural incluido ver sondas externas 2 hilos: 4 a 20 ma, 4 hilos: 0/4 a 20 ma, 0 a 1/5/10V, carga: máx. 160 Ohm a 24 VCC Corriente ±0,03 ma / 0.75 μa Voltaje 0 a 1 V ±1.5 mv / 39 μv Voltaje 0 a 5 V ±7.5 mv / 0.17 mv Voltaje 0 10 V ±15 mv / 0.34 mv ±0.02% del v.m./k en desviaciones a una temperatura nominal de 22 C 1 x 2 o 4 hilos corriente/voltaje aprox. 240 g *no para aplicaciones de humedad elevada continua Imagen sin visualizador Temperatura/Humedad
15 14 testo Saveris Componentes: Base, Router/repetidor, Convertidor y accesorios Base Router Saveris Base Saveris, radio frecuencia 868 MHz Base Saveris, radiofrecuencia 868 MHz, módulo GSM integrado (para alarma por SMS) Base Saveris, radiofrecuencia 2.4 GHz Base Saveris, radiofrecuencia 2.4 GHz, módulo GSM integrado (para alarma por SMS) Alimentación Pilas para sonda por radio (4 pilas AA alcalino manganeso) Pilas para sonda inalámbrica, para uso por debajo de -10 ºC (4 pilas Photo Lithium L91 Energyzer) Alimentador universal VCA / 6.3 VCC para funcionamiento mediante la red eléctrica o recargar las pilas Alimentador (montaje en rail) 90 a 264 VCA / 24 VCC (2,5 A) Unidad de alimentación (sobremesa) 110 a 240 VCA/24VCC (350mA) Otras caracter. Antena con base magnética (dual) con 3 m. de cable, para base con módulo GSM (no apto para USA, Canadá, Chile, Argentina, Méjico) Antena con base magnética (cuatribanda) para base con módulo GSM Módulo de alarma (visual y acústica), conectable a un relé de alarma de la base, diam. 70 x 164 mm, 24 VCA/CC ó 320 ma, continuo: en rojo, tono continuo: zumbador aprox. 2.4 khz (se necesita el alimentador ) Adaptador para programación (de mini-din a USB) para sonda Ethernet y convertidor (imperativo si no se dispone de un servidor DHCP) En este código de pedido no se incluye ningún tipo de antena ni alimentador ID-Nr / Router Saveris, 868 MHz, transmisión por radio Router Saveris, 2.4 GHz, transmisión por radio Convertidor Saveris Convertidor Saveris, 868 MHz, para convertir la señal de radio a Ethernet Convertidor Saveris, 2.4 GHz, para convertir la señal de radio a Ethernet No se incluye ningún alimentador con este código de pedido Software Software SBE, incl. cable USB de conexión base-pc Software PROF, incl. cable USB para conexión base- PC Software CRF, incl. cable de conexión Ethernet Base- PC Software Saveris para ajuste, incl. cable de conexión para sondas inalámbricas y Ethernet Certificados de Calibración Certificado de calibración ISO de temperatura Sondas de temperatura; puntos de calibración -8, 0, ºC por canal/instrumento (no adecuado para Saveris T1/T2) Certificado de calibración ISO de temperatura Sondas de temperatura; puntos de calibración -18, 0, ºC; por canal/instrumento (no adecuado para Saveris T1/T2) Certificado de calibración DKD de temperatura Sondas de temperatura; puntos de calibración -20, 0, ºC; por canal/instrumento (no adecuado para Saveris T1/T2) Certificado de calibración ISO de Humedad Sonda de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal /instrumento Certificado de calibración DKD de humedad Sonda de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 ºC; por canal/instrumento Antena con base magnética (dual) Antena con base magnética (dual)con 3 m. de cable, para base con módulo GSM(no apto para USA, Canadá, Chile, Argentina, Méjico) Versiones del software Software SBE, incl. cable USB de conexión base-pc Software PROF, incl. cable USB para conexión base-pc Temperatura/Humedad Módulo de alarma Módulo de alarma (visual y acústica), conectable a un relé de alarma de la base, diam. 70 x 164 mm, 24 VCA/CC ó 320 ma, continuo: en rojo, tono continuo: zumbador aprox. 2.4 khz (se necesita el alimentador ) ID-Nr / Software CRF, incl. cable de conexión Ethernet Base-PC
16 15 testo Saveris Datos técnicos Datos técnicos Memoria Medidas Peso Tipo de protección Material/Caja Radio frecuencia Alimentación (imperativa) Batería rec. Temp. Func. Temp. Almac. Visualizador Interfaces Sonda inalámbrica conectable Relé de alarma Saveris-Base valores por canal (máx. total valores) 225 x 150 x 49 mm aprox g IP42 Zinc fundido / plástico 868 MHz / 2,4 GHz Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas 24 VCA/CC, consumo eléctrico 4 W Pila de Li-ion (para registro de seguridad de los datos y SMS de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico) C C Visualizador gráfico, 4 teclas de funcionamiento USB, radio, Ethernet máx. 15 sondas conectadas directamente vía interface por radio, máx. 150 totales vía radio/router/convertidor/ethernet, máx. 254 canales máx. 1 A, máx. 30 W, máx. 60/25 VCC/CA, contacto NC o NA Datos técnicos Medidas Peso Alimentación Temp. Func. Temp. Almac. Material/Caja Router Saveris aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 180 g Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas 24 VCA/CC, consumo eléctrico 0,5 W C C Plástico Tipo de protección IP54 Interfaces Radio Sonda inalámbrica conectable máx. 5 Soporte mural Incluido Convertidor Saveris aprox. 85 x 100 x 35 mm aprox. 190 g Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas, PoE, 24 VCA/CC, consumo eléctrico 2 W C C Plástico IP54 Radio, Ethernet máx. 15 incluido Módulo GSM Configuración 850/900/1800/1900 MHz no válido para Japón y Corea del Sur Base sobremesa y soporte mural incluidos Temperatura/Humedad
17 16 testo Saveris accesorios: Sondas de temperatura externas Pt100 Sondas conectables Imagen t99 Sonda de alimentación Pt100 resistente, de acero inoxidable (IP65) 125 mm Ø 4 mm 15 mm Ø 3 mm C Clase A ( C), Clase B (rango restante) 10 s Conexión: Cable fijo Sonda Pt100 de inmersión/penetración resistente y estanca 114 mm Ø 5 mm 50 mm Ø 3.7 mm C Clase A ( C), Clase B (rango restante) 12 s Conexión: Cable fijo Cable de conexión para sonda Pt100 fija con terminales roscadas (tecnología 4 hilos), longitud máx. del cable: 20 m TP Sondas conectables Sonda integrada con funda de acero inoxidable, T/P tipo K Sonda de aire resistente, T/P tipo K Sonda magnética, fuerza de adhesión de aprox. 20 N, con imán, para medir en superficies metálicas, T/P tipo K Sonda magnética, fuerza de adhesión de aprox. 10 N, con imán, para medir a temperaturas elevadas en superficies metálicas, T/P tipo K Sonda abrazadera para tuberías de 5 a 65 mm de diámetro, con cabezal de medición intercambiable. de medición, brevemente hasta +280 C, T/P tipo K Sonda abrazadera con velcro para medición de la temperatura en tuberías con diámetro máx. de 120 mm, Tmáx +120 C, T/P tipo K Termopar con adaptador T/P, flexible, 800 mm de longitud, de fibra de vidrio, T/P tipo K Termopar con adaptador T/P, flexible, mm de longitud, de fibra de vidrio, T/P tipo K Termopar con adaptador T/P, flexible, 1500 mm de longitud, PTFE, T/P tipo K Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K Punta de medición de inmersión, flexible, para mediciones en aire/gases de escape (no adecuada para mediciones en fundiciones), T/P tipo K Imagen 75 mm Ø 3 mm 35 mm 395 mm 800 mm Ø 1.5 mm 1500 mm 40 mm Ø 6 mm Ø 1.5 mm 1500 mm Ø 1.5 mm 500 mm 115 mm Ø 4 mm Ø 20 mm Ø 1.5 mm 1000 mm Ø 21 mm 20 mm C Clase 2* C Clase 2* C Clase 2* C Clase 2* C Clase 2* C Clase 1* t99 20 s 25 s 150 s 5 s 90 s C Clase 2* 5 s C Clase 2* 5 s C Clase 2* 5 s C Clase 1* 5 s C Clase 1* 4 s Conexión: Cable fijo 1.9 m Conexión: Cable fijo 1.2 m Conexión: Cable fijo Conexión: Cable fijo 1.6 m Conexión: Cable fijo 1.2 m Conexión: Cable fijo 1.5 m *Según la normativa EN , la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 3 de -200 hasta +40 ºC (Tipo K). NTC Sondas conectables Imagen t99 35 mm C ±0.2 C ( C) 15 s Mini sonda, IP54 ±0.4 C ( C) Ø 3 mm Sonda integrada con funda de aluminio, IP65 40 mm Ø 6 mm C ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) 190 s * Conexión: Cable fijo 2.4 m Sonda precisa de inmersión/penetración, cable de 6 m, IP67 40 mm Ø 3 mm Ø 3 mm C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) 5 s * Conexión: Cable fijo 6 m Sonda precisa de inmersión/penetración, cable de 1,5 m, IP67 40 mm Ø 3 mm Ø 3 mm C ±0.2 C ( C) 5 s * ±0.4 C ( C) ±0.4 C ( C) Conexión: Cable fijo 1.5 m Temperatura/Humedad Sonda de temperatura para superficies de pared, por ejemplo, para detectar daños en materiales de construcción Sonda de alimentación NTC (IP65) de acero inoxidable con cable PUR Sonda de inmersión/penetración NTC estanca Sonda abrazadera con velcro para tuberías de máx. 75 mm de diámetro, Tmáx. +75 C, NTC 300 mm 125 mm Ø 4 mm 115 mm Ø 5 mm Sonda ensayada según EN para su utilización en los sectores de transporte y almacenamiento %HR Sondas conectables Imagen La exactitud especificada de las sondas Ethernet e inalámbricas Saveris se obtiene usando estas sondas externas. 30 mm 15 mm Ø 3 mm 50 mm Ø 4 mm C ±0.2 C ( C) 20 s Conexión: Cable fijo 3 m C 2) ±0.5% del v.m. ( C) 8 s * ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) Conexión: Cable fijo 1.6 m C ±0.5% del v.m. ( C) 10 s ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) Conexión: Cable fijo 1.2 m C ±0.2 C ( C) ±0.4 C ( C) Conexión: Cable fijo 1.5 m 2) de medición a largo plazo +125 C, medición breve +150 C (2 minutos) Sonda de humedad / temperatura 12mm C, 0 ±0,3 C, ±2 %HR Ø 12 mm %HR ( %HR) Ø 4 mm Sonda de humedad / temperatura 4 mm C, 0... ±0,3 C, ±2 %HR %HR ( %HR)
18 17 testo Saveris Ejemplos de aplicaciones Documentación y alarmas Durante la producción y la gestión de la calidad, se deben registrar los valores de humedad y temperatura en muchas aplicaciones mediante un sistema de control: Calefactores Refrigeradores Cámaras climáticas Condiciones ambientales en almacenes Condiciones ambientales en producción... Cuando se exceden los valores límite, se debe disparar una alarma; además los datos se memorizan y recopilan centralizadamente en informes para posterior evaluación y verificación. Para estos menesteres, el testo Saveris es la opción ideal. Evitar valores incorrectos de humedad en producción y almacenamiento Reiner Lippert, Director Técnico Technocell Dekor GmbH & Co. KG "Gracias al sistema de medición testo Saveris, estoy completamente seguro que el almacenamiento de nuestros valuosos productos se realiza en las condiciones climáticas apropiadas; además una alarma me advierte inmediatamente si se ha sobrepasado un valor límite." Protección de las inversiones Cuando se almacenan productos delicados, como en el área de servicio de comidas, resulta imperativo mantener una temperatura ideal (y muy a menudo también una humedad ideal). El testo Saveris controla los valores límite, en caso de alarma la envía por SMS o y memoriza centralizadamente todos los valores. Gracias a las sondas inalámbricas se evita el empleo de un engorroso sistema de cableado. De forma alternativa, tambien están disponibles sondas Ethernet que aprovechan la red existente para la transmisión. Registro de series de mediciones en Investigación & Desarrollo en Producción y Gestión de la Calidad Jan Konietzny, Director del Departamento de Desarrollo de Producto, Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG "Con el testo Saveris, puedo consultar todos los datos relativos a la temperatura y la humedad en los procesos y en el ambiente, lo que me permite ahorrar un tiempo precioso." Temperatura/Humedad
19 18 Visión global: data loggers profesionales de temperatura en caja resistente testostor 171 Gama testostor Ex testostor testostor testostor Descripción Int. ( C) NTC Int. ( C) NTC con 4 ext. ( C) Int. ( C) NTC + ext. ( C) Data logger para alta aprobación para NTC o (%HR/ C) temperatura 4 ext. ( C) atmósferas T/P potencialmente explosivas Imagen Todos los data loggers son validables. Sensor Resolución NTC NTC NTC NTC (sonda temperatura) NTC (sonda combinada C/%HR) C C C C (ext.) C (int.) %HR 0.1 C 0.1 C 0.1 C 0.1 C 0.1 %HR Tipo K (NiCr-Ni) Tipo T (Cu-CuNi) C Tipo K C Tipo T 0.1 C ( C) 1 C ( C) Tipo K 0.1 C ( C) 1 C ( C) Tipo T ±0.5 C ( C) ±0.5 C ( C) ±0.2 C ( C) ±0.2 C ( C) ±(0.4 C ±0.2% del v.m.) ±1 dígito ±0.6 C ( C) ±0.6 C ( C) ±0.4 C ( C) ±0.6 C ( C) ±0.4 C ( C) (int.) ±0.2 C ( C) ±0.4 C ( C) ±0.6 C ( C) (ext.) ±2 %HR ( %HR) Memoria Temp. Func C C C C C Temp. Almac C C C C C Tipo de pila Vida de la pila Medidas Peso Tipo de protección Garantía pila de litio pila de litio pila de litio pila de litio pila de litio > 5 años* > 5 años* > 5 años* > 5 años* > 5 años* 131 x 68 x 26 mm 131 x 68 x 26 mm 131 x 68 x 26 mm 131 x 68 x 26 mm 131 x 68 x 26 mm 305 g 305 g 305 g 305 g 305 g IP68 IP68 IP65 IP65 IP42 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años * Con un intervalo de medición de 15 min (-10 a +50 C) Temperatura
20 19 Visión global: data logger compacto/profesional de temperatura testo 175/177 Gama testo 175-T1 testo 175-T2 testo 175-T3 testo 175-S1 testo 175-S2 Descripción Imagen Logger de temperatura de 1 canal con sensor interno Logger de temperatura de 2 canales con sensor interno y entrada de sonda externa Logger de temperatura de 2 canales para termopares externos Logger de corriente/voltaje de 1 canal, p. ej. 4 a 20 ma Logger de corriente/voltaje de 1 canal con visualizador Todos los data loggers son validables. Sensor NTC (interno) NTC (interno + externo) Tipo T (Cu-CuNi) o bien Tipo K (NiCr-Ni) C C (int.) C (ext.) Resolución ±1 dígito 0.1 C ( C) 0.3 C ( C) Interna del sistema ±0.5 C ( C) ±1 C ( C) 0.1 C ( C) (int.) 0.1 C ( C) (ext.) 0.3 C (rango restante) Interna del sistema ±0.5 C ( C) ±1 C (rango restante) Externa del instrumento ±0.3 C ( C) ±0.5 C (rango restante) C (Tipo K) C (Tipo T) Sonda: hembrilla de contacto integrada con rosca V / V ma / ma 0.1 C 1 mv ( mv) 10 mv ( mv) 0.01 ma ( mA) Instrumento sin sonda Tipo K: ±0.7% del v.m. ( C) ±0.5 C ( C) Tipo T: ±0.7% del v.m. ( C) ±0.5 C ( C) Sistema ± 2 mv ( V) ± 20 mv ( V) ± 0.05 ma ( ma ) Sonda: hembrilla de contacto integrada con rosca V / V ma / ma 1 mv ( mv) 10 mv ( mv) 0.01 ma ( mA) Sistema ± 2 mv ( V) ± 20 mv ( V) ± 0.05 ma ( ma ) Memoria Temp. Func C C C C C Vida de la pila > 2.5 años* > 2.5 años* > 2.5 años* > 2.5 años* > 2.5 años* Cíclo de medición 10 s h 10 s h 10 s h 1 s h 1 s h Tipo de protección IP68 IP68 IP Gama Descripción Imagen Todos los data loggers son validables. testo 177-T1 Logger de temperatura de 1 canal con sensor interno para control a largo plazo testo 177-T2 Logger de temperatura de 1 canal con sensor interno para control a largo plazo testo 177-T3 Logger de temperatura de 3 canales con sensor interno, 2 entradas de sonda externas y 1 entrada de incidencias testo 177-T4 Logger de temperatura de 4 canales para termopares externos Sensor NTC (interno) NTC (interno) NTC (int. + 2 ext.) Registro de incidencias, p. ej., contacto de puerta C C C (int.) C (ext.) Termopar, tipo K, T o J (4 externos) Tipo K (NiCr-Ni): C Tipo T (Cu-CuNi): C Tipo J (Fe-CuNi): C Resolución 0.1 C 0.1 C 0.1 C 0.1 C Interna del sistema Interna del sistema Interna del sistema Sistema ±1 dígito ±0.4 C ( C) ±0.4 C ( C) ±0.4 C ( C) ±0.5% del v.m. ( ±0.8 C ( C) ±0.8 C ( C) ±0.8 C ( C) C) C) ±0.2 C ( C) ±0.3 C ( C) ±0.4 C (rango restante) Externa del instrumento ±1.5% del v.m. ( Memoria Temp. Func C C C (int.) C C (ext.) Vida de la pila > 5 años* > 5 años* > 5 años* > 5 años* Cíclo de medición 2 s h 2 s h 2 s h 2 s h Tipo de protección IP68 IP68 IP67 IP * Con un intervalo de medición de 15 min (-10 a +50 C) Temperatura
21 20 Para medición a largo plazo, en caja metálica testostor El testostor es un data logger de temperatura con caja metálica y sensor de temperatura integrado. Estas características permiten garantizar una larga duración incluso en condiciones duras. Los datos se transfieren al PC a través de una interface acoplable. 1 canal: Int. ( C) Amplia memoria de hasta lecturas Resultados de medición a prueba de manipulación Protección contra robo Caja metálica resistente y estanca, IP68 testostor Int. ( C) testostor 171-0, data logger de temperatura, incl. imán de inicio, pila y protocolo de calibración; cualquier certficado de calibración DKD/ISO se debe solicitar por separado testostor controla constantemente fluctuaciones de temperatura Transporte y protección Soporte con candado para data logger, protección contra robo Maletín de transporte (plástico) para data loggers (máx. 6 uds.) y accesorios, para un transporte seguro Software de PC y accesorios ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tendencia (sin interface) ComSoft 3 según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte 11, Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tendencia (sin interface) Interface, acoplable al data logger testostor Adaptador Ethernet, RS232-Ethernet, incl. driver de software, alimentador, para la transmisión de datos por la red Datos técnicos C ±1 dígito Resolución 0.1 C ±0.5 C ( C) ±0.6 C ( C) Material/Caja Aluminio, anodizado Tipo de protección IP68 Memoria Temp. Func C Temp. Almac C Medidas 131 x 68 x 26 mm Peso 305 g Vida de la pila: pila de litio hasta 5 años Software: guiado por menús a partir de Microsoft Windows 95/ ME / 2000 / XP / Vista Pila de repuesto para testostor 171, rápida y sencilla sustitución de la pila Certificados de Calibración Certificado de calibración ISO de temperatura, sensor de temperatura; puntos calibración -18 C; 0 C; +60 C por canal/instrumento Certificado de calibración DKD de temperatura, Sensor de temperatura; puntos calibración -20 C; 0 C; +60 C (-4 ºF, 92 ºF, 140 ºF); por canal/instrumento Certificado de calibración ISO de temperatura, data logger de temperatura; puntos calibración -8 C; 0 C; +40 C por canal/instrumento Temperatura
22 21 Data logger para zonas Ex Ex Con su caja metálica de máxima resistencia, el Ex garantiza un alto nivel de exactitud para las mediciones a largo plazo en atmósferas potencialmente explosivas. La interface que permite la descarga de datos a su PC se conecta fuera de la zona potencialmente explosiva. Los datos se analizan cómodamente con el software y aparecen representados en forma de gráfica o tabla. 1 canal: Int. ( C) 129 O= 5215 L= 20 S= 208 P= />Amplia memoria de hasta lecturas Resultados de medición a prueba de manipulación Protección contra robo Caja metálica resistente y estanca, IP68 Data logger Ex Ex Int. ( C) Ex 171-0, data logger de temperatura, incl. imán de inicio, pila y protocolo de calibración. Cualquier certificado ISO/DKD se debe solicitar por separado Análisis de datos mediante software basado en Windows de sencillo manejo Control de la temperatura en atmósferas potencialmente explosivas TÜV 00 ATEX 1586 Transporte y protección Maletín de transporte (plástico) para data loggers (máx. 6 uds.) y accesorios, para un transporte seguro. No apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Soporte con candado para data logger, protección contra robo Software y accesorios ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición, Incl. base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tendencia (sin interface). No apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas. ComSoft 3 según los requisitos impuestos por el CFR 21, parte 11, Incl base de datos, función de análisis y gráficos, análisis de datos, curva de tendencia (sin interface). No apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Interface, acoplable al data logger testostor 171 L= 20 S= 208 P= />. No apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Certificados de Calibración Certificado de calibración ISO de temperatura, sensor de temperatura; puntos calibración -18 C; 0 C; +60 C por canal/instrumento Set recomendado: Ex 171-0, set con maletín de transporte Ex 171-0, data logger de temperatura, incl. imán de inicio, pila y protocolo de calibración. Cualquier certificado ISO/DKD se debe solicitar por separado Interface, acoplable al data logger testostor 171 L= 20 S= 208 P= />. No apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Maletín de transporte (plástico) para data loggers (máx. 6 uds.) y accesorios, para un transporte seguro. No apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas ComSoft 3 Profesional para gestión de datos de medición Certificado de calibración ISO de temperatura, data logger de temperatura; puntos calibración -8 C; 0 C; +40 C por canal/instrumento Certificado de calibración DKD de temperatura, Sensor de temperatura; puntos calibración -20 C; 0 C; +60 C (-4 ºF, 92 ºF, 140 ºF); por canal/instrumento Datos técnicos Tipo de sonda ±1 dígito Resolución Temp. Func. Temp. Almac. Memoria Material/Caja NTC (int.) C ±0.5 C ( C) ±0.6 C ( C) 0.1 C C C Aluminio, anodizado Tipo de pila Medidas Peso Tipo de protección Garantía pila de litio 131 x 68 x 26 mm 305 g IP68 2 años Vida de la pila: pila de litio hasta 5 años Software: guiado por menús, a partir de Microsoft Windows 95 / ME / 2000 / XP / Vista Temperatura

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución