Source: https://www.scribd.com/document/69605716/Analisis-Real-Decreto-486-1997
Timestamp: 2018-02-19 12:54:15+00:00

Document:
Description: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Cámaras hiperbáricas
Análisis sobre la aplicabilidad del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, a las Cámaras hiperbáricas como instalaciones de servicio dentro de los lugares de trabajo.
Notas sobre la lectura de este análisis: • • • El texto resaltado constituye la parte mas importante que se debe aprender de este análisis. Las notas serán aclaraciones, y son también importantes. El texto tachado, se corresponde con parte de la normativa que o bien no es aplicable o bien no es necesaria estudiarla, también pueden ser erratas.
Bibliografía utilizada: • • • Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Lugares de trabajo: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo Norma UNE-EN 14931:2007
Nota legal del autor/a del análisis: Es posible que dentro de los contenidos de este documento, usted encuentre fragmentos de contenidos con Copyright. Dichos fragmentos se han utilizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
NOTA: En ningún caso indica que no será de aplicación en cámaras hiperbáricas, por lo que debemos presuponer que si es de aplicación.
NOTA: El artículo 2 incluye en sus definiciones como lugar de trabajo a los locales de descanso y de primeros auxilios, así como sus instalaciones de servicio o protección, por lo que las cámaras hiperbáricas de Medicina hiperbárica y las cámaras de descompresión de buceo debemos considerarlas como instalaciones de servicio como mínimo.
NOTA: Las cámaras hiperbáricas son recipientes a presión, por lo que se le aplicará principalmente la normativa específica, y especialmente el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, así como la Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, donde se establecen los requisitos de las cámaras de descompresión de buceo, por lo tanto, cuando entren en conflicto a nivel estructural, de espacios y dimensiones debería prevalecer la citada.
NOTA: Para ser buceador/a profesional, se han de cumplir los requisitos médicos exigidos por el anexo 9 de la ORDEN de 25 de abril de 1973 por la que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de Actividades Subacuáticas en las Aguas Marítimas e Interiores, asi mismo, para poder realizar operaciones en cámaras de descompresión se ha de estar en posesión de: -Especialidad Instalaciones y sistemas de buceo. -Especialidad como Operador de cámara hiperbárica. -Título académico L.O.G.S.E. de "Técnico en buceo a media profundidad". -Título académico L.O.E. de "Técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas". Por lo tanto, no habrá buceadores/as profesionales, ni operadores/as de cámaras de descompresión con minusvalía que limite su actividad profesional ya que serían declarados no aptos en el reconocimiento médico. No obstante, para operar cámaras hiperbáricas para tratamientos de Medicina Hiperbárica o tratamientos estéticos, se han creado procesos formativos en Hospitales y Centros de Medicina Hiperbárica que forman a Médicos, enfermeros/as y operadores/as para el manejo de las cámaras hiperbáricas con los fines citados.
NOTA: Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta para la iluminación dentro de las cámara hiperbáricas, es la observación del buceador/a o del paciente desde el propio interior como desde el exterior, especialmente para la observación de cambios en la coloración de la piel, aparición de manchas, aparición de movimientos involuntarios tales, como tics, espasmos, temblores, etcétera. De acuerdo con las indicaciones de este Anexo IV, se puede considerar, que el nivel de iluminación sería de 500 o 1.000 lux para una exigencia visual alta o muy alta respectivamente, pero si además, tenemos en cuenta la tabla de iluminación del ANEXO A, podemos comprobar que para salas de enfermería y de atención médica se indican 500 lux. Por lo tanto, podemos concluir que las cámaras hiperbáricas para Medicina Hiperbárica y las Cámaras de descompresión deben tener una capacidad de iluminación de 500 lux y recomendable de 1.000 lux, pudiendo ser regulable dicha intensidad para reducirla. Como referencia a la conclusión anterior, podemos citar que las cámaras hiperbáricas que quieran cumplir la norma UNE-EN 14931 sobre: Cámaras hiperbáricas para ocupación humana (PVHO) Cámaras hiperbáricas colectivas para tratamientos hiperbáricos Características funcionales, requisitos de seguridad y ensayo Indica lo siguiente: Para permitir la vigilancia visual de los pacientes, la iluminación en las antecámaras y cámaras principales debe proporcionar un mínimo de iluminación de 300 lx a la altura de los asientos. Debe proporcionarse un medio para reducir el nivel de iluminación a 10 lx. Debe proporcionarse un medio para suministrar una iluminación enfocada de al menos 500 lx.
Documents Similar To Análisis Real Decreto 486/1997
TRAB DE IER
Iluminación_industrial

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto