Source: http://docplayer.es/32407894-Universidad-nacional-abierta-y-a-distancia-escuela-de-ciencias-basicas-tecnologias-e-ingenierias.html
Timestamp: 2018-11-21 19:01:34+00:00

Document:
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIAS E INGENIERIAS - PDF
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIAS E INGENIERIAS
Download "UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIAS E INGENIERIAS"
Benito Álvarez Crespo
1 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA CROMATOGRAFIA GLORIA MARIA DORIA HERRERA (Diseñadora del Curso) Medellín, Enero del 2013
2 ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y VERSIONAMIENTO El presente módulo fue diseñado en el año 2012 por la Qco. Gloria María Doria Herrera, docente de la UNAD, ubicada en el CEAD de Medellín, Gloria María Doria, es Químico y Magister en Ciencias-Química de la Universidad Nacional de Colombia, se ha desempeñado como tutor de la UNAD y actualmente se desempeña como líder de Investigación en la Zona Occidente. El presente módulo es su primera edición y se encuentra en ventana de observación como plan de mejora para la proyección que puede dar este curso. Este documento se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor Nada en esta menoscaba o restringe los derechos morales del autor. 2
3 INTRODUCCIÓN La Cromatografía es una de las técnicas analíticas mas antiguas y eficaces que se han utilizado en los últimos tiempos para separación de mezclas debido a su versatilidad y eficiencia en el tiempo. La Cromatografía es considerada por diversos autores de libros especializados 1 en el tema, que esta técnica tiene la propiedad de separar moléculas en función de polaridad, de sus cargas moleculares, tamaños, potencial redox, constantes de disociación o si bien es cierto podría decir la estereoquímica de la molécula de interés, lo cual permite al analista tener una gama amplia de opciones que permite escoger cual es la mas adecuada según sean las condiciones de trabajo. A pesar de que varios autores dan crédito a distintos científicos que han ganado premios nobel sobre el tema, el botánico Tswett fue quien realizo los inicios de esta técnica, a pesar de no tener todos los conceptos claramente definidos sabía sobre la potencialidad de la técnica y hasta hoy es considerado el padre de la Cromatografía. A través de la historia la técnica ha evolucionado mucho desde análisis con características bidimensionales hasta el uso de la misma para realización separaciones de compuestos de carácter bioquímico, por ejemplo en el análisis de proteínas, ya que a través de la separación hoy se pueden separar y determinar sus componentes básicos y decir con cierta certeza y veracidad el tipo de aminoácidos que lo conforma; estos importantes hallazgos han hecho que la Cromatografía sean una herramienta útil para la industria y para la humanidad. 3
4 TABLA DE CONTENIDO Pág. UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN GENERAL A LA CROMATOGRAFIA 8 Capítulo 1: Descripción general de la cromatografía 11 Lección 1: Definición de la Cromatografía 11 Lección 2: Historia de la Cromatografía. 11 Lección 3: Clasificación de los métodos cromatográfico. 12 Lección 4: Cromatografía de elución por Columna Dilución del analito Cronogramas Efecto de las velocidades de migración y del ensanchamiento 16 Capítulo 2: Velocidad de migración de los solutos 17 Lección 1: Constantes de distribución. 17 Lección 2: Tiempos de retención. 18 Lección 3: Relación entre el tiempo de retención y el coeficiente de 19 distribución. Lección 4: Factor de Retención y Factor de Selectividad. 19 Lección 5: Ensanchamiento de Banda: Ecuación de Van Deemter Forma de los picos cromatográfico Métodos para la descripción de la eficacia de la columna Variables cinéticas que influyen en el ensanchamiento de banda. 22 Capítulo 3: Optimización de la eficacia de la columna 24 Lección 1: Resolución de la columna 24 Lección 2: Influencia de los factores de retención y sensibilidad sobre la 25 resolución. Lección 3: Efecto de la resolución sobre el tiempo de retención. 26 Lección 4: Variables q afectan la eficacia de la columna. 26 Lección 5: Aplicaciones de la Cromatografía para el análisis cualitativo y 26 cuantitativo. UNIDAD 2: APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFIA 28 Capítulo 4: Cromatografía en papel y en capa fina 31 Lección 1: Generalidades de las técnicas 31 Lección 2: Métodos de detección (visualización) 34 Lección 3: Metodologías usadas para la Cromatografía en papel 34 Lección 4: Cromatografía en capa fina: preparación de placas 34 Lección 5: Aplicaciones de la cromatografía en papel y en capa fina. 35 4
5 Capítulo 5: Cromatografía de gases 35 Lección 1: Columnas y fases estacionarias de la cromatografía de gases 35 Lección 2: Instrumentación de la Cromatografía GC 38 Lección 3: Aplicaciones de la Cromatografía de Gases 39 Lección 4: Cromatografía Gas- Solido 39 Lección 5: Aplicaciones de la Cromatografía Gas- solido: Polímeros y 39 tamices. Capítulo 6: Cromatografía de alta resolución (HPLC) 41 Lección 1: Generalidades 41 Lección 2: Efectos del tamaño de partícula 41 Lección 3: Ensanchamiento de banda y Efectos del tamaño de muestra. 41 Lección 4: Instrumentación para la Cromatografía de Alta Resolución 42 (HPLC) Lección 5: Cromatografía de Reparto 44 UNIDAD 3: TECNICAS CROMATOGRAFICAS ESPECÍFICAS 45 Capítulo 7: cromatografía Iónica 47 Lección 1: Generalidades 47 Lección 2: Equilibrios en el intercambio iónico 48 Lección 3: Rellenos de intercambio iónico 48 Lección 4: Aplicaciones 49 Lección 5: Cromatografía de exclusión de iones 49 Capítulo 8: Cromatografía de Fluidos Supercríticos 50 Lección 1: Generalidades 50 Lección 2: Instrumentación y variables de operación 51 Lección 3: Elección del Fluido Supercrítico 52 Lección 4: Extracciones independientes y en línea. 52 Lección 5: Aplicaciones Relevantes del SFE 53 Capítulo 9: Electroforesis Capilar 54 Lección 1: Fundamentos de las separaciones electroforéticas 54 Lección 2: Velocidades de migración y alturas de plato 55 Lección 3: Flujo electrosmótico. 55 Lección 4: Instrumentación 55 Lección 5: Aplicaciones de la electroforesis Capilar. 56 5
6 LISTADO DE TABLAS PÁG. Tabla 1. Clasificación de los métodos Cromatográfico por características de Fase Estacionaria. 12 Tabla 2. Clasificación de los métodos Cromatográfico por naturaleza de la fase móvil y de la fase estacionaria 13 Tabla 3. Fases estacionarias comunes en Cromatografía de Gases 37 Tabla 4. Detectores para Electroforesis Capilar 57 6
7 LISTADO DE GRÁFICOS Y FIGURAS PAG Figura 1. Diagrama de la separación de una mezcla de compuestos por elución de columna. 15 Figura 2. Picos Cromatográfico 16 Figura 3. Efecto en las velocidades de migración 17 Figura 4. Cronograma de un solo analito 18 Figura 5. Factor de retención y Selectividad de una mezcla de compuestos 20 Figura 6. Resolución en una mezcla de compuestos 24 Figura 7. Siembra de muestra en papel. 32 Figura 8. Caracterización de la cromatografía en papel en forma ascendente y descendente. 33 Figura 9. Cromatografía en Capa Fina, la placa esta inclinada, la muestra sembrada en el extremo y el disolvente, esto se da en forma descendente. 33 Figura 10. Componentes del Cromatógrafo de Gases 38 Figura 11. Sistema de un Cromatógrafo HPLC 42 Figura 12. Estructura de resina de intercambio 49 Figura 13. Diagrama de fases donde se evidencia la presencia de los fluidos supercríticos. 50 Figura 14. Esquema del equipo del Cromatografía de Fluidos Supercríticos. 51 Figura 15. Esquema del equipo del Cromatografía de Electroforesis Capilar. 55 7
8 Nombre de la Unidad Introducción Justificación Intencionalidades Formativas UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN GENERAL A LA CROMATOGRAFIA En la primera Unidad se hará una descripción general de los fundamentos de la técnica tales como definición, historia, clasificación y aplicaciones más importantes de la técnica, también se discutirá velocidad de migración de los solutos, del Ensanchamiento de Banda: Ecuación de Van Deemter y de la Optimización de la Eficacia de la Columna. Las nociones generales sobre Cromatografía es de gran relevancia porque posiciona al estudiante en lo que hasta se ha hecho en el tema y cuales fueron sus comienzos y porque es conceptualizado como una técnica eficaz de separación de mezclas y macromoléculas en técnicas más finas de trabajo. Cuando se trata un poco de la clasificación, se puede observar que es todas ofrecen ventajas, sin embargo, sus limitantes se asocian a condiciones inherentes al mismo proceso, por lo que es una habilidad del analista detectar cual tipo de Cromatografía brinda mayor información en el menor tiempo con buena resolución Esta primera unidad del curso de cromatografía tiene como propósito identificar los principios y nociones de la cromatografía que permitan a los estudiantes tener un posicionamiento y contextualización inicial del tema. Objetivos Específicos A. Determinar los conocimientos previos que posee el estudiante sobre los fundamentos de la cromatografía. B. Proporcionar un sentido crítico sobre los conceptos y las aplicaciones frente a problemáticas reales. C. Conocer la historia y avances que se han adquirido relacionados con la Cromatografía. D. Reconocer sobre las variables influyentes en la técnica y desarrollar la habilidad de manejarlas en el proceso practico. 8
9 META DE APRENDIZAJE A. Establecer un diagnostico de los conceptos previos de los estudiantes para generar actividades que vayan acorde con las necesidades del grupo de trabajo y la generación de planes de mejora para el desarrollo de los contenidos. DENOMINACIÓN DE CAPÍTULOS COMPETENCIAS A. El estudiante estará en capacidad de conceptuar acerca de los fundamentos de la cromatografía con un sentido crítico y de gran impacto para su desempeño laboral. B. Discriminar según los tipos de cromatografía, cual es el mas acertado acorde a las necesidades y herramientas con las que cuenta en el ámbito practico. Capitulo 1:Descripción General de la Cromatografía Lección 1. Definición de la Cromatografía. Lección 2 Historia de la Cromatografía. Lección 3 Clasificación de los métodos cromatográficos. Lección 4. Cromatografía de elución por Columna. 4.1 Dilución del analito 4.2 Cromatogramas 4.3 Efecto de las velocidades de migración y del ensanchamiento Capitulo 2: Velocidad de migración de los solutos Lección 5. Constantes de distribución Lección 6. Tiempos de retención Lección 7. Relación entre el tiempo de retención y el coeficiente de distribución Lección 8. Factor de Retención y Factor de Selectividad Lección 9. Ensanchamiento de Banda: Ecuación de Van Deemter 9.1 Forma de los picos cromatográficos 9.2 Métodos para la descripción de la eficacia de la columna 9.3 Variables cinéticas que influyen en el ensanchamiento de banda. Capitulo 3: Optimización de la Eficacia de la Columna Lección 14. Resolución de la columna. Lección15. Influencia de los factores de retención y 9
10 sensibilidad sobre la resolución. Lección 16. Efecto de la resolución sobre el tiempo de retención. Lección 17. Variables q afectan la eficacia de la columna. Lección18. Aplicaciones de la Cromatografía para el análisis cualitativo y cuantitativo. 10
11 CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CROMATOGRAFÍA Introducción La Cromatografía es considerado un método de separación que tiene como objetivo la separación de mezclas y se ha convertido en uno de los métodos mas usados para identificar y cuantificar compuestos según sea su naturaleza y se fundamenta en los equilibrios de concentración de compuestos presentes en dos fases no miscibles relacionadas entre fases móviles y estacionarias conduciendo esto a una separación, que hoy día es considerada una de las técnicas con mayor aplicación y sin duda una herramienta importante para el análisis químico. Lección 1: Definición de la Cromatografía La cromatografía es un procedimiento físico químico de separación por medio del cual se da la separación de mezclas tomando como principio los equilibrios de concentración, que permite separar los componentes de una mezcla en movimiento por adsorción ó separación de estos componentes ó sustancias integrantes de una mezcla en movimiento por adsorción o separación diferencial de estos sobre una superficie estacionaria o inmóvil. La Cromatografía parte del principio, en el que se tiene una fase estacionaria que usualmente esta inmovilizada sobre un soporte y de una fase móvil que se desplaza al contacto con la inicial, la diferencia de velocidades conduce a la separación de compuestos mezclados (Ronbinson, et. al, 2005). Las propiedades críticas de los procesos cromatográficos son: - Inmiscibilidad entre la fase móvil y la fase estacionaria. (Rouessac, et.al, 2000) - Disposición por medio del cual una mezcla esta depositada en un extremo de la fase estacionaria. (Ronbinson, et. al, 2005) - Flujo de la fase móvil hacia el otro extremo de la fase móvil estacionaria - Diferentes velocidades de relación de partición para cada componente de la mezcla y algunos ciclos durante el proceso de elución. (Ronbinson, et. al, 2005) Por lo que su aplicabilidad trasciende en las barreras de las aplicaciones industriales hasta herramienta vital para la consolidación del proyecto genoma humano en la separación de macromoléculas. Lección 2: Historia de la Cromatografía. La palabra cromatografía viene del griego chroma: color, graphos: escritura, partiendo de la experiencia del botánico ruso Mikhail Tswett que entre los años sobre las ventajas de la cromatografía y sus importantes publicaciones (Domínguez, 1975). 11
12 A pesar que los estudios realizados por Tswett no fueron de gran impacto debido a que las publicaciones de sus hallazgos no fueron revistas de carácter científicos, personajes como Willstatter químico de la época que si bien es cierto inicio una nueva faceta para el nacimiento de esta potencial técnica poco asertiva para los investigadores de la época gracias a los estudios iniciados con Tswett pudo lograr un premio nobel en Química en 1915 por sus amplios estudios sobre separación y purificación de la Clorofila. (Domínguez, 1975). En 1931, Kuhn, Winsterstein y Lederer mostraron avances en la separación y estudios de los productos naturales (Domínguez, 1975).En 1938 Reichstein demostró la utilidad de la cromatografía liquida y Martin y Synge en 1941 realizaron estudios de separación de aminoácidos haciendo uso de la cromatografía en columna; mas adelante en 1944 Martin, Conade y Gordon hablaron de los términos cromatografía en papel y en 1952 se otorgo a Martin y Synge el premio Nobel de Química por sus importantes hallazgo a través de estudios sobre esta técnica (Valpuesta, 2008). En 1956 Stahl muy interesado en la separación celular propuso el uso de un aplicador que le denomino Cromatografía de Capa Delgada que hasta en la actualidad es ampliamente usada por su versatilidad, de allí a la fecha se han dado grandes saltos en la Cromatografía, como es el uso de la cromatografía liquida de alta resolución, cromatografía de gases, electroforesis capilar y cromatografías bidimensional que se ampliara en el desarrollo de este modulo. Lección 3: Clasificación de los métodos cromatográficos Los métodos cromatográficos se clasifican según la forma como la fase estacionaria y la fase móvil se pone en contacto, es decir que si hablamos de cromatografía en columna, se hace uso de un tubo de vidrio estrecho que contiene la fase estacionaria a través de la cual pasa la fase móvil por presión (Skoog, 2001) dentro de esta características de clasificamos las encontramos de la siguiente manera: Tabla 1. Clasificación de los métodos cromatográficos por características de Fase Estacionaria. TIPOS FASE MÓVIL FASE ESTACIONARIA Cromatografía en papel Cromatografía en capa fina Cromatografía de gases Líquido Líquido Gas Líquido (moléculas de agua contenidas en la celulosa del papel) Sólido 12 Sólido o líquido Cromatografía Líquido Sólido o líquido
13 líquida en fase inversa Cromatografía líquida en fase normal Cromatografía líquida de intercambio iónico Cromatografía líquida de exclusión Cromatografía líquida de absorción Cromatografía de fluidos supercríticos (polar) Líquido (menos polar) Líquido (polar) Líquido Líquido Líquido (menos polar) Sólido o líquido (polar) Sólido Sólido Sólido Sólido Otro tipo de clasificación se basa en el tipo de fase móvil y estacionaria y en la clase de equilibrios implicados en la transferencia de solutos entre las fases donde se relacionan las siguientes (Skoog et. al., 2001) Tabla 2. Clasificación de los métodos cromatográficos por naturaleza de la fase móvil y de la fase estacionaria TIPOS CROMATOGRAFÍA LIQUIDA (Fase Móvil Liquida) METODO ESPECIFICO Líquido- Liquido (Reparto) Líquido fase Unida químicamente Liquidosolido Adsorción Intercambio Iónico FASE ESTACIONARIA Líquido adsorbido sobre un solido Especies orgánica enlazadas a una superficie solida Solido Resina de Intercambio Iónico TIPO DE EQUILIBRIO Distribución entre líquidos Inmiscibles Distribución entre el liquido y la superficie enlazada Adsorción Intercambio Iónico 13
14 CROMATOGRAFIA DE GASES (Fase Móvil: Gas) CROMATOGRAFIA DE FLUIDOS SUPERCRITICOS (SFC) Fase Móvil: Fluido Supercrítico) Exclusión por tamaño Líquidos en los intersticios de un solido polimérico Líquido adsorbido en un solido Especies orgánicas enlazadas a una superficie solida Distribución/exclusión Gas-Liquido Distribución entre un gas y un liquido Gas- Fase Distribución entre el unidad líquido y la superficie químicamente enlazada. Gas- solido Solido Adsorción Especies orgánicas enlazadas a una superficie solida Distribución entre el fluido supercrítico y la superficie enlazada. Es de relevancia mencionar que la Cromatografía liquida se puede llevar a cabo en columnas o superficies planas y la cromatografía gaseosa y la de fluidos supercríticos están restringidas a los procedimientos en columna (Skoog et. al., 2001). Lección 4: Cromatografía de elución por Columna. Como se había mencionado con anterioridad, la Cromatografía en columna se emplea un tubo estrecho en donde esta contenido la fase móvil y por presión se da la migración y separación de la muestra que deseamos separar, para la realización de esta actividad se siguen un número de pasos: 1. Se inmoviliza en una columna un solido finamente dividido llamado Fase estacionaria (Rouessac, et. al, 2000). 2. Se coloca en la parte superior de la Columna un pequeño volumen de muestra que hay que separar, se denomina tiempo cero (t 0 ) (Skoog et. al., 2001). 3. Se fuerza a la mezcla disuelta a través de la fase móvil, a atravesar la columna de arriba abajo para arrastrar los diversos constituyentes (Rouessac, et. al, 2000); la introducción de la fase móvil hace que una parte avance por la columna, donde tiene un posterior reparto entre la fase móvil y las porciones frescas de la fase estacionaria a las que se les denomina (t 1 ) (Skoog et. al., 2001). En esta etapa, se establece un equilibrio entre el soluto adsorbido en la fase estacionaria y el disolvente eluente que fluye por la columna. Debido a que cada uno de los componentes de una mezcla establecerá interacciones diferentes con la fase 14
15 estacionaria y la móvil, serán transportados a diferentes velocidades y se conseguirá su separación. Figura 1. Diagrama de la separación de una mezcla de compuestos por elución de columna. Consultado en el texto Analisis Instrumental, Skoog et. al., En la figura 1 se muestra la separación de una mezcla A+B en donde se relaciona con el factor tiempo, estas correlaciones permiten tener información acerca de las velocidades de migración de los componentes en cuestión. 4.1 Dilución del analito La polaridad del eluente afecta las velocidades relativas con las que los diferentes componentes de la mezcla se mueven en la columna. Los disolventes polares compiten más eficientemente con las moléculas polares de una mezcla por los lugares polares del adsorbente. Por lo tanto, un disolvente polar desplazará las moléculas, incluyendo las más polares, rápidamente a través de la columna. Si el disolvente es muy polar la elución será muy rápida y generalmente habrá poca separación de los componentes de la mezcla. Si por el contrario el disolvente es muy apolar, no eluirán los compuestos de la columna. Por lo tanto, la elección del eluente es crucial para el éxito de la cromatografía en columna. A menudo se utiliza un gradiente creciente de polaridad para la elución. La cromatografía en columna se utiliza para determinar y elegir el sistema solvente adecuado para cada separación. 4.2 Cromatogramas El cromatografía es una imagen que traduce visualmente una pantalla o en un papel la evolución en función del tiempo de un parámetro que depende de la concentración instantánea del soluto a la salida de la columna. El tiempo (algunas 15
16 veces el volumen) de elución se lleva al eje de las abscisas y la intensidad de la señal detectada al eje de las ordenadas. La línea Base corresponde al trazado obtenido en ausencia del compuesto eluído. La separación se completa cuando el Cromatograma presenta tantos picos que vuelven a la línea base como compuestos hay en la mezcla de análisis. El área bajo los picos me permite cuantificar los componentes de la mezcla (Rouessac, et.al, 2000). Figura 2. Picos Cromatográfico. Consultado en el texto Análisis Químico. Rouessac, et. al, Efecto de las velocidades de migración y del ensanchamiento Tomando como referente mezclas de compuestos de la figura 1, se observa que la especie b es mas fuertemente retenida y por ello retrasa la migración, este puede traer como consecuencia la distancia evidente entre las dos bandas, pero puede traer consigo un ensanchamiento de ambas zonas lo que disminuye la eficacia de la separación, por lo que se considera que una disminución de las velocidades hace que en ensanchamiento se disminuya consecuentemente (Skoog et. al., 2001). 16
17 Figura 3. Efecto en las velocidades de migración. Consultado en el texto Analisis Instrumental, Skoog et. al., CAPITULO 2: VELOCIDAD DE MIGRACIÓN DE LOS SOLUTOS Introducción Las velocidades de migración son consideradas variables importantes en el análisis cromatográfico ya que de allí depende la eficacia del procedimiento, entendida como la separación óptima de los componentes de una mezcla, por tanto en este capitulo se analizaran las variables influyentes en las velocidades de migración, considerando que las velocidades de migración están determinadas por las constantes de equilibrio anteriormente mencionadas en función de las especies distribuidas entre las fases móvil y estacionaria. Lección 1: Constantes de distribución. La constante de distribución también se denomina Constante de distribución de Nerst, se define como la constante de equilibrio obtenida de la transferencia de un analito en ambas fases, describiéndose de la siguiente manera (Skoog et.al., 2001): Ecuación 1. Ecuación 2. AMovil A Estacionar ia CS K C M 17
18 Se entiende que la constante de distribución es la razón de los coeficientes de distribución, donde Cs es la concentración molar del soluto en la fase estacionaria y la Cm es la concentración molar en la fase móvil (Skoog et. al., 2001). Lección 2: Tiempos de retención Se denomina tiempo de retención al tiempo transcurrido después de la inyección de la muestra hasta que el pico alcance su máxima área visualizado a través del Cromatograma, se simboliza t R. En algunas ocasiones se observan en los Cromatogramas picos pequeños haciendo relación a especies que no fueron retenidas, a este tiempo se le denomina tiempo muerto simbolizado como t M, la velocidad de migración de la especie no retenida coincide con la velocidad promedio de las moléculas de la fase móvil (Skoog et. al., 2001). Figura 4. Cromatograma de un solo analito. Consultado en la página web: La velocidad lineal de migración del soluto promedio ʋ es: Ecuación 3 L t R Donde L es la longitud de la columna que esta rellena, así mismo la velocidad lineal del movimiento de las moléculas en la fase móvil es: Ecuación 4 u L t M Considerada como el tiempo necesario para que una molécula en la fase móvil pase a través de la columna. 18
19 Lección 3: Relación entre el tiempo de retención y el coeficiente de distribución Para lograr la correlación del tiempo de retención y el coeficiente de distribución, se relaciona la velocidad de migración del soluto expresada como una fracción de la velocidad de la fase móvil: Ecuación 5 u fracción de tiempo que el analito reside en la fase móvil Pero esta fracción se expresa como los moles del soluto en la fase móvil y los moles totales del soluto, obteniendo una ecuación con las siguientes características: Ecuación 6 u moles de soluto en la fase movil moles totales de soluto Si se correlaciona los moles totales como el producto de la concentración molar y el volumen molar y se mira de manera similar para la fase estacionaria, se obtiene una ecuación de la siguiente magnitud: Ecuación 7 CMVM 1 u u C CV MVM CSVS 1 S S C V M M Expresándolo en términos de constante de distribución obtenemos la siguiente ecuación: Ecuación 8 u 1 KV V 1 S M Lección 4: Factor de Retención y Factor de Selectividad El factor de retención ó también llamado factor de Capacidad describe las velocidades de migración de los solutos en las columnas. Durante la migración de los compuestos en una columna, las cantidades permanecen constantes, su cociente denominado factor de Capacidad ó de retención es fijo (Rouessac, et. al, 2000): Ecuación 9. k t R R M ; t R t M(1 k) t M t M Donde K es un parámetro que varia con las condiciones de operación, considera la capacidad de la columna para retener cada compuesto. Cuando los tiempos son menores que la unidad es demasiado rápido y no es posible calcular los tiempos 19 t t
20 de retención y cuando el factor es demasiado grande el tiempo de elusión es excesivo, por lo que se considera ideal factores de retención entre 2 y 10 (Skoog et. al., 2001). Por otro lado, el factor de selectividad, permite precisar las posiciones relativas de los picos adyacentes en un Cromatograma, es utilizado para cuantificar el grado de mezcla de las sustancias contenidas en las bandas eluídas (Rubinson, et. al, 2001) Figura 5.Factor de retención y Selectividad de una mezcla de compuestos. Consultado en el texto Analisis Instrumental, Skoog et. al., También es importante señalar el factor de resolución ó resolución, se define como una separación entre dos componentes, es considerada como la calidad de la separación. Numéricamente se define como: Ecuación 10. t R(2) t R 2 w w 1 R(1) 2 Lección 5: Ensanchamiento de Banda: Ecuación de Van Deemter La primera ecuación cinética que explicaba la influencia de la velocidad de la fase móvil fue propuesta en 1956 por Van Deemter quien desarrollo columnas empaquetadas para Cromatografía gaseosa. 20
21 El modelo explica la variación de H, dependiente de la velocidad media lineal de la fase móvil ʋ, es una medida de la relación entre el ancho de una banda y su tiempo de retención; también se puede interpretar como un reflejo del ancho de una zona cromatográfica por unidad de tiempo en la columna y es inversamente proporcional a la eficacia (Rubinson, et. al, 2001). Ecuación 11. B H A C* μ μ 5.1 Forma de los picos cromatográfico. Un pico de elución ideal es un Cromatograma con un aspecto muy parecido a una campana gaussiana con distribución normal y errores aleatorios, esta forma ideal se puede atribuir a las combinaciones aditivas de los movimientos aleatorios de las numerosas moléculas de soluto en una banda cromatográfica (Skoog et. al., 2001). Los Cromatogramas reales están lejanos de ser picos de aspectos gausianos, ya que usualmente se presenta una irregularidad en la concentración de la zona de deposito de la sustancia que se encuentra en la cabeza de la columna, además la velocidad de la fase móvil es nula en las paredes de la columna y máxima en el centro de esta, la simetría se mide por dos parámetros denominados factor de simetría (Fa) y factor de cola (Fc) medidos ambos al 10% de altura. (Rouessac, et. al, 2000) b Ecuación 12. F a a Ecuación 13. F c a b 2a 5.2 Métodos para la descripción de la eficacia de la columna. Para definir la eficacia de una columna se acuden a dos términos muy correlacionados, que son altura de plato (H) y numero de plato (N), las dos están relacionados en la siguiente ecuación: Ecuación 14. L N= H 21
22 Donde L es la longitud en centímetros de la columna usada. La eficacia de la columna cromatográfica aumenta cuanto mayor es el número de platos y cuanto menor sea la altura de plato. La eficacia cromatográfica N es el parámetro que cuantifica la preferencia por las bandas estrechas (Rubinson, et.al, 2001). Recordemos que la eficacia cromatográfica, se define también como una medida de retención relativa de soluto comparada con el ancho de pico. Ecuación 15. R N=16 t W 2 La altura equivalente de un plato teórico H se muestra en la siguiente ecuación: Ecuación 16. H 2 L Donde 2 es la varianza y L la longitud de la columna. 5.3 Variables cinéticas que influyen en el ensanchamiento de banda. Dentro del proceso de ensanchamiento de banda se ha encontrado la necesidad de ajustar variables experimentales, dentro de estas variables se menciona: - Influencia del caudal en la fase móvil, menciona sobre el tiempo de contacto entre la fase estacionaria y la fase móvil, el cual a su vez depende del caudal de la fase móvil, este describe la grafica entre la altura de plato y la velocidad lineal de la fase móvil, mostrando que a medida que aumenta el caudal se disminuye la eficacia, por tanto es necesario determinar el caudal optimo para cada muestra (Skoog et. al., 2001). - Procesos cinéticos que contribuyen al ensanchamiento de banda, dentro de los que se destacan: términos del camino múltiple, argumentando que los caminos por donde puede moverse la molécula son múltiples, por lo que el tiempo que dura en la misma también es variable, provocando un ensanchamiento de banda y es directamente proporcional con el diámetro de las partículas que componen el relleno de la columna, a velocidades pequeñas las moléculas no se dispersan apreciablemente por el camino natural del relleno; el termino difusión longitudinal, es una causa de ensanchamiento por la que los solutos difunden desde las zonas central donde es mayor la concentración hacia las regiones mas diluidas, esta 22
23 resulta ser inversamente proporcional a la velocidad de la fase móvil, si se aumenta el caudal es menor el tiempo en la columna y se disminuye este riesgo. Los coeficientes de transferencia de masa propician el ensanchamiento de banda debido a muchas corrientes de flujo que tiene la fase móvil en el interior de la columna, como consecuencia se requiere un tiempo para que las moléculas se difundan produciendo transferencia de masa, estas dependen de la velocidad de difusión (Skoog et. al., 2001). 23
24 CAPITULO 3: OPTIMIZACIÓN DE LA EFICACIA DE LA COLUMNA Introducción Como se ha revisado en los anteriores capítulos, la optimización de la eficacia de la columna esta intrínsecamente asociado con las variables de operaciones, teniendo como principal objetivo una optima separación en el menor tiempo, reduciendo problemas asociados como son el ensanchamiento de banda y velocidades de migración de los componentes, por lo que estudiaremos con mas detalles en este capitulo estas variables. Lección 1: Resolución de la columna La resolución es una medida de la capacidad de separar dos analitos; El grado de separación o resolución de dos bandas adyacentes se define como la distancia entre los picos de las bandas (o centros) dividida entre el ancho promedio de las bandas, el cual se puede definir a través de la siguiente ecuación: Ecuación 17. R S t 0.5* R,2 t W 2 R,1 W 1 Figura 6. Resolución en una mezcla de compuestos. Consultado en la página web Las bandas de soluto se ensanchan gradualmente conforme emigran a través de la columna cromatográfica. La resolución de los solutos individuales en bandas discretas ocurre solamente si las bandas se ensanchan en menos medida que lo que se separan los máximos de los picos. Los valores en la línea base de los 24
25 anchos de bandas adyacentes son casi constantes, esto es, W2 = W1. Puesto que el ancho de la banda en la línea base es igual a cuatro desviaciones estándar, para una banda dada la resolución también se puede expresar como: Ecuación 18. R S t t R,2 R,1 4 Si es inadecuada, la resolución de picos adyacentes puede mejorarse ya sea aumentando la separación ente los picos o disminuyendo los anchos de los picos individuales. Esto involucra la selectividad de la columna cuando se alejan más los picos y la eficiencia cuando se intenta disminuir el ancho del pico. Mejorar la selectividad implica alterar la termodinámica del sistema cromatográfico. Mejorar la cinética del sistema aumenta la eficiencia de la separación. Lección 2: Influencia de los factores de retención y sensibilidad sobre la resolución. La resolución es una función de tres factores separados: 1) un factor de la selectividad de la columna que varía con α, 2) una velocidad de migración o factor de capacidad de retención y 3) un factor de eficiencia que depende de L/H (o el número de platos teóricos). Cada factor puede ser calculado directamente del Cromatograma registrado y se puede ajustar en forma más o menos independiente. Los primeros dos factores son por esencia termodinámicos, mientras que el término L/H está principalmente asociado a los aspectos cinéticos de la cromatografía. Los cambios en α y k' se logran seleccionando diferentes fases estacionarias y móviles o variando la temperatura y (con menor frecuencia) la presión. Adicionalmente, k' puede variarse cambiando las cantidades relativas de las fases móvil y estacionaria dentro de la columna. Cuando se optimiza una separación en particular el término de k' debe ser considerado en primer lugar. El intervalo óptimo de valores de k' va de 1 hasta 10. Por desgracia, en una mezcla compleja con muchos componentes, a menudo sólo es posible optimizar las condiciones de separación para un par de ellos. La única solución efectiva de este problema cuando se trabaja con muestras complejas reales es la programación de k. El término L/H se ajusta para proporcionar la máxima eficiencia compatible con un tiempo de análisis razonablemente corto. Los valores más altos de L/H siempre darán una mejor resolución, siendo los demás factores iguales. La resolución puede mejorarse aumentando la longitud de la columna, pero sólo conforme a la raíz cuadrada de la longitud de aquélla. La altura del plato debe disminuirse por medio de las características cinéticas de la operación de la columna, quizá disminuyendo el flujo de la fase móvil (pero no por debajo de un mínimo). 25
26 Cualquier acción que aumente la eficiencia de la transferencia de masa de los solutos entre las fases estacionaria y móvil disminuirá la altura del plato y por lo tanto mejorará la resolución. Lección 3: Efecto de la resolución sobre el tiempo de retención. Idealmente se pretende tener una buena resolución en el menor tiempo posible, pero en la realidad no es posible obtener tales beneficios; el tiempo necesario para completar una separación se determina por la velocidad ʋ B del soluto que se mueve más lentamente y viene dado por la siguiente ecuación (Skoog et. al., 2001): Ecuación 19. B L t R B Ecuación 20. t R B NH (1 kb) u Donde el (t R ) B es el tiempo necesario para que salga de la columna el pico de B cuando la velocidad de la fase móvil es µ. Al reordenarse la ecuación encontramos (Skoog et. al., 2001): Lección 4: Variables q afectan la eficacia de la columna. Una de las variables más significativas que pueden afectar la eficiencia de la columna son los efectos cinéticos que pueden conducir a un ensanchamiento de banda y los efectos termodinámicos de los constituyentes a separar. Sin embargo se puede utilizar estrategias tales como el cambio de columna por una de mayor longitud, se puede alterar el caudal de la fase móvil, el tamaño de partícula del relleno, la viscosidad de la fase móvil, espesor de la película del líquido adsorbido que constituye la fase estacionaria. (Skoog et. al., 2001). Una de las mejores formas de mejorar la resolución es aumentando el numero de platos teóricos en la columna, esto conlleva a una reducción de la altura de plato y consecuentemente mejora la eficacia de la columna. Lección 5: Aplicaciones de la Cromatografía para el análisis cualitativo y cuantitativo La Cromatografía ha llegado ser uno de los métodos de separación mas conocidos dado su aplicabilidad de forma cualitativa y cuantitativa dentro de las aplicaciones mas características encontramos: 26
27 En el ámbito cualitativo, la cromatografía permite evidenciar la presencia de mezclas y que numero de especies están presentes en una muestra problema. También, posee importantes características como son los tiempos de retención, ya que una muestra no le aparece un pico en el mismo tiempo de retención a las mismas condiciones con el patrón primario, se puede asumir la ausencia de esa especie de interés. En el caso del análisis cuantitativo, es considera una técnica muy eficaz ya que al analizar alturas de pico ó áreas de pico podemos determinar la concentración de los mismo haciendo uso de patrones de calibración, empleando metodologías tales como el método de patrón interno ó el método de normalización de áreas muy útil para la cuantificación de métodos cromatográficos (Skoog et. al., 2001). 27
28 Nombre de la Unidad Introducción Justificación Intencionalidades Formativas UNIDAD 2 APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFIA La Cromatografía como concepto enmarca varias áreas de estudio, sin embargo, dependiendo de la naturaleza del analito se puede usar diferentes tipos de cromatografías ajustadas a las necesidades reales del análisis. Dentro de la temática a tratar en esta unidad se parte del tipo de cromatografía elemental, ampliamente usado en el monitoreo de síntesis y reacciones de compuestos químicos hasta la elucidación y cinética de estos compuestos a través de la técnica con características mas robustas de trabajo. Para el desarrollo de esta segunda unidad, se inicia con la Cromatografía de papel y de capa fina técnicas utilizadas ampliamente para establecer presencia de especies de interés, además tienen un sinnúmero de aplicaciones por la rapidez y confiabilidad que brindas sus resultados. Luego se estudian las técnicas instrumentales mas usadas como son la Cromatografía gaseosa y la cromatografía liquida infaltable en un laboratorio de análisis químico ya que posee diversas aplicaciones que las han convertido en técnicas de presencia y cuantificación de analitos; se estudiara sus fundamentos, conceptos teóricos que las apoyen, equipos y automatización usados para implementar y las diversas aplicaciones que tienen estas técnicas posicionadas alrededor mundial. El propósito de esta unidad es reconocer las aplicaciones mas utilizadas de la Cromatografía, fundamentos teóricos, funcionamiento instrumental y demás aplicaciones relacionadas con estas cromatografías. Objetivos Específicos A. Conceptuar sobre los fundamentos de la Cromatografía de papel y de la Cromatografía en Capa Fina. B. Descubrir soluciones ante problemas planteados frente 28
29 a la aplicación de los conceptos de la Cromatografía de papel y de la Cromatografía en Capa Fina. C. Establecer los conceptos de la Cromatografía de Gases, funcionamiento instrumental y aplicaciones relevantes. D. Reconocer las bases de la Cromatografía de liquida HPLC, funcionamiento instrumental y aplicaciones. META DE APRENDIZAJE A. Desarrollar habilidades y sentido critico de las aplicaciones y conceptos que se desarrollan en esta técnicas para que se formen como analista e Investigadores integrales. DENOMINACIÓN DE CAPÍTULOS COMPETENCIAS A. El estudiante estará en capacidad de conceptuar acerca de los fundamentos de las principales aplicaciones Cromatográficas. B. Reconocer dentro de las diversas aplicaciones Cromatográficas cual es la mas acertada según las necesidades del análisis y la disponibilidad de los recursos con los que cuenten en su entorno. Capitulo 4: Cromatografía en Papel y en Capa Fina Lección 19. Generalidades de las técnicas Lección 20. Métodos de detección (visualización) Lección 21. Metodologías usadas para la Cromatografía en papel Lección 22. Cromatografía en capa fina: preparación de placas Lección 23. Aplicaciones de la cromatografía en papel y en capa fina. Capitulo 5: Cromatografía de Gases (GC) Lección 25. Columnas y fases estacionarias de la cromatografía de gases Lección 26. Instrumentación de la Cromatografía GC Lección 27.Aplicaciones de la Cromatografía de Gases Lección 28. Cromatografía Gas- Solido Lección 29.Aplicaciones de la Cromatografía Gas- solido: Polímeros y tamices Capitulo 6: Cromatografía de Alta Resolución (HPLC) 29
30 Lección 30.Generalidades Lección 31. Efectos del tamaño de partícula. Lección 32. Ensanchamiento de banda y Efectos del tamaño de muestra. Lección 33.Instrumentación para la Cromatografía de Alta Resolución (HPLC). Lección 34. Cromatografía Gas- Líquido (GLC) 30
31 CAPITULO 4: CROMATOGRAFÍA EN PAPEL Y EN CAPA FINA Introducción Uno de las aplicaciones con mayor importancia en la síntesis de reacciones, análisis de metabolitos secundarios entre otras, ya que es da una información inmediata y certera de la separación de componentes en una mezcla y consecuentemente información acerca del compuesto de interés. En la actualidad hay técnicas que poseen detectores capaces de brindar no solo información de la eficiencia de la separación, también de las concentraciones de las especies involucradas, comparados con patrones primarios de estos posibles componentes evidenciando una veracidad de la información obtenida del análisis químico. Lección 1: Generalidades de las técnicas La cromatografía de papel, se define como la separación de sustancias o mezcla de compuestos que se dan por una migración diferencial sobre la superficie de un papel con ciertas características de porosidad, usualmente se utiliza papel filtro. En el caso de la cromatografía de capa fina, esta migración se da en una superficie delgada y rígida recubierta de un material adsorbente. Estas conceptos nos definen las condiciones de separación sin embargo, este tipo de cromatografía se asocian con otras variables tales como son las condiciones de los disolventes, la polaridad, solubilidad, características del soporte utilizado, técnicas de sembrado de muestra entre otros. La cromatografía de papel, experimentalmente se debe colocar solo una gota de la muestra, a unos 2 o 3 cm del borde de la hoja o tira de donde se hará el análisis, este lugar en donde se hará el sembrado debe ser marcado con una lápiz de grafito debido a que al utilizar lapiceros, estos están compuestos por tintes y al tener contacto con los disolvente se descomponen y no daría un buen análisis (Domínguez, 1975). 31
32 Figura 7. Siembra de muestra en papel. Consultado en el texto Cromatografía en Papel y Capa Delgada (Domínguez, 1975). El punto de siembra de la muestra no debe tener contacto con el disolvente, se tapa el recipiente y se evidencia por capilaridad la ascendencia o descendencia del disolvente y la separación de los diferentes componentes de la mezcla a distintas velocidades de migración: Si se da una cromatografía de características ascendentes se saca el papel cuando haya recorrido no más de 20 a 30 cm y si es de características descendentes se saca cuando se aproxime de 1 a 2 cm del borde opuesto a donde se sembró la muestra. Dentro de las variables analizadas en la cromatografía de papel encontramos: A. Características del papel utilizado. El papel usado para cromatografía es considerado decisivo en un buen análisis, las características de un papel ideal es el que posee un buen porcentaje de celulosa, y desde el punto de vista operacional en algunos casos se lava previamente; dependiendo de la naturaleza de la muestra, se usan papeles especiales como son los papeles impregnados. B. Selección del disolvente. El disolvente es una parte importante en la cromatografía de papel ya que los disolventes determinan la selectividad del sistema cromatográfico, se miran aspectos como la viscosidad y polaridad del disolvente. Por lo general, los disolventes están constituidos por dos fases, una fase orgánica y una fase acuosa, donde la fase acuosa satura la cámara fotográfica y la fase orgánica, facilita el desarrollo del Cromatogramas. Por lo que se puede se puede deducir que los solutos polares se separan en fase directa con un disolvente polar y los solutos hidrófobos se separan mediante sistema de fase invertida. 32
33 Figura 8. Caracterización de la cromatografía en papel en forma ascendente y descendente. Consultado en el texto Cromatografía en Papel y Capa Delgada (Domínguez, 1975). Para el caso de la cromatografía en capa fina, a pesar de utilizar los mismos principios de la cromatografía en papel, pero se utiliza una placa que es considerado el soporte para el análisis cromatográfico. Las separaciones se dan en placas de vidrio o plástico que se recubren con una capa delgada y adherente de partículas finamente divididas, que en este caso es la fase estacionaria (Skoog, et. al., 2001). El desarrollo de la placa es muy similar a la Cromatografía de papel, se pone en una cámara saturada del disolvente, se marca con un lápiz, se siembra la muestra y se procede a poner en contacto con el disolvente y por capilaridad se da el proceso. Tal como se muestra en la figura 9: Figura 9. Cromatografía en Capa Fina, la placa esta inclinada, la muestra sembrada en el extremo y el disolvente, esto se da en forma descendente. Consulta en la página web: 33
34 Lección 2: Métodos de detección (visualización) El procedimiento para visualizar los resultados por Cromatografía de papel, se debe sacar el papel de la cámara, se marca el mismo, se deja secando en un desecador, campana extractora, si los solutos son incoloros se deben apoyar en otras técnicas: calentamiento para completar la reacción, uso de agentes cromógenos 1, utilización de lámparas UV entre otras. En el caso de la Cromatografía de Capa Fina se procede a nebulizar la placa con yodo ó de acido sulfúrico, ya que ambos reaccionan ante compuestos orgánicos dando productos de oscuros, también se usa ampliamente reactivos como la ninhidrina; también ha tomado auge la aplicaciones de reactivos fluorescentes en la fase estacionaria y se coloca bajo la lámpara UV para revisar la separación de los componentes de la mezcla (Skoog, et. al., 2001). Lección 3: Metodologías usadas para la Cromatografía en papel Dentro de las metodologías usadas para el análisis de cromatografía en papel destacamos los siguientes aspectos: La cantidad de muestra es de 1 a 100mg se disuelve en la menor cantidad posible de liquido orgánico volátil, los solventes mas usados son etanol, acetona, éter etílico, cloroformo y cloruro de metileno. Para la siembra de la muestra, el volumen de la muestra es importante, por lo que si es necesario aplicar muestra varias veces es mejor secar y se vuelve a aplicar. Para el desarrollo del análisis se puede realizar de forma ascendente, descendente, cromatocaja, horizontal, circular alcance múltiple, por gradiente y bidimensional. Por otro lado, la cromatografía preparativa, utilizada cuando se cuenta con muy poca muestra, en el cual se hace en repetidas ocasiones, luego las manchas correspondientes al analito se eluyen, se elimina el solvente y con el cristalizado se hacen análisis para la elucidación del compuesto de interés. Lección 4: Cromatografía en capa fina: preparación de placas En muchos casos un solo Cromatograma no proporciona la suficiente información acerca de la naturaleza de las especies implicadas en el análisis, ya que existe la posibilidad que dos solutos puedan presentar un mismo factor de retardo, los que no daría la suficiente información, por lo que se sugiere el uso de patrones que permitan dan claridad de las características de la separación así como el uso de análisis de confirmación de presencia de compuestos; también se puede usar como estrategia, el raspado de la muestra de la placa, se adiciona un solvente 1 Se denominan agentes cromógenos son sustancias coloreadas que tienen poder de tinción y que poseen afinidad con el analito que se quiere teñir. 34
35 adecuado y luego se separa por centrifugado dando lugar a análisis que elucidación que apoyen la presencia de los analitos de interés. Lección 5: Aplicaciones de la cromatografía en papel y en capa fina. En el caso de la cromatografía de papel se encuentran diversas aplicaciones como la industria farmacéutica y en análisis biológicos ya que es considerada una técnica eficaz para el análisis de macromoléculas, pero tiene limitantes como el tiempo de análisis ya que puede demorar hasta 24 horas para dar un análisis veraz, se ha evidenciado que se puede cuantificar a través de esta metodología haciendo Cromatogramas comparativos con el patrón de la muestra que esta presentes teniendo resultados importantes en los análisis. En el caso de limitantes como son las cantidades obtenidas de un analito se puede recortar y pesar así como aplicar soxhlet para obtener muestras puras. En el caso de la cromatografía de capa fina, también ha sido utilizada para el análisis de compuestos de características bioquímica, además para la síntesis de compuestos con aplicaciones farmacéuticas, se ha utilizado para el análisis de aminoácidos la cromatografía bidimensional en el cual se pone una muestra se analiza se deja secar se gira 90 grados y luego se analiza con un segundo disolvente, se nebuliza con ninhidrina obteniendo resultados mas certeros de las especies presentes en la mezcla (Skoog, et. al., 2001). 35
36 CAPITULO 5: CROMATOGRAFIA DE GASES Introducción La cromatografía gaseosa es una de las técnicas con mayor utilidad en la actualidad y tiene más de 40 años ya que remonta desde 1941 con Martin y Synge de su implementación y se ha convertido en una técnica en constante avance; la cromatografía gas- liquido que se conoce como GC, los compuestos deben estar en estado gaseoso provocados por el calentamiento a que deben ser sometidos; La importancia de esta técnica se debe a que posee gran sensibilidad, rapidez y automaticidad. Las aplicaciones son numerosas y los desarrollos de la cromatografía gaseosa avanzan rápidamente lo que la hace mayor impacto en la Comunidad científica. Dentro de la instrumentación de la Cromatografía Gas-liquido también denominada Cromatografía Gaseosa GC encontramos tres componentes básicos: inyector columna y detector, en el cual la fase móvil que arrastra la muestra a través de la columna es un gas llamado gas portador, al controlar los caudales se logran tiempos de retención muy precisos, se inyecta la muestra, pasa por la columna en estado vapor, pasa al detector y se obtiene el análisis de las mezclas En esta unidad revisaremos todos los aspectos relacionados con el análisis de GC su componente instrumental. Lección 1: Columnas y fases estacionarias de la cromatografía de gases Desde 1977 se han reportado invenciones sobre columnas, sin embargo las compañías dedicadas al tema de suministros de instrumentación se han preocupado por mejorar las columnas existentes en el mercado dentro de las que encontramos: A. Columna Abierta: Las columnas abiertas también conocida como columnas capilares, se conocen dos básicos denominados columnas abierta de pared recubierta (WCOT) y columna abierta recubierta con soporte (SCOT). La columna abierta de pared recubierta son capilares recubierta con una fina capa de la fase estacionaria, en el caso de las columnas abiertas recubiertas con soportes están recubiertas con un soporte, tienen varias fases estacionarias que tienen una columna con mayor capacidad de carga (Skoog, et. al., 2001). B. Columnas rellenas: Las columnas rellenas están fabricadas con fibra de vidrio, metal rellenas con un soporte solido que puede ser de tierras diatomeas que sirven para retener y ubicar la fase estacionaria liquida de tal manera que tenga mayor superficie de contacto con la fase móvil. En el caso de la fase estacionaria, se considera ideal una fase que tenga baja volatilidad, estabilidad térmica, químicamente inertes y con características de disolvente, en la tabla 3 se hace énfasis algunas fases estacionarias comunes en la cromatografía liquida (Skoog, et. al., 2001): 36
37 Tabla 3. Fases estacionarias comunes en Cromatografía de Gases Fase Estacionaria Nombre Comercial Temperatura máxima C Aplicaciones Comunes Polidimetilsiloxano OV-1, SE No polar usado para hidrocarburos, aromáticos, polinucleares, fármacos, esteroides. Poli(fenilmetildimetil) siloxano OV-3,SE Esteres metílicos de ácidos grasos, alcaloides, fármacos, compuestos halogenados. Poli(fenilmetil) siloxano OV Fármacos, esteroides, pesticidas y glicoles. Poli(trifluoropropildimetil) siloxano Polietilenglicol OV Aromáticos, clorados, nitroaromáticos, bencenos alquilsustituidos Carbomax 20M 250 Ácidos libres, alcoholes, éteres, aceites esenciales, glicoles. Poli(dicianoalildimetil)siloxano OV Ácidos grasos, poliinsaturados, ácidos libres, alcoholes, ácidos de la colofonia. 37
38 Lección 2: Instrumentación de la Cromatografía GC Los instrumentos básicos para tener un cromatógrafo lo podemos observar en la siguiente figura: Figura 10. Componentes del Cromatógrafo de Gases. Consultado en la página web: Como se aprecia, se inicia el proceso con el gas portador, que tienen como características ser químicamente inertes entre los que se destacan el Helio, Nitrógeno e Hidrogeno, la escogencia de esta gas portador depende en gran medida del detector; en el caso de los caudales se miden a través de un regulador de presión y un regulador de presión conectado al cromatógrafo. Luego se sigue con el sistema de inyección, este se da a través del septum ó goma de silicona, en una cámara de vaporización situada en la cabeza de la columna (la temperatura de esta cámara debe estar 50 C por encima del punto de ebullición del componente menos volátil de la muestra), en la mayoría de los casos hay un sistema divisor que toma una porción de la muestra y el resto la desecha (Skoog, et. al., 2001). En el caso de la temperatura de la columna, se usa un termostato para que la separación pueda efectuarse a una temperatura reproducible, esta temperatura deberá para lograr una buena separación y reproducibilidad en el análisis, según GIDDINS 2 el tiempo de retención se duplica por cada 30 C que disminuye la temperatura de la columna, evidenciando que entre mas baja es la temperatura es mejor la separación (Mcnair, 1981). Seguidamente, se tienen los detectores, considerados dispositivos que miden la concentración de cada uno de los componentes de la muestra y genera una señal 2 Stuart P. Cram, T. H. Risby, L. R. Field, Wei-Lu Yu; Gas chromatography; Anal. Chem., 1980, 52 (5), pág. 324R 360R. 38
39 eléctrica proporcional a la concentración, las características importantes al momento de usar un detector: sensibilidad, ruido, respuesta, recorrido lineal, simplicidad, costo, disponibilidad y durabilidad (Mcnair, 1981). Dentro de los detectores mas conocidos en el mercado encontramos: A. Detectores de ionización de llamas FID B. Detectores de conductividad térmica TCD C. Detectores de quimioluminiscencia del azufre SCD D. Detectores de captura de electrones ECD E. Detectores de emisión atómica AED F. Detectores termoiónicos TID G. Detectores fotométricos de llama FPD Lección 3: Aplicaciones de la Cromatografía de Gases Dentro de las aplicaciones de la Cromatografía Gaseosa es considerada una herramienta valiosa para la separación de especies en una muestra que tengan características órganometálicas y bioquímicas que posean características volátiles o que se deriven de sustancias volátiles (Wanna, et. al., 1995). También se ha evidenciado la versatilidad lo cual ha permitido combinarse con técnicas espectroscópicas y electroquímicas que conllevan a dar resultados inmediatos a los analistas, uno de los mas comunes es el acoplamiento GC-EM (Espectrometría de masas), el cual se acopla al equipo de GC un detector de masas, obteniendo espectros de masa en tiempo real, esta metodología es usada ampliamente en productos naturales, farmacia y alimentos. Lección 4: Cromatografía Gas- Solido La Cromatografía Gas Solido se basa en la adsorción de sustancias gaseosas sobre superficies solidas, considerada útil pata la separación de especies que no se retienen en columnas gas- liquido tales como sulfuro de hidrogeno, aire, monóxido, dióxido entre otros. Se lleva a cabo en ambos tipos de columnas usando dos tipos de adsorbentes: tamices moleculares y polímeros porosos (Skoog, et. al., 2001). Lección 5: Aplicaciones de la Cromatografía Gas- solido: Polímeros y tamices Los tamices moleculares son intercambiadores de iones de silicatos de aluminio cuyo tamaño de poro depende del tipo de catión presente. Los tamices se clasifican según el diámetro de las moléculas que pueden penetrarlos y de allí obtener los Cromatogramas resultados del análisis. Por otro lado los polímeros se fabrican de estireno polimerizado con divinilbenceno, el tamaño de los mismos 39
40 depende del grado de polimerización, ampliamente usados en especies gaseosas polares (Skoog, et. al., 2001). 40
41 CAPITULO 6: CROMATOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) Introducción La Cromatografía de alta eficacia es una de las técnicas Cromatográficas cuya fase móvil es líquida que ha sido más usada y reconocida, su aplicación toca la Cromatografía gaseosa incluyendo compuestos que tienen características termosensibles y aquellos con masas elevadas y con gran polaridad; es considerada una técnica cromatográfica eficaz porque posee gran precisión sobre la buena selectividad de las especies implicadas en mezclas. Este Capitulo permitirá conocer los fundamentos de la técnica y sus ventajas para el análisis de muestras. Lección 1: Generalidades La Cromatografía liquida de alta eficacia llamada de forma abreviada HPLC deriva de la Cromatografía preparativa en términos de selectividad y resolución, en los inicios de la Cromatografía liquida se podía obtener mayor eficacia en las columnas cambiando el tamaño de las partículas del relleno. Dentro de sus características encontramos: A. Las muestras deben ser solubles con la fase móvil, no requiere volatilización, convirtiéndose en una ventaja para poder analizar muestras de muy alto peso molecular, de características orgánicas e inorgánicas, iónicos o covalentes (McNair, et. al., 1973). B. La HPLC es más costosa y menos sensible que la CG sin embargo tiene mayor aplicación dada la versatilidad de las condiciones de la muestra (McNair, et. al., 1973). Lección 2: Efectos del tamaño de partícula. La eficacia de la columna cromatográfica aumenta a medida que se disminuye el tamaño de partícula de la fase estacionaria, el tamaño típico para HPLC es de 3 a 10µm, y de manera consecuente al disminuir el tamaño de partícula se reduce la altura de plato permitiendo un flujo uniforme al interior de la columna y menor es la distancia de recorrido para difundirse el soluto en la fase móvil (Harris, 2007). Lección 3: Ensanchamiento de banda y Efectos del tamaño de muestra. En HPLC se da un ensanchamiento de banda significativo fuera del relleno de la columna denominado ensanchamiento de banda extra-columna, se da cuando se transporta el soluto a través de tubos como los usados para la inyección y en los distintos componentes del sistema. Este ensanchamiento proviene de las diferencias de velocidad de flujo de las capas de líquidos adyacentes a las 41
42 paredes del tubo y las del centro, trayendo como consecuencia la parte central de la banda se mueve con más rapidez que las periferias (Skoog, et. al., 2001). Lección 4: Instrumentación para la Cromatografía de Alta Resolución (HPLC) En la figura 11 se evidencia un ensamblaje de un HPLC básico en donde se muestras los componentes mas importantes, a continuación se explica el funcionamiento de cada uno de sus componentes: Figura 11. Sistema de un Cromatógrafo HPLC. Consultado en la pagina web Inicialmente, se parte de los recipientes de la fase móvil conllevan a un sistema de purga para que se eliminen las burbujas que pueden provocar ensanchamiento de banda ó causen interferencias en el detector, este sistema arrastra los gases disueltos fuera de la solución mediante finas burbujas de gas inerte de baja solubilidad. En el caso del disolvente, se recomienda dos o tres disolventes con polaridad distinta, se gradúa la más adecuada y se varía los componentes del disolvente para que la muestra pueda separarse. Para el sistema de bombeo, se usan bombas para impulsar a la fase móvil y deben cumplir los siguientes requisitos (Skoog, et. al., 2001): A. Deben vencer altas presiones. B. Proporcionar caudales estables entre 0,1 y 10mL/min. C. Deben estar libres de pulsaciones y tener volúmenes muertos pequeños. 42
43 D. Deben estar construidas de materiales resistentes a la presión y a las agresiones químicas. E. Fácil manejo y mantenimiento. Se utilizan tres tipos de bombas: Bombas recíprocas, Bombas de desplazamiento y Bombas neumáticas. Como parte del sistema de bombeo tiene por ordenador un dispositivo para controlar el caudal mediante la caída de presión mediante un restrictor a la salida de la bomba (Skoog, et. al., 2001). El sistema de inyección de la muestra, es el encargado de introducir la muestra en la cabeza de la columna de forma reproducible y adecuada, hay dos tipos de inyectores Septum: Inyecta la muestra mediante una jeringa. Se usa poco y no permite mucha presión. Bucle de muestreo: Este dispositivo normalmente se encuentra integrado en el equipo cromatográfico y existen bucles intercambiables que permiten la elección de tamaños de muestra. Luego seguimos con las columnas usadas para HPLC, dentro de esta clasificación encontramos: las columnas analíticas, precolumnas, columnas termostatizadas (Skoog, et. al., 2001). Las columnas analíticas, tienen buena rapidez y no consumen demasiado disolvente, tienen una longitud de 10 a 30 cm Generalmente son rectas y se pueden alargar, si es necesario, acoplando dos o más columnas. El diámetro interno de las columnas es a menudo de 4 a 10 mm y los tamaños de las partículas de los rellenos más comunes son 3, 5 y 10µm Las precolumnas, se colocan delante de la columna para eliminar la materia en suspensión y los contaminantes de los disolventes. La composición del relleno debe ser semejante al de la columna. Aunque el tamaño de partícula es mayor para minimizar la caída de presión. En muchas ocasiones se usan para aumentar la vida de la columna. Las columnas termostatizadas no necesitan control estricto de la temperatura, por lo que se puede trabajar con ellas a temperatura ambiente. Los empaquetados más comunes son de partículas de sílice pero también se usa la alúmina, polímeros porosos y resinas de intercambio iónico. En el caso de los detectores, en HPLC no existen detectores tan universalmente aplicables, ni tan fiables tampoco. En HPLC existen dos tipos básicos de detectores: Los basados en una propiedad de la disolución: Que corresponden a una propiedad de la fase móvil, como el índice de refracción, la constante dieléctrica, la densidad (Skoog, et. al., 2001). Los basados en una propiedad del soluto: Es decir, responden a alguna de las propiedades del soluto, como la absorbancia UV, fluorescencia, intensidad de 43
44 difusión, que no son propias de la fase móvil (Skoog, et. al., 2001). Dentro de esta clasificación se destacan: A. Detectores de absorbancia B. Detectores de fluorescencia C. Detectores Electroquímica D. Detectores de índice de refracción E. Detectores de Espectrometría de masas F. Detectores de FT-IR G. Detectores de Dispersión de Luz H. Detectores de Actividad óptica I. Detectores Selectivo de elementos J. Detectores de Fotoionización Lección 5: Cromatografía de Reparto La cromatografía de reparto se puede subdividir en cromatografía liquido- liquido y Cromatografía de fase unida químicamente, la diferencia radica en la forma como se retiene en la fase estacionaria sobre las partículas de relleno. En la cromatografía liquido- liquido se da por adsorción física y en la Cromatografía de fase unida químicamente, la fase estacionaria se une químicamente con la superficie del soporte. Con relación a las polaridades relativas de las fases móvil y estacionaria, se distinguen dos tipos de cromatografía de reparto: Cromatografía en fase reversa. En la cromatografía de fase reversa se da la separación en esta especie de capa líquida es depositada químicamente como consecuencia de la distinta solubilidad relativa entre la fase estacionaria ( apolar) y la fase móvil (polar). En el caso de la fase normal, La retención también (como la de fase reversa) tiene lugar en esa especie de capa líquida depositada químicamente, como consecuencia de la distinta solubilidad relativa en la fase estacionaria (polar) y la fase móvil (apolar). Donde el analito menos polar será el primero que se eluye y el más polar el último en eluir (Skoog, et. al., 2001). 44
45 UNIDAD 3 Nombre de la Unidad Introducción TECNICAS CROMATOGRAFICAS ESPECÍFICAS Las técnicas Cromatográficas Especificas que aunque son bastante usadas en el análisis investigativo e industrial son más selectivas en lo relacionado con la naturaleza de la muestra, se revisaran los fundamentos, instrumentación y aplicación, mostrando así que la Cromatografía han tenido grandes avances en toda su historia. Justificación En esta unidad tres se trabajaran técnicas Cromatográficas que si bien es cierto son poco conocida sus aplicaciones y ventajas son enormes porque permiten tener un amplia visión de las ventajas de usar estas técnicas para ciertas características en mezclas, por lo que da un valor agregado conocer su funcionamiento ya que estas técnicas tienen un importante impacto en la industria. Intencionalidades El propósito de esta unidad es Establecer las ventajas de Formativas estas técnicas Cromatográficas, funcionamiento instrumental y demás aplicaciones que se tienen actualmente para estas brindando herramientas de construcción para los analistas e Investigadores. Objetivos Específicos A. Reconocer los fundamentos de la Cromatografía Iónica, sus mecanismos y principales aplicaciones. B. Identificar los principios de la Cromatografía de fluidos Supercríticos, sus fundamentos y aplicaciones. C. Conceptuar sobre los fundamentos de la Electroforesis Capilar y las aplicaciones desde el punto de vista instrumental y del análisis químico. META DE APRENDIZAJE A. Desarrollar competencias en los saberes relacionados con la Cromatografía aplicada y especifica COMPETENCIAS A. El estudiante estará en capacidad Reconocer técnicas Cromatográficas aplicadas así como sus ventajas y limitaciones como técnicas. B. Conceptuar sobre las teorías establecidas para las diferentes técnicas y generar opiniones sobre la temática. 45
46 DENOMINACIÓN DE CAPÍTULOS Capítulo 7:Cromatografía Iónica Lección 35. Generalidades Lección 36. Equilibrios en el intercambio iónico Lección 37. Rellenos de intercambio iónico Lección 38. Aplicaciones Lección 39. Cromatografía de exclusión de iones Capítulo 8:Cromatografía de Fluidos Supercríticos Lección 40.Generalidades Lección 41.Instrumentación y variables de operación Lección 42. Elección del Fluido Supercrítico Lección 43. Extracciones independientes y en línea. Lección 44. Aplicaciones Relevantes del SFE Capítulo 9:Electroforesis Capilar Lección 45. Fundamentos de las separaciones electroforéticas. Lección 46. Velocidades de migración y alturas de plato. Lección 47. Flujo electrosmótico. Lección 48. Instrumentación. Lección 49. Aplicaciones de la electroforesis Capilar. 46
47 CAPITULO 7: CROMATOGRAFIA IONICA Introducción La Cromatografía de intercambio iónico esta conceptuada como proceso que permite la separación de iones y moléculas polares basadas en las propiedades de carga de las moléculas. Puede ser usada en casi cualquier tipo de molécula cargada. En la actualidad presenta varias aplicaciones dentro de las que se destacan las aplicaciones bioquímica e industriales. Lección 1: Generalidades La cromatografía de intercambio iónico se basa en las interacciones electrostáticas y permite la separación de macromoléculas en función de sus cargas mediante su interacción diferencial con una fase estacionaria de naturaleza iónica. En este tipo de Cromatografías, la fase estacionaria es una resina de intercambio iónico que contiene grupos cargados, teniendo la propiedad de separar especies ionizadas (Cationes o Aniones); la Fase Móvil es generalmente una solución amortiguadora de ph. En proteínas la cromatografía de intercambio iónico se basa en las diferencias en signo y magnitud de la carga eléctrica neta de las proteínas a un valor de ph determinado. La reacción que simboliza el equilibrio ocurrido en la Cromatografía de Intercambio iónico es: Ecuación 21. Res A - B - Res La fase estacionaria consta de intercambiadores iónicos (Res+), que son grupos cargados unidos covalentemente a un soporte o matriz. Están asociados a iones de carga opuesta o contraiones (A-); la asociación reversible de éstos se intercambia y está en equilibrio con la de moléculas de los solutos de su misma carga presentes en la muestra (B-), entre los que está nuestra molécula de interés. La carga y naturaleza química de los intercambiadores determina la carga de los solutos iónicos que se unen a ellos y la fuerza con que lo hacen. Por su parte, la interacción de los solutos con los intercambiadores es más fuerte a medida que su relación carga/masa es mayor. Esta técnica cromatográfica es una de las más empleadas en Bioquímica, por la versatilidad que proporcionan la gran variedad de grupos intercambiadores disponibles, y sus respuestas a condiciones cambiantes de ph y concentración iónica. Está muy indicada en las primeras etapas de los procesos de purificación, por su buena resolución y alta retención de solutos, aunque por la misma razón se puede usar en cualquier momento. Según la carga de la fase estacionaria, hay - Cromatografía de intercambio aniónico, en la que el intercambiador es un catión o base, es decir, una matriz con un grupo cargado positivamente, al que se unen aniones y polianiones. Los contraiones también son aniones (Cl-, acetato, OH-). B - A - 47
48 - Cromatografía de intercambio catiónico, si el intercambiador es un anión o ácido, o sea, una matriz con un grupo cargado negativamente, al que se unen cationes y policationes. Los contraiones también son cationes (Na +, K +, H + ). Según la influencia del ph en la carga de los intercambiadores, éstos pueden ser fuertes o débiles, lo que en la práctica delimita el intervalo de ph en el que pueden ser manejados. - Fuertes: sus grupos están totalmente ionizados en un amplio rango de ph (más básico en catiónicos y más ácido en aniónicos), de forma que su actividad o capacidad de intercambio se mantiene al máximo en todo ese rango. Entre ellos están TEAE (trietil aminoetil, aniónico), QAE (aminoetil cuaternario, aniónico) y SP (sulfopropilo, catiónico). - Débiles: sus grupos están ionizados en un rango de ph más estrecho. La disociación, que define su carga y por tanto su capacidad de intercambio, varía mucho con el ph; en determinados rangos, la capacidad disminuye enormemente ante un aumento (aniónicos) o disminución (catiónicos) de una unidad de ph. Entre ellos están DEAE (dietilaminoetil, aniónico) y CM (carboximetilo, catiónico). Los rangos de ph aproximados de uso son, para intercambiadores fuertes entre ph 2 y 12, para los catiónicos débiles entre ph 5,5 y 12 y para los aniónicos débiles entre ph 2 y 8,5. Lección 2: Equilibrios en el intercambio iónico Los procesos de intercambio iónico se basan en los equilibrios de intercambio entre los iones de una solución y los iones del mismo signo que están en la superficie de un solido de elevada masa molecular y esencialmente insoluble, se han usado ampliamente las zeolitas y arcillas; los puntos mas activos de los grupos del ácido sulfonico como acido fuerte, los ácidos carboxílicos como ácidos débiles, en el caso de los intercambiadores aniónicos contienen grupos aminos terciarios fuertemente básicos o grupos aminos primarios como débilmente básicos (Skoog, et. al..2008) Lección 3: Rellenos de intercambio iónico Usualmente se han empleado esferas de características porosas que se forman por la copolimerización del estireno y el divinilbenceno en emulsión, con la finalidad de provocar la activación del polímero frente a los iones, a la estructura se le une químicamente grupos funcionales ácidos o básicos. 48
49 Figura 12. Estructura de resina de intercambio. Consultada en la página web: 14/skoog/28n.html Las partículas poliméricas porosas no resultan por completo satisfactorias con rellenos cromatográficos debido a la baja velocidad de difusión de las moléculas de analito a través de los microporos de la matriz polimérica y la comprensibilidad de la matriz, por lo que se proponen nuevos materiales recubierta con resinas sintéticas de intercambiadores de iones. También se usa el sílice pero los rellenos de polímeros tienen mayor capacidad que los de sílice y pueden usarse en varios intervalos de ph, sin embargo los de sílice son más eficaces pero son más sensibles a los cambios de ph. Lección 4: Aplicaciones La Cromatografía de Intercambio iónico tiene un sinnúmero de aplicaciones de orgánicos y bioquímicos como fármacos metabolitos además del uso para separaciones de macromoléculas Lección 5: Cromatografía de exclusión de iones Los métodos de exclusión por tamaño se dividen en cromatografía de filtración sobre gel y la cromatografía de penetrabilidad sobre gel. En el primer tipo se utilizan disolventes acuosos y rellenos hidrofilicos. En el último, se emplean disolventes orgánicos no polares y los rellenos son hidrofobicos. Los métodos son complementarios en el sentido que en un caso se aplican a muestras hidrosolubles, y en el otro a sustancias solubles en disolventes orgánicos menos polares. Una de las aplicaciones más útiles del procedimiento de exclusión por tamaño consiste en separación de las moléculas de alto peso molecular de productos naturales de las especies de bajo peso molecular y de las sales. 49
50 CAPITULO 8: CROMATOGRAFÍA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS Introducción La cromatografía de fluidos supercríticos (SFC) es una técnica que combina lo mejor de la cromatografía de gases (GC) y la Cromatografía liquida de alta resolución HPLC. Específicamente, aplica para compuestos no volátiles o térmicamente inestables que no pueden ser separados mediante GC, o aquellos que contienen grupos funcionales que imposibilitan su detección en HPLC trayendo consigo múltiples aplicaciones que lo hacen técnicamente apreciado para el análisis químico. Lección 1: Generalidades Desde la década de 1990, en la bibliografía química se ha visto un aumento en la publicación de trabajos que describen las propiedades y aplicaciones de los fluidos supercríticos, en particular dióxido de carbono y agua supercrítica. Uno de los estímulos para este interés es la búsqueda de disolventes verdes que sustituyan los compuestos orgánicos volátiles. Figura 13. Diagrama de fases donde se evidencia la presencia de los fluidos supercríticos. Consultado en la página web: Muestra un diagrama de fases presión-temperatura para un sistema de un componente. Las líneas continuas representan los límites entre las fases. La línea discontinua pone de manifiesto la distinción entre vapor y gas; un vapor puede ser licuado aumentado la presión, un gas no. Por encima de la temperatura crítica, Tcrítica, el gas ya no puede ser licuado independientemente del aumento de la presión. Si se observa una muestra al alcanzar el punto crítico, el menisco de la interfase líquido-gas desaparece lo que significa que ya no hay distinción entre las dos fases. A temperatura y presión por encima de la temperatura y presión críticas (es decir, por encima del punto crítico), una sustancia se convierte en un fluido supercrítico. 50
Separación e identificación de lípidos de membrana
Separación e identificación de lípidos de membrana Objetivos Separación e identificación de especies de fosfolípidos por cromatografía de capa fina (TLC, Thin Layer Chromatography) TLC monodimensional
GRADIENTE La laplaciana es un buen filtro paso alto, pero no es una buena herramienta para resaltar o detectar los bordes. En muchos casos, los bordes o límites de las figuras o de las regiones aparecen
líquido sólido Interfase sólido-líquido
INTERFASES La mayoría de los procesos fisicoquímicos naturales y artificiales ocurren en sistemas heterogéneos en donde las diferentes fases que las componen están separadas por una interfase, definida

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 resolución