Source: https://www.slideshare.net/mauricioagf1/decreto-4725-de-2005
Timestamp: 2017-06-27 13:48:06+00:00

Document:
at Biomedi-k
Hoja 1 de 1 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005 (Diciembre 26)por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidaspor el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 564 de la Ley 09de 1979, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001D DECRETA: CAPITULO IDisposiciones generalesArtículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regularel régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lorelacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento,expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de losdispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento porparte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades enel territorio nacional.Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, losdispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan lassiguientes definiciones:Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en formaconjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse deconformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.Acondicionamiento. Son todas las operaciones por las cuales un dispositivo médico seempaca y rotula para su distribución.Advertencia. Llamado de atención, generalmente incluido en los textos de las etiquetasy/o empaques, sobre algún riesgo particular asociado con la utilización de los dispositivosmédicos.Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, BPM: Son los procedimientosy métodos utilizados para asegurar la calidad durante la manufactura, el empaque,almacenamiento y la instalación de los dispositivos médicos para uso humano. Estosprocedimientos se refieren a la estructura organizacional, responsabilidades, procesos yrecursos para implementar los requisitos de calidad asociados con el dispositivo médico. 2.
Hoja 2 de 2 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA. Es el actoadministrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, a los importadores de dispositivos médicos, en el que consta elcumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/oacondicionamiento, control de calidad, de dotación y recurso humano, que garantizan subuen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la calidad de los mismos.Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, CCBPM. Es el actoadministrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, para los fabricantes de dispositivos médicos, en el cual se haceconstar que el establecimiento fabricante cumple con las Buenas Prácticas deManufactura de Dispositivos Médicos expedidas por el Ministerio de la Protección Social.Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias. Es el documento expedido por elInstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en el que consta elcumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas, de dotación, recursoshumanos y de control de calidad que garantizan el buen funcionamiento delestablecimiento fabricante, así como la capacidad técnica y la calidad de los productosque allí se elaboran, el cual regirá hasta tanto se certifique el Cumplimiento de lasBuenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, BPM.Dispositivo Médico Activo. Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento dependa deuna fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generadadirectamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa mediante laconversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos activos, losproductos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa,energía, sustancias u otros e lementos de un dispositivo médico activo al paciente.Dispositivo Médico Activo Terapéutico. Cualquier dispositivo médico activo utilizado sóloo en combinación con otros dispositivos médicos, destinado a sostener, modificar,sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento oalivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.Dispositivo Médico Alterado. Es aquel que se encuentre inmerso en una de las siguientessituaciones:a) Cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente decreto, se le hubieresustituido, sustraído total o parcialmente, o reemplazado los elementos constitutivos queforman parte de la composición o el diseño oficialmente aprobado, o cuando se lehubieren adicionado sustancias o elementos que puedan modificar sus efectos o suscaracterísticas funcionales fisicoquímicas o microbiológicas;a) Cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente decreto, hubiere sufridotransformaciones en sus características funcionales, fisicoquímicas, biológicas ymicrobiológicas, por causa de agentes químicos, físicos o biológicos;b) Cuando, se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil deldispositivo médico, cuando aplique;c) Cuando no corresponda al autorizado por la autoridad sanitaria o se hubiere sustituidoel original, total o parcialmente;d) Cuando por su naturaleza, no se encuentre almacenado o conservado con las debidasprecauciones;e) Cuando se altere el diseño original o la composición del dispositivo médico.Dispositivo médico combinado. Se considera dispositivo médico combinado, undispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizadoexclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acciónfarmacológica, será evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o lasnormas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de serdispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá por lo dispuesto en el presente decretocon la verificación de calidad y seguridad del medicamento.Dispositivo médico destinado a investigaciones clínicas. Es cualquier dispositivo médicopara ser utilizado por un facultativo especialista, en investigaciones efectuadas en unentorno clínico humano adecuado.Dispositivo médico fraudulento. Aquel que se comercializa sin cumplir con los requisitosexigidos en las disposiciones técnicas y legales que lo regulan, o aquel que es fabricado, 3.
Hoja 3 de 3 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.ensamblado total o parcialmente en Colombia sin el respectivo registro sanitario opermiso de comercialización.Dispositivo médico implantable. Cualquier dispositivo médico diseñado para serimplantado totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o lasuperficie ocular mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí despuésde la intervención por un período no menor de treinta (30) días.Dispositivo médico invasivo. El que penetra parcial o completamente en el interior delcuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal.Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico. Dispositivo médico invasivo que penetraen el interior del cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una intervenciónquirúrgica.Para los efectos del presente decreto, los dispositivos médicos distintos de los aludidosen esta definición y cuya penetración no se produzca a través de uno de los orificioscorporales reconocidos, serán considerados productos invasivos de tipo quirúrgico.Dispositivo médico quirúrgico reutilizable. Instrumento destinado a fines quirúrgicos paracortar, perforar, cerrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros procedimientossimilares, sin estar conectado a ningún dispositivo médico activo y que puede volver autilizarse una vez efectuados todos los procedimientos pertinentes.Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para usohumano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otroartículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo suscomponentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en sucorrecta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad;b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesióno de una deficiencia;c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de unproceso fisiológico;d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción;e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo elcuidado del recién nacido;f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que sedesea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.Dispositivo médico o equipo biomédico vital no disponible. Son aquellos indispensables eirremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o grupo depacientes, y que por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no seencuentran disponibles en el país o las cantidades no son suficientes.Dispositivos con superficie de contacto. Son aquellos que incluyen contacto con piel,membrana mucosa y superficies abiertas o comprometidas.Dispositivos de comunicación interna y externa. Incluyen los dispositivos que entran encontacto directo con la corriente sanguínea o sangre, fluidos corporales o aquellos que secomunican con tejidos, huesos y con el sistema pulpa/dentina.Dispositivo médico terminado. Es el que se encuentra en su empaque definitivo, aptopara ser usado y listo para su distribución comercial.Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendola prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un pacientedeterminado.Equipo biomédico. Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas ysubsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticosque intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado enseres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Noconstituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el serhumano o aquellos destinados para un sólo uso.Equipo biomédico de tecnología controlada. Son aquellos dispositivos médicos sometidosa un control especial, por estar incluidos en alguna de las siguientes situaciones: 4.
Hoja 4 de 4 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.a) De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad asociado aestos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo ysu destino previsto;b) Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos;c) Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de estándares quepermitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el país, segúnlos parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001.d) Que corresponda a equipo usado o repotenciado;e) Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión superior a los700 salarios mínimos legales vigentes, sean clasificados IIb y III conforme a loestablecido en el presente decreto y se encuentren bajo los parámetros del artículo 65 dela Ley 715 de 2001.El Ministerio de la Protección Social podrá, a través de acto administrativo, clasificarcomo equipos biomédicos de tecnología controlada, además de los enunciados en elpresente artículo, a los equipos de las clases I y IIa previstas en el presente decreto,cuando las necesidades del Sector así lo requieran.Equipo biomédico nuevo. Se aplica a aquellos equipos que no han sido usados y que notengan más de dos (2) años desde la fecha de su fabricación.Equipo biomédico en demostración. Es aquel equipo biomédico nuevo, que se utiliza parapromover la tecnología.Los equipos biomédicos en demostración importados pueden ser nacionalizados en lostérminos y condiciones establecidas en la normatividad aduanera para la modalidad deimportación temporal y sólo pueden ser certificados por su fabricante o su representanteen Colombia.Equipo biomédico usado. Incluye todos los equipos que han sido utilizados en laprestación de servicios y/o en procesos de demostración, que no tienen más de cinco (5)años de servicio desde su fabricación o ensamble.Equipo biomédico repotenciado. Incluye todos los equipos que han sido utilizados en laprestación de servicios de salud o en procesos de demostración, en los cuales, y queparte de sus subsistemas principales, han sido sustituidos con piezas nuevas por elfabricante o el repotenciador autorizado por el fabricante y que cumplen con los requisitosespecificados por este y las normas de seguridad bajo el cual fue construido.Equipo biomédico prototipo. Incluye todos aquellos que se encuentran en fase deexperimentación que aún no se han empleado en la prestación de servicios o endemostraciones y que no cuentan con el certificado de venta libre expedido por elorganismo nacional competente o su homólogo en el país de origen.Estabilidad. Propiedad del dispositivo médico de mantener sus características originalesen el tiempo de vida útil dentro de las especificaciones establecidas de calidad.Estudio clínico. Cualquier investigación que se realice en seres humanos con intención dedescubrir o verificar los efectos clínicos o cualquier otro efecto de los dispositivosmédicos y/o identificar cualquier reacción adversa, con el objeto de comprobar suseguridad y/o eficacia.Etiqueta: Es toda información impresa escrita o gráfica adherida que acompañe eldispositivo médico.Fabricante. Es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, empaqueacondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico.El fabricante será el responsable del producto final, independientemente que las etapasmencionadas sean hechas por la misma persona o en su nombre, por un tercero.Fecha de expiración o caducidad. Es la que indica el tiempo máximo dentro del cual segarantizan las especificaciones de calidad de un producto establecidas para suutilización.Finalidad prevista. La utilización a la que se destina el dispositivo médico según lasindicaciones proporcionadas por el fabricante en el etiquetado, las instrucciones deutilización y/o material publicitario, las cuales deben ser acordes con las autorizadas en elrespectivo registro sanitario o en el permiso de comercialización.Importación temporal de equipo biomédico a corto plazo. Es aquella que se realizacuando el equipo biomédico se importa para atender una finalidad específica quedetermine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de importación será de seis 5.
Hoja 5 de 5 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.(6) meses contados a partir del levante de la mercancía, prorrogables por la autoridadaduanera por tres (3) meses más.Importación temporal de equipo biomédico a largo plazo. Es aquella que se realizacuando se trate de equipo biomédico contemplado como un bien de capital, sus piezas yaccesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en el mismoembarque. El plazo máximo de esta importación será de cinco (5) años contados a partirdel levante de la mercancía.Incidente adverso. Daño o potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, operadoro medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivomédico.Inserto. Es cualquier material impreso, digitalizado o gráfico que contiene instruccionespara su almacenamiento, utilización o consumo seguro del dispositivo médico.Lote. Una cantidad definida de materia prima, material de envasado o productoprocesado en un sólo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que puedaesperarse que sea homogéneo. En el caso de un proceso continuo de fabricación, el lotedebe corresponder a una fracción definida de la producción, que se caracterice por lahomogeneidad que se busca en el dispositivo médico. El lote puede ser subdividido.Modelo. Es la designación mediante números, letras o su combinación con la cual seidentifica el diseño y la composición de un equipo biomédico.Número de lote o serie. Designación (mediante números, letras o ambos) del lote o seriede dispositivos médicos que, en caso de necesidad, permita localizar y revisar todas lasoperaciones de fabricación e inspección practicadas durante su producción y permitiendosu trazabilidad.Permiso de comercialización para equipo biomédico de tecnología controlada. Es eldocumento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de losrequisitos técnico-legales establecidos en el presente decreto, el cual faculta a unapersona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, ensamblar,procesar, expender o vender un equipo biomédico controlado.Precauciones. Medidas de seguridad que se deben cumplir al usar todo dispositivomédico.Referencia. Variante cualitativa o de diseño de un producto, empleado para un mismouso y que corresponde a un mismo titular y fabricantes.Registro sanitario. Es el documento público expedido por el Instituto Nacional deVigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el procedimiento tendiente averificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales y sanitarios establecidos en elpresente decreto, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir,comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, expender y/o almacenar undispositivo médico.Seguridad. Es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso sin mayoresposibilidades de causar efectos adversos.Semielaborar. Todo proceso de fabricación que permita la obtención de un dispositivomédico hasta su envase o empaque.Servicio de soporte técnico. Son todas las actividades realizadas para asegurar el buenfuncionamiento del equipo biomédico, involucrando aquellas consideradas como demantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la calibración, entre otras.Sistema nervioso central. Para efectos de este decreto se entiende como sistemanervioso central, el encéfalo, la médula espinal y las meninges.Sistema circulatorio central. Corresponde a los siguientes vasos: arteria pulmonar, aortaascendente, arterias coronarias, arteria carótida común, arteria carótida externa e interna,arterias cerebrales, tronco braquiocefálico, vena cordis (coronaria mayor ysenocoronaria), vena pulmonar, vena cava superior e inferior.Tarjeta de implante. Documento donde se registra el nombre y modelo del dispositivomédico, número de lote o número de serie, dirección del fabricante, el nombre de lainstitución en donde se realizó el implante y la fecha del mismo, así como la identificacióndel paciente.Tecnovigilancia. Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y lacualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los dispositivos 6.
Hoja 6 de 6 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos ocaracterísticas, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de losefectos adversos de los dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia,gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición.Uso a corto plazo. Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante unperíodo de hasta treinta (30) días.Uso prolongado. Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante unperíodo de más de treinta (30) días.Uso transitorio. Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante menos desesenta (60) minutos.Artículo 3°. Estudios técnicos. En desarrollo del numeral 9 del artículo 4° y artículo 21del Decreto 1290 de 1994, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, el InstitutoNacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá realizar los estudiostécnicos y las comprobaciones analíticas necesarias de los dispositivos médicos yequipos biomédicos de tecnología controlada, con el fin de verificar sus condiciones decalidad a través de una entidad pública o privada.La facultad de que trata el inciso anterior, se ejercerá sin perjuicio de que el InstitutoNacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, pueda reasumir la funciónde realizar directamente los estudios técnicos y las comprobaciones analíticas necesariasde los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada.Artículo 4°. Requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de losdispositivos médicos. Los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos deseguridad y funcionamiento establecidos por el fabricante que les sean aplicables deacuerdo con la finalidad prevista.Al seleccionar las soluciones más adecuadas a los riesgos derivados de la utilización delos dispositivos médicos, el fabricante aplicará los siguientes requisitos, en el orden quese indica a continuación:a) Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (seguridad inherente al diseñoy a la fabricación);b) Adoptar las oportunas medidas de protección, incluso alarmas, en caso de que fuesennecesarias, frente a los riesgos que no puedan eliminarse;c) Informar a los usuarios de los riesgos residuales debidos a la incompleta eficacia delas medidas de protección adoptadas.Parágrafo 1°. Los dispositivos médicos contemplados en el presente decreto deberáncomercializarse, diseñarse, fabricarse y almacenarse de forma tal que su utilización nocomprometa el estado clínico, la salud ni la seguridad de los pacientes o de quienesestén en contacto con los mismos, cuando se empleen en las condiciones y con lasfinalidades previstas.Los dispositivos médicos deberán ofrecer las indicaciones que les haya atribuido elfabricante, es decir, estar diseñado s y fabricados de manera que puedan desempeñarsus funciones tal y como el fabricante las haya especificado.Parágrafo 2°. Mientras dure el período de validez previsto por el fabricante, los principiosde seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos no deberán alterarse en ungrado tal que se vean comprometidos el estado clínico, la salud y la seguridad de lospacientes y, en su caso, de terceros, cuando el producto se vea sometido a lassituaciones que puedan derivarse de las condiciones normales de utilización. CAPITULO II Clasificación de los dispositivos médicosArtículo 5°. Clasificación. La clasificación de los dispositivos médicos realizada por elfabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posiblefracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como,duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efectosistémico.Se deberá establecer la clasificación de los dispositivos médicos siguiendo las reglasestablecidas en el artículo 7° del presente decreto, dentro de las siguientes clases: 7.
Hoja 7 de 7 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales,no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial enla prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencialno razonable de enfermedad o lesión.Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controlesespeciales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en eldiseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales,destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en laprevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial deenfermedad o lesión.Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación seregirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos:a) Si un dispositivo médico se destina a utilizarse en combinación con otro dispositivomédico, las reglas de clasificación se aplicarán a cada uno de los productos por separadodel producto con el que se utilicen;b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influenciaen su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría;c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en unaparte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específicamás crítica;d) Si para el mismo dispositivo médico, son aplicables varias reglas teniendo en cuentalas funciones que le atribuye el fabricante, se aplicarán las reglas que conduzcan a laclasificación más elevada.Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán encuenta las siguientes reglas:A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOSRegla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo queles sean aplicables algunas de las reglas siguientes.Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción oalmacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados auna perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa;siempre que:a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clasesuperior;b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre uotros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidoscorporales.En todos los demás casos se incluirán en la clase I.Regla 3. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a modificar lacomposición biológica o química de la sangre, de otros fluidos corporales o de otroslíquidos destinados a introducirse en el cuerpo se incluirán en la clase IIb, salvo si eltratamiento consiste en filtración, centrifugación o intercambios de gases o de calor, encuyo caso, se incluirán en la clase IIa.Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piellesionada, se clasificarán en:a) La clase I, si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para lacompresión o para la absorción de exudados;b) La clase IIb, si se destinan principalmente a utilizarse con heridas que hayan producidouna ruptura de la dermis y sólo pueden cicatrizar por segunda intención;c) La clase IIa, en todos los demás casos, incluidos los dispositivos médicos destinadosprincipalmente a actuar en el microentorno de una herida;B. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS 8.
Hoja 8 de 8 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales,salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a serconectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en:a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio;b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oralhasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal,en cuyo caso, si incluirán en la clase I;c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oralhasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal,y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en laclase IIa.d) Todos los productos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo losproductos invasivos de tipo quirúrgico, que se destinen a conectarse a un producto activode la clase IIa o de una clase superior, entrarán en la clase IIa.Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un usotransitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que:a) Sean instrumentos quirúrgicos reutilizables, en cuyo caso, se incluirán en la clase I;b) Se destinen a suministrar energía en forma de radiaciones ionizantes, en cuyo caso,se incluirán en la clase IIb;c) Se destinen a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos totalmente o en granparte, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;d) Se destinen a la administración de medicamentos mediante un sistema de suministro,si ello se efectúa de manera potencialmente peligrosa teniendo en cuenta el modo deaplicación, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;e) Se destinen específicamente a diagnosticar, vigilar o corregir una alteración cardiaca odel sistema circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo, en cuyocaso, se incluirán en la clase III.Regla 7. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un usoa corto plazo se inclui rán en la clase IIa, salvo que tengan por finalidad:a) Suministrar energía en forma de radiaciones ionizantes, en cuyo caso, se incluirán enla clase IIb;b) Experimentar modificaciones químicas en el organismo, salvo si los productos secolocan dentro de los dientes, o administrar medicamentos, en cuyo caso, se incluirán enla clase IIb;c) Específicamente diagnosticar, vigilar o corregir una alteración cardiaca o del sistemacirculatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo, en cuyo caso, seincluirán en la clase III;d) Utilizarse, específicamente, en contacto directo con el sistema nervioso central, encuyo caso, se incluirán en la clase III;e) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso,se incluirán en clase III.Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivosde uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a:a) Colocarse dentro de los dientes, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa;b) Utilizarse en contacto directo con el corazón, el sistema circulatorio central o el sistemanervioso central, en cuyo caso, se incluirán en la clase III;c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso,se incluirán en la clase III;d) Sufrir modificaciones químicas en el organismo, salvo si los productos se colocandentro de los dientes, o a la administración de medicamentos, en cuyo caso, se incluiránen la clase III;C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOSRegla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar ointercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales quepuedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma 9.
Hoja 9 de 9 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto deaplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.Todos los dispositivos médicos activos destinados a controlar el funcionamiento de losproductos terapéuticos activos de la clase IIb o destinados a influir directamente en elfuncionamiento de dichos productos se incluirán en la clase IIb.Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán enla clase IIa, siempre que:a) Se destinen a suministrar energía que vaya a ser absorbida por el cuerpo humano,caso en el cual, son excluidos los productos cuya función sea la iluminación delorganismo del paciente en el espectro visible;b) Se destinen a crear una imagen de la distribución in vivo de fármacos radiactivos;c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicosvitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetrosfisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, lasvariaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistemanervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyocaso, se incluirán en la clase IIb;d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que sedestinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos paracontrolar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento delos mismos, se incluirán en la clase IIb.Regla 11. Todos los dispositivos médicos activos dest inados a administrarmedicamentos, líquidos corporales u otras sustancias al organismo, o extraerlos delmismo, se incluirán en la clase IIa, salvo que ello se efectúe de forma potencialmentepeligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias, la parte del cuerpo de quese trate y el modo de aplicación, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.D. REGLAS ESPECIALESRegla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral unasustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como unmedicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la delos dispositivos médicos, se incluirán en la clase III.Regla 14. Todos los dispositivos médicos utilizados con fines anticonceptivos o para laprevención de la transmisión de enfermedades transmisibles por contacto sexual, seconsiderarán dispositivos médicos de la clase IIb, a menos que sean dispositivos médicosimplantables o invasivos de uso prolongado, en cuyo caso, se incluirán en la clase III.Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección,limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en laclase IIb.Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivosmédicos, se incluirán en la clase IIa.La presente regla no se aplicará a productos destinados a la limpieza de dispositivosmédicos que no sean lentes de contacto mediante acción física.Regla 16. Los dispositivos médicos no activos destinados específicamente al registro deimágenes radiográficas de diagnóstico, se incluirán en la clase IIa.Regla 17. Todos los dispositivos médicos elaborados utilizando tejidos animales oderivados de los mismos que hayan sido transformados en inviables, se incluirán en laclase III, excepto en los casos en que los dispositivos médicos estén destinados a entraren contacto únicamente con piel intacta.Regla 18. No obstante lo dispuesto en otras reglas, las bolsas para sangre se incluirán enla clase IIb. CAPITULO IIIBuenas prácticas de manufactura y certificados de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de los dispositivos médicos 10.
Hoja 10 de 10 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Artículo 8°. Buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos. Losestablecimientos dedicados a fabricar, semielaborar, envasar y empacar dispositivosmédicos, para su funcionamiento, deben cumplir con las Buenas Prácticas deManufactura de Dispositivos Médicos (BPM) que para el efecto expida el Ministerio de laProtección Social.Artículo 9°. Expedición del certificado de buenas prácticas de manufactura.Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,expedir el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura deDispositivos Médicos, debiendo verificar su implementación y cumplimiento mediante larealización de visitas periódicas.Artículo 10. Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento delos Dispositivos Médicos, CCAA. Todos los establecimientos importadores ycomercializadores de los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos decapacidad de almacenamiento y acondicionamiento, los cuales serán establecidos por elMinisterio de la Protección Social.Artículo 11. Expedición del Certificado de Capacidad de Almacenamiento yAcondicionamiento. Corresponde al Institu to Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, expedir el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/oAcondicionamiento, debiendo verificar su implementación y cumplimiento mediante larealización de visitas periódicas.Artículo 12. Plan de Implementación Gradual. Todos los establecimientos fabricantesde dispositivos médicos de que trata el presente decreto, deben presentar ante el InstitutoNacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, dentro del año siguiente ala adopción o expedición de las Buenas Prácticas de Manufactura por parte del Ministeriode la Protección Social, un plan de implementación gradual para su cumplimiento, que noexceda los dos (2) años, que permita la implementación de desarrollo y aplicación de lasBPM, el cual estará sujeto a verificación por el Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima.Vencido el término señalado para el cumplimiento de las BPM, los fabricantes oresponsables del dispositivo médico que no cumplan con lo dispuesto en el presentedecreto, estarán sujetos a las medidas sanitarias de seguridad y las sancionescontempladas en la ley.Los establecimientos que requieran del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/oAcondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA, dentro de los seis (6) meses a laadopción o expedición de los requisitos para la obtención del certificado, deberánpresentar un plan de implementación gradual para su cumplimiento, que no exceda de un(1) año.Parágrafo. Mientras se implementan las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, elInstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá elConcepto Técnico de las Condiciones Sanitarias, para lo cual, realizará visitas deinspección a los establecimientos que fabriquen y acondicionen dispositivos médicos, conel fin de verificar las condiciones sanitarias, higiénicas, técnicas y locativas y de controlde calidad.Artículo 13. De los requisitos para la solicitud de visita de inspección para certificarbuenas prácticas de manufactura y la capacidad de almacenamiento yacondicionamiento. Para la apertura de un establecimiento fabricante de dispositivosmédicos, deberá presentarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, una solicitud de visita de inspección para certificar el cumplimiento deBuenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos y/o la Capacidad deAlmacenamiento y Acondicionamiento, según sea el caso, a la cual se le deberá adjuntarla siguiente documentación:a) Nombre del propietario o representante legal del establecimiento;b) Nombre o razón social y dirección del establecimiento;c) Certificado de constitución y representación legal del establecimiento o el certificadomercantil para persona natural, expedida por la Cámara de Comercio, el cual debe teneruna fecha de expedición inferior a treinta (30) días;d) Técnicas de control y garantía de calidad del producto y del proceso de fabricación;e) Organigrama del establecimiento fabricante; 11.
Hoja 11 de 11 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.f) Plano arquitectónico de la distribución del establecimiento fabricante;g) Lista del equipo con que se dispone;h) Lista de dispositivos médicos a elaborar, junto con la información pertinente que losdescriba;i) Comprobante del recibo de consignación por valor de la visita, de acuerdo con elManual Tarifario vigente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima;j) A juicio del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, sepodrá s olicitar documentación adicional necesaria para la visita.Para el caso del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento,CCAA, no se requiere cumplir con lo previsto en los literales d) y h).El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, practicará lavisita al establecimiento en un tiempo no superior a noventa (90) días hábiles contados apartir de la fecha en que se entrega la solicitud, siempre y cuando, la documentación sepresente completa.Cuando del resultado de la visita se establezca que la entidad no cumple con las BuenasPrácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, o con la capacidad deAlmacenamiento y Acondicionamiento, el Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, deberá dejar constancia por escrito de tal hecho yrealizará las recomendaciones pertinentes, las cuales deberán ser subsanadas por elinteresado en un término no mayor a sesenta (60) días. Una vez efectuadas lasrecomendaciones, se deberá solicitar una nueva visita de verificación con el fin de quesea expedido el concepto de cumplimiento.Si efectuada la visita de verificación, no se da cumplimiento a las recomendaciones deacuerdo con la visita efectuada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, se entenderá desistida la solicitud y, por consiguiente, se deberáiniciar nuevamente el trámite.Una vez expedido el Certificado Buenas Prácticas de Manufactura de DispositivosMédicos, BPM, o el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento,CCAA, y si en uso de las facultades de inspección, vigilancia y control, la autoridadsanitaria competente encuentra que posteriormente, el establecimiento no cumple con lascondiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas legales vigentes, procederáa aplicar medidas sanitarias de seguridad, si a ello hubiere lugar, sin perjuicio de laimposición de las sanciones que considere procedentes.Parágrafo. El cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, de losestablecimientos fabricantes de los productos objeto del presente decreto, se expediráespecificando las áreas de producción y el tipo de producto autorizado a fabricar.Artículo 14. Certificación de un área de producción nueva. Cuando la persona naturalo jurídica responsable de un establecimiento ya cuente con Certificado de BuenasPrácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos y requiera de la apertura o ampliaciónde un área de producción nueva, deberá contar, para su autorización, con la certificaciónexpedida por la autoridad sanitaria competente, sobre la evaluación del área para la cualse solicita, acompañada del acta de visita respectiva. En este caso, la certificación seexpedirá siguiendo el mismo procedimiento previsto para la expedición de la certificaciónde iniciación de labores de un establecimiento.Artículo 15. De la vigencia de los certificados. Los Certificados de Cumplimiento deBuenas Prácticas y de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, tendrán unavigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su expedición.Dichos certificados podrán renovarse por un período igual al de su vigencia inicial, para locual, se surtirá el procedimiento señalado para las solicitudes nuevas.CAPITULO IVRégimen de Registros SanitariosArtículo 16. Registro sanitario. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos que nosean de tecnología controlada de clases IIb y III, requieren para su producción,importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio ycomercialización de registro sanitario expedido por el Institu to Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, previo el cumplimiento de los requisitos técnicos--científicos, sanitarios y de calidad previstos en el presente decreto. 12.
Hoja 12 de 12 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Artículo 17. Registro sanitario automático. Los dispositivos médicos y equiposbiomédicos que no sean de tecnología controlada de clases I y IIa, requieren para suproducción, importación, exportación, procesamiento, envase, empaque,almacenamiento, expendio y comercialización de registro sanitario automático expedidopor el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo elcumplimiento de los requisitos señalados en el presente decreto.Artículo 18. Documentación para la evaluación técnica de los dispositivos médicosy equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada. La evaluación técnicatiene por objeto conceptuar sobre la capacidad técnica del fabricante, del proceso defabricación, de la calidad del producto incluyendo las características de seguridad y deprotección para la salud, al igual que la funcionalidad del dispositivo médico en el campode aplicación indicado.Para solicitar dicha evaluación, se deberá adjuntar la siguiente información, la cualdeberá estar firmada por el responsable de la fabricación:a) Formulario debidamente diligenciado avalado por el director técnico, en el cual debeindicar:1. Nombre genérico o marca del dispositivo médico.2. Presentación comercial.3. Nombre de la industria fabricante.4. Modalidad de registro.5. Vida útil. Cuando aplique.6. Clasificación de acuerdo al riesgo.7. Indicaciones y usos.8. Indicar el código internacional (ECRI, GMDN u otro de igual reconocimientointernacional).9. Advertencias, precauciones y contraindicaciones;b) Copia de la certificación del sistema de calidad utilizado CCAA o BPM o suequivalente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,podrá verificar las condiciones de calidad cuando lo considere pertinente;c) Descripción del dispositivo médico: Listado de partes principales de que está hecho elproducto y su composición cuando aplique, especificaciones, funcionamiento, informacióndescriptiva;d) Estudios Técnicos y comprobaciones analíticas. Resumen de los documentos deverificación y validación (informe de pruebas) de diseño o certificado de análisis delproducto terminado que contenga las especificaciones, indicando los valores o rangos deaceptación. En caso de equipos biomédicos, se requiere establecer que el diseño cumplacon las normas y reglamentos técnicos vigentes específicos para los mismos;e) Método de esterilización, cuando aplique;f) Método de desecho o disposición final del producto, cuando aplique;g) Artes finales de las etiquetas e insertos, según lo dispuesto en el presente decreto;h) Cuando se trate de equipos biomédicos, la declaración por parte del titular o delimportador autorizado, en donde se afirme que posee manuales de operación ymantenimiento en idioma castellano, así como el compromiso de su presentación alrequerimiento de la autoridad sanitaria competente y la entrega de los mismos almomento de la adquisición de los equipos biomédicos;i) Cuando sea necesario solicitar información adicional para evaluar la seguridad deldispositivo médico, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,Invima, previa justificación técnica podrá solicitar dicha información;j) Los dispositivos de clases IIa, IIb y III deberán allegar la información científica necesariaque respalde la seguridad del producto y un análisis de riesgos del dispositivo médicosegún sus indicaciones, lista de normas específicas aplicadas total o parcialmente si esdel caso y descripción de soluciones adoptadas para cumplir con los requisitosesenciales de seguridad y funcionamiento;k) Los dispositivos de clases IIb y III deberán allegar estudios clínicos sobre el uso parademostrar la seguridad y efectividad;l) Certificado de venta libre bajo los parámetros de establecidos en el literal b) del artículo29 del presente decreto. 13.
Hoja 13 de 13 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Parágrafo 1°. La dirección técnica de los establecimientos dedicados a la fabricación dedispositivos médicos estará a cargo de un profesional con experiencia específica oespecialización en el campo.Parágrafo 2°. El cumplimiento de los reglamentos técnicos dictados por el Ministerio de laProtección Social para los dispositivos médicos, cuando haya lugar a ello, será requisitoobligatorio en el proceso de obtención del registro sanitario.Artículo 19. De la evaluación legal. La evaluación legal comprende el estudio jurídico dela documentación que se allega por parte del interesado para la concesión del registrosanitario y su conformidad con las normas legales que regulan dichas materias. Lainformación y documentación que debe presentar el peticionario para esta evaluación esla siguiente:a) Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita elregistro, prueba de existencia y representación legal del fabricante y/o del titular;b) Poder para gestionar el trámite, el cual podrá ser otorgado a un abogado, si es delcaso;c) Recibo por derechos de expedición del registro sanitario.Artículo 20. Del contenido del registro sanitario y del registro sanitario automático.Todo acto administrativo a través del cual se conceda a los dispositivos médicos y equipobiomédico que no sean de tecnología controlada un registro sanitario, deberá contenercomo mínimo la siguiente información:a) Número del registro sanitario antecedido por la sigla DM;b) Vigencia del registro sanitario;c) Nombre y domicilio del titular del registro sanitario;d) Nombre del producto;e) Nombre y domicilio del laboratorio o establecimiento fabricante.f) Tipo de dispositivo médico y su clasificación según el riesgo;g) Composición cualitativa según el caso;h) Uso o indicaciones del producto;i) Modalidad bajo el cual se otorga el registro sanitario;j) Nombre y domicilio del importador;k) Presentaciones comerciales autorizadas;l) Observaciones si las hay (referencias, sistemas y subsistemas, modelos autorizados,precauciones especiales e indicación de la vida útil del producto, cuando aplique).Artículo 21. Procedimiento para la obtención del registro sanitario. Para efectos deobtener el registro sanitario, el interesado deberá seguir el siguiente procedimiento:a) Diligenciar el formato para la obtención del registro sanitario, el cual será suministradopor el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de acuerdocon las instrucciones anexas al mismo y presentar la documentación técnica y legalexigida en este decreto;b) Radicar la documentación ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, el cual verificará que esté completa. En c aso contrario, se dejaráconstancia, en concordancia con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.Este procedimiento no requerirá abogado;c) En caso de que sea necesario adicionar o aclarar la información entregada, sesolicitará por una sola vez al interesado, para que la suministre dentro de los noventa (90)días siguientes, contados a partir de la fecha del requerimiento. Si dentro de este plazono se allega, se entenderá que se desiste de la petición y, en consecuencia, el Invimaprocederá a declarar el desistimiento de la solicitud del registro sanitario, sin que hayalugar a la devolución del dinero correspondiente a la tarifa.Parágrafo. La autoridad sanitaria podrá exigir muestras en cualquier momento o tomarlasdel mercado para que se le realicen los análisis técnicos pertinentes, sin que lapresentación de las mismas se constituya en un requisito para la expedición del registrosanitario.Artículo 22. Procedimiento para la obtención del registro sanitario automático. Parala obtención del registro sanitario automático se deberá seguir el siguiente procedimiento:a) El interesado deberá radicar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, la solicitud a la cual anexará la documentación técnica y legal exigida 14.
Hoja 14 de 14 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.para la expedición del registro sanitario automático. El Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, verificará que los requisitos exigidos estén completos;b) Cuando se cumpla con todos los requisitos, el Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, dentro de los dos (2) días siguientes a la evaluaciónde los documentos allegados, expedirá el acto administrativo correspondiente;c) Si la documentación se encuentra incompleta, al momento de su recepción, serechazará de plano la solicitud, si el peticionario insiste en radicarla se dará aplicación alo dispuesto en el artículo 11 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo.Parágrafo. De acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, la autoridadsanitaria competente podrá verificar en cualquier momento la información suministradapara la obtención del registro sanitario automático, teniendo en cuenta el riesgo deldispositivo médico.Si del resultado de la verificación, la autoridad sanitaria requiere información adicional,podrá solicitarla al interesado por una sola vez, quien tendrá un plazo de noventa (90)días hábiles para allegar dicha información. Si en este término no se adjunta lainformación se entenderá que el registro queda suspendido y, por lo tanto, sin efectos.Trascurridos tres (3) meses luego de la suspensión del registro sanitario, sin que secorrija la situación, el registro será cancelado.CAPITULO VDe los equipos biomédicos de tecnología controladaArtículo 23. Permiso de comercialización. Los equipos biomédicos de tecnologíacontrolada para su producción, importación, exportación, comercialización y venta en elpaís requieren el permiso de comercialización, el cual se otorgará por el Instituto Nacionalde Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de acuerdo con los requisitos yprocedimiento señalados en el presente decreto.Los equipos biomédicos de tecnología controlada que utilizan radiaciones, deberáncontar con una autorización emitida por la autoridad competente en la materia, para elmanejo de esta clase de equipos.Artículo 24. De los requisitos para el permiso de comercialización. Para la obtencióndel permiso de comercialización de los equipos biomédicos fabricados e importadosademás de la documentación para la obtención de los registros sanitarios de que trata elpresente decreto, se deberá anexar la siguiente documentación, adicional:a) Certificado o constancia de cumplimiento del equipo con estándares de calidadinternacionales (marca y modelo), expedida por una entidad nacional o internacional conexperiencia y reconocimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, definirá las entidades reconocidas para expedir dichas certificacioneso constancias, para cada país de origen;b) Nombre y ubicación de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, en dondese instalará el equipo, o compromiso de informar sobre la misma, en caso de que aún nose haya comercializado.c) Declaración expedida por el fabricante o por el representante en Colombia de losequipos, en el cual conste lo siguiente:1. Que el equipo objeto de adquisición no se encuentra en experimentación.2. Las indicaciones y los usos del equipo biomédico.3. Que está en capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio demantenimiento durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo sies inferior.4. Que proporcionará al usuario los programas y mecanismos para la capacitación de losoperadores y los ingenieros o técnicos de mantenimiento.5. Que suministrará al usuario los manuales de operación, instalación y mantenimiento enel idioma de origen y en castellano.Parágrafo 1°. En el caso de las importaciones, en reemplazo del certificado de calidadindicado en este artículo, el importador podrá presentar certificado o constancia desistema de calidad del fabricante, expedida por una entidad nacional o internacional conexperiencia y reconocimiento en este campo en la que se especifique el cumplimiento denormas de calidad en la fabricación de equipos biomédicos, acompañado de unadeclaración de conformidad, en la que se indique el modelo del equipo que se va aimportar y certificado de venta libre del producto. 15.
Hoja 15 de 15 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Parágrafo 2°. El permiso de comercialización emitido por el Instituto Nacional deVigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá amparar varios modelos deequipo de una misma marca y tecnología, siempre y cuando el concepto técnico así lodisponga.Parágrafo 3°. El titular del permiso de comercialización de equipos biomédicosclasificados como de tecnología controlada, deberá elaborar un informe anual, en el cualse especifique la cantidad de equipos importados, fabricados y vendidos, serie de cadaequipo, su ubicación geográfica e institucional y reportes de efectos adversos seriospresentados durante su uso y las acciones tomadas al respecto, así como la informaciónque de conformidad con el control de esta tecnología, las autoridades competentesrequieran. La omisión o inexactitud en el suministro de esta información dará lugar a lassanciones establecidas en el presente decreto.El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, recopilará estainformación, así como la relacionada con equipamiento y la remitirá al Ministerio deProtección Social.Parágrafo 4°. Los repuestos para el mantenimiento y soporte técnico de los equiposbiomédicos importados, deberán contar con el permiso de comercialización de losequipos biomédicos que se pretendan reparar, mantener o soportar.Las empresas cuyo objeto social incluya la importación de repuestos para equiposbiomédicos específicos deben reportar ante el Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, las importaciones de esta clase de repuestos.Artículo 25. Del contenido del permiso de comercialización. Toda certificaciónmediante la cual se conceda un permiso de comerc ialización para equipos biomédicosde tecnología controlada, deberá contener como mínimo, la siguiente información:a) Número del permiso de comercialización antecedido de la sigla EBC;b) Vigencia del permiso;c) Nombre y domicilio del titular del permiso de comercialización;d) Nombre del producto;e) Nombre y domicilio del establecimiento fabricante;f) Nombre y domicilio del importador;g) Tipo de equipo biomédico y su clasificación según el riesgo;h) Sistemas y subsistemas principales que integran el equipo biomédico;i) Uso o indicaciones del producto;j) Precauciones especiales y otros;k) Modalidad bajo la cual se otorga el permiso de comercialización;l) Modelos autorizados.Artículo 26. Suspensión del permiso de comercialización. El Instituto Nacional deVigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá suspender la importación y ventade equipo biomédico catalogado como dispositivo médico de tecnología controlada,cuando se demuestre que existe riesgo para la salud humana individual o colectiva.CAPITULO VIDisposiciones comunes a los registros sanitarios y permisos de comercializaciónArtículo 27. Modalidades. Los registros sanitarios para los dispositivos médicos y elpermiso de comercialización para los equipos biomédicos de tecnología controlada, seexpedirán para las siguientes modalidades:1. Fabricar y vender.2. Importar y vender.3. Importar, empacar y vender.4. Importar, semielaborar y vender.Parágrafo 1°. La modalidad del registro señalada en el numeral 2 del presente artículocomprende por sí misma la posibilidad de exportar.Parágrafo 2°. La modalidad del registro contenida en el numeral 4 del presente artículocorresponde a la de importar, ensamblar y vender.Artículo 28. Amparo de varios dispositivos médicos en un mismo registro sanitario.Los dispositivos médicos con la misma clasificación de riesgo, uso y denominacióngenérica que pertenezcan a un mismo titular y fabricantes que presenten diferencias encuanto a propiedades organolépticas, tamaño o características que no modifiquensignificativamente su indicación o que sean empleados en conjunto conformando lo que 16.
Hoja 16 de 16 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.se puede denominar un sistema o kit, se podrán amparar bajo un sólo registro sanitariosegún la clase de dispositivo médico.Artículo 29. De los registros sanitarios para los dispositivos médicos y del permisode comercialización para los equipos biomédicos de tecnología controladaimportados. Para la expedición de registros sanitarios de dispositivos médicos opermisos de comercialización de los equipos biomédicos de tecnología controladaimportados, se deberá seguir el procedimiento señalado para la expedición del registrosanitario, registro sanitario automático o permiso de comercialización según corresponda,teniendo en cuenta los siguientes requisitos adicionales:a) Un historial comercial del dispositivo médico que referencie algunos países en loscuales el dispositivo médico se vende y alertas involucradas con dicho dispositivo;b) Certificación de la autoridad competente del país de origen en el que conste que elproducto ha sido autorizado para su producción o comercialización en el territorio del paísde origen. En el caso de que el producto que se desee importar no se utilice en el país deorigen se deberá anexar adicionalmente, el certificado de la entidad sanitaria que consteque se vende libremente en un país de referencia (Comunidad Económica Europea,Estados Unidos de Norte América, Canadá, Japón y Australia), o con los países en dondeexista acuerdo de mutuo reconocimiento;c) Prueba de constitución, existencia y representación legal del titular, fabricante eimportador expedido por el organismo competente en el país de origen;d) Documento expedido por el fabricante o su autorizado, en el que se establezca a quienfaculta para importar y/o comercializar y/o ser el titular del permiso de comercialización.Parágrafo. En el caso de que sea necesario adicionar la información suministrada, serequerirá por una sola vez al interesado para que la suministre, para lo cual, el solicitantecontará con un término de noventa (90) días, contados a partir de la fecha decomunicación del requerimiento. Si dentro de este plazo el interesado no allega lainformación solicitada, se entenderá que desiste de la petición y en consecuencia, elInstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, procederá adeclarar el desistimiento de la petición y a la devolución del expediente al peticionario. Talsituación no da lugar a la devolución del dinero correspondiente a la tarifa pagada.Artículo 30. Modificaciones de los registros sanitarios. Los registros sanitarios nopodrán ser modificados cuando se presente un cambio significativo en el dispositivomédico que pueda afectar la seguridad y efectividad del mismo o cuando la modificaciónimplique cambios en el diseño, en la composición química del material, en la fuente deenergía o en los procesos de manufactura. En los demás casos, las modificaciones queconlleven el cambio del contenido del acto administrativo por el cual se otorgó el registrosanitario, se deberá radicar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, una solicitud anexando los respectivos documentos técnicos y/olegales que sustenten la modificación correspondiente junto con el respectivo recibo depago, dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha en que inicie lacomercialización con dicha modificación.Una vez el peticionario radique la información requerida, el Instituto Nacional deVigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, contará con un término de treinta (30)días hábiles para dar respuesta a la solicitud.Se podrá realizar modificación al registro sanitario cuando se trate de una mínimamodificación en los accesorios que no afecte la seguridad y efectividad del dispositivomédico o del equipo biomédico que no sea de tecnología controlada.Parágrafo. Cuando se trate de los equipos biomédicos de tecnología controlada queposean permiso de comercialización, cualquier modificación o ajuste requerirá de unnuevo concepto técnico.Artículo 31. Vigencia de los registros sanitarios y permisos de comercialización. Losregistros sanitarios y permisos de comercialización, tendrán una vigencia de diez (10)años contados a partir de la expedición del acto administrativo correspondiente.El titular de dichos registros o permisos podrá solicitar su cancelación en cualquiermomento.Artículo 32. De las renovaciones de los registros sanitarios y permisos decomercialización. Las renovaciones de los registros sanitarios y permisos decomercialización se realizarán siguiendo el mismo procedimiento de su expedición en lo 17.
Hoja 17 de 17 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.que hace referencia a las evaluaciones técnica y legal. Para las mismas, se podrá realizaranálisis de control de calidad y evaluación del proceso de elaboración, cuando sea delcaso y del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura para Dispositivos Médicos,BPM, vigentes.Los registros sanitarios y permisos de comercialización de que trata el presente decretose renovarán bajo el mismo número que tenía inicialmente pero seguida de la letra R,adicionada con el número 1, 2 y así sucesivamente.La solicitud de renovación deberá radicarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, con tres (3) meses de anterioridad al vencimiento delrespectivo registro sanitario o permiso de comercialización.Toda solicitud de renovación de un registro sanitario o permiso de comercialización queno sea presentada en el término previsto, se tramitará como nueva solicitud.Parágrafo 1°. Si se hubiere vencido el respectivo registro sanitario o permiso decomercialización sin que se presente la solicitud de renovación, se abandone la solicitudo se desista de ella o no se hubiere presentado la solicitud en el término aquí previsto, elcorrespondiente producto no podrá importarse al país, ni fabricarse, según el caso. Si hayexistencias en el mercado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, dará a los interesados un plazo para disponer de ellas, el cual nopodrá ser superior a seis (6) meses. Si transcurrido este plazo, existen productos en elmercado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,ordenará su decomiso conforme a lo dispuesto en el presente decreto.Parágrafo 2°. Si la información científica que reposa en el expediente no ha cambiado ycontinúa vigente en el momento de solicitar la renovación, no se deberá anexarnuevamente, y en su lugar, el titular allegará una declaración en tal sentido.Artículo 33. Del objeto de la revisión. El Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, podrá ordenar en cualquier momento o a solicitud delMinisterio de la Protección Social, la revisión de un dispositivo médico o equipobiomédico de tecnología controlada amparado por un registro sanitario o permiso decomercialización, con el fin de:a) Determinar si el dispositivo médico y equipo biomédico de tecnología controlada y sucomercialización se ajustan a las disposiciones sobre la materia;b) Actualizar las especificaciones, procesos y validación de los procesos, de acuerdo conlos avances científicos y tecnológicos que se presenten en el campo de los dispositivosmédicos y los demás productos objetos de este decreto, cuando estos avances debanadoptarse inmediatamente;c) Adoptar medidas inmediatas cuando se conozca información nacional o internacionalsobre los efectos secundarios o contraindicaciones en alguno de los dispositivos médicosy equipos biomédicos de que trata el presente decreto, detectados durante lacomercialización de los mismos, que pongan en peligro la salud de los usuarios.Artículo 34. Del procedimiento para la revisión. El procedimiento a seguir en el caso derevisión de un dispositivo médico o equipo biomédico de tecnología controlada, será elsiguiente:a) Mediante resolución motivada expedida por el Director General del Instituto Nacionalde Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo concepto de la ComisiónRevisora del Invima o del Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con laclasificación del dispositivo médico o equipo biomédico, se ordenará la revisión de oficiode un producto o grupo de productos, amparados con registro sanitario, registroautomático o permiso de comercialización. Esta decisión deberá notificarse a losinteresados con el fin de que presenten los estudios, justificaciones técnicas, plan decumplimiento o los ajustes que consideren del caso, dependiendo de las razones quemotiven la revisión. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,Invima, determinará el término para la presentación de la sust entación a que haya lugar;b) Si de los motivos que generan la revisión de oficio se desprende que pueden existirterceros afectados o interesados en la decisión, se hará conocer la resolución a estos,conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo;c) Durante el término que se le fija al interesado para dar respuesta, la entidadcompetente podrá realizar los análisis del producto que considere procedente, solicitarinformes, conceptos de expertos en la materia, información de las autoridades sanitarias 18.
Hoja 18 de 18 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.de otros países y cualquier otra medida que considere del caso y tenga relación con lascircunstancias que generan la revisión;d) Con fundamento en lo anterior, en la información y en los documentos a que se refiereel literal a) del presente artículo, previo concepto del Ministerio de la Protección Social ode la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, mediante resolución motivada el Invima adoptará la decisión del caso,la cual deberá notificar a los interesados;e) Si de la revisión se desprende que pudieran existir conductas violatorias de las normassanitarias, procederá a adoptar las medidas pertinentes y a iniciar los procesossancionatorios a que haya lugar. CAPITULO VII Disposiciones comunes a los capítulos anterioresArtículo 35. Requerimientos generales para los equipos biomédicos de tecnologíacontrolada. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando se trate deequipos biomédicos de tecnología controlada, se deberán tener en cuenta los siguientesrequisitos:a) Las personas naturales o jurídicas que adquieran equipos biomédicos deberán contaren todo momento, con los manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento, loscuales serán provistos en forma obligatoria por el distribuidor en el momento de laentrega del equipo;b) El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar, la capacidad de ofrecerservicio de soporte técnico permanente durante la vida útil del mismo, así como losrepuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permitaconservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por elfabricante;c) Las empresas productoras de equipos biomédicos, sus representantes en el país ytitulares de permiso de comercialización, deberán contar con responsables técnicos, contítulo universitario y/o especialización en el área específica para los procesos deadquisición, instalación y mantenimiento de este tipo de tecnología;d) Los productos deberán diseñarse, fabricarse y acondicionarse de forma tal, que suscaracterísticas y funciones según la utilización prevista, no se vean alteradas durante elalmacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las instrucciones y datos facilitados porel fabricante.Artículo 36. Dispositivos médicos y equipo biomédico de tecnología controladaprototipo. El dispositivo médico y equipo biomédico de tecnología controlada prototiponacional o importado, sólo podrá ser autorizado para fines de investigación yexperimentación y, en ningún caso, podrán ser empleados en la atención de salud.Para la importación de prototipos de dispositivos médicos y equipos biomédico detecnología controlada, se requerirá de concepto técnico otorgado por el Instituto Nacionalde Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de acuerdo con lo contemplado enlas disposiciones vigentes sobre investigación en salud.El Ministerio de la Protección Social definirá los requisitos mínimos para el desarrollo yutilización de prototipos de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnologíacontrolada d e producción nacional.Artículo 37. Dispositivos médicos considerados como equipo biomédico usado orepotenciado. Se podrá autorizar la importación, adquisición o donación de equipobiomédico usado clase I o IIa, los cuales serán considerados como de tecnologíacontrolada.No se podrá autorizar la importación, adquisición o donación de equipo biomédico usadode clases IIb y III.Para la comercialización y venta en el país de equipos biomédicos usados clase I o IIa,previo a su registro de importación, deberá anexar la siguiente documentación:a) Los requisitos establecidos para el permiso de comercialización;b) Certificado expedido por el fabricante o su representante en el país de origen oimportador, en el que conste que los equipos no tienen más de cinco (5) años de 19.
Hoja 19 de 19 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.fabricados y que se encuentran en estado óptimo de operación y funcionamiento,incluyendo sus sistemas de seguridad;c) Número de serie del equipo;d) Fecha de fabricación del equipo.Se permitirá el ingreso al país de equipos biomédicos repotenciados clase I, IIa, IIb y IIIsiempre y cuando cumplan con los requisitos del equipo biomédico y se acompañen de lacertificación de buen funcionamiento emitida por el fabricante legal o su representante enel país y anexando la misma documentación exigida para los equipos biomédicos usados.Estas importaciones serán consideradas como de tecnología controlada.El repotenciamiento de ninguna manera podrá alterar el diseño inicial del equipo y elfabricante o su representante oficial, o el repotenciador autorizado por el fabricantedeberá garantizar que el equipo biomédico cuenta con las mismas características yefectividad del equipo cuando estaba nuevo.Solo se podrá importar o comercializar equipos repotenciados por el fabricante o elrepotenciador autorizado.Parágrafo 1°. Se excluyen de lo previsto en este artículo, todos los dispositivos médicosdiseñados para ser utilizados una sola vez.Parágrafo 2°. Los equipos biomédicos que ingresen al país a través de una donación,deberán ser destinados única y exclusivamente a una Institución Prestadora de Serviciosde Salud y no deberán encontrarse en etapa de experimentación; además deberánajustarse a las normas aduaneras vigentes en el país y no podrán ser comercializados niutilizados con fines lucrativos.Parágrafo 3°. Los equipos donados nuevos correspondientes a las clases I, IIa, IIb y IIIque cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud, importe, adquiera o reciba,serán de importación controlada y deberán cumplir con lo dispuesto en el presentedecreto.Parágrafo 4°. El Ministerio de la Protección Social reglamentará lo relacionado con laimportación de equipo biomédico usado, remanufacturado y/o repotenciado en el país.Hasta tanto el Ministerio de la Protección Social no expida la reglamentación pertinente,el equipo biomédico repotenciado o remanufacturado se considerará como equipo usado.Artículo 38. Posventa de los dispositivos médicos considerados equiposbiomédicos y su mantenimiento. En la etapa de posventa de los equipos biomédicos,la responsabilidad del funcionamiento del equipo es compartida entre el fabricante o surepresentante en Colombia para el caso de los equipos importados y el propietario otenedor.En la etapa de posventa de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos, elfabricante o importador deberá ofrecer los servicios de verificación de la calibración,mantenimiento y aprovisionamiento de insumos y repuestos, así como la capacitaciónrequerida tanto en operación como en mantenimiento básico del equipamiento. El tenedor será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico consideradoequipo biomédico, el cual deberá garantizarlo de manera directa o contratando losservicios del fabricante o el importador o con un tercero según los parámetrosestablecidos en el presente decreto.El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso yfuncionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por elfabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración ymantenimiento.Parágrafo 1°. Las Entidades Promotoras de Salud no podrán contratar con InstitucionesPrestadoras de Servicios de Salud que no lleven control de registros del mantenimiento,verificación de calibración y demás requerimientos establecidos por el fabricante para elfuncionamiento seguro del equipo biomédico con el cual se prestará el servicio de salud.La autoridad sanitaria competente verificará que las Instituciones Prestadoras deServicios de Salud cumplan con esta obligación.Parágrafo 2°. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sólo podrán contratarel mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos detecnología controlada con terceros, cuando estos demuestran capacidad técnica para laprestación de este tipo de servicios. En este caso, los terceros serán los responsables delfuncionamiento del equipo. 20.
Hoja 20 de 20 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Parágrafo 3°. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán llevarregistros de las actividades de mantenimiento realizadas por ellas o por terceros para laprogramación y control de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos detecnología controlada. Dichos registros podrán ser solicitados por las autoridadessanitarias, cuando estas lo estimen pertinente.Artículo 39. Recurso humano para el mantenimiento de los dispositivos médicosconsiderados equipos biomédicos. Toda persona jurídica o natural que presteservicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos deClases IIb y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesionalen ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado,los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, o la entidad sanitaria competente.Artículo 40. Dispositivos médicos implantables. Sin perjuicio de lo señalado en elpresente decreto para los dispositivos médicos implantables, las InstitucionesPrestadoras de Servicios de Salud deberán diligenciar la tarjeta de implante por triplicado,la cual deberá indicar como mínimo, lo siguiente:a) Nombre y modelo del producto;b) Número de lote o número de serie;c) Nombre y dirección del fabricante;d) Nombre de la institución donde se realizó la implantación y fecha de la misma;e) Identificación del paciente (número de la cédula de ciudadanía, número de pasaporte),y será diligenciado por la IPS una vez implantado.Parágrafo. Uno de los ejemplares permanecerá archivado en la historia clínica delpaciente, otro será facilitado al mismo y otro será remitido a la empresa suministradora.En el caso de que se haya dispuesto un registro nacional de implantes, este últimoejemplar o copia del mismo, se enviará al registro nacional por la empresasuministradora.Artículo 41. Importación de materia prima. Para la importación de materias primas querequieren de registro sanitario para la fabricación de los productos de que trata elpresente decreto, el interesado deberá presentar ante Ministerio de Comercio, Industria yTurismo fotocopia del registro sanitario y del certificado analítico de la mat eria prima, lacual estará sujeta a control y vigilancia por parte de la autoridad sanitaria competente.Artículo 42. Registro de personas responsables de la comercialización de equiposbiomédicos de tecnología controlada. Todo comercializador de equipos biomédicos detecnología controlada, deberá notificar a las autoridades de salud competentes sudomicilio y la descripción de los productos comercializados.Artículo 43. Registro de importación. Para el respectivo registro de importación de losdispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada, el importadordeberá anexar el respectivo registro sanitario o permiso de comercialización según elcaso.En el registro de importación debe especificarse la marca y modelos de los dispositivosmédicos a importar y si los mismos son nuevos o usados.Artículo 44. Documentos expedidos en el extranjero. Cuando los documentos exigidosen el presente decreto sean expedidos en el extranjero y correspondan a informaciónoficial, deberán estar autenticados por el respectivo cónsul colombiano y por el Ministeriode Relaciones Exteriores o si es el caso, con sello de Apostillé, en cumplimiento de losartículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, según sea el caso y cuando noestén en idioma castellano requerirán traducción oficial. La fecha de expedición de estosdocumentos tendrá la vigencia que el mismo documento especifique. En caso que eldocumento no establezca dicho término, este se entenderá de un (1) año.Artículo 45. Demostraciones. En las ferias, exposiciones y demostraciones podránpresentarse productos que no cumplan las disposiciones del presente decreto siempreque estén autorizados previamente para este fin. Estos productos no puedencomercializarse ni ponerse en servicio hasta que no cuenten con el correspondienteregistro sanitario o permiso de comercialización. Tales demostraciones no podrán nuncaimplicar la utilización de productos en pacientes, cuando no hayan sido aprobadas en elpaís de origen o en países de referencia. 21.
Hoja 21 de 21 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Artículo 46. De la comercialización. En aras de la protección y la garantía de la salud dela comunidad, los titulares de los registros sanitarios de que trata el presente decreto y delos permisos de comercialización de equipos biomédicos de tecnología controladaotorgados a partir de su vigencia, dispondrán de un plazo de treinta y seis (36) mesespara comercializar el producto, contados a partir de la fecha del acto administrativo ocódigo respectivo que los haya concedido. La no comercialización dentro de este término,dará lugar a la cancelación automática del mismo.El titular de un registro sanitario o permiso de comercialización que por motivosplenamente justificados, no pueda cumplir con la obligación aquí dispuesta, deberámanifestar tal circunstancia en un término no superior a un (1) mes contado a partir delvencimiento del plazo, ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, o la entidad sanitaria competente. Dicha entidad podrá proceder en talcaso, por una sola vez, a fijar un nuevo término para la comercialización del productomediante resolución motivada.Artículo 47. De la permanencia e información de los productos o de loscomercializadores en el mercado. Los titulares de los respectivos registros sanitarios ode los permisos de comercialización de los productos objeto del presente decreto, quedeseen retirar sus productos del mercado, deberán informarlo previamente al InstitutoNacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.Los titulares del permiso de comercialización de los equipos biomédicos de tecnologíacontrolada que ya no tengan representación en Colombia, deberán garantizar en el país,el soporte técnico del caso durant e el tiempo de vigencia del permiso.Artículo 48. De las medidas especiales. El Instituto Nacional de Vigilancia deMedicamentos y Alimentos, Invima, podrá autorizar excepcionalmente la importación deproductos terminados de que trata el presente decreto, sin haber obtenido elcorrespondiente registro sanitario o permiso de comercialización. Para ello se requeriráuna solicitud acompañada de un certificado que demuestre la venta libre expedido por laautoridad competente del país de origen, la prueba de la constitución, existencia yrepresentación del peticionario, el certificado de calidad del producto, en los siguientescasos:a) Cuando se presenten circunstancias de calamidad o emergencia determinadas por elMinisterio de la Protección Social;b) Cuando se trate de dispositivos médicos o equipos biomédicos de tecnologíacontrolada respecto de los cuales el Ministerio de la Protección Social o el InstitutoNacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, haya autorizadoinvestigación clínica en el país, previo concepto del Comité para la Evaluación,Seguimiento y Reglamentación de la Tecnología en Salud del Ministerio de la ProtecciónSocial o la Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios del InstitutoNacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima;c) Cuando se trate de dispositivos médicos o equipos biomédicos vitales no disponibles,salvo en los casos en que los mismos estén en fase de investigación clínica o quecuenten con sustitutos en el mercado. Para este caso, se requerirá adicionar el nombrecompleto del paciente y el resumen de la historia clínica.La importación de los dispositivos médicos o equipos biomédicos vitales no disponiblespodrá realizarse por cualquier persona.Artículo 49. Idioma de la información técnica y científica. La información técnica ocientífica podrá ser allegada en inglés con traducción oficial al idioma castellano.Artículo 50. De la venta. El Ministerio de la Protección Social reglamentará lo relacionadocon los establecimientos autorizados para la venta de los productos de que trata elpresente decreto. CAPITULO VIII Empaque, etiquetado y publicidadArtículo 51. Empaque. Los sistemas de empaque deberán ser tales que conserven elproducto sin deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido. El material ydiseño del contenedor, deberá asegurar: 22.
Hoja 22 de 22 DECRETO NÚMERO 4125 DE 2005por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.a) El mantenimiento de la esterilidad del contenido si es el caso, teniendo en cuenta quese almacene en condiciones de humedad, limpieza y ventilación adecuada;b) Un riesgo mínimo de contaminación durante la apertura del envase y extracción delcontenido;c) Un riesgo mínimo de contaminación durante el manejo normal, tránsito y almacenaje;d) Cuando el empaque ha sido abierto debe garantizarse que no puede ser fácilmentevuelto a sellar, y debe mostrar evidencias de que fue abierto;e) El empaque del producto deberá permitir que se distingan los productos idénticos osimilares vendidos a la vez en forma estéril y no estéril.Artículo 52. Requisitos específicos del etiquetado y rotulado. Los fabricantes dedispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada deberán aplicarrequisitos específicos para el etiquetado y rotulado que para el efecto expida el Ministeriode la Protección Social.Artículo 53. Disposiciones generales del etiquetado. Para la información referida en lasetiquetas, se establecen las siguientes disposiciones generales:a) La información necesaria para identificar y usar el dispositivo con seguridad, se debesuministrar en el propio dispositivo, y/o en el empaque de cada unidad, y/o en elempaque de dispositivos múltiples. Si no es viable el empaque individual de cada unidad,la información se debe establecer en el folleto, el inserto del empaque o en otro mediosuministrado con uno o con múltiples dispositivos;b) El formato, contenido y ubicación del etiquetado deben ser apropiados para eldispositivo en particular y para el propósito con que se fabricó;c) El uso de símbolos reconocidos internacionalmente se debe tener en cuenta siempre ycuando, la seguridad del dispositivo no quede comprometida por una falta decomprensión por parte del paciente o usuario;d) La información sobre el uso del dispositivo y las instrucciones se suministrarán alusuario en diversos medios y a través de documentos impresos, mediante una pantallade visualización integrada al dispositivo, por medios magnéticos u ópticos, etc.Cualquiera que sea el o los medios, la información se deberá dirigir a la poblaciónprevista de usuarios;e) Las instrucciones de uso se deben escribir en términos de fácil comprensión por partedel usuario.Artículo 54. Información en etiquetas de envase. En las etiquetas de envase deberállevar como mínimo, en idioma castellano la información que se relaciona a continuación:a) Nombre del producto;b) Número de lote o serie;c) Fecha de expiración cuando sea el caso;d) Número del registro sanitario o permiso de comercialización;e) Fabricante y /o importador con domicilio;f) Leyendas especiales tales como “estéril”, “usar solo una vez”.Artículo 55. Información general. De acuerdo al tipo de dispositivo médico y cuandoaplique, el etiquetado deberá contener lo siguiente:a) El nombre genérico o marca y la dirección del fabricante, así como el propósitoprevisto y la población de pacientes y usuarios del dispositivo cuando sea del caso;b) En el caso de dispositivos importados, se requiere que la etiqueta, el empaque o lasinstrucciones de uso, contengan además, el nombre y dirección bien sea del importadoren el país o del representante autorizado por el fabricante;c) Datos para que el usuario identifique el dispositivo y cuando sea pertinente, elcontenido de cualquier empaque;d) Indicación del código o número de lote (en dispositivos desechables de uso único) o elnúmero de serie (en los dispositivos que funcionan con electricidad), según el caso, quepermita las acciones adecuadas para rastrear y conseguir los dispositivos y componentesdesmontables;e) Indicación de la fecha hasta la cual el dispositivo se pueda utilizar con seguridad,expresado en términos de año y mes (en los dispositivos desechables de uso único),según el caso;f) En el caso de dispositivos diferentes a aquellos cubiertos en el literal (d) del presenteartículo y según lo adecuado para el tipo de dispositivo médico, una indicación de la Recommended

References: artículo 189
 artículo 564
 artículo 245
 artículo 42
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 4
 artículo 21
 artículo 7
 artículo29
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución