Source: https://scancotec.com/productos/vion/
Timestamp: 2018-07-22 12:50:04+00:00

Document:
VION | Tiempo de vuelo | Scanco - Equipos analiticos de laboratorio
Scanco - Equipos analiticos de laboratorio / Waters / VION
Evite los experimentos de confirmación adicionales utilizando la selectividad de la movilidad iónica
Tecnología: Tiempo de vuelo
Vion ™ IMS QTof proporciona mediciones de movilidad iónica sin concesiones desde las áreas de aplicación de la investigación hasta el análisis de rutina. Este instrumento de mesa proporciona una masa de alta resolución
Espectrometría, separación de la movilidad iónica y aumento de la capacidad de pico al pulsar un botón. La selectividad de la movilidad iónica refina espectros y descuentos cromatográficamente co-eluyentes compuestos e interferencias de fondo, lo que permite confiar en la caracterización de los compuestos. Los datos de conformación adicionales proporcionados por la movilidad iónica se integran en los flujos de trabajo de rutina
Con medidas de la sección transversal de la colisión (CCS) realizadas automáticamente. La provisión de CCS, un punto de datos adicional, proporciona más confianza en los datos que la obtenida a partir de la masa exacta y el tiempo de retención solo.
Estos beneficios se obtienen al combinar tecnologías clave como la movilidad iónica T-Wave ™, XS Ion Optics y QuanTof2 ™. La inclusión de la última iteración de la tecnología QuanTof ™ ofrece una sensibilidad excepcional y un rendimiento TOF mejorado, incluyendo más de un orden de magnitud más Rango dinámico que la generación anterior. Vion IMS QTof es impulsado por UNIFI® Scientific Information System, que proporciona una plataforma única para el control de instrumentos, procesamiento de datos e informes. Los flujos de trabajo simplificados de UNIFI aumentan la productividad y permiten tomar decisiones más informadas con mayor rapidez.
Resolución de masa de TOF en ion positivo 50.000 FWHM medido en el grupo de isótopos [M + 6H] 6+ de insulina bovina (m / z 956) Resolución de masa de TOF en ion negativo
Sensibilidad MS / MS positivo El pico a m / z 556 a partir de una solución de 50 pg / μl de leucina enkefalina en 50/50 acetonitrilo / agua + ácido fórmico al 0,1%, infundido a un caudal de 5 μl / min, tendrá una intensidad de más de 54.000 iones por segundo. El instrumento se ajustará a una resolución de 30.000 (como se demuestra en la insulina bovina) y el rango de masas se ajustará a un máximo de 1.000 m / z
Sensibilidad de MS de iones negativos El pico a m / z 503 a partir de una solución de 500 μg / μL de rafinosa en 70/30 de acetonitrilo / agua (sin aditivos), infundido a un caudal de 5 μL / min, tendrá una intensidad superior a 75.000 iones por segundo . El instrumento se ajustará a una resolución de 30.000 (como se demostró en la insulina bovina), y el rango de masa será ajustado a un máximo de 1.000 m / z
Sensibilidad MS / MS de iones positivos Usando una solución de [Glu1] -Fibrinopeptido B de 100 fmol / μl, a un caudal de 5 μL / min y cuando el instrumento se opera en modo de sensibilidad la intensidad del ión de secuencia y “más intensa del espectro MS / MS de El ión precursor doblemente cargado (785,8 m / z) será mayor que 5.100 iones por segundo. El rango de masa del instrumento se ajustará a un máximo de 2.000 m / z
Sensibilidad MS / MS de iones negativos Usando una solución de 500 μg / μL de rafinosa en acetonitrilo/agua (70/30), a una taza de flujo de 5 μL/min y cuando el instrumento funciona en modo de sensibilidad, la intensidad del ion de fragmento a 179,1 m / z en el MS / MS del ion precursor a 503,2 m / z será mayor que 5.100 iones por segundo. El rango de masa del instrumento se ajustará a un máximo de 1.000 m / z
Precisión de la calibración de la escala de masa La exactitud de medida de masa del instrumento, utilizando masas de bloqueo internas, es tal que el error de RMS entre las masas medidas y aceptadas de picos que tienen suficiente intensidad y están libres de interferencia de otras masas será inferior a 1 ppm sobre el Rango de 50 a 1.000 m/z
Precisión de la medición de masa La exactitud de medida de la masa del instrumento será mejor que 1 ppm RMS, basándose en 10 mediciones repetidas consecutivas del ion [M + Na] + de rafinosa (m / z 527.1588), usando los iones [M + H] + de la leucina Enkephalin (m / z 556.2771) como las locomotoras LockSpray ™. Los picos de analito y lockmass deben tener suficiente intensidad y estar libres de interferencias de otras masas
Rango de masas El rango de masa de TOF es de 20 a 64.000 m / z. La calibración automática está disponible en el rango de masas de 50 a 8.000
Tasa de adquisición Los espectros de masas se pueden adquirir hasta una tasa de 40 por segundo (depende del modo)
Rango dinámico El rango dinámico en modo TOF, definido como el rango de intensidades de pico que dará mejor que 2 ppm de masa RMS precisa, es al menos 5 órdenes de magnitud. Esto se mide a partir de las inyecciones de UPLC de Val-Tyr-Val en una gama de concentraciones controlando la transición de MRM m / z 380.2180 a m / z 263.1390 ​​y usando leucina encefalina (m / z 556.2766) como bloqueo LockSpray de masa. La anchura máxima del pico cromatográfico es de 2 s FWHM
Especificación TOF de movilidad La infusión de una mezcla de 200 μg/μl de rafinosa y 100 μg/μl de melizitosa en 50/50 acetonitrilo/agua + ácido fórmico al 0,1% producirá iones con m/z 527,2 m/z ([M + Na] +). La sección transversal de la colisión de estos iones es; Rafinosa (Ω = 209,8 Å2) y Melizitosa (Ω = 202,1 Å2). La separación de movilidad de las especies de iones m/z 527.2 en nitrógeno dará dos picos de tiempo de llegada distintos a partir de los cuales se demostrará una resolución de movilidad (Ω / ΔΩ) de> 36.

References: resolución

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución