Source: https://www.megacal.com/productos-adquisicion-datos/ficha-producto.php?id_prod=362&url_subcat=sistemas-adquisicion-datos.php&tit_subcat=Sistemas_de_adquisicion_de_datos&nombre_subcat=Sistemas_de_Adquisicion_de_Datos
Timestamp: 2019-03-20 22:26:15+00:00

Document:
Hito en relación calidad-precio en un sistema independiente de adquisición de datos
Fluke Hydra Series III continúa con el legado de adquisición de datos de canales múltiples, de precisión de Hydra Series. El nuevo Series III mejora la exactitud del termopar de Hydra líder en la industria y agrega una nueva dimensión a cómo usted recolecta y visualiza los datos en un sistema portátil.
La exactitud de medición de CC de 0,0024%, la exactitud de termopar básica de 0,5 °C, la pantalla a todo color, el sistema con un menú fácil de usar y las clasificaciones de seguridad industrial colocan al 2638A en una categoría propia como sistema de adquisición de datos de precisión. El modo de multímetro digital de 6,5 dígitos dedicados (DMM, por sus siglas en inglés) proporciona utilidad y valor adicionales.
El 2638A es expandible de 22 a 66 canales de entradas analógicas diferenciales. Un conector universal flexible de entrada de 22 canales le permite conectar y desconectar cualquier tipo de entrada a cualquier canal, rápida y fácilmente. Las entradas seleccionables incluyen voltaje de CC, voltaje de CA, resistencia, termopar, RTD, termistor, frecuencia y corriente CC y CA. También puede usar el 2638A con el software opcional y otros registradores de datos de Fluke para crear un sistema de adquisición de datos flexible y personalizado con una cantidad casi ilimitada de canales de entrada.
Un vistazo a las características de 2638A Hydra Series III
Exactitud de CC de 0,0024%
Exactitud de termopar de 0,5 °C
Hasta 66 entradas universales aisladas diferenciales
Gráficos y análisis de tendencias en pantalla a todo color
Sistema del menú fácil de usar para la configuración y administración de los datos
Tipos de entrada: V de CA, V de CC, E de CA, E de CC, termopar, PRT (2, 3, 4 w), termistor, resistencia (2-4 w), frecuencia
Pantalla de datos en tiempo real de canales múltiples
Función DMM de banco de 6,5 dígitos para las entradas del panel frontal
Función del monitor para visualización y creación de gráficos en tiempo real entre las exploraciones
20 canales matemáticos en el panel
Captura de pantalla de las pantallas de gráficos o datos a través de un botón
Tasa de escaneo de CC básica de 45 canales
Memoria interna para archivo de configuración y 57.000 exploraciones
Soporte para unidad de memoria USB
Características de seguridad de datos
Clasificación de seguridad de entrada CAT II 300 V
Medidas precisas de termopares industriales
El 2638A incorpora el conector universal de entrada patentado por Fluke para aportar más exactitud a las mediciones de termopar que la mayoría de los demás instrumentos de su clase. El conector universal de entrada admite 14 tipos de termopares comunes. Las selecciones de menú enfocadas en la temperatura hacen que el 2638A sea especialmente apto para las aplicaciones de validación de temperatura. Si necesita llevar a cero una gran cantidad de termopares a una temperatura de referencia conocida antes de iniciar una medida de temperatura o una prueba de validación, el 2638A normalizará todas las lecturas de su canal de referencia al presionar un botón y almacenará las compensaciones para referencia en un archivo de datos de soporte. Si está realizando pruebas de cámara, pruebas de termotratado conforme a las normas de AMS, o validando dispositivos de temperatura conforme a las regulaciones CFR 21, Hydra Series III le facilita el cumplimiento.
Conector universal de entrada
El conector universal de entrada se conecta a una ranura abierta en el 2638A que contiene una tarjeta de relé. El conector universal de entrada tiene 22 canales de entrada (20 entradas universales y 2 canales dedicados de corriente de entrada de carga baja). Cada conector de entrada contiene un dispositivo de CJC (compensación de unión fría), que está calibrado en la fábrica. La fecha de calibración y el número de serie del conector de entrada son programados por el conector de entrada y leídos por el 2638A cuando se instala. Esta información se guarda en el archivo de datos de configuración de prueba, que está disponible para revisión con cualquier dato de exploración asociado desde una configuración de prueba. Esta característica es una forma valiosa de trazabilidad si está trabajando en una industria regulada.
Cablear la configuración de una prueba o sistema para 20 a 60 o más canales puede demandar tiempo. Con el económico conector universal de entrada incorporado, puede cablear su sistema una vez, desconectar rápidamente el conector de su Hydra, luego volver a conectar el Hydra a otro conector de entrada para usarlo en un área diferente.
Otros registradores de datos le exigen que cablee sus entradas directamente a un costoso módulo acondicionador de señal de componente activo incorporado. Si necesita su instrumento para otra prueba en otro lugar, debe quitar su cableado o utilizar otro costoso módulo acondicionador de señal incorporado. Con Hydra Series III, todo el acondicionamiento de su señal está dentro del bastidor, no en su conector de entrada.
Usar múltiples conectores universales de entrada de bajo costo le da la flexibilidad de dejar su conector de entrada en el sitio de prueba, totalmente cableado y listo para usar. Cuando necesite datos de ese sitio, simplemente "conecte" y cargue su archivo de configuración guardado. ¡Es así de simple!
Capacidad de canales extensible
Cada 2638A tiene tres ranuras en el panel posterior. Cada ranura puede alojar una tarjeta de relé accesible para el usuario y un conector universal de entrada de 22 canales. Hay tres configuraciones disponibles, desde 22 canales hasta 66 canales por bastidor. Seleccione un modelo básico con 22 canales y agregue kits de expansión de 22 canales cuando sea necesario. El bajo costo por canal hace que el 2638A tenga un buen valor para cualquier presupuesto.
Pantalla gráfica a color con menús fáciles de usar
Nunca vuelva a perderse en un complejo árbol de menús mientras configura canales o prepara una prueba. La gran pantalla de diodo de film delgado (TFD) a todo color le permite al Hydra Series III mostrar datos exhaustivos fáciles de comprender y un sencillo menú de navegación.
Las teclas de función con luz de fondo confirman rápidamente la selección del menú activo. La tecla "Grabar" se ilumina para indicar cuando el 2638A está grabando datos en una exploración, monitoreando o en modo DMM. Siempre tiene una confirmación visible cuando sus datos están siendo grabados.
Las funciones de copiar y pegar de los canales hacen que las configuraciones repetitivas de los canales sean una tarea sencilla. Los encabezados de la barra de menú en la parte superior de la pantalla le permiten saber en donde está en el proceso de configuración. Visualice sus datos presionando un botón. Pase por todos los datos de los canales y las alarmas en un modo de vista rápida o desplácese a través de los canales y las estadísticas de los canales de manera individual. Las estadísticas incluyen velocidad de cambio, desviación estándar, promedio, tamaño de muestra e información de pico a pico.
Todo el texto que aparece en los menús y el área donde aparecen los datos están traducidos a ocho idiomas. Puede cambiar el idioma bajo el área de configuración del instrumento presionando un botón. En 2638A admite los siguientes idiomas: francés, español, japonés, alemán, coreano, inglés, portugués, chino y ruso.
Creación de gráficos en tiempo real con revisión histórica
Cree un gráfico de los datos en tiempo real de hasta cuatro canales de una sola vez. Simplemente seleccione sus canales y visualice en tiempo real la creación del gráfico de sus medidas. El gráfico realizará una escala automática para una mejor adaptación de los valores mostrados. Acerque o aleje el zoom para visualizar las áreas de interés presionando un botón. El modo historial le permite desplazarse a través de datos recolectados anteriormente dentro del archivo explorado... todo sin una PC y sin programas costosos de creación de gráficos.
Con la presión de una tecla en el panel frontal, puede capturar los contenidos de la pantalla del 2638A directamente a la memoria USB en un formato de archivo .jpg. Capture resultados de un gráfico de tendencias o muestras de datos mientras está en cualquier modo de operación para los informes o simplemente una revisión más profunda es fácil de hacer.
Dos alarmas por canal
Cada canal se puede configurar para dos puntos de alarmas: High-High (alto-alto), High Low (alto-bajo) o Low-Low (bajo-bajo), en cualquier combinación. El 2638A compara los valores predefinidos durante cada exploración. Un valor fuera de rango se informa en la pantalla principal y en los archivos de datos. También puede asignar cualquier punto de alarma a cualquiera de las seis alarmas de salida TTL.
Cada medición de canal se puede establecer a escala y grabar su medición utilizando una ganancia mx+b y cálculos de compensaciones que están disponibles durante su menú de configuración del canal. Además, cada bastidor del 2638A tiene 20 canales matemáticos internos con configuraciones de alarma para cálculos matemáticos más completos que registran resultados en su archivo de datos durante cada exploración. El resultado de cada canal se puede utilizar como una variable en otro cálculo de canal matemático.
El modo DMM agrega funcionalidad y valor
El Hydra Series III se basa en un motor de medición de multímetro digital de precisión de 6,5 dígitos (22 bits) con calidad de medición y resolución excepcionales, de modo que cuando no esté usando su Hydra para recolectar datos de múltiples canales, puede usarlo como un multímetro digital. Los conectores de entrada "estilo DMM" del panel frontal y selecciones de menú DMM dedicadas le permiten medir voltaje CC, resistencia CC, voltaje CA, resistencia CA, Ohms, frecuencia y temperatura (termopares, RTD y termistores). Registre las mediciones de DMM en un archivo de datos de DMM separado para una visualización posterior. El 2638A también muestra estadísticas de medición y mediciones de gráficos justo en la pantalla principal.
USB y memoria interna
El Hydra Series III presenta una memoria integrada de 20 MB para almacenar más de 57.000 registros de datos y archivos de configuración. Además de esta gran memoria incorporada, hay disponible un puerto USB incorporado para recolectar y almacenar archivos grandes directamente en la memoria USB. Un menú de gestión de archivos integrado hace que sea sencillo mover los archivos de datos o archivos de configuración desde una memoria interna o memoria USB a su PC.
La tecla de memoria del panel principal abre un menú simple para administrar archivos de datos y archivos de configuración. Si desea cargar un archivo de configuración previamente guardado para una prueba, simplemente seleccione su archivo desde la memoria interna o desde una unidad de USB y ya está listo para comenzar con la exploración. Puede mover fácilmente los datos internos almacenados a un USB para un análisis de PC o mover los archivos de configuración a otro 2638A. Con Hydra Series III usted tiene un acceso fácil a los datos sin la necesidad de una conexión directa a la PC.
Para ayudar a resguardar sus datos de prueba en caso de un corte del suministro eléctrico, el 2638A tiene una selección de menú para reanudar la exploración en la misma configuración inmediatamente cuando se restablece la energía. Es simplemente otra forma en la que el 2638A trabaja y protege sus datos.
Activaciones y resolución flexibles
Para comenzar una exploración, usted tiene distintas opciones que puede establecer en su menú de configuración de prueba:
Activación externa al panel posterior
Comando remoto SCPI
Activación por alarma
Activación con intervalo de tiempo
Activación manual iniciada desde el panel frontal
La resolución de medición está bajo su control con el 2638A. Puede escoger entre configuraciones estándar de resolución Rápida, Media o Lenta (4,5; 5,5; 6,5 dígitos) para la resolución que necesite. También puede seleccionar la velocidad de medición personalizada en los canales individuales para obtener la exactitud y resolución para adaptarse a sus requisitos.
Una entrada del totalizador ubicada en el panel posterior proporciona un contador simple que se graba en el archivo de datos en cada exploración. El contador del totalizador puede acumular hasta 1.048.575 conteos y reiniciarse desde el panel frontal o comando remoto.
Estadísticas de los canales
Las estadísticas de medición de cada canal se pueden visualizar en cualquier momento. Durante la exploración, el monitoreo o el modo DMM, tiene la velocidad de cambio (por minuto y por segundo), la desviación estándar, mínima, máxima y promedio, todas disponibles presionando un botón.
Las conexiones de USB (puerto serial virtual) y de la interfaz LAN están disponibles para una conexión sencilla a la red de su compañía o directamente a su PC. Use el software de aplicación Fluke DAQ para el 2638A o desarrolle su propia interfaz con el conjunto de comandos SCPI estándar o utilice nuestro controlador Lab View o Indusoft Web studio para incorporar las necesidades específicas de su aplicación.
Clasificaciones de seguridad internacionales de Categoría II
El Hydra Series III es el único sistema portátil de adquisición de datos para usos generales con una clasificación de seguridad de Categoría II para ayudar a protegerlo a usted y a sus operadores mientras realizan mediciones en el mundo real en las áreas industriales. Otros registradores de datos que no están claramente clasificados para estos tipos de mediciones de categoría deberían ser revisados con atención antes de ser utilizados para mediciones industriales. Fluke se toma con absoluta seriedad su seguridad y sus mediciones.
Si usted usa su 2638A en una industria regulada, valorará la opción de la característica de trazabilidad de datos en el menú de configuración del instrumento. Este sistema de dos niveles (administrador/usuario autorizado) le permite a un administrador asignar hasta cinco usuarios autorizados. El sistema brinda un registro de estilo "pista de auditoría" del operador en cualquier dato registrado. Tanto los archivos de configuración como los archivos resultantes incluyen la ID del usuario autorizado y la etiqueta de tiempo. Los usuarios invitados pueden usar un archivo de configuración asegurada existente, pero no pueden realizar cambios, y cualquier archivo de datos resultante conlleva la etiqueta no trazable de "Invitado".
El 2638A viene con un informe de prueba de fábrica que muestra todos los puntos medidos durante la fase de fabricación. Los certificados de calibración acreditada están disponibles cuando se especifica en el momento del pedido. La calibración del 2638A es sencilla y requiere una contraseña para acceder al menú de calibración desde el panel frontal de parte de su proveedor de servicio de calibración o de manera remota con el Software de Gestión de Calibración Fluke MET/CAL®.
Contador de mantenimiento de relé incorporado
La clave para el aislamiento y la precisión del 2638A en parte viene del uso de relés de interruptor de alta calidad entro de la unidad. Debido a que estos relés se deterioran con al uso extendido, el 2638A tiene un contador de relés para cada panel de relé instalado. Esto ayudará a un usuario a anticipar cuándo puede ser aconsejable reemplazar el panel.
Planes de Servicio y CarePlans
El 2638A Hydra Series III se envía con una garantía estándar de un año. En la mayoría de los países hay disponibles planes de servicio extendidos por hasta cuatro años adicionales de cobertura (Silver CarePlans) y servicios anuales de calibración y reparación con manipulación extendida (Gold CarePlans).
¿Necesita una red de recolección de datos grande? ¡No hay problema!
¿Necesita un sistema de 200 o 2.000 canales? El software de aplicación Fluke DAQ (2680A-APSW) hace que sea más sencillo recolectar datos sin problemas desde múltiples canales y bastidores. La versión 6.0 o posterior de este poderoso software de aplicación relaciona todos los productos de adquisición de datos Fluke (NetDAQ® Unidad de adquisición de datos en red, Sistemas de adquisición de datos de serie 2680 e Hydra III) en sistemas de recolección de datos pequeños o grandes.
Si desea construir su propio sistema, utilice los controladores LabView. O utilice el software Fluke DAQ con la plataforma de software Indusoft WebStudio HMI para crear una interfaz de proceso y comunicación gráfica personalizada con cualquier producto de adquisición de datos Fluke.
El Software Trend Link extiende las capacidades del sistema
El software opcional Trend Link (2680-904) es un paquete de software de trazado de tendencias completo y poderoso. Le permite acceder, visualizar y analizar cantidades importantes de datos en tiempo real e históricos en una tendencia o en un pantalla con apariencia de gráfico. Con el software Trend Link, puede acercar el zoom en los puntos de interés en sus datos, o alejar el zoom para mostrar una visión más amplia de las tendencias a largo plazo.
Para conocer las especificaciones completas, descargue el manual del Sistema de adquisición de datos FLUKE 2638 (HYDRA III) (formato .pdf), que está disponible en la pestaña "Documentos"
Para conocer los modelos y accesorios, descargue el cat�logo del Sistema de adquisici�n de datos FLUKE 2638 (HYDRA III) (formato .pdf), que est� disponible en la pesta�a "Documento
Manual FLUKE 2638 (HYDRA III)
Catálogo FLUKE 2638 (HYDRA III)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución