Source: http://slideplayer.es/slide/1131789/
Timestamp: 2018-01-24 04:04:30+00:00

Document:
Scanning Electron Microscope SEM - ppt video online descargar
Publicada porSantos Rangel Modificado hace 3 años
Presentación del tema: "Scanning Electron Microscope SEM"— Transcripción de la presentación:
1 Scanning Electron Microscope SEM
Francisco Javier Lares Leyva Javier Diaz Meyer Alvaro Bravo R
2 Microscopio Electrónico de Barrido
Utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. Produce imágenes de alta resolución, que significa que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a una alta magnificación.
3 Su resolución está entre 3 y 20 nanómetros, dependiendo del microscopio. Mientras que con el óptico es de 0.2 micrometros. ¿Cómo funciona? La luz se sustituye por un haz de electrones, los lentes por electroimanes y las muestras se hacen conductoras metalizando su superficie.
4 Un detector recoge y amplifica la señal emitida por la interaccion del haz de elctrones incidente con la muestra y en un tubo de rayos catódicos (TV) se forma la imagen en 3D para ser observada y fotografiada.
5 Al incidir el haz de electrones sobre la muestra, interactúa con ella y se producen diversos fenómenos que serán captados y visualizados en función del detector que utilicemos. Señales generadas en un SEM: Electrones Secundarios. (Información topográfica de la muestra.) Electrones Retrodispersados (Composición superficial de la muestra) Rayos X (Facilitan información analítica)
6 Historia El microscopio SEM se invento en 1931 por E. Ruska y M. Knoll para la observacion de superficial de materiales organicos e inorganicos. E.Ruska y M. Knoll en 1933 inventaron el microscopio electronico de transmision Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) por el propio Knoll en 1935 En el año 1938 M. von Ardenne introduce un sistema de barrido en un MET, lo que dio lugar a un nuevo tipo de equipo, el Microscopio Electrónico de Barrido- Transmisión (MEBT).
7 Principios y Capacidades
Es necesario acelerar los electrones en un campo eléctrico, lo cual se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde se aceleran mediante una diferencia de potencial de a voltios. Los electrones acelerados salen del cañón, y se enfocan mediante las lentes condensadoras y objetiva, cuya función es reducir la imagen del filamento, de manera que incida en la muestra un haz de electrones lo más pequeño posible.
8 Los electrones secundarios que se desprenden de cada punto, se detectan mediante un cristal de centello, cuya superficie se mantiene a un potencial positivo de 10 a 12 kV. El alto voltaje que se aplica a la grilla del detector hace que los electrones secundarios, de baja energía, recorran una trayectoria curva al dejar la superficie de la muestra. Esto permite obtener señales aún de regiones muy inclinadas con respecto al detector Las imágenes se proyectan en dos tubos de rayos catódicos de alta resolución, que funcionan en sincronización con el barrido electrónico de la muestra.
9 Preparación de la Muestra
Las muestras destinadas al SEM han de cumplir dos condiciones: deben estar secas y ser conductoras. método de fijación y deshidratación química en el laboratorio y que finaliza con secado por punto crítico en o utilizar el método de fijación física por criofijación. Recubrimiento de la muestra con un material que la haga conductora.
10 Recubrimiento de muestras en bajo vacío
Con este método se realizan dos tipos de recubrimientos: “sputtering” de oro para obtener las mejores condiciones de imagen y, si se requiere microanálisis por rayos X, el recubrimiento por hilo de carbono. Recubrimiento de muestras en alto vacío Sus aplicaciones van más allá de la necesidad de obtener una muestra conductora para el SEM. Consigue recubrimientos de grano mucho más fino y está preparado para realizar “spputtering” con distintos metales. También trabaja por el método de evaporación, con lo que aumenta el rango de posibles elementos de recubrimiento. Utiliza electrodos de carbono para evaporarlo y obtener “films” que recubren las rejillas destinadas al TEM
11 Proceso de formación y digitalización de la imagen
La imagen entregada por el SEM se genera por la interacción de un haz de electrones que "barre" un área determinada sobre la superficie de la muestra. El color que se ve en las imágenes tomadas con el SEM son en blanco y negro.
12 Detección de Electrones Secundarios
Señal que se emplea normalmente para obtener una imagen de la muestra. Proporciona una imagen más real de la superficie que estemos estudiando, se considera un electrón secundario aquel que emerge de la superficie de la muestra con una energía inferior a 50 eV(electronvoltios)
13 Detección de Electrones Retrodispersados
Señal compuesta por aquellos electrones que emergen de la muestra con una energía superior a 50 eV(electronvoltios). Provienen en su mayoría del haz incidente que rebota en el material después de varias interacciones. La intensidad de la señal: Depende del numero atómico del material (a mayor numero atómico mayor intensidad) permite distinguir fases de un material de diferente composición química.
14 inyección de análisis de semiconductores
Se hace especialmente apropiado para examinar las propiedades ópticas y electrónicas de los materiales semiconductores.
15 Catodoluminiscencia La catodoluminiscencia consiste en la emisión de luz de materiales cristalinos que han sido sometidos a excitación por un haz de electrones. Cuando este haz es enfocado sobre la muestra, se produce una variedad de interacciones entre partículas
16 Microanálisis de Rayos X
La Microanálisis por Energía de Dispersion de Rayos X es una herramienta básica y de especial interés en áreas de aplicación tan variadas como el control de calidad durante la fabricación de materiales, estudios de procesos de difusión, de corrosión, caracterización de contaminantes ambientales.
17 Resolución del SEM Depende de la longitud de onda de los electrones y del sistema electrón- óptico que produce el rayo de muestreo. La resolución del SEM no es suficiente para mostrar átomos individuales, como es posible con un microscopio TEM. Puede mostrar un área mayor de la muestra Tiene la habilidad de muestrear materiales gruesos Tiene una variedad de modos analíticos para medir la composición y propiedades de la muestra. Dependiendo del instrumento su resolución varia entre 1 y 20 nm El Hitachi S-5500 es el SEM de mas alta resolución con 0.4 nm de resolución a 30kV (high-beam) El Magellan XHR tiene la mejor resolución “low-beam” de 0.9nm a 1kV
18 3D en SEM Se pueden obtener imágenes 3D mediante el SEM utilizando métodos como: photogrammetry (2 o 3 imágenes de una muestra a diferentes angulos) photometric stereo (uso de 4 imagenes de un detector BSE) Reconstrucción inversa utilizando materiales que interactúen con los electrones
19 Galería de imagenes captadas con un SEM
20 Una larva de mosquito rodeada de parásitos.
21 Mosca de escotilla
22 Cabeza de un escarabajo
23 Escamas de tiburón blanco
24 Bibliografía http://www.biologiasur.org/microscopio- sem.html#
tecnologia/como-se-ven-las-cosas-bajo-un- microscopio- electronico_NkUwQxMUgtiiVvM6FGPMC6/
Descargar ppt "Scanning Electron Microscope SEM"
Microscopia TEM Andrea Milian Sergio Eduardo Montesinos Miguel Romo
Tecnicas de estudio en Biologia Celular. Microscopía
LOS RAYOS X HOY CUMPLEN 115 AÑOS DE SU DESCUBRIMIENTO
EL MICROSCOPIO EN EL AULA
EL MICROSCOPIO Instr. Moraima Castro Faix
Las Técnicas de Detección y los Grandes Detectores

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución