Source: http://www.fluke.com/fluke/ESES/Calibradores-de-Procesos/Calibradores-de-lazo/Fluke-772-773-(temporary).htm?PID=56128
Timestamp: 2017-10-22 20:51:38+00:00

Document:
Pinza amperimétrica mA para procesos Fluke 771/772/773
Home | Producto | Calibradores de procesos | Calibradores de lazo |
¿Pierde el tiempo...
retirando cables e interrumpiendo circuitos para tomar medidas de mA?
llamando al centro de control para aislar circuitos?
comprobando entradas y salidas analógicas en una consola?
resolviendo problemas de dispositivos con entrada y salida de mA?
reparando circuitos intermitentes o erráticos de 4 a 20 mA?
volviendo a la tienda a por más instrumentos?
Características de las pinzas amperimétricas mA Aplicación Formas de ahorrar tiempo y dinero
Mide las señales de mA de un PLC y la señal analógica de entrada/salida del sistema de control sin interrumpir los circuitos. (771, 772 y 773) Mide corrientes de bajo rango Relaciona la indicación de procesos con valores físicos reales
Mide señales de salida de transmisores sin interrumpir el circuito (771, 772 y 773) Mantiene y detecta problemas en equipos de procesos y automatización sin abrir los circuitos. No interrumpe los procesos
Pinza extraíble con cable extensible (771, 772 y 773) Medidas en zonas de difícil acceso. Permite realizar medidas en situaciones complicadas
Genera, simula y mide señales de mA en un circuitos (interrumpe el circuito) (772 y 773) Confirma las medidas sin contacto. Incluye el siguiente instrumento que necesitará para la resolución de problemas (simulador de generación) Elimina la necesidad de volver a la tienda a por un calibrador de lazo después de haber detectado una señal mala con una medida sin contacto
Genera y mide VCC (solo 773) Detecta problemas en dispositivos de entrada y salida de tensión Mide la presencia de alimentación de lazo de 24 V. Mide señales de procesos de 1 a 5 y de 0 a 10 V. Comprueba registradores de gráficos
entrada/salida de 4 a 20 mA (solo 773) Genera y realiza mediciones de doble canal de mA para la detección de problemas Genera señales de 4 a 20 mA a válvulas y acondicionadores de señal, y simultáneamente mide señales de salida de posicionamiento.
Salida graduada de 4 a 20 mA (solo 773) La salida gradual de mA proporciona una señal representativa del valor medido en mA. Conecta un multímetro digital con función de registro y almacena la señal sin interrumpir el circuito
Alimentación de lazo (772 y 773) Suministra a un transmisor Sustituye a la comprobación de la alimentación de lazo instalada de 24 V. Suministra a un transmisor y mide su señal de salida en mA para detectar cualquier problema.
Pantalla doble con retroiluminación con medidas de mA y porcentaje en escala de 4 a 20 mA (771, 772 y 773) Presentación clara de las medidas Facilita la evaluación rápida de las medidas
Foco (771, 772 y 773) Ilumina cables difíciles de ver en zonas con iluminación insuficiente El proceso de medida es más fácil y rápido
Mide sin contacto un rango de hasta 99,9 mA (771, 772 y 773) Amplio rango de medidas Mide señales de 10 a 50 mA en sistemas de control antiguos
Desconexión automática (771, 772 y 773) Desconexión automática del foco y la retroiluminación después de 15 minutos y 2 minutos respectivamente. Ahorra vida útil de la batería
El 772 y 773 amplían las funciones de la conocida pinza amperimétrica mA 771. Ahora lo único que tiene que hacer es decidir qué modelo le ayudará a ahorrar más tiempo.
Características de los 771, 772 y 773 de Fluke:
Medidas de señales de 4 a 20 mA sin "romper el circuito"
Los 772 y 773 incorporan:
Medida de señales de 4 a 20 mA con medida interna del circuito
Medida simultánea de mA en el circuito con alimentación de lazo de 24 V para la conexión y comprobación de transmisores
Generación de señales de 4 a 20 mA para pruebas de E/S o I/P de los sistemas de control
Salida de mA de rampa lineal o de incremento de un 25%
El 773 solo ofrece:
A continuación, una descripción general de los diferentes modelos y sus características:
¿Qué diferencia hay entre los modelos 77X?
Medida de circuito de mA sin contacto Resolución de problemas integrada de circuitos de mA Resolución de problemas en procesos avanzados
Medida de mA, mordaza X X X
Medición de mA, en el circuito X X
Alimentación de lazo X X
Generación de mA X X
Medida VCC X
Generación de VCC X
Salida graduada de mA X
Entrada/salida de mA X
Diámetro del conductor medible
0,177 pulgadas o 4,5 mm máximo
< 90% a <30 °C, < 75% a 30-55°C
de 0 a 2.000 m
771: 59 x 38 x 212 mm
772, 773: 44 x 70 x 246 mm
Aleatorias 2 g, 5 a 500 Hz
Prueba de caída desde 1 metro (excepto la mordaza)
Conforme a EN61326-1
Nota: en el caso de mediciones de corriente con MORDAZA, añada 1 mA a la especificación para fuerzas del campo de EMC de 1 V/m hasta 3 V/m
0,01% °C
(<18℃ o > 28℃)
771: (2) AA 1,5 V alcalinas, IEC LR6, 40 horas de uso normal
, 772 y 773: (4) AA 1,5 V alcalinas, IEC LR6, 12 horas a una fuente de mA en 500 ohmios.
Tres años para el sistema electrónico
Medida de mA (con pinzas) 771 /772 / 773
Resolución y rango: 0 a 20,99 mA
Precisión: 0,2% + 2 cuentas
Resolución y rango: 21 mA a 100 mA
Precisión: 1% + 5 cuentas
Medida de mA (medidos en serie con clavijas de comprobación) 772/773
Resolución y rango: 0 a 24 mA
Generación de mA (Transmisión máxima de mA: 24 mA en 1.000 ohmios) 772/773
Simulación de mA (Tensión máxima 50 V CC) 772/773
Generación de tensión (Corriente de transmisión máxima de 2 mA)) solo con el 773
Resolución y rango: 0 a 10 VCC
Medida de tensión solo con el 773
Resolución y rango: 0 a 30 V CC
Fluke 771 Pinza amperimétrica mA para procesos
Fluke 772 Pinza amperimétrica mA para procesos
Cuatro baterías alcalinas AA (instaladas)
Pinza extraíble AC 72
Cables de prueba con mini-gancho TL 940
Instrumento para colgar con banda sujetador de gancho-y-lazo de tela
Fluke 773 Pinza amperimétrica mA para procesos
Herramienta para colgar con correa y gancho

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución