Source: https://issuu.com/rasero/docs/instrumentaci_n
Timestamp: 2017-05-23 02:32:38+00:00

Document:
Instrumentación by Electrónica Rasero - issuu
Las especificaciones pueden variar sin previo aviso2ÍNDICE
Osciloscopios de sobremesa.
Osciloscopios virtuales.
Accesorios osciloscopios y multímetros.
Multímetros de sobremesa.
Multímetros profesionales CAT-IV.
Generadores de funciones arbitrarios.
Analizadores de componentes RLC.
Medidores de RLC.
Pinzas amperimétricas y vatimétricas monofásicas.
Medida de tierra y corriente de fugas.
Tacómetro óptico y de contacto.
Medidor de campo DTVLINK.
Analizador de módulos solares.
Analizador de redes eléctricas trifásico.
Pinza vatimétrica trifásica.
Analizador de armónicos con pinza flexible.
Analizador de radiocomunicaciones.
Vatímetro de radiofrecuencia y cargas.
Modulador de laboratorio DVB-T/H/C
Receptores HD profesionales.
Codificadores MPEG-2 y MPEG-4 de 4 entradas con multiplexador.
Codificador de alta definición.
Codificador definición estándar.
Moduladores profesionales DVB-T/H
Equipos TV digital para PC.
Fusionadora profesional de fibra óptica.
Analizador óptico de redes FFTH.
Teléfono óptico.
Atenuador óptico programable.
Microscopio óptico digital.
Comprobador de cableado LAN y telefonía.
Identificador de fibras.
Equipos para radiofrecuencia de Anritsu.
Equipos para Fibra Óptica de Anritsu.34
73Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS SERIE DS600010,1 ´´ TFT• 2 ó 4 canales + disp. Externo.
• 600 MHz y 1 GHz.
• Muestreo de hasta 5 GS/s. real.
• Memoria de 140 M.
• 120.000 formas de onda /segundo.
• Grabación/reproducción de 180.000 frames.• 14 tipos de disparo avanzado.
• LAN , USB, 2 USB-host, VGA y GPIB (opción).
• Funciones matemáticas programables,
• Decodificación de protocolos I²C, SPI, CAN,
• Funcionamiento opcional con batería.DECODIFICADOR DE PROTOCOLOSFUNCIONES MATEMÁTICASLa serie DS6000 incluye de serie la decodificación
de protocolos I²C, SPI, CAN, RS-232, USB y
FlexRay.Utilice las funciones matemáticas programables
para adaptar el equipo a sus necesidades.CONECTIVIDAD AVANZADAPANTALLA PANORÁMICAIncluye de serie LAN ( LXI-C),
2 USB-host, 1 USB, referencia 10
MHz In/Out, VGA y GPIB (opción)La nueva pantalla panorámica
de 800 x 480 permite obtener 14
divisiones horizontales.4MASCARASLa función Pasa/Falla permite
generar mascaras para localizar
cualquier señal anormal.Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS SERIE DS6000• La mayor profundidad de memoria y la mayor velocidad
de adquisición de su categoría.
• Gradiente de hasta 256 niveles de intensidad.
• Filtros digitales hardware programables en tiempo real.• Grabación de hasta 180.000 frames.
• ―Wavefinder‖- Control de búsqueda de datos.
• Reproducción y análisis de forma de onda guardadas.es una tecnología patentada por Rigol que une a los 256
niveles de gradiente de intensidad, la mayor memoria y velocidad
de adquisición de su segmento y los filtros digitales programables trabajando en tiempo real por hardware. Esta unión de prestaciones permite trabajar con las señales de una forma desconocida hasta ahora
en esta categoría de osciloscopios.―Wavefinder‖- permite grabar y reproducir a velocidad variable hasta
180.000 capturas. La serie DS6000 incorpora 2 GB de memoria interna flash y un control exclusivamente dedicado a la búsqueda de eventos, que permite la localización de datos de una forma rápida y eficaz.MODELO
Canales.DS6104DS6102DS6064DS60621 GHz1 GHz600 MHz600 MHz4242Velocidad de Muestreo Real.5 GSa/SMemoria.140 MVelocidad de adquisición.120.000 formas de onda por segundoGrabación de frames.SONDA RP-5600La nueva sonda pasiva RP-5600
de 600 MHz se entrega de serie
en todos los equipos y es reconocida automáticamente .180.000SONDA RP-7150La nueva sonda activa RP-7150 de
1,5 GHz opcional, es reconocida
y alimentadaautomáticamente
por el osciloscopio.5PORTABILIDADLa serie DS6000 son los primeros
osciloscopios de altas prestaciones capaces de funcionar con
batería (opcional).Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS SERIE DS1000B5,7 ´´ TFT
320 × 234• 2 ó 4 canales + disp. Externo.
• 60, 100 y 200 MHz.
• 5,7‖ TFT Color 320 × 234, 64.000 colores
• Muestreo de hasta 2 GS/s. real y 50 GS equivalente.
• Filtros digitales integrados
• Memoria de hasta 16 K puntos.
• Captura hasta 1000 señales por segundo.
• Disparo por flanco, vídeo, evento, patrón, etc.
• 20 medidas automáticas.
• 4 funciones matemáticas incluida FFT.
• Disparo alternado (doble base tiempos)
• Detección de picos de 1 nS .
• Resolución 20 pS en señales repetitivas.
• 2 USB host, USB, LAN, GPIB opcional.
• Software para PC y drivers labview .UltracompactoFunciones Matemáticas• GARANTÍA 3 AÑOS.
Doble base de tiempoZoom en tiempo real.REPLICA DE SEÑALESTest Pasa/ No pasa6Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS SERIE DS1000B
Ancho de banda.DS1062BDS1102BDS1202BDS1064BDS1104BDS1204B60 MHz100 MHz200 MHz60 MHz100 MHz200 MHz2 analógicos + disparo externo4 analógicos + disparo externo2 GS (1 canal) ó 1 GS (2 canales)2 GS (1 ó 2 canales) ó 1 GS (4 canales)Canales.
Muestreo Real.
Muestreo equivalente.50 GSa/s en cada canalPantalla.Color(320×234) 5.7" TFT 65.000 ColoresTiempo de subida.< 5,8 ns< 3,5 nsMáxima V. de entrada.< 1,7 ns< 5,8 ns< 3,5 ns< 1,7 ns400 V (DC+AC peak) CAT II, 300 Vrms CAT I, 150 Vrms CAT IIAcoplo de entrada.DC, AC , Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido
1MΩ Ⅱ15pFImpedancia de entrada.
5 nS ~ 50 S/div2 nS ~ 50 S/div1 nS ~ 50 S/div5 nS ~ 50 S/div2 nS ~ 50 S/div1 nS ~ 50 S/divBase de tiempos.
Roll: 500mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )
Sensibilidad vertical.2mV ~ 5V/div (en secuencia 1-2-5)Resolución Vertical.8bit
16 K (1 canal) ó 8 K (2 canales)Memoria por canal.16 K (2 canales) ó 8 K (4 canales)Interpolación.Sen (x)/x
10 señales de referencia y 10 configuracionesMemoria interna.
Modos de pantalla.MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-YModos de disparo.Operaciones
matemáticasAUTO, NORMAL, SINGLE, Flanco, Alternado, Pendiente, Anchura pulso, TV, Patrón.
CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFT
FFTMedidas de tensión
Accesorios incluidosWindows: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular
Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp, Vover, Vpres
Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo, Ciclo Trabajo
Diferencia de Voltaje entre cursores (ΔV) Diferencia de tiempo (ΔT), Diferencia de Frecuencia (ΔF)
Desplazamiento de fase < ±3 Grados
Múltiples idiomas incluido castellano.
2 USB host ,1 USB device , LAN compatible LXI, Adaptador USB-GPIB opcional
100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max
303(W)×154(H)×133(D)mm, 2,3 kg.
Sondas X 2 (1x, 10x ), manual, Software para PC.7Sondas X 4 (1x, 10x ), manual, Software para PC,Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS SERIE DS1000C
5,7 ´´ TFT
320 × 234• 2 canales + disp. Externo.
• 25, 40, 60, 100, 200 y 300 MHz.
• Hasta 2000 formas de onda por segundo.
• Muestreo de hasta 2 GS/s. real (CA).
• Muestreo de hasta 25 GS/s. equivalente.
• Memoria de hasta 1 M (C).
• Disparos avanzados.
• Funciones matemáticas y FFT.• Cursores, autoajuste, auto calibración.
• USB, USB-host, RS-232, Pasa/falla.
• GPIB opcional.
• Base de tiempos principal y retardada.
• Filtros digitales integrados.
• Software para PC y drivers Labview.
• Garantía de 3 añosFILTROS DIGITALES INTEGRADOSULTRAZOOMLa serie DS1000C disponen de 4 tipos de filtros digitales programables: Paso Bajo, Paso Alto, Banda pasante y banda eliminada.FUNCIONES MATEMÁTICASLos osciloscopios de la serie
DS1000C disponen de 4 funciones
matemáticas incluida la FFT.ALTA VELOCIDADLa serie DS1000CA permite
capturar hasta 2000 señales
por segundo.8La base de tiempos retardada permite
realizar un zoom en tiempo real, con
un factor de ampliación de 3000:1 sin
perdida de resolución.FUNCIÓN PASA/FALLALa función Pasa/Falla permite
cualquier señal anormal.Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS SERIE DS1000C
Ancho de bandaDS1022CDS1042CDS1062CDS1102CDS1062CADS1102CADS1202CADS1302CA25 MHz40 MHz60 MHz100 MHz60 MHz100 MHz200 MHz300 MHz2 analógicos + disparo externoCanales
Muestreo Real2 analógicos + disparo externo400 MS.Muestreo Equiv.2 GS25 GS/s en cada canalPantalla50 GS/s en cada canal
Color(320×234) 5.7" TFT 65.000 ColoresTiempo de subida< 14 nsTension Máx. de entrada< 8,7 ns< 5,8 ns< 3,5 ns< 5,8 ns< 3,5 ns400 V (DC+AC peak) CAT IIAcoplo de entrada< 1,7 ns< 1,2 ns300 Vrms CAT IIDC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruidoImpedancia de entrada1MΩ Ⅱ19Pf1MΩ Ⅱ15Pf y 50 Ω seleccionable (excepto DS1062CA)5 nS ~ 50 S/div20 nS ~ 50 S/div 10 nS ~ 50 S/div2 nS~ 50 S/div 1 nS ~ 50 S/divBase de tiempo
Roll : 500mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )
Sensibilidad vertical2mV ~ 5V/div(1-2-5 secuencia)2mV ~ 10V/div(1-2-5 secuencia)Resolución Vertical8bitMemoria1 M (1 canal), 512 K (2 canales).10 K10 de señales de referencia y 10 configuracionesMemoria interna
Modos de pantallaMAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-YModos de disparoAUTO, NORMAL, SINGLE, Flanco, Anchura pulso, Pendiente, Alternado, TV.
CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFTOperaciones
FFTMedidas auto. de tensiónMedidas auto. de tiempoMedidas con cursores
Accesorios incluidosWindows : Hanning, Hamming, Blackman, RectangularVmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,VampFrecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo
Diferencia de Voltaje entre cursores (ΔV) Diferencia de tiempo entre cursores (ΔT), Diferencia de Frecuencia (FFT)
USB host (memoria externa), USB device (PC o Impresora), RS-232, PAS/NO PASA, Adaptador USB-GPIB opcional
Externo 100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max, 5 Vcc 3 A
303(W)×154(H)×133(D)mm, 2,3 kgSondas X 2 (1x, 10x ), manual, Sofware para PC, adaptador 16 canales AL (versión CD)9Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS SERIE DS1000E-DS1000D
• 50 y 100 MHz.
• 16 canales digitales (versión D)
• Muestreo de hasta 1 GS/s. real.
• Memoria de 1 M.
• Compatible con impresoras PicBridge.
• Garantía de 3 añosFILTROS DIGITALES INTEGRADOSULTRAZOOMLa serie DS1000C disponen de 4 tipos de filtros digitales programables: Paso Bajo, Paso Alto, Banda pasante y banda eliminada.La base de tiempos retardada permite
perdida de resolución.FUNCIONES MATEMÁTICASANALIZADOR LÓGICOFUNCIÓN PASA/FALLALos osciloscopios de la serie
DS1000E disponen de 4 funciones
matemáticas incluida la FFT.La serie DS1000D son los
primeros osciloscopios mixtos de
1 GS económicos del mercado.La función Pasa/Falla permite
cualquier señal anormal.10Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS MIXTOS SERIE DS1000E-DS1000D
Ancho de bandaDS1052EDS1102EDS1052DDS1102D50 MHz100 MHz50 MHz100 MHz2 analógicos + disparo externoCanales analógicos
Canales digitalesVelocidad de
Muestreo RealNO16
1 GS (1 canal), 500 MS (2 canales)Canales analógicos
Canales digitalesVelocidad de Muestreo equivalenteNO200 MS y 512 K en cada canal10 GS25 GS10 GS25GS1 M (1 canal), 512 K (2 canales), 512 K (analizador lógico)Memoria
Tiempo de subida< 7 nS< 3,5 nSTensión máxima de entrada< 7 nS< 3,5 nS300 V RMS (DC+AC peak) CAT IIAcoplo de entradaDC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido
1MΩ Ⅱ15 pFImpedancia de entrada
5 nS ~ 50 S/div2 nS ~ 50 S/div5 nS ~ 50 S/div2 nS ~ 50 S/divBase de tiempo
Sensibilidad vertical2mV ~ 10V/div (1-2-5 secuencia)Resolución Vertical8bitPantallaColor(320×234) 5.7" TFT 65.000 Colores
TTL = 1,4V, CMOS = 2,5V, ECL= -1,3V,
Ajustable de -8 V a +8 VNiveles digitales10 de señales de referencia y 10 configuracionesMemoria interna
Modos de pantallaMAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y
AUTO, NORMAL, SINGLE, Flanco, Anchura pulso, Pendiente, Alternado, TV,
(patrón y duración en versión D)Modos de disparoCH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFTOperaciones
Medidas auto. de tensiónWindows: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular
Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,VampMedidas auto. de tiempoFrecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, RetardoMedidas con cursoresDiferencia de Voltaje entre cursores (ΔV) Diferencia de tiempo entre cursores (ΔT),
Diferencia de Frecuencia (FFT)Promedio2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256Modo XYDesplazamiento de fase < ±3 GradosIdioma Display
AlimentaciónMúltiples idiomas incluido castellano.
USB host (memoria externa o impresora), USB device (PC ), RS-232, PASA/NO PASA, GPIB opcional
303(W)×154(H)×133(D)mm, 2,4 kgDimensiones y peso
Accesorios incluidosSondas X 2 (1x, 10x ), manual, Software para PC, adaptador 16 canales AL (versión D)11Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS MIXTOS VIRTUALES SERIE VS5000LAN
• 40, 60, 100 y 200 MHz.
• 2 canales + disp. Externo (+ 16 digitales versión D)
• Muestreo de hasta 400 MS/s. real y 25 GS/s equiv.
• Memoria de hasta 1 M puntos.
• Admite tensiones de entrada hasta 400 V Cat. II.
• Disparo por flanco, vídeo, evento, etc.
• Disparo alternado (doble base tiempos).
• Cursores, autoajuste, auto-calibración.
• Detección de picos de 10 nS
• Resolución 40 pS en señales repetitivas.
• Control mediante USB y LAN.Ajuste sensib. disparoUltra-zoomDisparo por duraciónDisparo por pendienteDoble base tiemposDisparo por patrón12Las especificaciones pueden variar sin previo avisoOSCILOSCOPIOS MIXTOS VIRTUALES SERIE V5000ESPECIFICACIONES
Ancho de bandaVS5202/DVS5102/DVS5062/DVS5042/D200 MHz100 MHz60 MHz40 MHz2 analógicos + disparo externo (+ 16 digitales versión D)Canales400 MS ( 200 MS utilizando el analizador lógico)Velocidad de Muestreo Real
Velocidad de Muestreo equiv.25 GS/s en cada canalPantallaColor(320×240) 5.7" TFT 65.000 ColoresTiempo de subida< 1,7 ns< 3,5 nsTensión máxima de entrada< 5,8 ns< 8,7 ns400 V (DC+AC peak) CAT IIAcoplo de entradaDC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido
1MΩ Ⅱ19pFImpedancia de entrada
2 nS/div ~ 50 S/div5 nS/div ~ 50 S/div10 nS/div ~ 50 S/divBase de tiempos
Roll: 100mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )
Sensibilidad vertical2mV ~ 5V/div (en secuencia 1-2-5)Resolución Vertical8 bits
1 M (1 canal), 512 K (2 canales), 512 K (analizador lógico)Memoria
Niveles digitales (versión D)Predefinidos TTL = 1,4V, CMOS = 2,5V, ECL= -1,3V, Ajustable de -8 V a +8 V
10 de señales de referencia y 10 configuracionesMemoria interna
Modos de pantallaMAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-YModos de disparo
Medidas auto. de tensión
Medidas auto. de tiempo
Medidas con cursoresAUTO, NORMAL, SINGLE, Flanco, Anchura pulso, TV
FFTWindows: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular
Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp
Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo
Diferencia de Voltaje entre cursores (ΔV) Diferencia de tiempo(ΔT) Diferencia de F.(ΔF)Promedio
Modo XY2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
Desplazamiento de fase < ±3 GradosTipo de cursoresAuto, manual, seguimientoInterface
Accesorios incluidosUSB y LAN
141(W)× 45(H)× 217(D)mm, 0,7 kg
Sondas X 2 (1x, 10x ), Alimentador externo, manual, Software para PC13Las especificaciones pueden variar sin previo avisoSCOPE METER SERIE DS1000PADINSTRUMENTS5,7 ´´ Color• Osciloscopio 2 canales y 60, 200 o 600 MHz.
• Multimetro 6000 cuentas.
• Generador arbitrario 25 MHz (DS1062P).
• Muestreo de hasta 50 GS/s. equivalente.
• Memoria osciloscopio de 32.000 puntos.
• Memoria generador 4.000 puntos.
• IN/OUT digitales (DS1062P).GENERADOR DE SEÑAL• Cursores, autoajuste, auto calibración.
• 22 medidas automáticas.
• USB y USB-host para memorias externas.
• Menús y ayuda en Castellano.
• Software para PC incluido de serie.
• Funciones matemáticas y FFT.MULTIMETROEl DS1062P incorpora un generador arbitrario de hasta 25 MHz
que permite generar entre otras
señales modulaciones AM/FM.Los DS1000P incorporan
multimetro de 6.000 cuentas con
aislamiento de las entradas del
osciloscopio.FUNCIONES MATEMATICAS22 AUTO MEDIDASLa serie DS1000P dispone de
serie de 5 funciones matemáticas
incluida la FFT.Ver todo permite visualizar
simultáneamente hasta 22
medidas automáticas.14ZOOM EN TIEMPO REALLa base de tiempos retardada
permite realizar un zoom en tiempo
real de la señal, con un factor de
ampliación hasta 1nS/div.FUNCION PASA/FALLALa función Pasa/Falla permite
cualquier señal anormal.Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADSCOPE METER SERIE DS1000P
MODELODS1062PAncho de banda60 MHzINSTRUMENTSDS1202PDS1602P200 MHz600 MHz2 analógicos + multimetroCanales
Velocidad de Muestreo.250 MS real, 50 GS equivalente250 MS real, 50 GS equivalenteMemoria2 GS real, 50 GS equivalente32 K (1 Canal) o 16 K (2 Canales)
5,7" TFT Color, 320×240Pantalla
Tiempo de subida< 5,8 ns< 1,7 nsTensión máxima de entrada< 0,58 ns300 V (Vdc + pico AC) CAT IIAcoplo de entradaAC, DC, GND
1MΩ Ⅱ15PfImpedancia de entrada
Base de tiempos5 nS ~ 1.000 S/divSensibilidad vertical2 nS ~ 1.000 S/div10 mV ~ 5 V/div (1-2-5 secuencia)1 nS ~ 1.000 S/div2 mV ~ 10 V/div (1-2-5 secuencia)Resolución Vertical8 bits
1000 señales/ configuracionesMemoria interna
Modos de pantalla15 señales + 15 configuraciones
Normal, Detección picos, PromedioAUTO, NORMAL, SINGLE,
FLANCO, PULSO, ALTModos de disparo
Operaciones matemáticasAUTO, NORMAL, SINGLE, FLANCO, PULSO, ALT, TVCH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT, INVERT
Diferencia de Tension (ΔV) Diferencia de Tiempo (ΔT), Diferencia de frecuencia (ΔFr) en FFT.Medidas con cursoresMULTIMETRO
DisplayGrafico y numérico de 6.000 cuentasTensión DC60.00 mV,600.0 mV, 6.000V, 60.00V y 600.0V.Tensión AC60.00 mV,600.0 mV, 6.000V, 60.00V y 600.0V.Corriente DC60,00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A.Corriente AC60,00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A.Resistencia6 rangos desde 600.0 Ω a 60.00 MΩCapacidad5 rangos desde 40.00 nF a 400.0 μF
0V ~ 2 VTest diodo≤ 30 ΩTest continuidadGENERADOR
Impedancia salida25 MHz
± 3,5 V
50 ohmDistorsión armónica -50dBc (1 KHz) , -40 dBc (10 KHz)
Estabilidad en frecuencia≤ 30 ppmDIGITAL IN/OUT
Accesorios incluidos12 bits (OUT), 6 bits (IN)
Múltiples idiomas incluido castellano
USB, USB host para memoria externa
Batería Io-Li 6 horas duración, Adaptador AC/DC incluido
245 ×163 × 52 mm, 1,2 Kg con batería.
2 sondas osciloscopio ×1×10, 2 sondas multimetro, Adaptador AC/DC, Bolsa de transporte , software para
PC, cable USB, manual de instrucciones en ingles y castellano.15Las especificaciones pueden variar sin previo avisoACCESORIOS OSCILOSCOPIOS Y MULTÍMETROSAD
AD-05INSTRUMENTSAD-06AD-100AD-3501RSONDAS DIFERENCIALES
AtenuaciónAD-HVP15HFAD-25AD-50AD-100AD-200AD-20K25 MHz50 MHz100 MHz200 MHz20 MHz×20,×50, ×200×100,×200, ×500, ×1.000Precisión×20,×50,x100,×200×300, ×600,
×1.500, ×3.00020.000 Vpp±2%Máxima tensión diferencial1.400 Vpp7.000 Vpp7.000 Vpp2.000 VppMáxima tensión entrada-masa600 Vrms6.500 Vrms6.500 Vrms700 Vrms6.500 Vrms4 MΩ / 1.2 pF54 MΩ / 1.2 pF54 MΩ / 1.2 pF18 MΩ / 1.7 pF118 MΩ / 2.3 pFImpedancia de entrada diferencial50 ΩImpedancia de salida
AlimentaciónPila 9 V (excepto AD-200), Fuente de alimentación externa 9 VDC (incluida)SONDAS DE CORRIENTEAD-05AD-06Ancho de banda10 KHz20 KHzTamaño pinza23 mm6,5 mm1 mV/10 mA || ±2% || (4A)
1 mV/100 mA || ±2% || (40A)
1 mV/1A || ±2% || (200A)Sensibilidad || Precisión || Rango1 mV/1 mA || ±2% || (400 mA)
1 mV/10 mA || ±1% || (4A)
1 mV/100 mA || ±1% || (40A)Alimentación2 pilas 1,5VPeso200 gr Aprox.OtrosIndicador batería baja, compatible con osciloscopios y multimetrosSONDAS ALTA TENSIÓNAD-HVP40Ancho de BandaAD-HVP15F AD-HVP28F AD-HVP39P50/60 Hz y DC50 MHzAtenuación28KV 4 MHz/300V:
200MHz/ 100V:1GHz40KV 5 MHz/300V:
250MHz/100V:1GHz×1000Precisión± 1 % DC, -5 a +10%
AC (50/60 Hz)± 1 % DC,
± 1 AC (1 KHz, 1 KV)± 3 % DC,
± 3 AC (1 KHz)± 3 % DC,
± 3 AC (1 KHz)Máxima tensión entradaDC 0~40KV,
AC ≤ 28KV (50/60 Hz)DC 0~15KV,
AC ≤ 10KVrms,
Pico AC≤30KVppDC+Pico AC 0~28KV,
AC rms ≤ 20KVrmsDC+Pico AC 0~40KV,
AC rms ≤ 28KVrmsImpedancia de salida100 MΩ / 3 pF1000 MΩ / 3 pF500 MΩ / 1,7 pF900 MΩ / 2,0 pFSONDAS OSCILOSCOPIOSAD-360RP-3200AD-2350AD-3501RAncho de Banda60 MHz250 MHz350 MHz500 MHzAtenuación×1,×10×1,×10×1,×10×101 MΩ / 55pF1 MΩ / 26pFImpedancia de entrada×1
×10Máxima tensión entrada
Longitud cable1 MΩ / 46pF10 MΩ / 16pF10 MΩ / 16pF10 MΩ / 16pF10 MΩ / 12pF600 V DC + pico AC600 V DC + pico AC600 V DC + pico AC600 V DC + pico AC1,4 m1,5 m161,2 m1,2 mLas especificaciones pueden variar sin previo avisoMULTÍMETRO DE PRECISIÓN DM3058
El nuevo multímetros digital DM3058 es un equipo de
alta precisión, multifunción, con medidas automáticas,
para usuarios diseñadores de productos, adquisición de
datos , medidas automáticas , transformadas
matemáticas, medidas con todo tipo de sensores y otras
funciones. Soportan interfaces para RS-232, USB, LAN
(LXI-C) y GPIB, así como almacenamiento en disco USB
e impresión directa.
En cuanto a rendimiento, el DM3058 dispone de una
pantalla LCD monocroma de alta resolución, soporta la
visualización de señales y de señales que se graben;
fáciles y sencillos de usar mediante menús, disponen de
un teclado retro-iluminado que los hacen aún más
flexibles en sus características de operación.• 5 ½ y 0,015% de precisión en DC (1 año).
• Hasta 240.000 cuentas y 120 muestras/seg.
• Funcionamiento con todo tipo de sensores.
• Doble display; 29 configuraciones.
• 26 funciones de test.
• LCD 256 × 64 pixeles.
• Sistema de menús en pantalla.
• USB host para memoria externa.
• USB, RS-232, GPIB y LAN.
• Software de generación de sondas
• Software de control remoto Ultra-logger.Incorpora un doble display para realizar medidas
simultaneas con hasta 29 diferentes configuraciones.
Dispone de interface USB-host sin limite de capacidad,
lo que le permite trabajar como data-logger
independiente, y sin límite en la capacidad de
almacenamiento externo, miden tensión y corriente
alterna RMS; control y visualización virtual de la
pantalla, y acceso remoto mediante red.
Mediante el software Ultra-sensor incorporado, se puede generar la curva de respuesta de cualquier sonda e
incorporarla al equipo, rompiendo con la tendencia
actual de tener que utilizar las sondas recomendadas
por los fabricantes de los multímetros.ESPECIFICACIONESRangoRango de FrecuenciaTensión DC.200 mV ~ 1000 VCorriente DC.200 μA ~ 10 APrecisión (% lectura + % rango)
0,055 + 0,005Tensión AC (RMS).200 mV ~ 750 V20 Hz ~ 100 KHz.0,2 + 0,05Corriente AC (RMS).
Temperatura.20 mA ~ 10 A
2 nF ~ 10.000 μF
200 mV ~ 750 V20 HZ ~ 10 KHz.0,30 + 0,10
0,01 + 0,00320 Hz ~ 1 MHz
Sin limite, especificaciones de la sondaCARACTERÍSTICAS GENERALES
Velocidad de muestreo máx..Adquisición de datos
Niveles máximos de entrada5 ½ Dígitos (240.000 cuentas)
LCD mono 256 × 64, Menús en pantalla, doble medida simultanea
Tensión y corriente DC y AC (rms), Resistencia 2 y 4 hilos, Capacidad, Continuidad, Test de
diodos, Frecuencia, Periodo, Porcentaje, Temperatura, Test con cualquier sensor, Limites.
Max, Min, Media, Nulo, dBm, dB
USB Host, USB, RS-232, GPIB y LAN (LXI-C)
10 setup, 10 sensores, 10 grupos de adquisiciones de datos, 2048 histórico de datos.
Memoria tipo pendrive USB
Seleccionable hasta 120 Muestras /sGrabación de datos, Inspección, Auto medidas programable.
1,000 VDC, 750 VRMS AC, DC&AC máx. corriente 10AShock y Vibración
Peso y tamañoMIL-T-28800, Tipo III, Clase 5
115/230V, 45-65Hz, 20W Max
2.5kg 107.0mm (H) × 231.6mm (W) × 290.5mm (D)17Las especificaciones pueden variar sin previo avisoMULTÍMETROS DE PRECISIÓN DM3000
Los Multímetros digitales RIGOL de la serie DM3000
son equipos de alta precisión, multifunción, con
medidas automáticas, para usuarios diseñadores de
productos, incluyendo 6 1/2 dígitos, adquisición de
datos en alta velocidad, medidas automáticas e
inspección de 16 canales, transformadas matemáticas,
medidas con todo tipo de sensores y otras funciones.
Soportan interfaces para RS-232, USB, LAN y GPIB, así
como almacenamiento en disco USB e impresión directa.RENDIMIENTO, los DM3000 disponen de una pantalla
LCD monocroma de alta resolución, soportan la visualización de señales y de señales que se graben; fáciles y
sencillos de usar mediante menús, disponen de un teclado retro-iluminado que los hacen aún más flexibles
en sus características de operación.• 5 ¾ y 6 ½ dígitos.
• Hasta 2.400.000 cuentas.
• Hasta 50.000 muestras/s y 1 M.
• Modulo de inspección 16 canales.
• Software de control remoto Ultra-logger.VELOCIDAD: Disponen de una velocidad de muestreo
de 50k/sg, lo que les permite ser usados para medir
señales de audio con gran precisión.
MEMORIA: Incorporan 1 Mbyte de almacenamiento
interno lo que les permite trabajar como data-logger
independientes, y sin límite en la capacidad de almacenamiento externo, miden tensión y corriente alterna
RMS; control y visualización virtual de la pantalla, y acceso remoto mediante red.
ULTRA-SENSOR: Mediante el software Ultra-sensor
incorporado, se puede generar la curva de respuesta
de cualquier sonda e incorporarla al equipo, rompiendo
con la tendencia actual de tener que utilizar las sondas
recomendadas por los fabricantes de los multímetros.CARACTERÍSTICASDM3061DM3062PantallaMemoria interna.Tensión y corriente DC y AC (rms), Resistencia 2 y 4 hilos, Capacidad, Continuidad, Test de
NOSI50.000 Muestras /s
Grabación de datos, Inspección, Auto medidas programable.
1,000VDC, 750VRMS AC, DC&AC máx. corriente 10A
MIL-T-28800, Tipo III, Clase 5AlimentaciónModulo 16 canalesNO1MShock y VibraciónPeso y tamañoSI10 setup, 10 sensores, 10 adquisiciones de datosVelocidad de muestreo máxima.Máximos niveles de entrada.NO
SILongitud de memoriaAdquisición de datos.DM3054LCD mono 256 × 64, Menús en pantallaUSB Host, USB, RS-232Inspección 16 canalesDM3052
5 ¾ DígitosFunciones matemáticasGPIB, LANDM30516 ½ DígitosResoluciónMedidasDM3064115/230V, 45-65Hz, 20W Max
2.5kg 107.0mm (H) × 231.6mm (W) × 290.5mm (D)
12 canales diferenciales 150 VpK max, 4 canales de corriente 1 A max.18Las especificaciones pueden variar sin previo avisoMULTÍMETROS DE PRECISIÓN DM3000CARACTERÍSTICAS COMUNES
Rango:Resolución 6 ½ / 5 ¾ dig. Precisión: 1 AñoCorriente de entrada6 ½ / 5 ¾ dígitoso Frecuenciao Carga±(% lectura + % rango)Tensión DC
200,0000 / 400,000 mV100nV / 1μV0.0050 + 0.001710MΩ >10GΩ2,000000 / 4,00000 V1μV / 10μV0.0040 + 0.000410MΩ >10GΩ20,00000 / 40,0000 V10μV / 100μV0.0035 + 0.000310MΩ >10GΩ200,0000 / 400,000 V0.0045 + 0.000310MΩ1mV / 10 mV0.0045 + 0.00510MΩ2,000000 / 4,00000 mA1 nA / 10nA0.005 + 0.00550Ω20,00000 / 40,0000 mA10nA / 100 nA0.005 + 0.00250Ω200,0000 / 400,000 mA100 nA / 1μA0.03 + 0.0031Ω1,000000 / 4,00000 A1μA / 10μA0.03 + 0.0061Ω10,00000 / 10,0000 A10μA / 100 μA0.05 + 0.010.01Ω3Hz-5Hz0.10 + 0.0151MΩ1000,000 / 1000,00 V100μV / 1mVCorriente DCTensión AC (RMS)
200,0000 / 200,000 mV5Hz-10Hz0.06 + 0.0151MΩ10Hz-20kHz0.04 + 0.0151MΩ20kHz-50kHz0.10 + 0.0251MΩ50kHz-100kHz0.55 + 0.041MΩ100kHz-300kHz1.20 + 0.251MΩRango de 2,000000V a3Hz-5Hz1.00 + 0.011MΩ750.0000 V / 2,00000 a
750.00005Hz-10Hz0.35 + 0.011MΩ10Hz-20kHz0.04 + 0.011MΩ20kHz-50kHz0.10 + 0.021MΩ50kHz-100kHz0.55 + 0.041MΩ100kHz-300kHz1.20 + 0.251MΩCorriente AC (RMS)
20,00000 / 20,0000 mA10nA / 100 nA0.01 + 0.02 (10Hz-50kHz)50Ω200,0000 / 20,0000 mA100 nA / 1μA0.05 + 0.03 (10Hz-50kHz)1Ω1,000000 / 1,00000 A1μA / 10μA0.05 + 0.03 (10Hz-50kHz)1Ω10,00000 / 1,00000 A10μA / 100 μA0.1 + 0.1 (10Hz-50kHz)0.02Ω100μΩ / 1mΩ0.010 + 0.00201mA2,000000 / 4,00000 KΩ1mΩ / 10mΩ0.010 + 0.00051mA20,00000 / 40,0000 KΩ10mΩ / 100mΩ0.010 + 0.0005100μA0.010 + 0.000510μAResistencia2-hilos y 4-hilos200,0000 / 400,000 Ω200,0000 / 400,000 KΩ100mΩ / 1Ω2,000000 / 4,00000 MΩ1Ω / 10Ω0.010 + 0.00051μA10,00000 / 40,0000 MΩ10Ω / 100Ω0.040 + 0.0005200nA100,0000 / 100,000 MΩ100Ω / 1 KΩ0.080 + 0.0005200nACapacidad
2,000000 / 4,00000 nF0,01pF / 0,1pF0.05 + 0.002200nA20,00000 / 40,0000 nF0,1pF / 1pF0.05 + 0.0051μA200,0000 / 40,0000 nF1 pF / 10 pF0.01 + 0.00510μA2,000000 / 4,00000 μF10pF / 100pF0.01 + 0.005100μA20,00000 / 40,0000 μF0,1nF / 1nF0.01 + 0.0051mA200,0000 / 400,000μF
1000,000μF1nF / 10nF0.01 + 0.0051mA19Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADMULTÍMETROS PORTÁTILESINSTRUMENTSAD9804AAD980• Pantalla 3 ½ dígitos• Pantalla 4 ½ dígitos 19.999 cuentas._1.999 cuentas.• TRUE RMS.• Frecuencia y capacidad.• Precisión 0,05% Vcc.• Temperatura• Transistores.• Transistores.• Frecuencia y capacidad.• Auto apagado.• Auto apagado.• Protección sobrecargas.• Pantalla retro iluminada.• Función test busca polos.• Terminales de entrada y puntas _de• Pantalla retro iluminada.prueba de _seguridad.
• Protección sobrecargas.• Terminales de entrada y _puntas• Protector anti choque.de prueba de seguridad.• Protección interferencias.• Protección sobrecargas.
• Protector anti choque.AD86C
AD97• Pantalla 3 ¾ dígitos• Pantalla 3 ¾ dígitos_3.999 cuentas.
• Auto-rango._3.999 cuentas.
• Auto-rango.• Frecuencia hasta 30 MHz.• Frecuencia hasta 30 MHz.• Temperatura y capacidad.• Temperatura y capacidad.• Auto apagado.• Transistores.• Ciclo de trabajo• Auto apagado.• Medida relativa.• Ciclo de trabajo• Terminales de entrada y• Medida relativa._puntas de prueba de• Terminales de entrada y_seguridad.
• Protección sobrecargas._puntas de prueba de• Protector anti choque._seguridad.• Protección interferencias.• Protección sobrecargas.• Conexión USB optoacopladaAD9804A
200 mV/ 2V/
20V /200V /1000V±0,5%2V/ 20V /200V / 750V±0,8%20mA/ 200mA/ 20A±0,8%20mA/ 200mA/ 20A±1%Tensión DC
CapacidadAD97200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/
2MΩ/200MΩ
20nF/2uF/200uFFrecuencia
Temperatura±2,5%AD86C400 mV/ 4V/
40V /400V /1000V
400mV/4V/ 40V /400V /
400uA/4mA/
40mA/400mA/ 10A
4nF/40nF/400nF/4uF/
40uF/200uF
100Hz/1KHz/10Khz/
100Khz/1Mhz/30MHz
-40 a 1000 ºC±0,5%
±2,5%400 mV/ 4V/
-40 a 1000 ºCAD980
20V /200V /1000V
200mV/2V/
±0,8%±0,8%
20V /200V / 750V
±1% 20mA/ 200mA/ 20A ±0,5%
±1,5% 20mA/ 200mA/ 20A ±1,5%
200Ω/2KΩ/20KΩ/2
00KΩ/2MΩ/200MΩ
±2,5% 20nF/2uF/200uF±2,5%
±1,5%±0,8%2 KHz/200Khz±3%±0,5%±0,5%-40 a 1000 ºC±1%±1%±1%2 KHz/200Khz
——AD97AD86CAD980TRUE RMS.———√Test diodos.√√√√Medida de transistores HFE.√√—√Test continuidad.√√√√Test busca polos acústico y led.√———Medida del ciclo de trabajo.—√√—Medida relativa.—√√—Indicador batería baja.√√√√Indicador sobrerrango.√√√√Data hold.√√√√Retro iluminación.√——√Apagado automático.√√√√Protector anti choque incluido.√√√√Protección alto voltaje.√√√√Protección anti-magnética y anti-interferencias.√√√√Conexión USB, software y cable de conexión incluido——√—Protección con fusible electrónico restaurable.√———Sonda de temperatura incluida.√√√—FUNCIONESAD9804A200 mV/ 2V/±0,5%20Las especificaciones pueden variar sin previo avisoMULTÍMETROS PROFESIONALES CAT IV , IP67ADINSTRUMENTS• El AD9929 dispone de una alta precisión del 0,025% DC.
• Auto-rango y TRUE RMS.
• Detector de tensión sin contacto (AD9962).
• Medida de Frecuencia, Capacidad hasta 40 mF y Temperatura
• Protección sobrecarga 1000 V en todos los rangos.
• Terminales de entrada y _puntas de prueba de seguridad.
• Protección anti choque.
• Protección interferencias.
• Cumplen con la normativa EN61010-1 y IEC61010-1 2ª edición
para Categoría IV 600V y Categoría III 1000V; Grado de polución
2. UL 61010-1, 2ª Edición , CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2ª Edición, y UL 61010B-2-031, 1ª Edición. (2003).MODELO
FUNCIONAD9929AD9962MAX. RANGO PRECISIÓN MAX. RESOL. MAX. RANGO PRECISIÓN MAX. RESOL.Tensión DC1000V±0,025%0,01 mV1000V±0,5%0,1 mVTensión AC1000V±0,5%0,01 mV1000V±0,8%0,1 mVCorriente DC10A±0,1%0,01 μA10A±1,2%0,1 μACorriente AC10A±0,7%0,01 μA10A±1,8%0,1 μACiclo trabajo99,90%±1,2%0,01%99,90%±1,2%0,01%±0,3%0,01 Ω40 MΩ±0,8%0,1 Ω40 MΩResistencia
Capacidad40 mF±3%0,001 nF40 mF±3%0,001 nFFrecuencia10 MHz±0,1%0,001 Hz10 MHz±1,5%1 Hz760 ºC/1400ºF±1%1º C760 ºC/1400ºF±1%1º CTemperaturaAD9929FUNCIONESAD9962TRUE RMS.√Auto-rango√√Medidas AC+DC√—Medida lazo corriente 4-20 mA en %√—Triple display√—Barra grafica√√Test diodos.√√Test continuidad.√√Amplio rango de capacidad√√Medida del ciclo de trabajo.√√Medida relativa.√√Indicador batería baja.√√Indicador sobre-rango.√√Data hold.√√Data logger de 9999 medidas√—Retro iluminación.√√Apagado automático.√√Protección anti choque.√√Protección alto voltaje 1000V Cat III, 600V Cat IV√√Impermeabilidad norma IP67√√Protección anti-magnética y anti-interferencias.√√Modo captura de picos√√Modo grabación MAX/MIN√√Bolsa de transporte incluida√√Sonda de temperatura tipo K incluida.√√21√Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADMULTÍMETRO PROFESIONAL CAT IV AD71BINSTRUMENTS• Alta precisión del 0,05% DC y 20.000 cuentas.
• Conexión USB y software para PC.
• Medida de Frecuencia, Capacidad hasta 20 mF y Temperatura
• Comprobación y alarma de conexiones erróneas.
• Cumplen con la normativa EN61010-1 y IEC61010-1 2ª edición para Categoría
IV 600V y Categoría III 1000V; Grado de polución 2. UL 61010-1, 2ª Edición ,
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2ª Edición, y UL 61010B-2-031, 1ª Edición. (2003).MEDIDA
Tensión DCESCALAS
200 mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000VTensión AC2V/ 20V/ 200V/1000VPRECISIÓNMAX. RESOL.±0,05%0,01 mV±0,6%0,1 mVCorriente DC200 μA/ 2000μA/ 20mA/ 200mA /10A±0,15%0,01 μACorriente AC200 μA/ 2000μA/ 20mA/ 200mA /10A±0,8%0,01 μA±1%0,01%±0,4%0,01 Ω10% ~90%Ciclo trabajo
Capacidad200Ω/2kΩ/20kΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
20 nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF±1,2%0,001 nF10 MHz±0,1%0,001 Hz-40 a 1000 ºC±1%0,1º CFrecuencia
TemperaturaFUNCIONES
Máximo Display20.000Impedancia de entrada (2,5 GΩ para escala 200mV DC)10 MΩTRUE RMS (100 KHz).√Autorrango√Medidas AC+DC√Medida lazo corriente 4-20 mA en %√Triple display√Barra grafica√Test diodos.√Test continuidad.√Amplio rango de capacidad√Medida del ciclo de trabajo.√Medida relativa.√Indicador batería baja.√Indicador sobrerrango.√Data hold√Data logger de 100 medidas√Retro iluminación.√Apagado automático.√Protección anti choque.√Protección alto voltaje 1000V Cat III, 600V Cat IV√Protección anti-magnética y anti-interferencias.√Modo captura de picos√Modo grabación MAX/MIN√Sonda de temperatura tipo K incluida.√ACCESORIOS INCLUIDOS
Cables de prueba, Batería 9V, Manual de instrucciones, Sonda de temperatura, Clip cocodrilo, clip de prueba, Cable USB,
Software para PC y bolsa de transporte.22Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADGENERADOR DE FUNCIONES AD8602INSTRUMENTSEl AD8602 utiliza un circuito integrado monolítico de larga
escala para conseguir una elevada relación de calidad/precio.
Gracias al control de su micro-computador, se puede medir la
amplitud y la frecuencia de la señal medida y de salida
mostrándola en su pantalla, lo que resulta muy conveniente,
especialmente en situaciones de baja frecuencia.
El equipo utiliza internamente precisas fuentes de corriente
constante, logrando que la señal de salida tenga una alta
precisión en todo su ancho de banda para todo tipo de
señales.ESPECIFICACIONES
Margen de frecuenciasAD8602B
0,2 Hz – 2 MHzTipos de señalVoltímetro / resolución
Indicadores ledEscalas de frecuencia75 dígitos / 0,1 HzFrecuencímetro / resolución3 dig / 1mVpp
Hz, KHz, mVpp, Vpp
50 ΩImpedancia de SalidaAmplitud de salida (1 Mohm) 20 mVpp ~ 20 Vpp V (c.a.) Ajuste ciclo de trabajo
Distorsion armonica20 % - 80%20 dB y 40 dB.Impedancia de Salida≤ 100 nSDimensiones y peso≤ 2%50 Ω
270×215×100 mm / 1,9 KgAlimentación220 V 30 WGENERADOR DE BAJA DISTORSIÓN AD8603BADINSTRUMENTSGenerador de funciones basado en síntesis digital directa
DDS de 10 Bits, con una muy baja distorsión armónica, alta
precisión en frecuencia con resolución de 8 dígitos, y funciones
de barrido y modulación de AM programables.
Debido a sus características es muy adecuado en análisis
de circuitos básicos, respuesta de amplificadores, circuitos
resonantes, filtros, alta fidelidad, y en general cualquier sistema
que necesite una alta pureza de la señal y una precisión
de frecuencia elevada.ESPECIFICACIONES
Tiempo de subida TTL
_señal senoidalImpedancia de Salida
Impedancia Salida TTL
DC offset continuo
Resolución DC OffsetAD8603B
1 Hz – 3 MHz
Senoidal, TTL
0,03 % F ≤ 20 KhzFrecuencímetro / resolución
Voltímetro / resolución8 dígitos / 0,01 Hz
3 dig /0,1mVpp8 Vpp (50 Ω), 16 Vpp (c.a.) / 10 bits Amplitud/resoluciónModulaciónAM ext, int.
Interna_400 Hz, 1000 HzExterna_0,1 % 20 Khz ≤ F ≤ 1 MHz
de 100 Hz a 100 Khz
1 % 1 MHz ≤ F ≤ 3 MHz Profundidad de modulación_
-6,4 V ~ + 6,4 V (c.a.)
50 mV (c.a.)Control de salida
SWEEP (barrido)Programable en Frec. y V.Velocidad de barrido
Dimensiones y peso0,02 s ~ 5 s/paso
270×215×100 mm / 1,9 KgAlimentación23Lin. , Log, ext.220 V 30 WLas especificaciones pueden variar sin previo avisoGENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS
DG3000DG2000/DG1000• Tecnología DDS y 14 bits .
• Frecuencia hasta 120 MHz.
• Hasta 300 MS y 1 M de memoria.
• Generador de pulsos y PWM.
• Modulación AM, FM, FSK y PM
• 10 señales estándar.CARACTERISTICAS• Pantalla gráfica.
• Sistema de ayuda en pantalla.
• Modulo salidas lógicas opcional .
• Software para PC incluido.DG3121A DG3101A DG3061A DG2041APANTALLA4 " QVGA, ColorCANALESDG1022
LCD mono 256 × 641CANAL1CANAL 2FRECUENCIA
Formas de ondaSENOIDAL, CUADRADA, RAMPA,TRIANGULO,PULSO,RUIDO,DC,ARBITRARIASenoidal120 MHz100 MHz60 MHz40 MHz20 MHz20 MHzCuadrada120 MHz100 MHz60 MHz40 MHz20 MHz20 MHz36 MHz16 MHz3 MHz3 MHz1 MHz500 KHz150 KHz150 KHz10 MHz5 MHz5 MHz25 MHz12 MHz3 MHz3 MHz1M512 K4K1KPulso
Ruido Blanco, ancho de banda
Velocidad de muestreo50 MHz40 MHz300 MS/s100 MS/s
1 μHzResolucion frecuencia
Precision en amplitud
Amplitud (50 Ω)14 bits
10 mVpp - 10 Vpp10 Bits
20 mVpp-10
Vpp2 mVpp - 3 VppOTROS PARAMETROS
Memoria no volatil interna
Configuracion opcionalAM, FM, FSK, PM,PWM
SWEEP, BURST, CONTADOR, FRECUENCIMETRO 200 MHz.
USB Host, USB Device, RS-232, LAN/GPIB10 señales
USB host, USB.Modulo 16 salidas digitales + 2 clock24Las especificaciones pueden variar sin previo avisoCARACTERÍSTICAS COMUNES DG1000/2000/3000
Pureza espectral senoidalModulación FM
< 1 VppDistorsión ArmónicaDistorsión Armónica total
no Armónicos
Ruido de fase> 1 VppPortadoraSenoidal, Cuadrada, Rampa, ArbitrariaDC - 20 kHz-70 dBc-70 dBcFuenteinterna/ externa20 kHz - 100 kHz-65 dBc-60 dBcModuladoraSenoidal, Cuadrada, Rampa, Ruido,
Arbitraria (2mHz - 20kHz)100 kHz - 1 MHz-50 dBc-45 dBcDesviación en FrecuenciaDC - 5 MHz1 MHz - 10 MHz-40 dBc-35 dBcModulación PMDC - 20 kHz 0.04%PortadoraSenoidal, Cuadrada, Rampa, ArbitrariaDC - 1 MHzFuenteInterna/ externaModuladoraSenoidal, Cuadrada, Rampa, Ruido,
Arbitraria (2mHz - 20kHz)< -70 dBc1 MHz - 10 MHz < -70 dBc + 6 dB/octava
10kHz Offset –115 dBc / Hz, típicaSeñal CuadradaDesviación de Fase0 - 360°Modulación FSKRise/Fall Time< 8 ns (10% - 90%)PortadoraPulsoOvershoot< 2%FuenteCiclo de trabajo20% - 80% (a 10 MHz)Moduladorainterna/ externa
50% ciclo de trabajo cuadrada
(2mHz - 100kHz)Asimetría( <50% ciclo de
trabajo)1% del periodo + 5nsModulación PWMJitter300ps + 100 ppm del periodoPortadoraPulsoFuenteInterna/ externa
Pulso anchura 0% - 100%Rampa
Linealidad< 0.1% del pico de salidaModuladoraSimetría0% - 100%Sweep (Barrido)
PortadoraSenoidal, Cuadrada, Rampa, ArbitrariaTipoLineal o LogarítmicaTiempo de subida variable 5ns - 1msDirecciónArriba o abajoOvershoot< 2%Tiempo1 ms - 500 s ± 0.1%Jitter300ps + 0.1 ppm del periodoFuenteInterna/externa/ManualMarcadorFlanco de bajada de la señal de sincronismo (Frecuencia Programable)Pulso
Anchura de pulso8 ns < Periodo < 2.000 s ; 5ns resoluciónArbitraria
Resolución de Amplitud14 bitsBurstMínimo tiempo de subida10nsSeñalesSenoidal, Cuadrada, Rampa, Pulso, Ruido,
ArbitrariaJitter (RMS)2.5 ns + 30ppmTiposCuentas 1 -50,000 periodos , infinito.Memoria interna4 SeñalesFase de comienzo-360° - +360°Periodo interno.1 s – 500 s ± 1%Fuente de entradaDisparo ExternoDisparo FuenteInterna/Externa/ManualCaracterísticas de Salida
Precisión de Amplitud (1
Planitud10 mVpp - 10 Vpp
20 m Vpp - 20 Vpp50
Alta Z)± 1% ± 1 mVpp
< 10 MHz 0.1 dB (± 1%)
10 MHz - 80 MHz 0.15 dB (± 1.5%)(Senoidal relativa a 1 kHz)
Rango pico AC DC
(1 kHz)80 MHz - 120 MHz 0.4 dB (± 4.0%)
20 V50
Alta ZConectores Panel frontal
Modulación externa AM
Disparo externo± 5 Vpk = 100% Modulación
5 kΩ Impedancia de Entrada
TTL-compatibleEntrada de Disparo
Entrada NivelTTL-compatibleFlancoSubida o bajada (seleccionable)± 2% de la Offset establecidaPulso anchura> 100 ns± 0.5% de la Amplitud ± 2mVEntrada impedancia> 10 k , Acoplamiento DCBarrido lineal< 500 µs (típica)Impedancia50 Ω típicaLatencia de Barrido< 500 ns (típica)Aislamiento42 Vpk max. - TierraSalida de DisparoProtecciónContra corto-circuito y sobrecarga con
desactivación automática de la salida.NivelTTL-compatibleSalida de la señalPulso anchura> 400ns típicaPortadoraSenoidal, Cuadrada, Rampa, ArbitrariaImpedancia de salida50 Ω, típicaFuenteInterna/ externaVelocidad máxima1 MHzModuladoraSenoidal, Cuadrada, Rampa, Ruido,
Arbitraria (2mHz to 20kHz)CARACTERÍSTICAS GENERALESProfundidad0% - 120%DG1000/2000Vac 100-240 V, 65VA max., 2,7 KgrDG3000Vac 100-240 V, 65VA max., 3,5 KgrModulación AM25Las especificaciones pueden variar sin previo avisoFUENTE DE ALIMENTACION DP1308A4,3 ´´ TFT
480 × 272La función de mostrar la forma
de onda permite visualizar la
Tensión/Corriente en tiempo
real, combinado con el valor
numérico de V, I y W en una
única pantalla.1.
7.Pantalla TFT 4.3” 16M con 480x272 de resolución.
Cada canal es programable y puede ser operado solo o simultáneamente. Potencia total de salida de 80W.
Alta funcionalidad, potentes funciones, interface de usuario intuitivo, sobresalientes prestaciones.
Mecanismo de autoprotección global, incluye protección OVP, OCP, OTP.
Soporta memorias USB, fácil de guardar y recuperar la configuraciones del sistema.
Conectividad completa: USB De vice, USB Host, LAN (Clase LXI-C ) y GPIB.
Fácilmente programable mediante protocolos estándar, soporta SCPI y dispone de certificación LXI-CESPECIFICACIONES
Salida DC (0°C a 40°C).
Tensión.+25V-25V0 ~ +6 V0 ~ + 25 V0 ~ -25 V0~5A0~1A0~1A0.1 V ~ 6.5 V0.1 V ~ 27 V0.1 V ~ 27 V0.1 A ~ 1.2 A0.1 A ~ 1.2 ACorriente.
Protección Sobre-Tensión.+6VProtección Sobre-Corriente.0.1 A ~ 5.5 A
Regulación de carga ± (% de salida + offset).
Tensión.<0.01%+2 mV
<0.01%+250 μACorriente.
Regulación de línea ± (% de salida + offset).
Rizado y Ruido (20Hz — 20MHz).
Corriente.<2 mArms
Precisión 12 Meses (25°C + 5°C), ± (% de salida + offset)
Tensión.0.1% + 5 mV
Corriente.0.2% + 10 mA
Programación.0.5 mV I 0.5 mA
Medida.0.5 mV I 0.5 mA
Medidores.1 mV I 1 mA<0.01% + 2 mV
<0.01% + 250 μA
<350 μVrms I 2mVpp
<500 μArms0.05% + 20 mV
0.15% + 4 mA1.5 mV I 0.1 mA
1.5 mV I 0.1 mA
10 mV I 1 mA
Coeficiente de temperatura por°C (%salida + offset)
Alimentación.0.01% + 2 mV
0.02% + 3 mA0.01% + 3 mV
0.01% + 0.5 mA100Vca ± 10%,115Vca ± 10%, 220Vca ± 10%, 230Vca ± 10%
Dimensiones / peso.USB, USB-Host, GPIB, LAN compatible LXI.
235 mm (W) x 155 mm (H) x 384 mm (D) / 8,5 Kgr.26Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADFUENTES DE ALIMENTACIÓNESPECIFICACIONES
Modo independiente o traking
Regulación de carga T/C
Ruido y zumbidoINSTRUMENTSTPR-3005-3DTPR-3003-3DKPS3030D2 × 0 - 30V, 0 - 5 A
0 - 30V / 0 -10 A
0-60 V / 0 - 5A2 × 0 - 30V, 0 -3 A
0 - 30V / 0 -6 A
0-60 V / 0 - 3 A0 -30 V, 10-30 A0,01 % ± 2 mV / 0,2 %± 3 mA0,1 % ± 0,2 mV0,01 % ± 2 mV / 0,2 % ± 3 mA0,1 % ± 0,2 mV0,5 mVrms versión DTecnología
Salida5 mVrmsLinealConmutada
FlotanteSalida Auxiliar
MedidoresTipo
Corriente de salida5V
LED dualLED Rojo
Digital 3 dígitos, resolución 100 mV, Ajuste de V con potenciómetro de 10 vueltas.
Digital 3 dígitos, resolución 10 mA.
220 Vac ± 10% 50 Hz (110 Vac ± 10% 60 Hz bajo pedido)AlimentaciónMULTIMETRO DE SOBREMESA AT-VC8045
• Precisión 0,05 % Vcc
• Cambio automático de polaridad.
• Medida HFE.
• Medida de frecuencia y condensadores.
• Alimentación 110/220V, 50/60 Hz.AT-VC8045
Tensión DC200 mV/ 2V/ 20V /200V /1000V±0,05%Tensión AC2V/ 20V /200V / 750V±0,8%Corriente DC20mA/ 200mA/ 20A±0,35%Corriente AC20mA/ 200mA/ 2 A/20A±0,8%Resistencia200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ±0,1%Capacidad20nF/2uF/200uF±3,5%Frecuencia20 Khz/200Khz±1%27Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADOR DE COMPONENTES LCR AD2828S ADINSTRUMENTSCaracterísticas
El AD2828S puede analizar con precisión el rendimiento de materiales de inductancias/■ Método de medida por puente auto balanceado con el rango de medida de impemagnéticos con una amplia medida de frecuencias (20Hz--1MHz) y excelentes resultados.dancias más elevado del mercado
Mediante el uso de la fuente de bias 100mA DC opcional AD10301, el equipo puede medir con■ 4-terminales pareados para eliminar el acoplamiento electromagnético de lasprecisión el rendimiento de pequeñas corrientes DC de bias en inductancias de alta frecuencia,puntas de pruebatransformadores de comunicaciones y filtros. Con la fuente de corriente bias DC opcional■ Medidas de frecuencia desde 20Hz a 1MHz con frecuencia programable con unaAD1775, se pueden alcanzar los 40A de corriente de bias para analizar inductancias de altaresolución de 1 mHz.
potencia y corriente.■ Análisis de frecuencia, tensión AC/DC, barridos de corriente y curvas
■ Precisión básica: 0.05 %Medida precisa de condensadores cerámicos■ Velocidad de medida hasta 25ms/tiempo @1MHzLas frecuencias de 1kHz y 1MHz son las principales utilizadas para la medida de materiales■ Gran pantalla gráfica LCD de 320×240 puntoscerámicos y condensadores. Un factor de disipación es fundamental para los condensadores■ Resolución de 6 dígitoscerámicos. La capacidad y el dieléctrico pueden cambiar en función del nivel de señal de■ 22 combinaciones de medidas de impedanciamedida aplicado al DUT. Con un amplio rango de medida de impedancias, una resolución de 6■ Impedancia de salida: 30 Ω y 100 Ω seleccionabledígitos y la función de control automático de nivel (ALC), el equipo consigue realizar las medi-■ Barrido de una lista de 10 puntosdas precisas y fiables que se necesitan para los condensadores cerámicos.■ Medida programable de la señal AC hasta 20V (opcional)
■ Fuente interna de bias DC de ±40V/100mA(opcional)Medida de la capacidad en paneles LCD■ Control automático de la tensión y la corriente (ALC)La característica de tensión-capacidad (C-VAC) es el método de evaluación del rendimiento de■ Monitorización de los niveles de tensión y corrienteos materiales LCD. El problema de los instrumentos de medida en general para medir esta■ Guarda hasta 20 configuraciones del equipocaracterística de los paneles LCD, es que la tensión máxima de medida no es suficiente. El■ Comparador incorporado, ordenación de 10-bin, contadorAD10301 opcional ofrece una señal de tensión programable de me dida hasta 20Vrms con una■ RS232C, HANDLER (opcional), GPIB y USB-host para memorias USB.resolución del 1%, lo que hace que resulte muy sencillo medir la capacidad de los paneles LCD■ Prolongador del cable de prueba 2m/4m opcionalen las mejores condiciones y con la mayor eficiencia.IntroducciónMedida de componentes y materiales semiconductores
El mayor rendimiento de los MOSFET está en la capacidad de la capa de óxido (Cox) y en la■ El AD2828S pertenece a nueva generación de medidores de componentes que aplica la avan-densidad de impurezas en el semiconductor. Ambas pueden calcularse mediante la medida dezada técnica de puente auto balanceado. Puede utilizarse para las medidas de todo tipo de
componentes y materiales con una precisión básica del 0.05%, amplio rango de frecuenciasla capacidad y tensión continua (C-VDC). El equipo puede realizar fácilmente esta medida (CVDC) debido a su amplio rango de medida de frecuencia (20Hz a 1MHz) y a su fuente progra-desde 20Hz hasta 1MHz y un rango de impedancias hasta 100MΩ. Resulta especialmente útil
para la medida de capacidades con bajo ESR e inductancias con un alto factor de calidad (Q).
Las posibilidades de medidas con alta potencia mediante una señal de 20V AC, Bias de 40V
DC y barrido de listas de funciones, permiten mejorar sensiblemente la evaluación de componentes. La configuración de 4 terminales pareados ayuda a eliminar el efecto de acoplamiento
electro-magnético del cable de prueba, lo que aumenta el límite de medida de impedancias
bajas hasta diez veces con respecto a otros equipos de medida que utilizan la configuración
normal de cinco terminales.mable bias de 40V DC.
El equipo puede medir la capacidad distribuida en diodos, transistores y MOS.Potente función de análisis de componentes
El AD2828S dispone de la función de análisis de curva de respuesta que le permite analizar las
características de los componentes. Por ejemplo análisis de resonancia de componentes,
corriente de bias de componentes cerámicos, tensión de bias en diodos capacitivos, y tensión■ El AD2828S dispone de la medida de la frecuencia de respuesta, función de análisis de la señalAC de LCD materiales LCD.de tensión/corriente AC y bias DC de tensión/corriente. Esto pude usarse para analizar las
características de micrófonos, resonadores, inductores, condensadores cerámicos, pantallas
LCD y transformadores.Investigación y desarrollo de nuevos materiales y componentes
El AD2828S aumenta considerablemente la fiabilidad de las medidas con su precisión básica■ El AD2828S es una potente herramienta para el diseño de componentes, inspección, control dedel 0.05%. El equipo puede identificar pequeños cambios en componentes gracias a sus 6calidad y medida en líneas de producción. Su excelente rendimiento y potentes funciones
facilitan el diseño de circuitos electrónicos y la investigación de materiales.dígitos de resolución, especialmente en la medida de condensadores con baja disipación.■ El AD2828S cumple con los estándares comerciales y militares IEC y MIL.Accesorios incluidos
Componentes pasivos: Medida de la impedancia de capacidades, inductancias, núcleos
magnéticos, resistencias, transformadores, módulos de chips, etc.AD26005B
AD26011A
AD26010Conjunto de medida de 4-terminales
Cable de prueba 4-terminales pareados Kelvin
Placa dorada de cortocircuitosSemiconductores: Características de C-V, parasitarios de transistores y circuitos integrados.OpcionesOtros: Evaluación de la impedancia de placas de circuitos impresos, relés, conmutadores, cables, baterías, etc.AD26001A
AD26006
AD26007
AD26008
AD26009B
AD12020Materiales dieléctricos: Permitividad y disipación de plásticos, cerámicas, etc.
Materiales magnéticos: Permitividad y disipación de ferritas, materiales no cristalinos.
Materiales semiconductores: Permitividad, conductividad y características C-V de materiales
semiconductores.Conjunto de prueba de 4-terminales
Conjunto de prueba para componentes axiales (usado con el AD26005B)
Conjunto de prueba de núcleos
Conjunto de prueba para componentes SMD
Pinzas para probar componentes SMD
Tarjeta amplificadora bias 20Vrms/40V DC
Cable 2m/4mc
Tarjeta interfaz Handler/Scanner
Software de control para PC.Material LCD: Permitividad, elasticidad y características C-V de paneles LCD.28Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADOR DE COMPONENTES LCR AD2828S ADINSTRUMENTSVmax x 1 De DE LINEASFUNCIONES DE MEDIDA2QBARRIDO22 combinaciones de parámetros, incluyen1 Q x DeC
Se pueden selecciona hasta 10 frecuencias y niveles de medida para escane-do |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q,
ar. El escaneo puede ser en modo continuo o único.
(resistencia equivalente en serie), Rp
(resistencia equivalente en paralelo)Usando el AD10301, la lista puede contener valores de niveles de bias DC.
ΔABS, Δ%Parámetros de medidaCircuito equivalenteCOMPARADOR E INTERFACEFunciones matemáticas
ModosAuto, Retención, ManualSub-sección9 secciones: 10Ω, 30Ω, 100Ω, 300Ω, 1kΩ,
3kΩ, 10kΩ, 30kΩ, 100kΩRangoModos de disparoIN/OUT para los sub-parámetros
Contador BinInterno, Manual, Externo, BUS
Rápido: 32ms 25ms@1MHz ,Tiempo de medida (≥1kHz)Medio: 90ms, Lento: 650msOrdenación de 10-bin y contador de bin para los
parámetros de medida, comparaciónComparador0—999999Comparador de barridos de listasPara cada valor de la lista se puede comparar con
HIGH/IN/OUT.PROTECCION DE ENTRADATiempo promedio1—255Tiempo retardo0—60s, en pasos de 1msFunciones de calibraciónFrecuencia Abierta/Corto, corrección frecuencia completa, corrección de cargaTerminal de medida4-terminales pareadosProtección interna del circuito, cuando un condensador cargado se conecta a
terminales desconocidos. La tensión máxima del condensador es:Vmax1
Cdonde: Vmax ≤200V, C en FaradiosOTROSEstándar: 0m, 1m
Longitud cable de prueba20 configuraciones salvadas y recuperadas desde la
memoria no volátilOpcional: 2m, 4m
Modos de displayDirecto, Δ, Δ%, nº bin, contador bin, barrido
lista, V/I (monitor tensión / corriente)PantallaLCD 320×240 matriz de puntosMemoriaOtras 40 configuraciones en disco USB diskSEÑALES DE MEDIDA
Frecuencia de la señal, Precisión
0.01%20 Hz 1MHz, con resolución min. de
1mHz, programación aleatoria
30 Ω , 100 Ω seleccionable (solo 100 Ω
usando AD10301)
Cuando el terminal está abierto o en corto,
la tensión o corriente de la señal puede
programarseImpedancia de salida
Modos de la señal
de medida ACNivel
tanteOPCIONES
AD10301Amplificador de señal bias DC hasta 40V/100mA
Incrementa la señal de medida AC hasta
20Vrms/100mA rms.AD10401Extensión del cable de pruebacons- Asegura que la tensión o corriente del DUT
no cambia con la impedancia del DUTMedida del nivel de
la señal AC
opciónEstándarPueden introducirse 9 conjuntos de límites Alto/Bajo,
permite la ordenación de 10-bin para L, C, o │Z│.5mVrms — 2VrmsNormal I50μArms — 20mArmsNivel const. V10mVrms — 1VrmsNivel const. I100μArms — 10mArmsNormal V5mVrms — 20VrmsNormal I50μArms — 200mArmsTiempo de calentamiento≥30 minutosNivel const. V10mVrms — 10VrmsTemperatura ambiente23±5ºCNivel const. I100μArms—100mArmsAD10202
El handler posibilita la sistematización con una máquina automática de ordenación decomponentes.PRECISIONResoluciónCalibraciónAbierto, CortoLongitud cable de prueba0mAe = ±[A+(Ka+Kb+Kc)×100] (% de la lectura)±(0.000 — 4.000)V DC 1mVA factor básico de precisión.±(4.002 — 8.000)V DC 2mVKa, Kb son los factores proporcionales de impedancia±(8.005 —20.000)V DC 5mV|Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G,|Z|, R, X0. 01mΩ — 99.9999MΩ|Y|, G, B0. 01nS — 99.9999SC0. 01pF — 9.99999FL0.01nH — 99.9999kHD0.00001 — 9.99999Q0.00001 — 99999.9Θ (ángulo DEG)-179.999º — 179.999 ºθ (radian RAD)-3.14159 — 3.14159Kc es la interpolación de calibración.
Frecuencia de corrección directa: Kc=0,
Otras frecuencias Kc=0.0003RANGO DE VISUALIZACION EN PANTALLAΔ%0.3Vrms – 1VrmsCondiciones de medida Tensión de la señal0V, 1.5V, 2V DC
RangoAD10301
opciónInterfaz HandlerNormal V
EstándarBias DCTodas las configuraciones del equipo, valores medidos, límites del comparador y tablas de listas de barridos pueden comunicarse con otros equipos o con un
ordenado mediante GPIB o RS232C.GPIB RS232CD ≤ 0.1, para la medida de C, L, B
Q ≤ 0.1, para la medida de R, G
±[Ae/100] (lectura directa de D)DDonde, A=[A+(Ka+Kb+Kc)×100]
Qx2De
1 Qx De
Qx es el valor medido de Q, De es la precisión de DQ
(Qx×De<0.1)
DEG±[Ae/100] (ángulo directo)RAD±[(180/π)×(Ae/100)] (radianes directo)θ-999.999% — 999.999%29Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADANALIZADOR DE COMPONENTES LCR AD2818
CaracterísticasINSTRUMENTSFunción de medida■ Pantalla LCD 320X240, resolución 6 dígitos.
■ Análisis y curva de respuesta en frecuencia .|Z|,|Y| C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR,
Relacion Transformacion, Fase.Parámetro de medida■ Frecuencia programable de 20 Hz a 300 KHz con resolución de 10 mHz.
■ Fuente interna de voltaje de 0, 1,5V y VDC, ampliable a -10VDC~+10VDC
o una corriente máx. de 100mA
■ 2 impedancias de entrada seleccionables: 30Ω/100Ω, para facilitar la
compatibilidad con otros medidores de LCR
■ Velocidad de medida de hasta 30 veces/segundo
■ Función de medida de parámetros de transformadores.
■ Comparador incorporado de 10 bins
■ Función de control automático de nivel de V y I.
■ Función medida de una lista de barrido programable.
■ Salva 20 conjuntos de parámetros de medidas .
■ Recuperación automática de parámetros salvados
■ Interface RS232C standar
■ Interfaces opcionales GPIB, USB-host, HANDLERPrecisión Básica0.05%Circuitos EquivalentesSerie, paraleloFunción MatemáticaDesviación del valor absoluto, Δ%Modos de RangoAuto, Retención, Selección manualModos de disparoInterno, Manual, Externo, BUSVelocidad de MedidaRápido: 32 mS, Mediano: 90 mS,
Lento: 650 mSTiempos de promedios1-255Función de calibraciónPunto de frecuencia Abierto/Corto,
Correccion completa de frecuencia,Terminales de medida5-terminalesModos de visualización Directa, Δ, Δ%, V/I
6-dígitos de resolución, Pantalla LCD
320x240PantallaSeñales de Medida
Frecuencias de señal20 Hz a 300 KHz con resolucion de 10 mHz.
30Ω, 100ΩImpedancia de salida5 mV ~4 V, resolucion 1 mV.Niveles ComprobaciónFija 0, 1,5 y 2 VDC
0 ~10 V, 0~100mA DC opcionalRangos de medida visualizadosIntroducción
■ El medidor AD2818 es un analizador automático de componentes|Z|, R, X0.0001Ω - 99.999MΩC0.00001pF - 9.9999 FL0.00001µH - 9999.99HD0.00001 - 9.99999Qcon amplio rango de medidas y 6 dígitos de resolución. El medidor proporciona una velocidad de medida de hasta 30 veces/
segundo, frecuencias de medida programables desde 20Hz a
300kHz, niveles automáticos de comprobación, resolución de 6
dígitos, dos impedancias de entrada seleccionables y potentes
funciones de medida. Por lo que es recomendable para el control
de calidad en las líneas de producción, inspecciones de entrada,
diseños de componentes y evaluación de componentes.0.00001 - 99999.9θ (DEG)-179.999º - 179.999 ºθ (RAD)-3.14159 - 3.14159Δ%-999.999% - 999.999%
1:001 ~1:100Relacion transformacion0.001Ω - 99.9999MΩDCR0.00001μS -99.9999 S|Y|, B, GComparador e interfases
Potente función de análisis de componentes
■ El AD2818 dispone de la función de análisis de curva de respuesta que le permite analizar las características de los componentes.
Por ejemplo análisis de resonancia de componentes, corriente de
bias de componentes cerámicos, tensión de bias en diodos capacitivos, y tensión AC de materiales LCD.Comparador10 bins, (3 PASA,1 FALLA, 1 AUX)MemoriaSalva y recupera 20 configuracionesInterfasesRS-232C, HANDLER (opc.), GPIB (opc.),
USB-host (opc)Caracteristicas generales
Temp. y humedadFunción lista de barrido
■ Este medidor permite generar una lista de barrido con hasta 10
frecuencias, niveles de señal o niveles DC bias, y limites de medida. Estos puntos pueden ser automáticamente medidos, comparados y mostrados simultáneamente en pantalla.AlimentaciónDimensiones (L×A×F)Interfaces de comunicaciones
■ El AD2818 dispone de interface de serie RS232C, y opcionales
HANDLER y GPIB; a través de los cuales el medidor puede comunicarse con un ordenador y crear un sistema automático de
medida y comprobación.90%RH≤ 80VAConsumoPeso0 C - 40 C,198V - 242V, 47.5Hz - 63Hz4300mm×185mm×473mm
Aprox. 13 kgAccesorios incluidos
AD26004BCable de comprobación de 2-terminales
AD26005Conjunto de prueba de 4-terminales fijo
AD26011Cable de comprobación de 4-terminales Kelvin
AD26010Placa dorada para cortocircuitoPráctico sistema de carga y salvaguarda de parámetros
■ Puede salvar 20 conjuntos de parámetros de medida, y recuperarlos automáticamente, lo que evita el problema de tener que repetir los ajustes.Opciones
AD26029A
AD26016
AD26025
AD1802AÚtil función de medida para transformadores
■ Inductancia, DCR, relación de transformación y capacidad entre
bobinados son los parámetros principales de transformadores o
bobinas de baja frecuencia. El AD2818 esta diseñado para realizar estas medidas de transformadores sin opciones adicionales .30Conjunto fijo para comprobación SMD
Pinzas para comprobación SMD
Placa de interface HANDLER
Placa de interface GPIB
Placa USB-host
Software de control para GPIB
Software de control para RS232
Tarjeta DCbias 100mA/10VLas especificaciones pueden variar sin previo avisoADMEDIDOR DE LCR AD2817C
CaracterísticasINSTRUMENTSFunción de medida■ Pantalla especial LCDLCRParámetro de
medida■ 10 frecuencias típicas de medida desde 50Hz a 100kHz,
■ Fuente interna de voltaje de ±2VDC, ampliable a 5VDC~+5VDC o una
corriente máx. de 50mA
■ 2 impedancias de entrada seleccionables: 30Ω/100Ω, para facilitar la compatibilidad con otros medidores de LCR
■ Velocidad de medida de hasta 20 veces/segundo
■ Función de medida de parámetros de transformadores
■ Comparador incorporado de 5 bins
■ Función de bloqueo del teclado
■ Función LCZ automática
■ Salva 10 conjuntos de parámetros de medidas
■ Interface HANDLER y RS232C
■ Interface opcional GPIB (IEEE-488)Transformador|Z|, C, L, X, R, D, Q, θ
DCR, M, N, 1/N, L2, DCR2Precisión Básica0.1%Circuitos EquivalentesSerie, paraleloFunción MatemáticaDesviación del valor absoluto, Δ%Modos de RangoAuto, Manual, Retención.Modos de disparoInterno, Manual, Externo, BUSVelocidad de MedidaRápido: 20, Mediano: 8,
Lento: 2 (veces/segundo) (≥1kHz)Tiempos de promedios1-99Función de calibraciónPunto de frecuencia Abierto/Corto,
Corrección completa de frecuenciaTerminales de medida5-terminalesModos de visualizaciónDirecta, Δ, Δ%Pantalla5-dígitos de resolución, Pantalla
LCD especial con retroiluminaciónSeñales de Medida
10 puntos: 50Hz, 60Hz, 100Hz,
120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz,
40kHz, 50kHz, 100kHzFrecuencias de señal30Ω, 100ΩImpedancia de salida
Niveles Comprobación0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms
Fija ±2VDC, 0~±5VDC ajustableFuente de continua0~±50mA DC ajustableRangos de medida visualizados
0.0001Ω - 99.999MΩIntroducción|Z|, R, X
C0.001pF - 99999µ F■ El medidor de LCR AD2817C ha sido desarrollado recientementeL0.001µH - 99.999kHD0.0001 - 9.9999Q0.0001 - 99999para proporcionar un alto rendimiento a un reducido costo. Es la
combinación perfecta de un medidor general con uno de alto rendimiento de elevada precisión. El medidor proporciona una velocidad de medida de hasta 20 veces/segundo, 10 frecuencias de
medida desde 50Hz a 100kHz, 3 niveles típicos de comprobación,
resolución de 5 dígitos, dos impedancias de entrada seleccionables y potentes funciones de medida. Por lo que es recomendable
para el control de calidad en las líneas de producción, inspecciones de entrada, diseños de componentes y evaluaciones.θ (DEG)-179.99º - 179.99 ºθ (RAD)-3.1416 - 3.1416Δ%Altas prestaciones a bajo costo
■ Este medidor combina la facilidad de uso con potentes funciones y
mejora el rendimiento de los medidores de 100kHz. Es el equipos
ideal para su uso en inspecciones de entrada y líneas de producción.-99.999% - 99.999%N,1/N0.001 - 999.99DCR0.1mΩ - 199.99kΩM,L20.001μH -99.99kHComparador e interfaces
Comparador5 bins (3 PASA,1 FALLA, 1 AUX)Memoria10 configuracionesInterfacesRS-232C, HANDLER, GPIB (opc.)Características generalesInterfaces de comunicaciones
■ El AD2817 dispone de interfaces HANDLER, RS232C, y GPIB; a
través de los cuales el medidor puede comunicarse con un ordenador y crear un sistema automático de medida y comprobación.Temperatura y humedad
AlimentaciónDimensiones (L×A×F)
Peso90%RH≤ 30VAConsumoPráctico sistema de carga y salvaguarda de parámetros
■ Puede salvar 10 conjuntos de parámetros de medida, y recuperarlos automáticamente, lo que evita el problema de tener que repetir
los ajustes.0 C - 40 C,198V - 242V, 47.5Hz - 63Hz270mm×130mm×34mm
Aprox. 3.8 kgAccesorios incluidos
AD26001Conjunto de prueba de 4-terminales
AD26010Placa dorada para cortocircuitoÚtil función de medida para transformadores
■ El AD2817 dispone de la función para medida de transformadores.
Con ella, se pueden medir la relación de vueltas (N, 1/N), la impedancia mutua (M), las inductancias primaria y secundaria (L2A,
L2B), las resistencias DC primaria y secundaria (DCR, R2) sin
cambiar el modo de comprobación del cable. Con la tensión ajustable entre -5V y +5V o corriente continua hasta 50mA, el equipo
puede medir transformadores de comunicaciones usando muy
poca potencia.Opciones
AD26012
AD1100531Conjunto fijo para comprobación SMD
Conjunto para comprobación transformadores
Software de control para GPIBLas especificaciones pueden variar sin previo avisoCAPACÍMETRO AD6013 - MEDIDOR RLC AD6243 AD
AD6013RANGO PRECISIÓN RESOLUCIÓN• Medida de capacidades hasta 20.000 uF.200pF
20000uF• Alta precisión de medida de 0,5%
• Ajuste a 0 de ± 20 pF.
• Indicador de sobre-rango.
• Tensión de excitación máxima de 2,8FRECUENCIA0.1pF
10uF±(0.5%+1)800Hz80HzVrms.8Hz±(2%+1)• Protector anti-choque incorporado.INSTRUMENTS• Protección mediante fusible.RangoINDUCTANCIA
PrecisiónResolución2mH
20H±(2.0%+5d)
±(5.0%+15d)AD6243Frecuencia1uH
10mH200HzCAPACIDAD• Medida de resistencia, capacidad e2nF
1000uFinductancia.
• Medida de HFE.
• Test de continuidad
• Indicador de sobre-rango.±(1.0%+5d)±(2.0%+5d)
±(5.0%+25d)• Protector anti-choque incorporado.1pF
1uF200Hz16Hz
8HzRESISTENCIA• Protección mediante fusible.200Ω
20MΩ0.1Ω
10kΩ±(0.8%+5d)±(0.8%+3d)±(1.0%+15d)ADFRECUENCÍMETRO AD-2400INSTRUMENTS• Frecuencímetro de sobremesa .
• Resolución de 0,1 Hz min.
• Medida directa de la frecuencia
_de oscilación de cristales de cuarzo.
• Medida de frecuencia y contador.
• Tres rangos de medida de frecuencia
• Alimentación 110/220V, 50/60 Hz.ESPECIFICACIONES
SensibilidadENTRADA AENTRADA B50 MHz – 2400 MHz
25 / 100 mVrms
0.1, 1, 5 y 10 Sg.10 Hz – 50 MHz
10 / 30 mVrms
0,1, 1, 5 y 10 Sg.
99999999 máximoTiempos de puerta
Contador0,1 HzENTRADA OSCILADOR
3,5 MHz - 16 MHz1 Hz32Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADMEDIDOR DE COMPONENTES LCR AD2821AINSTRUMENTSEl AD2821A es uno de los medidores de componentes portátiles
con mayores prestaciones del mercado, con una configuración de
medida de 5 terminales, puede solventar los problemas de medida en
circuitos serie de resistencia y condensador con baja disipación, que
ningún otro medidor LCR portable puede solventar.
Incorpora un LCD con doble display de 5 dígitos, y 29 indicadores.
Permite realizar las mediciones en modo serie y paralelo, en medida
directa o incremental en valor absoluto o porcentual
Dispone de 4 comparadores con los niveles máximos y mínimos programables, lo que le permite trabajar con componentes de cualquier
tolerancia, incluso con tolerancias positivas y negativas diferentes.
Incluye de serie un cable de test de 4 terminales Kelvin y las puntas
de prueba SMD.
A estas prestaciones hay que añadir una precisión básica del 0,3%,
medidas a 100Hz, 120Hz, 1 KHz y 10 KHz, medida de la impedancia Z de un circuito, Data Hold, auto calibración, batería recargable
de serie y alimentador externo con función de carga, así como un
precio muy competitivo .
Con todas estas prestaciones, y gracias a su caballete plegable, el
AD2821A es el primer equipo portátil con capacidad para sustituir a
un medidor de sobremesa.ESPECIFICACIONESAD2821AParámetros medidosR, L, C, IZI, D y Q.Precisión básica0,3 %
100 Hz,120 Hz, 1 kHz ó 10 kHzFrecuencias de medida
Modos de medidaCircuito equivalente serie o paraleloModos de displayMedida directa, ∆ Absoluto, ∆ %Selección de escalaAuto y manual, incluyendo la selección de L, C , R y IZI.PantallaDoble display de 5 dígitos.Régimen de medición3 mediciones/seg.Tensión máxima sobre componente0,3 VrmsEntradaConexión de 4 terminales + GNDModos de disparoContinuo, Data HoldFunción de calibraciónMediante doble prueba de circuito abierto y circuito cerrado.Resolución y escalas de medidaParámetro
L0,01 µH-9999 HC0,001 pF-9999 µFD0.0001-9.9999Q0.0001-9.9999∆%-999.99% — 999.99%4 bins, NG, P1, P2, P3 con alarma acústica.Comparador
Modos de disparoContinuo, Data HoldConsumoNormal 25 mA, Auto Power-off 0,5 mA
+0 0 C a 40 C, 0-90% HRTemperatura de funcionamiento
Características mecánicasAccesorios incluidosEscala
0,0001 Ω - 99.999 MΩ200 x 95 x 40 mm, peso aprox. 400 gr.
Cable test 4 terminales Kelvin AD26027, Pinzas SMD AD26029,
Batería recargable NiMh, Alimentador a red y cargador
220V/50 Hz, 12Vcc. AD26028,33Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADPINZA AMPERIMÉTRICA AD6016A
MEDIDASRANGOTensión DC4V/40V/400V/600V±(1.0%+3)Tensión AC400V/600V±(1.5%+5)Corriente AC400A/600A±(2.5%+5)Resistencia±(1.0%+3)Frecuencia400Ω/4kΩ/40KΩ/400kΩ
100Hz/1kHz/10kHz/100
kHz/500kHzTemperatura(-40 ~ 750)℃±(1.0%+5)INSTRUMENTSPRECISIÓN±(0.5%+4)FUNCIONES ESPECIALES
√Test diodo
Test continuidad
Auto Power Off√Función protección
Máximo Display
Tamaño pinza
Batería3 veces/seg
Cables test, sonda temperatura, batería 9V,
funda transporte y manualAccesorios incluidosADPINZA VATIMÉTRICA AC/DC AD3348MEDIDASRANGOINSTRUMENTSPRECISIÓNTensión DC400mV/4V/40V/400V/600V±(0.8%+3)Tensión AC400mV/4V/40V/400V/600V±(0,8%+20)Corriente DC1000A±(1,8%+3)Corriente AC1000A±(2%+5)Resistencia400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ±(1%+2)Potencia AC+DC40KW, 240 KW±(2%+5)Frecuencia6Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50KHz± (1,2%+2)FUNCIONES ESPECIALES
Auto Rango√Test diodo√Test continuidad√True RMS√Indicador sobre-rango√Data Hold√Modo Sleep√Retro iluminación√Iconos/símbolos en pantalla√Indicador batería baja√Medida Ciclo trabajo
Impedancia de entrada√
10 MΩ aprox.Max. Display3999Tamaño pinza55 mmBatería9VPeso303 grDimensiones229 x 80 x 49 mmAccesorios incluidos34Cables test, batería 9 V, funda transporte y
manualLas especificaciones pueden variar sin previo avisoADLUXÓMETROSINSTRUMENTSDe fácil manejo y medidas hasta 400.000 luxAD8809Funciones Mín. / Máx. / HOLD,
Pantalla LCD de 3 3/4; con gráfico de barras de
40 segmentos y retro-iluminación.
Indicación del valor de medición en lux o Fc
Data logger de 16.000 medidas
Indicación de sobre-rango
Conexión USB y software para PCCARACTERÍSTICAS
Resolución40,00 / 400,0 / 4000 lux 40,00 / 400,0 klux (40,00 / 400,0 / 4000 Fc/ 40,00 kfc)
0,01 / 0,1 / 1 /10 / 100 lux (0,01 / 0,1 / 1 / 10 Fc)Precisión± 3 % ±0,5% f.s. (<10.000 lux) ±4 % ±10 dígitos (>10.000 lux)Fotodetector
Respuesta espectralSilicona alta duración con filtro de respuesta espectral
CIE Vλ función f1’≦6%Precisión espectralf2’ ≦2%Respuesta coseno
Reproducibilidad±3 %Memoria16.000 valoresIndicación de sobre-rangoOL = OverloadActualización de pantalla1,3 veces cada segundo
0 ... 40 ºC / 80% H.r.Condiciones ambientales
PantallaPantalla LCD de 3 3/4 dígitos y barra grafica de 40 segmentosAlimentación
Dimensionesbatería de 9 V
Aparato:203 x 75 x 50 mm, Sensor de luz: 115 x 60 x 20 mm , Cable: 150 mmPeso
Accesorios incluidosAD1010280 g
Seguridad: IEC-1010-1; EN 61010-1 EMV: EN 50081-1; EN 50082-1 DIN 5031; DIN 5032
Batería de 9 V, manual, CD software y bolsa transporte.CARACTERÍSTICAS
Pantalla3 1/2 LED displayData HoldPermite bloquear la medida en cualquier momentoRangos de medida1 Lux~50,000Lux, 3 escalasActualización medida2.0 veces/sPrueba de reiteración±2%Resolución de temperatura ±0.1%/℃
Precisión±4%rdg±0.5%f.s(>10,000 Lux precision±5% ±10d)Tamaño116×70×29mmPeso200gDuración bateríaAPROX. 200 horasCondiciones de trabajo0℃ ~40℃ (32℉~104℉)0~70 RhAccesorios incluidosBatería de 9 V, manual, funda protectora.35Las especificaciones pueden variar sin previo avisoPINZA MEDIDA DE TIERRA Y CORRIENTE DE FUGAS AD
INSTRUMENTSAD6412• Instrumento ideal en el caso de red de tierras en paralelo, la pinza de tierra
AD6412 permite no sólo el control inmediato de los bucles de tierra sino la medida de las corrientes de fuga que fluyen en la tierra.
• Permite establecer valores críticos de alarma para la resistencia y la corriente
de fugas y dispone de indicadores visuales de anomalías de funcionamiento
tales como corrientes parásitas importantes, pinza mal cerrada o resistencia
• Dispone de una precisión básica del 1 % en la medida de tierra y del 5% en la
medida de corriente de fugas.
• Incorpora Data logger de 50 medidas.4-digitos, 47 × 28.5mm
32X55 mm
1160gr, 285×85×56
285* 85 * 56
Doble aislamientoLCD
Campo magnético externo40A/mCampo eléctrico externo1V/m
1 sg.Tiempo de medida
Frecuencia de medida de resistencia
Rango de medida de tierra
Rango de medida de corriente
Frecuencia de medida de corriente
Umbral de alarma de tierra
Umbral de alarma de corriente
Temperatura y humedad1KHz
0.01-1000 Ω (8 rangos)
0.001-20.0A (5 rangos)45-65Hz
6VDC (4 ×1,5V)
-10 ~ 55 °C / 10 ~90%Maleta de transporte, pilas, manual.AccesoriosMEDIDOR DE TIERRA Y CONTINUIDAD AD-9052 ADINSTRUMENTS• Facilidad de uso, basta con colocarlo en un enchufe.
• Display LCD retro iluminado.
• Test de continuidad.
• Cumple IEC61010-1 y EN-61557-4.
• Instalaciones categoría III.
• Aislamiento Clase II IP40, IK06
• Medida de tierra desde 0 a 1999 Ω.
• Frecuencia de uso 50/60 Hz.
• Tensión de uso 230 V –10 + 6%
• Precisión ±3% para resistencia pura.
• Dimensiones 210 ×72× 50mm36Las especificaciones pueden variar sin previo avisoMEDIDORES DE AISLAMIENTO PROFESIONALES AD
Tensión ACINSTRUMENTSAD511
0.1MΩ ~ 10GΩ
0.5MΩ ~ 1000GΩ±(3%+5)100V/250V/500V/1000V
600V0 ~ 20%AD515
0 ~ 20%±(2%+3)
±(2%+5)FUNCIONES ESPECIALES
Display batería baja
Indicador sobre-rango
Peligro tensión
Conexión USB y software
Barra grafica analógica√√<2mA
18<1.8mA
√9999CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dimensiones8 LR14 alcalinas 1,5 V incluidas
Cables de conexión, maletín de transporte, manual,
alimentador a red (AD515), CD software (AD515),
Cable USB (AD515)Accesorios incluidosADTACÓMETRO ÓPTICO Y DE CONTACTO
AD6236PINSTRUMENTSCARACTERISTICAS
Pantalla5 dígitos, 15 mm LCD, con retro-iluminaciónRango de medida Óptico2.5 a 99999 RPMDistancia detección: 50 mm a 500 mm (OPTICO).
Resolución 0.01 RPM (2.5 a 999.9 RPM)0,1 RPM (mas de 1000 RPM)
Rangos de medida Contacto
Velocidad en RPM 0,5 - 19999 rpm
Velocidad en m/min 0,05 - 1999,9 m/s
Longitud en m 0,05 -99999
Precisión:±0.05%+1 dígito.Velocidad medida1 seg ( 60 RPM).Selección de rangoAuto-RangoMemoria:El valor máximo, mínimo y ultimo visualizado se pueden
guardar automáticamente en memoria.ConsumoAprox. 50 mAAlimentación:4 Pilas x 1.5V AATemperatura funcionamiento0 °C-50 °CDimensiones y peso:180 x 72 x 37 mm, 200 gr. Aprox.Accesorios incluidos4 pilas 1,5 V,4 cabezales, manual, estuche transporte, cinta
reflectante.37Las especificaciones pueden variar sin previo avisoMEDIDOR DE CAMPO DTVLINK
595 € +IVAADINSTRUMENTS3,5 ´´ TFT• Medidas completas en DVB-T (COFDM) y DVB-S (QPSK).
• Análisis de espectro con SPAN programable y cursor.
• Decodificación de vídeo MPEG-2.
• Cuerpo completo de aluminio resistente a golpes.
• Compacto y ligero; 10 x 18 x 3,7 cm, 650 gr. con batería.
• Tele alimentación 13/18V (QPSK) , 5V (COFDM).
• Programación de hasta 1000 canales de TDT y SAT.
• Medidas directas de Potencia, CBER, VBER, MER, C/N desde 40 a 90 dBuV en DVB-S.
• Medidas directas de CBER, VBER, MER, C/N con potencias desde 55 a 90 dBuV en
DVB–T (desde 40 a 75 dBuV usando el preamplificador incorporado o desde 75 a 110
dBuV usando el atenuador incorporado).
• Medida de potencia en DVB-T desde 55 a 75 dBuV (aprox. de 40 a 60 dBuV usando el
preamplificador incorporado y desde 75 a 95 dBuV usando el atenuador incorporado).
• Medida simultánea de 8 canales en TDT.
• Batería de Li-Ion con hasta 6 horas de duración, 2 ~ 3 h carga.
• Entrada y salida de Vídeo. Entrada única para QPSK y COFDM.
• Mando a distancia con control total del equipo. Menús en castellano.
• Soporte DISEqC 1.0, 1.1,1.2 y USALS. Indicador de enganche por LED y sonido.
• Todo incluido; funda de transporte, mando a distancia, cargadores de red y coche,
brújula, adaptadores BNC/F, y F/F , cable USB-RS232 para PC, cable de RF F/F rápido,
filtro DC, preamplificador de 5-2300 MHz 18 dB y atenuador fijo de 5 a 2300 MHz.El analizador de espectros dispone de buscador automático de
pico, cursor y SPAN programableLa pantalla de parámetros de
modulación permite conocer
todos los detalles de la transmisión.La función de análisis simultáneo
permite visualizar los niveles de
señal de 8 canales a la vez.El DTVLINK decodifica canales
digitales, permite guardar hasta
1000 canales y editar el nombre
de estos.La pantalla de información completa permite visualizar todos
los parámetros de transmisión
numérica y gráficamente.Introduzca su posición GPS y el
equipo le calculará la elevación y
el azimut de la antena parabólica.38Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADOR DE MODULOS SOLARES AD210ADINSTRUMENTSEl AD210 es un analizador de paneles solares con potencias
de hasta 360 W. Dispone de una pantalla grafica que permite
mostrar la grafica de tensión y corriente simultanea, e integra
un cursor.
Muy manejable, es apto para el control de calidad en la línea
de producción o en el lugar de instalación, así como para
identificar los requerimientos de una instalación, o verificar el
mejor ángulo de instalación de los paneles solares.
Dispone de serie de un software para la descarga al PC del
datalogger , y se entrega con bolsa de transporte.Curva I/V de las células solares .Máxima corriente (Imaxp) a la Pmax.Auto-scan de búsqueda de potencia máxima (Pmax).Tensión en circuito abierto (Vopen).Análisis de módulos hasta 60V y 6 A.Corriente en cortocircuito (Ishort).Alta resolución : 1mV, 1 mA.Calculo de la eficiencia (%) de los paneles.Máxima tensión (Vmaxp) a la Pmax.Data-logger en tiempo real.Alarma programable de potencia minima.Conexión USB y software para PC.CORRIENTE CA
RangoResolución0,01 - 0,6 A0.1 mA±1% ± (1% de la Ishort ± 9 mA)0,6 A - 1 A0.1 mA±1% ± (1% de la Ishort ± 9 mA)1 mA±1% ± (1% de la Ishort ± 9 mA)1A–6APrecisiónIshort: Corriente de cortocircuito de la célula solar o modulo.
Resistencia interna de cortocircuito: 0,05 ohmTENSIÓN CA
0-6VResoluciónPrecisión0.001 V±1% ± (1% de la Vopen ± 9 mV)6 - 10 V0.001 V±1% ± (1% de la Vopen ± 0,09 V)10 - 60 V0.01 V±1% ± (1% de la Vopen ± 0,09 V)CORRIENTE CA DE SIMULACIÓN
0,01 A - 1 A
1A–6AResolución
0.1 mAPrecisión
±1% ± 0,9 mA1 mA±1% ± 9 mALa máxima duración de la simulación son 9.999 segundos si la potencia es inferior a 100 W.
La máxima duración de la simulación son 10 ms si la potencia es superior a 100 W.CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de baterías.8 x 1,2V NiMh 2500 mAh.Adaptador ACVac: 110 o 220 V, Vdc: 12 V/ 3 A.Temperatura funcionamiento-10°C a 50°CHumedad funcionamientoInferior a 85%Dimensiones257(L) x 155(W) x 57(H) mm
1160g (Baterías incluidas)Peso
Accesorios2 x Clips kelvin,1 Bolsa de transporte, 1 manual de usuario, 8 x Batería recargable NiMh 1.2V,
1 CD de Software, 1 manual software, 1 cable USB a RS23239Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS AD6830ADINSTRUMENTSEl AD6830 es un analizador de redes trifásicas destinado a los electricistas y a los servicios de mantenimiento. Dispone de una multitud de
medidas y permite mostrar en pantalla 35 parámetros simultáneamente, lo que también permite usarlo en la enseñanza técnica y
Muy manejable, es apto para el control de instalaciones eléctricas,
especialmente en aquellas provistas de sistemas electrónicos de
Preparado para las medidas en campo, también es útil sobre el banco
de trabajo gracias a su caballete plegable.
Dispone de serie de un juego de pinzas
AD6802 con tres escalas de corriente, 10,
100 y 1000 A, lo que le permite trabajar con
resoluciones de 1 mA y 0,1 W.
Hay que destacar su precio realmente
económico, que le permite situarle como uno
de los equipos con mayor relación calidad/
Opcionalmente se pueden incorporar las
pinzas flexibles AD3007 de hasta 3000 A, y
se puede suministrar con un certificado de
calibración ENAC.AD3007AD6802AD6830-CPCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Análisis de 3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W.Pantalla de forma de onda con valores de picoTrue RMS (V 123 y L 123 ).(1024 muestras/Periodo).Potencia activa (W, KW, MW, GW).Análisis de distorsión armónica total (%THD-F).Potencia reactiva y aparente (KVA, KVAR).Diagrama de fase grafico con parámetros de unFactor de potencia (PF), Angulo de fase (Φ).sistema de tres fases.Medición de Energía (WH, KWH, KVARH, PFH).Captura 28 eventos transitorios (Tiempo+Ciclos)
con umbral Programable (%).Medida de corriente desde 0.1mA a 3000A,Proporción de desequilibrio en 3 fases.Muestra de 35 Parámetros en una pantalla (3P4W).Relación de tres fases de tensión o corrienteCondiciones CT (1 a 600) y PT (1 a 3000) programa-asimétrica (VUR).bles.Factor de desequilibrio en 3 fases (d0%, d2%).Superposición de señales de Tensión y Corriente enCalculo de desequilibrio de corriente a través depantalla.
Memoria conintervaloneutro.programable (2 a 3000Interface USB aislado ópticamente.segundos, 17000 grabaciones para un sistema 3P4W,
52.420 para un sistema 1P2W.)Incorpora calendario y hora para el data-logger.Gran pantalla LCD con retro iluminación.Diámetro máximo de conductor:
–Modelo AD6802 55mm (aprox.)Demanda media (AD en W, KW, MW).
Demandamáxima( W, KW, MW)conperiodo–Modelo 3007 170mm (aprox.)
Software para PC incluido.programable.AD6830-CP: Cargador profesional opcional deAnálisis de armónicos hasta el orden 99.8 baterías, incluye 8 baterías NiMh alta capacidadMuestra en pantalla 50 Armónicos gráficamente.y 8 baterías NiMh de ultra baja autodescarga.40Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS AD6830
0.000 – 9.999MWADINSTRUMENTSCARACTERÍSTICAS GENERALESResolución
0.001MWPrecisión
±1% ± 0.8W
±1% ± 8W
±1% ± 80W
±1% ± 0.8KW
±1% ± 8KW
±1% ± 80KWCORRIENTE CA
RangoResoluciónPrecisión10.00A0.001A/0.01A–4A - 100.0A
40A – 1000.0 A0.01A/0.1A
0.1A/1 A±0.5% ± 0.5A
±0.5% ± 5ANumero de muestras1024 muestras/periodoFicheros85Capacidad de fichero17474 registros (3P4W, 3P3W)
26210 registros (1P3W)
52420 registros (1P2W)
4096 registros (50 arm. / reg)Tiempo de muestreo2 a 3000 segundosIndicador batería bajaTENSIÓN CA
20.0 V – 500.0 V
(Fase-Neutro)
20.0 V – 600.0 V
(Fase-Fase)ResoluciónIndicador sobre-rangoPrecisiónOL±0.5% ± 5dgtsTemperatura funcionamiento. -10°C a 50°C±0.5% ± 5dgtsHumedad funcionamientoInferior a 85%Dimensiones257(L) x 155(W) x 57(H) mmPeso1160g (Baterías incluidas)0.1 VARMÓNICOS DE TENSIÓN EN PORCENTAJE
1 – 20º
21 – 49º
50 – 99ºResolución
0.1%Precisión
±4% de medida ± 2.0%
±6% de medida ± 2.0%4 Cables de test (3 metros ),
4 Pinzas de cocodrilo ,
3 Pinzas AD6802,
1 manual de usuario,
8 Batería 1.5V,
1 CD de Software con manual,
1 Cable USB a RS232
1 Alimentador a red.ARMÓNICOS DE TENSIÓN EN MAGNITUD
0.1VPrecisión
±4% de medida ± 0.5V
±6% de medida ± 0.5VAccesoriosARMÓNICOS DE CORRIENTE EN PORCENTAJE
0.1 %Precisión
±6% de medida ± 2.0%SONDAS AD6802
Tamaño conductor:55mm (aprox.),Rangos de selecciónManual (10A, 100A, 1.000 A )BateríaAlimentado por el analizadorDimensiones244mm (L) x 97mm (W) x 46mm
(H)Peso600gARMÓNICOS DE CORRIENTE EN MAGNITUD
0.1APrecisión
±2% de medida ±0.4A
±4% de medida ±0.4A
±6% de medida ±0.4AFACTOR DE POTENCIA
0.00 – 1.00Resolución
0.01Precisión
± 0.04ANGULO DE FASE
-180° a 180°Resolución
0.1°SONDAS AD3007Precisión
± 1°Longitud sonda610 mmDiámetro de curvatura.35mmDiámetro conector23mmLongitud cable caja-salida1700mmLongitud cable sonda-caja1700mmRangos de selecciónManual (300A, 3.000 A )BateríaAlimentado por el analizadorDimensiones (caja)130mm x 80mm x 43mmPeso410gVALOR DE PICO EN TENSIÓN O CORRIENTE
19μs
16μsRango
60 HzPrecisión de medida
± 5% ± 30 dígitosFACTOR DE CRESTA EN TENSIÓN O CORRIENTE
1.00 – 99.99Resolución
± 5% ± 30 dígitosFRECUENCIA EN MODO AUTO
45 – 65 HzResolución
0.1HzPrecisión de medida
0.1HzDISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL
100 – 999.9 %Resolución
± 6% de medida ± 1%
± 10% de medida ± 1%41Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADPINZA VATIMÉTRICA TRIFÁSICA AD233INSTRUMENTSLa AD233 es una innovadora pinza vatimétrica
trifásica de altas prestaciones, que incorpora test
de secuencia de fases y fase abierta, y dispone de
conexión a PC mediante interface USB.
Permite realizar 3 medidas simultaneas, con ocho
configuraciones diferentes, además de incorporar
28 iconos/símbolos en pantalla, lo que le convierte
en el equipo idóneo para analizar el comportamiento de cualquier sistema eléctrico, tanto monofásico,
como trifásico a tres o cuatro hilos, incluyendo la
medida de energía activa hasta 9999 KW/h
Incorpora un data-logger de hasta 99 medidas con
capacidad para trabajar en modo de adquisición
única o en modo continuo, pudiendo transferir posteriormente estos valores al PC para procesarlos.
El equipo incorpora todo lo necesario para su funcionamiento, incluyendo el software para PC y el
maletín de transporte.MEDIDAS
Secuencia de FasesRANGOPRECISIÓN15V/100V/300V/600V
0.01kW ~ 600 kW
0.01kVA ~ 600 kVA
0.01kVA ~ 600 kVAR
0˚C ~ 360˚
20Hz~500Hz
100 V ~ 500 V±(1.0%+5)
±(2 %+5)
±(0.5%+5)FUNCIONES ESPECIALES
Conexión USB y software incluido
Test secuencia de fases / fase abierta .
3 Fases 3 Hilos
Modos Max/Min, Data Hold
Función Calibración
Iconos/símbolos en pantalla
Medidas simultaneas√
99, Modos único o continuo
LCD,4 Dígitos triple
W+V+A / kVA+V+A / kVAR+V+A / CosØ+V+A / ΣCosØ+ΣW+ΣkVAR / Ø+V+A /
Hz+V+A / kWh+W+T / Secuencia de fase / Fase abiertaConfiguraciones de medidas simultaneas
AlimentaciónAccesorios incluidos55 mm
303 x 112 x 39 mm, 601 gr.
4 pilas 1,5 V4 Cables test,4 pinzas cocodrilo,4 baterías 1,5 V, maletín transporte,
CD software, cable USB opto-acoplado, manual de usuario.42Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS AD6810La AD6810 es la primera pinza flexible de análisis de armonicos del
mercado para sistemas monofásicos y trifásicos balanceados.
Es un analizador de redes destinado a los electricistas y a los servicios
de mantenimiento. Dispone de una multitud de medidas y permite
capturar eventos transitorios.
Dispone de una pantalla grafica que permite mostrar la grafica de
tensión y corriente simultanea, o el diagrama de fase.
Dispone de serie de un software para la descarga del datalogger al PC,
y se entrega con maletín de transporte.
Hay que destacar su precio realmente económico, que le permite
situarle como el equipo con mejor relación calidad/precio del
mercado.AD3007Análisis de monofásicos y trifásicos balanceados.Análisis de distorsión armónica total (%THD-F).True RMS de tensión y corriente.Diagrama de fase grafico.Análisis de armónicos hasta el orden 50.Superposición de señales de Tensión y CorrientePotencia activa (W, KW, HP).en pantalla.Potencia reactiva (VAR, KVAR) y aparente (VA, KVA).CapturaFactor de potencia (PF), Angulo de fase (Φ).(Tiempo+Ciclos) con umbral Programable (%).Medición de Energía (WH, KWH, KVARH, PFH).Grafica de tensión y corriente simultanea.Medida de corriente desde 3 a 3000A.Interface USB aislado ópticamente.Demanda máxima ( KW, KVA).Incorpora calendario y hora para el data-logger.Muestra en pantalla 20 Armónicos gráficamente.Diámetro máximo de conductor 170mm (aprox.).Memoria de hasta 52.520 adquisiciones (1P2W).Software para PC incluido.POTENCIA CA (W/VA/VAR)hastaResolución
0.001 KW10.00 – 99.99 KW0.01 KW±1% ± 30W100.0 – 999.9 KW
1000 – 9999 KW0.1 KW
1 KW±1% ± 0.3KW
±1% ± 3KWRango
0.000– 1.000Precisión
±1% ± 0.3W
±1% ± 3WRango
21 – 49ºRango
-180° a 180°Precisión
±1% ± 0.3A300A – 3000.0 A0.1A/1 A±1% ± 3A0.1%Precisión
±0.5% ± 5dgtsResolución
0.1V21 – 49ºResolución
0.1 %Resolución
0.1°Precisión
± 2°RangoT. muestreoPrecisión de medida50 Hz
60 Hz39μs
33μs± 5% ± 50 digitos
± 5% ± 50 digitosRango
45 – 65 Hz±4% de medida ± 2.0%Resolución
0.3HzDISTORSION ARMONICA TOTALPrecisión
±4% de medida ± 0.5VHARMONICOS DE CORRIENTE EN PORCENTAJE
1 – 20ºPrecisión
± 0.04FRECUENCIA EN MODO AUTOPrecisión
±2%ARMONICOS DE TENSION EN MAGNITUD
21 – 49ºResolución
0.001VALOR DE PICO EN TENSION O CORRIENTEARMONICOS DE TENSION CA EN PORCENTAJE21 – 49ºPrecisión
±4% de medida ±0.4AFACTOR DE POTENCIATENSION CAResolucióntransitoriosANGULO DE FASEResolución
0.1ARango
1 – 20ºeventosResolución
0,1 ACORRIENTE CA
3A - 300.0AResolución
0.1 V32.000ARMONICOS DE CORRIENTE EN MAGNITUDRango
1.000 – 9.999 KWRango
4.0 V – 600.0 VINSTRUMENTSRangoResoluciónPrecisión0.0 – 20%
100 – 999.9 %0.1%
0.1%± 2%
± 11CARACTERISTICAS GENERALESPrecisión
±2%Numero de muestras
Accesorios incluidos±4% de medida ± 2.0%43512 (I y V), 256 (W) por periodo
Maleta de transporte, cables de test, baterias
2 x1,5V, CD con software, manual de usuario
y manual del software.Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADORES DE ESPECTROS SERIE DSA-1000ADesde
2.995 €8,5 ´´ TFT- Los DSA-1030A y DSA-1020 son analizadores de espectros de RF hasta 3,0 GHz y 2 GHz respectivamente, completamente sintetizados que disponen de unos controles sencillos para facilitar el manejo del equipo tanto al usuario
novel como al experimentado.
- Los equipos incorporan potentes funciones de medida, incluyendo Potencia en el dominio del Tiempo, Potencia del
Canal, Potencia Canal Adyacente, Ancho de Banda Ocupado, Relación Señal/Ruido, Distorsión Armónica, Distorsión de Intermodulación, Frecuencímetro, N dB, etc. Adicionalmente el software de control permite añadir funcionalidades adicionales ampliando el rango de aplicaciones de utilización.
- Disponen de una pantalla a color de 6,4‖. Puertos Centronics y USB Host, memoria interna, medidas de CDMA de
serie en el DSA1030A (ACP, Potencia del canal y ancho de banda ocupado).Características:
Rango de frecuencia hasta 3,0GHz (DSA-1030A) o 2 GHz (DSA-1020)
Resolución de frecuencia central de 1Hz, RBW de 10 Hz a 3 MHz.
Sistema de RF digital sintetizado. Preamplificador de serie.
Pantalla panorámica de 8,5 ― y 800 x 480 puntos.
Interfaces: USB, USB-host, LAN (LXI-C),VGA, opcional GPIB
DSA1030-TG3 : Generador de tracking de 3GHz .
DSA1000-SCBA : Bolsa de transporte
DSA1000-AMK : Kit de medidas avanzadas para DSA1030 (de serie en DSA1030A).
DSA1000-PA3 : Preamplificador para DSA1030 (de serie en DSA1030A).44Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADORES DE ESPECTROS SERIE DSA-1000A
Rango:9 KHz ~ 3 GHz (DSA-1030A), 9 KHz ~ 2 GHz (DSA-1020)ResoluciónMínimo 1 Hz
10 Hz/div a 300 MHz/div en pasos 1,2,5 Selección (Automática),Rango de Span
FrecuenciaFULL Span: 9 KHz a 3.0 GHz (DSA-1030A), 9kHz a 2 GHz (DSA-1020)
Selección de FrecuenciaConfiguración para Inicio, Parada, Span centralPrecisión del Span± 3% de la anchura de Span indicadaRuido de Fase-110dBc/Hz con 1MHz de offsetSelección de RBW10 Hz a 1 MHz en secuencia 1-3-10Precisión de RBW± 5%Rango de VBW1 Hz a 3 MHz en secuencia 1-3-10Rango de MedidaDANL ~ +30dBm, Precisión ≤ 1 dBRespuesta en frecuenciaEspuriosBarridoMemoria interna< -143 dBm : 100 KHz ~ 10 MHz (-125 dBm Preamp OFF)(RBW=100 Hz, VBW=10 Hz)< -148 dBm: 10 MHz ~ 2.5 GHz, (-130 dBm Preamp OFF)
< -133 dBm: F ≥ 2.5 GHz (-115 dBm Preamp OFF)Unidades de AmplituddBm, dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, WAtenuador de entradaDe 0 a 50 dB en pasos de 1 dB, modo auto o manualMáxima potencia RF entrada
Nivel de Referencia33 dBm (1 W), ≥ 33dBm se activa la protección hasta 40 dBm (10W) max.
Rango: -100 dBm ~ +30 dBm Resolución: 0.01 dB Precisión: ± 0,1 dBIntercepción segundo armónico+35dBmIntermodulación tercer orden+7dBm (Fc ≥ 30 MHz)Espúreos residuales-88 dBm (tip)Otros espúreos de entrada
Velocidad< -60dBc
10 ms a 3000 seg. (Spam de100 Hz a 3 GHz), 20 μS a 3000 s. (0 Span)Precisión< ± 5%Fuente de disparoExterna (trasera), Video, LibreModo de disparoContinuo, únicoNivel de disparoNivel TTL 5V.Señales y configuraciones.2 GB.Tipo de pantalla,
Pantalla≤ 0,6 dBNivel medio de Ruido (típicos)AmplitudIntermodulaciónZERO Span,8.5" Color TFT LCD , Resolucion 800 X 480Numero de trazas3 + traza matemáticaDetector trazasNormal, Pico Positivo, Pico Negativo, Muestra, RMS, Promedio de TensiónFunciones de trazaLimpiar/Escribir, Max. Hold, Min. Hold, Promedio, Vista.Conector de entrada de RF.Tipo N hembra, 50Ω nominal 150kHz ~ 3.0GHz,VSWR1,5 de 10 MHz a 2,5 GHzNivel máximo de entrada50Vdc, +33dBm (1 W)Estabilidad de Temperatura± 3 ppm,FrecuenciaEnvejecimiento± 3 ppm/año,estándarConector,BNC Hembra,(10 MHz, Ref.)Nivel de entrada,0 dBm a +10dBm 10MHz,Nivel de salida10 MHz +8dBm nominalEntrada(con atenuador 10dBm )LAN, VGA, USB y USB hostOpcional:GPIBTemperatura funcionamiento.5º a 40ºC (Trabajo),EspecificacionesAlimentaciónTensión alterna 100 - 240V, 48 - 63Hz, 35 W sin opciones, Max. 60 W.GeneralesPeso6,2 kg aprox. (sin batería)Dimensiones399mm x 233mm x 159mmInterfaceOtrosGenerador de Tracking (opc)-20º a 70ºC (Almacenamiento)10 MHz ~ 3 GHz (DSA1030) 2 GHz (DSA1020) , -20 ~ 0 dBm45Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADORES DE ESPECTROS AD-3000/6000 ADINSTRUMENTSAD-3000RAD-3000 / AD-60004 Entradas RF.- Los AD3000 y AD6000 son analizadores de espectros de RF hasta 3,0GHz y 6,2
GHz respectivamente, completamente sintetizados que disponen de unos controles sencillos para facilitar el manejo del equipo tanto al usuario novel como al experimentado.
- Los equipos proporcionan una potente herramienta de medición para CDMA y
WCDMA, sistemas de difusión de RF y EMI/EMC.
- Disponen de una pantalla a color de 6,4‖. Puertos Centronics y USB Host, memoria interna, medidas de CDMA incorporada (ACP, Potencia del canal y ancho de
banda ocupado).Características:
Resolución de frecuencia central de 1Hz, RBW de 1 KHz a 3 MHz.
Sistema de RF digital sintetizado. Preamplificador de serie (AD-3000).
Rango de frecuencia hasta 3,0GHz (AD-3000) o 6,2 GHz (AD-6000)
Niveles de entrada: -125dBm a +20dBm (Preamp. ON)
Medida de CDMA
Alta precisión de referencia: 0,5ppm
Interfaces: USB, RS-232C,Centronic, Opcionales: LAN, GPIBOpciones:
Generador de tracking (AD-3000)
RBW DE 300 Hz.
Interfaces GPIB y LAN
Kit puente de pérdidas de retorno
Maleta transporte blanda
- El AD-3000R es una versión en Rack con las mismas especificaciones que el
AD-3000, añadiendo 4 entradas multiplexadas de RF y conexión Ethernet de serie, lo que le permite funcionar como sistema de monitorización remota de hasta
cuatro satélites.46Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADORES DE ESPECTROS AD-3000/6000 ADINSTRUMENTSESPECIFICACIONES
FrecuenciaAmplitudRango:9 kHz-3 GHz (AD-3000), 9 kHz-6,2 GHz (AD-6000)Resolución
Rango de SpanMínimo 1 Hz
100 Hz/div a 300 MHz/div en pasos 1,2,5 Selección (Automática),
FULL Span: 9kHz a 3.0GHz (AD-3000), 9kHz a 6.2GHz (AD-6000)Selección de FrecuenciaConfiguración para Inicio, Parada, Span centralPrecisión del Span± 3% de la anchura de Span indicadaRuido de Fase-90dBc/Hz con 10kHz de offsetSelección de RBW1kHz, 3kHz, 10kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz, 3MHz, 9kHz, 120kHzPrecisión de RBW± 20%Rango de VBW10Hz a 3MHz en pasos de 1-3-10Rango de Medida
Nivel medio de Ruido-105dBm ~ +20dBm
< -105 dBm: 150 kHz ~ 1 GHz (-125 dBm Preamp ON)
< -100 dBm: 1 GHz ~ 2.4 GHz, 50 kHz ~ 150 kHz (-120 dBm Preamp ON)
< -95 dBm: F ≥ 2.4 GHz (-115 dBm Preamp ON)(1 kHz RBW, 10 Hz VBW)BarridoUnidades de AmplituddBm, dBmV, dBuV, V, mV, W, mW, uWPrecisión Nivel de Referencia
Nivel de Referencia± 1.5dB a 100MHz
Rango: 20 dBm ~ -90 dBm Resolución: 0.1 dB Precisión: ± 1.5 dBRango de visualización0 a -70dB desde el nivel de referencia (3kHz)Linearidad del nivel±1.5dB desde 0 a 70dBEspúreos residuales-85dBm, (entrada terminada, 0 dB de atenuación) (-95 dBm Preamp ON)Distorsión 2º armónico< -60dBc, (Entrada -40dBm) (tip. –80 dBc Preamp ON)Distorsión de Intermodulación< -70dBc, (Entrada -40dBm) (tip. –90 dBc Preamp ON)Otros espúreos de entrada< -60dBc , (Entrada –30dBm) (tip. -80 dBm Preamp ON)Velocidad100 ms a 1000 sec, 40 ms a 1000 sec (con cero de Span)Precisión< ± 20%Fuente de disparoExterna (trasera), Video, Libre, LíneaModo de disparoContínuo, únicoNivel de disparo
Memoria interna Almacenamiento de señales
PantallaTipo de pantalla,
Modos de marcadoresEntradaConector de entrada de RF.
Nivel máximo de entradaFrecuencia
(10 MHz, Ref.)Estabilidad de Temperatura
Nivel de salidaCentronic, RS-232,USB host
(RS-232 y Ethernet la version Rack)
Especificaciones Temperatura funcionamiento.
Temperatura almacenamientogeneralesInterfaceAlimentación
OtrosNivel TTL
Máximo 900 formas de onda, Máximo 3000 configuraciones.
6.4" Color TFT LCD ,
Búsqueda de picos, marcador Delta, marcador al centro, marcador a referencias
(máximo 8 marcadores)
1,5:1 (con 0dBm nivel de Referencia)
0Vdc, +20dBm± 0.5 ppm,
± 0.5 ppm/año,
-5dBm a +15dBm 10MHz,
10 Mhz +8dBm nominalOpcional: Ethernet, GPIB
-20º a 70ºCAlimentaciónTensión alterna 100 - 240V, 48 - 63HzPeso10 kg aprox.Dimensiones
Emisiones RF, Inmunidad RF350mm x 195mm x 375mm, ( 436 x 88mm x 485mm Version Rack )
EN 550011 EN 50082-147Las especificaciones pueden variar sin previo avisoANALIZADOR DE RADIOCOMUNICACIONES MM2500 AD
El MM-2500 es un analizador de radiocomunicaciones de bajo coste y alta estabilidad, que permite realizar medidas de nivel de RF, modulación y frecuencia
simultáneamente en un amplio rango de frecuencias
desde 20 MHz hasta 2,5 GHz.
El equipo utiliza un cristal controlado por temperatura (OCXO) con una estabilidad de 0,05 ppm, que
unido al frecuencímetro de 9 dígitos, le permite realizar las medidas con una alta precisión.Cumple los requisitos para instalador Tipo D según norma ICTPermite realizar las medidas de los parámetros de modulación en señales de AM y FM., y puede ser controlado remotamente
mediante el puerto RS-232 incorporado.ENTRADA RF
Impedancia de entrada20 MHz~2,5 GHz
- 30 dBm~+20 dBm
25 Hz~50 KHz
50 ΩMEDIDAS EN FM
Distorsión100, 50, 30, 10, FM3
± (2% de FS + 2% lectura + FM residual)
20~1500 Hz: -30~20 dBm; 1500~2500 MHz:-20~20 dBm
<1,5% para desviación de 50 KHz a 1kHz de la frecuencia moduladoraDe-énfasis
Filtro HPFOFF, 50, 75, 750 µs (precisión constante tiempo = ±5%)
OFF, 3 KHz, 15 KHz
OFF, 25 Hz, 300Hz, 3 KHzMEDIDAS EN AM
Distorsión100, 50, 30, 10%
± (3% of FS + 2 % de lectura + AM residual)
20~1000 MHz: -30~0 dBm
<3% para 50 % dpth a 1 KHz Modo frecuenciaSEÑAL DE SALIDA
NivelDe 25 Hz a 50 KHz
0,5 V rmsDistorsión FM<1% (desviación de 7 KHz a 1 KHz de la frecuencia moduladora)Distorsión AM<3% (para AM 30% a 1 KHz de la frecuencia moduladora)MEDIDA DE NIVEL DE RF
Unidades de medida20 MHz a 2,5 GHz
-30 dBm a 20 dBm
dBm, dBµ, mWFRECUENCIMETRO Y CONTADOR
Estabilidad20 MHz-2,5 GHz
0,1 s a 1 s (0,1, 0,3, 0,5, 1 s)
OCXO 0,05 ppm (±5 X 10-8)CARACTERISTICAS GENERALES
Alimentación110/230V Vac, 50/60 HzDimensiones430 (A.) x 115 (Al.) x 310 (Pr.) mmPeso8,3 kg aproximadamente48Las especificaciones pueden variar sin previo avisoINSTRUMENTSADMODULADOR DVB-T/H/C AT278USBVATIMETRO DE RF MULTIRRANGO AD81050INSTRUMENTSADINSTRU-Cumple los requisitos para instalador Tipo D según norma ICT.
Frecuencia desde 25 a 1000 MHz.
Potencia con cinco márgenes de medida desde 5 W hasta 500 W.
Medida de potencia directa y potencia reflejada.
Funcionamiento autónomo, no necesita baterías.
Display de aguja de 4 ½‖.
Conector tipo ―Quick Match‖.
Elemento detector rotativo sin necesidad de otros detectores.
Cargas artificiales desde 5 a 500 W opcionales.ESPECIFICACIONES
5, 15, 50, 150, 500 W, fondo de escala; (150W máximo de 800 a 1000MHz)Márgenes de potencia
Margen de frecuencia25 a 1000 MHzPrecisión de corrección
25 a 100 MHz± 7 del fondo de escala, utilizando la tabla de corrección100 a 512 MHz± 6 del fondo de escala, corrección no necesaria512 a 1000 MHz± 7 del fondo de escala, corrección no necesariaPérdidas de inserción
25 a 512 MHz0,10 dB max.512 a 1000 MHz0,15 dB max.VSWR
25 a 512 MHz1,08 max.512 a 1000 MHz
Elemento detector
Cargas artificiales opcionales1,12 max.
Banda ancha (25 a 1000 MHz, 500 W max.), fijo, rotativo para la medida de Potencia directa y reflejada
A. 127 x Al. 185 x Pr. 102 mm / 1,8 Kg
―Quick Match‖, estándar Tipo N hembra (BNC, UHF, TNC macho o hembra opcionales)
AD4005 (5W, 3 GHz), AD4050 (50W, 3 GHz) y AD4150 (150W, 3 GHz), AD4170 (500W, 2,4 GHz)49Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADRECEPTORES HD PROFESIONALES AD160INSTRUMENTS• Totalmente compatible con MPEG-4/H.264-AVC
HP@L4, MPEG2 MP@ML y DVB-T/C/S/S2 standard.
• Entrada y salida ASI.
• Entrada y salida TS/IP ( versión IP)
• 2 interface común (CI).
• Compatible con modulos multi– desencriptado
• Soporte de filtrado de programas.
• Control remoto mediante Ethernet, SNMP soportado.El AD160 es un receptor decodificador profesional de alta definición de MPEG-4/H.264 con función de
conversión mutua TS-IP (versión IP).
Puede recibir señales de diferentes fuentes incluidas señales ASI, QPSK, QAM, COFDM e IP.
Dispone de una gran variedad de salidas como son CVBS, YPbPr, HDMI, HD/SD ASI e IP.
Con el control mediante LAN y la función de monitorización, este es un equipo ideal tanto para video digital de
alta definición como en aplicaciones de equipo de cabecera en sistemas IPTV.MODELO
Entrada/ Lazo de salida DVB-C
Entrada/ Lazo de salida DVB-TCAD160CI
TS/S2C√AD160IP
TS/S2√
√Entrada/ Lazo de salida DVB-S/S2√Entrada TS/ IP√Salida TS/IP soportando 8 direcciones√Salida TS/IP soportando 32 direccionesOpcionalInterface común (CI) x2√√Salida de audio AES/EBU√√Salida de video SDI HD/SD√√Salida HDMI√√Entrada ASI√√Salida ASI√√Salidas YPbPr y CVBS√√Control mediante LAN (NMS)√√Alimentación
Dimensiones/pesoAC 90~ 250V , 50/60 Hz, Máximo consumo 40 W.
44 mm x 484 mm x 274 mm (1U Rack), 3,7 Kgr50Las especificaciones pueden variar sin previo avisoCODIFICADORES MULTIPLES CON MULTIPLEXOR ADINSTRUMENTS• Cumple con ISO/ICE11172 y ISO/ICE13818
• Codificación de video estándar MPEG-2 MP@ML (4: 2: 0), bit rate 1.5-15Mbps y MPEG-4.
• Codificación de audio MPEG-1 Layer 1 y 2.
• Soporta 4 entradas AV con codificación y multiplexación.
• Control frontal con display LCD y remoto mediante Ethernet, SNMP soportado.El AD9310 es un codificador de MPEG-2 , que incorpora 4 entradas analógicas de audio y video, y un multiplexor, permitiendo utilizar sus dos salidas ASI directamente con un modulador digital.
El AD9311 añade codificación en MPEG-4 seleccionable en cada entrada de video y entrada ASI., permitiendo
al operador trabajar con el sistema de compresión MPEG-2 o MPEG-4 en función de sus necesidades.
Ambos equipos soportan PAL y NTSC con hasta 15 resoluciones predefinidas.
Pueden codificar hasta 4 canales de Video y Audio y multiplexar los correspondientes 4 SPTS en 1 salida
MPTS . Esta es completamente compatible con el estándar MPEG-2 o MPEG-4 y dispone de una alta calidad
de codificación y eficiencia .ESPECIFICACIONESAD9310AD9311Codificador de vídeo
Estándar y formato de vídeo
CompresiónFull D1, Half D1, SIF, QSIF, PAL 720*576, NTSC 720*480
MPEG-2 4:2:0 (MP@ML) de 1,5 a 15 MbpsCodificador de audio
Frecuencia de muestreoMPEG-2, MPEG-4 standard de 1 a 15 MbpsMPEG-1 Layer 2, de 32 a 384 Kbps
32 KHz, 44,1Khz, 48 KHz, estéreo o dualSalida Transport Stream
Canales con TSCumple EN50083-9,
De 1 a 4Entradas A/V
4 X Estéreo R/L
Por puerto Ethernet
44 x 482 x 410mm, Montaje en rack 19‖ , 6 Kg.AC 90 ~ 260 V
30 W40 W51Las especificaciones pueden variar sin previo avisoCODIFICADOR SD/HD H.264/MPEG-4-AVC AD-250ADINSTRUMENTS• Cumple con ISO/ICE11172 y ISO/ICE13818
• Codificación de video estándar MPEG-4/H.264-AVC
HP@L4
• Codificación de audio AC3 opcional.
• Soporta varios conectores de entrada A/V: SDI, CVBS,
YPB Pr. HDMI, SPDIF, etc.
• Dos salidas ASI y salida Ethernet.
• Control frontal con display LCD display.
• Control remoto mediante Ethernet, SNMP soportado.El AD250 es un codificador de alta definición hasta 1080p que cumple completamente con el estándar
MPEG-4/H.264 , y que utiliza avanzada tecnología aritmética de compresión y multiplexacion.
A través del control del buffer y la optimización de la tasa de datos, la entrada analógica/digital es codificada en
un SPTS, con una tasa de salida de datos ajustable desde 2 a 20 Mbps, asegurando una alta calidad de video.
El AD250 pertenece a la nueva generación de codificadores preparados para el futuro que genera la mejor calidad
de audio y video con el menor bit rate, permitiendo a los operadores el poder transmitir mas programas o
programas con mayor calidad para un ancho de banda fijo.ESPECIFICACIONES
CVBS: 720 x 576 x 50i; 720 x 480 x 59.94i
YpbPr: 1080 x 720 x 50p; 1080 x 720 x 60p; 1920 x 1080 x 50i; 1920 x 1080 x 60i
Entradas y formatos de vídeo HDMI: 1080 x 720 x 50p; 1080 x 720 x 60p; 1920 x 1080 x 50i; 1920 x 1080 x 60i
SDI: 720 x 576 x 50i; 720 x 480 x 59.94i; 1280 x 720 x 50p; 1280 x 720 x 60p; 1920 x 1280
x 50i; 1920 x 1080 x 60i
CompresiónH264 /MPEG-4-AVC HP@L4 ; CBR y VBR, GOP configurableCodificador de audio
CompresiónMPEG-1 Layer 2, de 32 a 384 Kbps
48 KHz, estéreo o dualFrecuencia de muestreo
Salida Transport Stream x 2
Protocolo ASICumple EN50083-9,
BNC 75 ΩConector
Tasa de datos2 ~ 20 MbpsMPEG frame188/204 BytesEntradas A/V
VIDEOCVBS, HD SDI (BNC) , YPbPr, HDMIAUDIORCA, Audio Embebido SDI, SPDIF (opcional)
Por puerto EthernetSalida TS sobre IP
Audio multicanal AC3 (Opcional)4 canales de entrada analógicos + 1 digital óptico SPDIF.
Mediante panel frontal o wwwControl44 x 484 x 274mm, Montaje en rack 19‖ , 5 Kg. Aprox.Dimensiones/ Peso
Tensión de red230 V ACConsumo30 W52Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADCODIFICADOR MPEG-2 AD-9330INSTRUMENTS• Cumple con ISO/ICE11172 y ISO/ICE13818
• Codificación de video estándar MPEG-2 MP@ML
(4: 2: 0), bit rate 2 ~15Mbps
• Soporta varios conectores de entrada AV: SDI,CVBS,
Y. PB. Pr., S-Video, AES/EBU, XRS.
• Salidas ASI, Ethernet y 4 x E1 (opcional).
• Control frontal con display LCD .
• Control remoto mediante Ethernet, SNMP soportado.El AD9330 es un codificador que cumple completamente con el estándar MPEG-2 , y que utiliza avanzada tecnología aritmética de compresión y multiplexacion. A través del control del buffer y la optimización de la tasa de
datos, la entrada analógica/digital es codificada en un SPTS, con una tasa de salida de datos ajustable desde 2 a
15 Mbps, asegurando una alta calidad de video.
El equipo incorpora varios conectores, incluyendo CVBS, S-VIDEO, SDI, AES/EBU, conectores para entrada
balanceada o no balanceada, y conectores de salida ASI, IP y E1.
El AD9330 genera la mejor calidad de audio y video con el menor bit rate, para asegurar a los operadores el poder
transmitir mas programas para un ancho de banda limitado.ESPECIFICACIONES
CompresiónPAL / NTSC, max 720 x 576 píxeles
MPEG-2 4:2:0 (MP@ML) de 2 a 15 MbpsCodificador de audio
Frecuencia de muestreoMPEG-1 Layer 2, de 32 a 384 Kbps
Tasa de datos máxima170 MbpsMPEG frame188/204 BytesEntradas A/V
AUDIOCVBS, S-Video, YPbPr, SDI
Analógico Balanceado (XLS) o no balanceado, Digital AES/EBU
Por puerto EthernetSalida IP4 canales de salida E1 conectable directamente a redes SDH/PDHSalida E1 (Opcional)Mediante panel frontal o wwwControl44 x 483 x 318mm, Montaje en rack 19‖ , 6 Kg. Aprox.Dimensiones/ Peso
Tensión de red230 V ACConsumo30 W53Las especificaciones pueden variar sin previo avisoMODULADOR/EXCITADOR DVB-T/H AD-2018ADINSTRUMENTSEl AD-2018 es un excitador que soporta todos los modos DVB-T y DVB-H, soporta modos jerárquico y no
jerárquico, incorpora pre-corrección lineal y no lineal ,pudiendo directamente excitar el transmisor de TV digital.
Dispone de adaptador SFN para ajustar los retardos automáticamente y soporta la configuración remota por medio
del MIP.
Dispone de una 4 entradas ASI, 2 principales y dos redundantes, y una salida de RF que puede trabajar en una
banda de frecuencias desde 173 a 858 MHz, con una resolución de 1 Hz.
Incorpora control remoto mediante Ethernet, y puede programarse localmente mediante el panel frontal, o
remotamente mediante el servidor www incorporado.ESPECIFICACIONES
Entrada TS
Entrada/salida4 ASI Input, 1 ASI Out, cumple EN50083-9Longitud de los paquetes188/204 bytesModos soportadosBurst / byteModulación
Modos soportadosDVB-T y DVB-H conforme ETS 300744Ancho de banda del canal8MHz,7MHz,6MHz,5MHzPortadoras2K, 4K y 8K.Intervalo de guarda1/4, 1/8, 1/16, 1/32FEC1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8ConstelaciónQPSK, 16QAM y 64QAMModo de redMFN, SFNSalida RF
Frecuencia1 x 50 ohm tipo N (principal), 1 x 50 ohm tipo BNC (monitorización con –20 dB)
30 ~1.000 MHz en pasos de 1 HzNivel salida principal
Rango de atenuación0 dBm
0 ~10 dBm en pasos de 0,1 dB
> 15 dBPerdidas de retorno
Espurios≥ 55 dBMER≥ 40 dB
Referencia interna 10 MHz /0,5 ppm (TCXO), entrada 1 pps, entrada ref. externa 10 MHzReloj y sincronizaciónMediante panel frontal, RS-232 o Ethernet.Control44 x 483 x 318mm, Montaje en rack 19‖ , 6 Kg. Aprox.Dimensiones/ Peso
Tensión de red230 V ACConsumo40 W54Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADMODULADOR DVB-T/H AD-2028INSTRUMENTSEl AD-2028 es un modulador especialmente diseñado para pequeñas y medianas redes terrestres de televisión
digital, y aplicaciones empresariales. Dispone de una entrada ASI y una salida de RF que puede trabajar en una
banda de frecuencias desde 30 a 1000 MHz, con una resolución de 1 Hz, que puede conectarse directamente a
transmisores de televisión digital de pequeña potencia.
Dispone de tres modos de test: secuencia PRBS, inserción de símbolos nulos y eliminación de 251 portadoras.
remotamente mediante el servidor www incorporado. .ESPECIFICACIONES
Entrada/salida2 ASI Input, 2 ASI Out, cumple EN50083-9Longitud de los paquetes188/204 bytesModos soportadosBurst / byteModulación
Tensión de red230 V ACConsumo40 W55Las especificaciones pueden variar sin previo avisoEQUIPOS TV DIGITAL PARA PC
DISPOSITIVOS E/S TRANSPORT STREAM
DISPOSITIVONOMBRECONEXIÓNDVBFUNCIONESASI in
ASI out-Grabación, ReproducciónASI/SPI in
2 -ASI out
ASI loop/
SPI out-Grabación, Reproducción
-Conversión ASI a SPI
-Conversión SPI a ASIAT40USBASI in
ASI out-Grabación, ReproducciónAT40XUSBASI/SPI in
ASI/SPI out-Grabación, Reproducción
-Conversión SPI a ASIAT400PCIPCIASI/SPI in
2 ASI out
ASI loop
-Conversión SPI a ASIAT40XPCIPCIDVB-ASI in
2 DVB-ASI out
ASI loop-Grabación, ReproducciónAT30XPCIPCIDVB-ASI out-ReproducciónAT20XPCIPCIDVB-ASI in-GrabaciónAT600USBDVB-S in
ASI/SPI out- Recepción
-Grabación, Reproducción
-Conversión DVB-S a ASI/SPIAT60USBDVB-S in
ASI/SPI out-Recepción
-Conversión DVB-S a ASI/SPIAT2900USBDVB-S2/S-Grabación, Reproducción
-Modulador DVB-S2/S
-Salida IF& RFAT4USB
(AsiPod)AT400USBDISPOSITIVOS DVB-S56Las especificaciones pueden variar sin previo avisoEQUIPOS TV DIGITAL PARA PC
DISPOSITIVOS DVB-C
DISPOSITIVONOMBRECONEXIÓNDVBFUNCIONES-RecepciónDVB-C Annex A
EuroDOCSIS (8 Mhz) -Grabación, ReproducciónAT700USB-Conversión DVB-C a ASI/SPIASI/SPI out
-RecepciónDVB-C Annex A
EuroDOCSIS (8 Mhz) -Grabación, ReproducciónAT70XUSB-Conversión DVB-C a ASIASI out
RF/IF out
ASI/SPI in
ASI outAT2700USB-Grabación, Reproducción
-Modulador DVB-C
-Annex A,B,C
-Salida IF& RFDVB-C Annex B
DOCSIS (6 Mhz)
-Conversión DVB-C a ASI/SPIDVB-C
ASI out-Grabación, Reproducción
-Salida IF& RFAT720USBDVB-C Annex B
-Conversión DVB-C a ASI/SPIAT72XUSBDVB-C Annex B
ASI out-Recepción
-Conversión DVB-C a ASIDVB-C Annex B
-Conversión DVB-C a ASI/SPIAT700PCIAT2700PCIAT720PCIPCI
PCIPCIDISPOSITIVOS DVB-T y MODULADOR DVB-T/H/C
AT800USBDVB-T in
-Conversión DVB-T a ASI/SPIAT80XUSBDVB-T in
-Conversión DVB-T a ASIDVB-T/H
ASI in/out, SPI in-Grabación, Reproducción
-Modulador DVB-T/H
-Salida IF& RFPCIDVB-T in
ASI/SPI out
Opción stand alone-Recepción
-Convers. DVB-T a ASI/SPIPCIDVB-T/H
RF/IF out, ASI/SPI in
Opción stand alone-Grabación, Reproducción
-Salida IF& RFDVB-T/H/C
-Modulador DVB-C (Annex A,B,C)
-Salida IF& RFAT2800USBAT800PCIAT2800PCIAT2780USB57Las especificaciones pueden variar sin previo avisoADFUSIONADORA DE FIBRA OPTICA AD300TINSTRUMENTSFusionadora profesional con alineamiento de núcleos
mediante tecnología PAS (PAS :Profile Alignment System)
El núcleo de la fibra se muestra claramente.
Visualización de X o Y (x300) , o bien X & Y
simultáneamente (x150).
Pantalla TFT de 5.6‖ color.
Conexión VGA y USB, actualizable mediante USB.ESPECIFICACIONES
Tipo de fibras ópticas aplicableSM MM DS NZDS
8-16mm (con coating Ø:250μm) , 16mm (con coating de Ø:250μm a Ø:1000μm)Longitud del corte de fibra óptica
Diámetro del recubrimientoCladding :80-150μm Coating :100-1000μmContador de fibrasSencilloModos de empalmeAuto, Calibrado, Normal EspecialMétodo de alineamiento fibrasAlineamiento núcleo, alineamiento clad, alineamiento manualMétodo de proceso de imagenDigitalPerdida media de los empalmes0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS)
9 sec (estándar fibra SM )Tiempo de fusión
Modos de empalme53 (predefinidos), 40 (usuario)Modos de calentamiento9 (predefinidos), 24 (usuario)Perdida estimada de fusiónMayor precisiónPerdida de retorno60dB
4000 resultados, 20 parámetros por resultadoAlmacenamiento en memoria300X (X o Y ) 150X (X e Y simultáneos)Aumentos
Tiempo de calentamiento30 seg.Temperatura de calentamientoAjustableLongitud aplicable de la protecciónTodos los protectores estándar y una serie de micro cubiertasTensión test2NVida del electrodo2500No. de fusiones/calentam. con bateríaTípico 160 ciclos (Fusión/calentamiento con la batería interna Li)Pantalla5.6 ― TFT colorConexionesUSB 1.1 y VGACondiciones de funcionamiento0-5000m,0-95%HR y -10-50 °C, Max velocidad viento de 15 m/sAlimentaciónAC 100-240V con adaptador, Batería de Li. (6600mAH)
150mm(L)×150mm(W)×150mm(H)Dimensiones2.7Kg sin batería, 3.2Kg batería incluidaPeso• • • • • • • • • • • • • • CONFIGURACION STANDARD• • • • • • • • • • • • • •UNIDAD BASEALIMENTADORELECTRODOSCORTADORA
DE PRECISION58MALETINSOFTWARE
Y MANUALSOPORTE DE
ENFRIAMIENTOLas especificaciones pueden variar sin previo avisoADANALIZADOR OPTICO DE REDES FFTHADPONINSTRUMENTSEl ADPON es un medidor portátil de potencia óptica de alta calidad diseñado para trabajar con las tecnologías del mercado de FTTx que está experimentando un rápido crecimiento con las redes ópticas pasivas (PON). Es capaz de medir las tres señales (1319nm, 1490nm y 1550nm) que transportan voz, datos y vídeo, aplicaciones que funcionan simultáneamente en una única fibra óptica. Este instrumento mide no sól o las señales ópticas
de 1490nm y 1550nm, sino que también mide de forma precisa ráfagas de subida a 1310nm enviadas desde un ONU mientras el ONU está en modo
de espera. Su sencillo manejo y sus medidas precisas hacen que el ADPON sea la herramienta ideal para las instalaciones y pru ebas de aceptación
en redes ópticas pasivas (PON) (aplicaciones en APON, BPON, EPON y GPON), de forma que nos asegura que se cumplen todos los estándares
requeridos, los servicios de activación .
El equipo incluye los adaptadores SC, FC y ST, un juego de baterías recargables de alta capacidad y otro de repuesto de ultra baja autodescarga.Equipo de mano diseñado para su uso tanto en el laboratorio como en el exterior.
Soporta Medidas normales y P/F
Interfaz fácil de usar con una gran pantalla TFT para una buena visibilidad e indicadores LED.
Simplicidad de uso, basta conectarlo y visualizar los resultados de las tres longitudes de onda
(1310/1490/1550nm) de las señales PON mediante sus dos conectores de fibra óptica.
Detecta y mide las ráfagas de subida a 1310nm.
Soporta las redes APON, BPON, EPON y GPON.
Indicadores de Pasa, Falla y Precaución para identificar fácilmente la condición de la señal.
Valor del umbral definible por el usuario (hasta 10 conjuntos de valores).
Datalogger de 1.000 medidas, Interfaz USB y software para PC.
Funcionamiento continuo durante más de 20 horas, apagado automático e indicador de batería baja.ESPECIFICACIONES
Rango de medida .13101490
-50~ +15dBm-40 ~ +10 dBmRango medida señal Burst
Margen de longitud de onda
Tipo de conector.-50 ~ +20 dBm-32 ~ +10 dBm
1260 ~1360 nm1480 ~1550 nm1539 ~ 1565nmIntercambiable, conectores FC, SC y ST incluidosTipo de detector.InGaAsPerdidas de inserción≤1.5dBPrecisión± 0,5 dBLinealidad± 0.2 dBPuertos1550Uno para 1310nm (ONU) y uno para 1490nm/1550nm (OLT)Puerto de comunicaciónUSBAuto apagado√Retro-iluminación√Baterías de reserva.4 NiMh AA ultra baja auto-descarga.Valores umbrales
Temperatura y humedad.10 programables.
-10 ~ +50º C, ≤ 95 %
4 Ni-MH AA(2500mAh) + 4 NiMh AA UBA (repuesto);
Adaptador 12V AC/DC.Alimentación
Dimensiones y peso.190 x 105 x 55 mm, 700 gr.• • • • • • • • • • • • • • CONFIGURACION STANDARD• • • • • • • • • • • • • •UNIDAD BASEALIMENTADORADAPTADORESFUNDA DE
TRANSPORTE59BATERIAS NiMhSOFTWARE PC
Y MANUALCABLE USBLas especificaciones pueden variar sin previo avisoADMEDIDOR POTENCIA OPTICA AD2A04INSTRUMENTSEl AD2A04 en un medidor de potencia de altas prestaciones, que junto a las fuentes laser de AD Instruments, puede ser usado para
identificar fibras ópticas, medir atenuación, verificar continuidad y evaluar la calidad de los enlaces de transmisión.
Las fuentes laser pueden transmitir con un protocolo encriptado de identificación , permitiendo al AD2A04 usar automáticamente
los parámetros correctos de calibración.Esta característica reduce la necesidad de comunicación entre los dos técnicos y disminuye
el potencial para el error.
El equipo dispone de una memoria interna de hasta 1.000 datos que pueden ser fácilmente transferidos al PC mediante el software
incluido, y salvar los datos como Excel o TXT.Todo incluido : incluye los tres adaptadores
mas habituales, batería recargable, alimentador
de red, datalogger y software para PC.Reconocimiento automático de la longitud de onda.Medidas absolutas y medidas de perdidas con
un rango dinámico de 80 dBm.Conexión USB, Datalogger y software para PC.Alta precision y estabilidad.TRES AÑOS DE GARANTIA .
Adaptadores MU, E2000 y LC disponibles opcionalmente.ESPECIFICACIONES
Longitud de onda (nm).850/1300/1310 /1490/1550/1625
-70 ~ +10Rango de medida (dBm).
Adaptadores incluidos.FC/PC, SC/PC y ST/PCUnidades de medida.dB, dBm y mWTipo de detector.InGaAsIncertidumbre absoluta.± 0,2 dBm (23ºC ±3º)Resolución.0.01 dBAuto-apagado.√Retro-iluminación.√Valor de referencia.√Conexión USB.√Software para PC incluido.√Data-logger de 1000 datos.√Auto-reconocimiento de longitud de onda.√Funda de transporte incluida.√Detección de tono (Hz).270,1K, 2KTemperatura de funcionamiento.-10 ~ +50ºCAlimentación y batería recargable.
Dimensiones y peso.2 Ni-MH AA(2500mAh); Adaptador 6V AC/DC.
160 x 76 x 45 mm, 270 gr.• • • • • • • • • • • • • • CONFIGURACION STANDARD• • • • • • • • • • • • • •UNIDAD BASEALIMENTADORADAPTADORESFUNDA DE
TRANSPORTE60BATERIAS NiMhSOFTWARE PC
Y MANUALCABLE USBLas especificaciones pueden variar sin previo avisoFUENTES LASERADAD2D03 Y AD2T01INSTRUMENTSLas AD2D03 y AD2T01 son fuentes laser de altas prestaciones multimodo y monomodo con potencia de salida ajustable, alta
estabilidad y encriptación de protocolo para identificación automática de longitud de onda con los medidores AD2A04.
Pueden trabajar en modo continuo o con modulación con una potencia de salida ajustable desde –8 dBm a –2 dBm con una
resolución de 0,1 dBm.
La AD2D03 es la fuente ideal para redes multimodo, incluye las longitudes de onda de 850 y 1300 nm multiplexadas en una única
salida, pudiendo dar hasta –2dB de potencia, lo que la convierte en la fuente multimodo de mayor potencia del mercado.
La AD2T01 esta pensada para las nuevas redes FFTx/PON, incluye las longitudes de onda de 1310, 1490 y 1550 nm multiplexadas
en una única salida, lo que la convierte en la fuente ideal para la nueva generación de redes de fibra.
Las fuentes pueden transmitir con un protocolo encriptado de identificación , permitiendo al medidor de potencia AD2A04 usar
automáticamente los parámetros correctos de calibración.Esta característica reduce la necesidad de comunicación entre los dos
técnicos y disminuye el potencial para el error.Generación de protocolo encriptado para reconocimiento automático de la longitud de onda.Todo incluido : incorpora los tres adaptadores
de red, y funda de transporte.Alta precision y estabilidad.Potencia de salida ajustable.Pantalla LCD con retro-iluminación.Adaptadores MU,
opcionalmente.TRES AÑOS DE GARANTÍA .E2000 y LC disponiblesESPECIFICACIONES
Longitud de onda (nm).AD2D03AD2T01850/13001310 /1490/1550Tipo de emisor.LDPotencia de salida (dBm).Ajustable desde -8 dB a -2dB con pasos de 0,1 dBAdaptadores incluidos.FC/PC, SC/PC y ST/PCLongitud de onda central.1310±20nm , 1400 ±20nm,
1550 ±20nm850±10nm , 1300 ±20nmAncho de banda espectral.5 nmPrecisión.± 0,25 dBm (23ºC ±3º)± 0,25 dBm (23ºC ±3º)Estabilidad corto plazo (15 min.).≤ ±0,1 dB≤ ±0,05 dB (1310 y 1550 nm),
≤ ±0,1 dB (1490 nm)Estabilidad largo plazo (8 h.).≤ ±0,2 dB≤ ±0,1 dB (1310 y 1550 nm),
≤ ±0,2 dB (1490 nm)Generación de tono (Hz).270,1K,2KAuto apagado.√Retro-iluminación.√Auto-reconocimiento de longitud de onda.√Funda de transporte incluida.√Detección de tono (Hz).270,1K,2K
-10 ~ +50 ºCTemperatura de funcionamiento.
Alimentación y batería recargable.2pcs * Ni-MH AA(2500mAh); Adaptador 6V AC/DC.Dimensiones y peso.160 x 76 x 45 mm, 270 gg.• • • • • • • • • • • • • • CONFIGURACION STANDARD• • • • • • • • • • • • • •UNIDAD BASEALIMENTADORADAPTADORESFUNDA DE
TRANSPORTE61BATERIAS NiMhMANUALLas especificaciones pueden variar sin previo avisoADTELÉFONO ÓPTICO ADOTSINSTRUMENTSEl ADOTS es un kit de teléfonos ópticos diseñados para una comunicación a larga distancia entre operarios de redes de fibra óptica.
Es posible conectar dos kit en cascada permitiendo una comunicación entre tres operarios.
Dispone de uno de los mayores rangos dinámicos del mercado, y permite ser usado como fuente laser estable.
Asimismo dispone de altavoz y micrófono incorporado, lo que le permite trabajar sin necesidad de auriculares, permitiendo la comunicación con
mas de una persona en cada punto de acceso.Soporta comunicación a tres partes.
Altavoces incorporados manos libres
Rango dinámico de 50 dB a 1550 nm,
Alcance de mas de 200 Km.
Puede usarse como una fuente laser estable.
32 pasos de control de volumen,
Alarma de batería baja .
2 años de garantía.ESPECIFICACIONES
Longitud de onda (nm).1310 o 1550 seleccionable.Sistema de comunicaciónComunicación full dúplexTipo de fibraSM y MM
< 15 nmProfundidad espectral
Tipo de adaptador.FC/PC, SC/PC y ST/PCRango dinámico50 dBPotencia de salida3dBmAlimentaciónBaterías NiMh + Alimentador AC/DC
40 horas (estándar)Duración baterías
Comunicación tripartita√Altavoces manos libres√Auriculares con micrófono√Dimensiones.220 x 110 x 45 mm
550 gr. Con bateríasPeso.< 90%Humedad de funcionamiento-10 ~ +60ºCTemperatura de funcionamiento.• • • • • • • • • • • • • • CONFIGURACIÓN STANDARD• • • • • • • • • • • • • •UNIDADES BASEALIMENTADORADAPTADORESBOLSA DE
TRANSPORTE62BATERÍAS NiMhAURICULARESLas especificaciones pueden variar sin previo avisoADATENUADOR ÓPTICO AD2S02INSTRUMENTSEl AD2S02 es un atenuador óptico programable compacto, portable, de bajo costo, y con un amplio rango de atenuación. que
permite realizar rápidamente ajustes de potencia cuando se realizan medidas y pruebas en fibras ópticas mono-modo.
Es una herramienta muy importante para determinar el margen óptico de la unión fibrilar, para llevar a cabo las pruebas de perdidas de inserción, así como para suministrar a la red control y compensación.Todo incluido : incorpora los tres adaptadores mas habituales, batería recargable, alimentador de red, y funda de transporte.Potencia de salida ajustable con dos rangos de resolución;
0,05 dB y 1 dB.Adaptadores MU, E2000 y LC disponibles opcionalmente.Pantalla LCD con retro-iluminación.Memoria para guardar los valores usados frecuentemente.Bajas perdidas de inserción.Función de atenuación referenciada.ESPECIFICACIONES
Longitud de onda calibrada (nm).1310, 1550Rango de atenuación .0 ~ 60 dBAdaptadores incluidos.FC/PC, SC/PC y ST/PC
0,2 dBm (0 ~20 dB)Precisión.0,5 dBm (20 ~50 dB)
1 dBm (50 ~60 dB)Resolución de ajuste.0,05 dB y 1 dB seleccionable.Atenuaciones programables.7 pre-programadas, 18 programablesPerdida de inserción.≤ 3 dBPerdida de retorno.≥ 50 dBMáxima potencia de entrada.24 dB
≤ 95% (sin condensación)Humedad relativa.-10 ~ +50 ºCTemperatura de funcionamiento.
Alimentación y batería recargable.2pcs * Ni-MH AA(2500mAh); Adaptador 6V AC/DC.
160 x 76 X 45H mm, 360 gr (con baterías)Dimensiones y peso.• • • • • • • • • • • • • • CONFIGURACIÓN STANDARD• • • • • • • • • • • • • •UNIDAD BASEALIMENTADORADAPTADORESFUNDA DE
TRANSPORTE63BATERÍAS NiMhMANUALLas especificaciones pueden variar sin previo avisoADMICROSCOPIO ÓPTICO AD600DINSTRUMENTSEl trabajo de comprobar y verificar las terminaciones de la fibra a veces no es tan simple como ver y observar. En ciertas situaciones se necesita fotografiar o grabar en video la terminación para poder tener un registro o transportarla a un lugar distante,
siendo esto de gran importancia para las funciones de certificación o mantenimiento.
El microscopio de almacenamiento AD600D es actualmente el único en el mundo con la potente función de registro. Ya no es
necesario llevar un ordenador para realizar esto, ni utilizar ningún tipo de software profesional. Con el AD600d es posible registrar la imagen en cualquier momento y en cualquier lugar, convirtiendo a este modelo en el mas funcional del mercado.Magnificación hasta x 600.
Pantalla de 2,5‖, se puede observar 30mm de diámetro del
núcleo de la fibra.
Área de observación de 0,3mm² ajustable en el mango hasta
un área de 2 mm².
Pueden conectarse dos sondas simultáneamente capturando
dos imágenes, conveniente para la inspección alternativa de
conectores macho/hembra.
Puede observar conectores y adaptadores (macho y hembra)
PC y APC (SC, ST, FC, LC, E2000, MU, MP) .
Función de memoria (tipo SD ) de hasta 8 Gb sin necesidad de
software. Puede ser directamente conectada al PC para
guardarla, editarla o enviarla a distancia.
Brillo y contraste ajustable.
Grabación y reproducción de voz y video.
Hasta 9 horas de funcionamiento continuo, batería de Li.ESPECIFICACIONES
Factor de ampliaciónx600Área de visualizaciónAjustable desde 0,3 mm² a 2 mm²Control de área de visualizaciónManual en el mango
0,75 μm detectableResolución
Pantalla2,5 " con ajuste de brillo y contrasteTipo de memoriaSD hasta máximo de 8 Gb.AlineamientoManual.COMPOSICIÓN ESTÁNDAR
AD-600ASonda de inspecciónAD360Unidad de monitoreado y grabación2.5PC-MPunta universal para conectores PC de 2,5 mmFC/SC-FPunta universal para conectores SC y FC hembra PC.ST-FPunta para conectores LC hembra PCLC-FPunta para conectores LC hembra PCAD360-LiBatería de Li para AD360AD360-ADPAdaptador CAMZPCProtector de goma para AD360MEMMemoria SD de 1 GbREADERLector portátil para memoria SDAD360-CASEBolsa de transporte64Las especificaciones pueden variar sin previo avisoCOMPROBADOR DE CABLEADO AD8108ADINSTRUMENTSEl AD8108 es un comprobador de cables de prestaciones profesionales con visor LCD y ecómetro que muestra los resultados obtenidos de forma clara y completa.
WireMap: Obtiene la continuidad para cada uno de los hilos del cable y el pin-out de los mismos. El resultado
obtenido es un pin-out gráfico en pantalla de pin-A a pin-B o error para cada uno de los pins. Tambien muestra
aquellos casos de cruce entre dos o más hilos.
Pair&Length: Función que permite calcular la longitud de un cable. Dispone de tecnología TDR (Time Domain
Reflectometer) que mide la distancia del cable y la distancia a un posible error si lo hubiere. De esta forma se
puede reparar cables estropeados ya instalados y sin tener que volver a instalar todo un cable nuevo. Funciona a
nivel de pares.
SetUp: Configuración y calibración del equipo. El usuario puede determinar el factor de calibración con una longitud de cable dada.
El comprobador dispone de dos conectores RJ45 Hembra (Main y Loopback) para comprobar cables no instalados
(latiguillos). Además se suministra un terminador que emite señales acústicas para la comprobación de cables ya instalados. Permite identificar hasta 8 cables de par trenzado mediante terminadores remotos opcionales. Dispone además
de 4 botones de control. El equipo se suministra con un Wiremap, un adaptador RJ45-BNC,y un adaptador RJ45-RJ11
y opcionalmente se pueden adquirir los adaptadores y las unidades Wiremap adicionales.ESPECIFICACIONES
PantallaLCD 4 líneas 16 caracteresTipo de cablesSTP/UTP, Cat-6E, Cat-5E,Cat-5,Cat-4,Cat-3, CoaxialTipo de conector
Alcance de Medida de longitud
Precisión de calibración longitud
Auto apagado.RJ11, RJ45, BNC.
RJ45-BNC y RJ45-RJ11
≤1350 m
3% ± 0,5 m
metros (m) y pies (ft)
Tras 30 min. de funcionamientoDimensiones y peso.
Auto apagado.180x80x40mm, 180 gr aprox.
4 pilas AA 1,5 V, 16 mA
Tras 30 min. de funcionamientoIDENTIFICADOR DE FIBRAS ADVLS5BADINSTRUMENTSEl ADVLS5B es un localizador visual de fallos equipado con un laser de alta potencia que puede funcionar en modo continuo o
modulado a 2 Hz. Incorpora de serie un conector universal y un adaptador FC/PC, así como una funda de transporte.
Es un equipo robusto, con cuerpo metálico y protector en el conector, a prueba de golpes.ESPECIFICACIONES
Longitud de onda (nm).Diodo Laser
650 nm ± 10 nmFrecuencia de modulación2 HzAncho de banda espectral≤ 5 nmAlimentación
Dimensiones y peso.653 x 1,5 V tipo AA
De -10 a 50º C
≤ 90% sin condensación
150 mm X 22 mm (diámetro), 150 gr con bateríasLas especificaciones pueden variar sin previo avisoENTRENADORES DE EDUCACIÓN
• ROBÓTICA• CONTROL DE FLUIDOS• RADIO FRECUENCIA• AIRE ACONDICIONADO• ELECTRICIDAD.• NEUMÁTICA.• ELECTRÓNICA• APLICACIONES RFID• FIBRA ÓPTICA• SENSORES• PROGRAMACIÓN• COMUNICACIONES ANALÓGICAS• HIDRÁULICA TRANSPARENTE• COMUNICACIONES DIGITALES• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS• COMUNICACIONES ÓPTICAS• ENERGÍAS RENOVABLES• MICROONDAS66Las especificaciones pueden variar sin previo avisoENTRENADORES DE ROBOTICA
ROBOT ED-7255ROBOT ED-7220• 5 ejes + pinza
• Sensor de posición RVDT aplicado a cada eje, no necesita
• CPU de alta potencia, control en tiempo real de cada eje.
• Simulacion grafica 3D con conectividad en tiempo real con
• Control mediante PC a través de LAN y USB.
• Control mediante programador con LCD 2 x 20 caracteres.
• Entradas y salidas analógicas y digitales.
• Salidas de Rele.
• Leds de estado : Alarma, start/ stop• 5 ejes + pinza
• Precision de posición ± 0,5 mm.
• Actuacion mediante motores servo DC con encoder óptico.
• Capacidad de carga de 1 Kgr.
• Radio de acción de 610 mm.
• Control mediante PC a través de RS-232.
• Leds de estado : Alarma, start/ stopROBOT MOVIL OMNI-DIRECCIONAL
ED-7275ENTRENADOR DE ENSAMBLAJE DE
ROBOTS ED7271• Aprendizaje de las bases de la inteligencia artificial.
• 9 tipos de sensores
• 3 tipos de módulos de motor.
• 4 tipos de módulos de aplicación.
• Montaje rápido de los módulos.
• Practicas desde nivel principiante hasta avanzado.
• Procesamiento de imágenes usando cámara USB.
• Reconocimiento de voz.67Las especificaciones pueden variar sin previo avisoENTRENADOR DE ENERGÍAS RENOVABLESED-9710• Experimentos de los procesos de conversión
en la producción de energía (Producción/
procesado de energía).
• Experimentos de eficacia energética siguiendo
los procesos de producción y conversión.
• Curva de características de tensión y corriente.
• Funcionamiento autónomo o integrado de los
módulos de experimentación.
• Software de simulación y monitorización.EXPERIMENTOSCONFIGURACIÓN• Entendimiento de las células de energía solar.
• Simulación foto-eléctrica
• Ley de Ohm y voltímetro/amperímetro
• Características de células solares (Isc, Voc, Im, Vm, Factor carga)
• Intensidad y sombras de Fuentes de luz.
• Circuitos básicos de carga e inversor.
• Inversor AC/DC (senoindal /pseudo-senoidal)
• Sistema autónomo de célula solar de 12V
• Opción de experimentos híbridos (modelos ED-9731 o ED-9732 ).• Módulos incluidos
» ED-9710-01 Control de carga
» ED-9710-02 Inversor DC/AC
» ED-9710-03 Almacenamiento de energía.
» ED-9710-04 Central de comunicación.
» ED-9710-05 Modulo carga AC.
» ED-9710-06 Modulo de carga DC.
» ED-9710-07 Convertidor DC/DC.
» ED-9710-10 Modulo fotovoltaico.
» ED-9710-71 RS-485 Placa comunicacion(8 unidades)
» ED-9710-73 Convertidor Multi RS-485 (1 unidad)• ACCESORIOS
» Rack experimental: 1490 (W)x918(H)x320
» Cables (Potencia, Serie, Conexión de circuitos).
» Software de monitorización y manual de usuario.• OPCIONES
» Kit generador eólico 5W (ED-9731)
» Kit generador eólico 300W (ED-9732)• • • • • • • • • • • • • • SOFTWARE• • • • • • • • • • • • • •
• Comprobación de datos de tensión/corriente por modulo
• Función de almacenamiento de datos y gráficos
• Curva de características grafica de I/V por modulo.Programa de monitorización LabVIEW• Simulación foto-eléctrica
• Simulación ley de Ohm
• Circuitos básicos y voltímetro/amperímetro.Simulación JAVA foto-eléctricaSimulación JAVA ley de Ohm.68Simulación JAVA circuitos básicosLas especificaciones pueden variar sin previo avisoENTRENADOR DE ENERGÍAS RENOVABLES
CONTROL DE CARGA• Control de carga
≫ Tensión del sistema : 12V
≫ Consumo : 6~9mA
≫ Tensión de carga de absorción: -14.4V/14.4V
≫ Tensión de bloqueo de carga : 11.4V
≫ Tensión de carga reconocida : 12.4V
≫ Temperatura Compensación : 20mV
• Timbre de alarma de polaridad
≫ Tensión de trabajo : 5~12VCENTRAL COMUNICACIÓN• LED(10 unidades)
≫ Tensión de trabajo : 5V
≫ Tamaño : ø5
≫ Color : Azul
• Puertos COM (9 unid.)
≫ Tipo I/O : RS-485CONVERTIDOR DC/DC• Convertidor DC/DC
≫ Tensión de entrada : 10~36V
≫ Tensión de salida : 12V
≫ Corriente de salida : 1.25A
≫ Método de salida : único
≫ Tensión de trabajo : 5~12VINVERSOR DC/AC• Inversor Pseudo– senoidal
≫ Potencia salida continua : 350W
≫ Potencia max. Salida instantánea : 700W
≫ Tensión : entrada 10~15VDC Salida : 220VAC
≫ Alarma baja tensión : 10.5V ±0.5V
• Inversor senoidal
≫ Potencia de salida continua : 200W
≫ Potencia max. instantánea : 400W
≫ Tensión : Input 10~16VDC; Output : 220VAC
≫ Alarma baja tensión : 11.0V ±0.5V,
≫ Tensión de trabajo : 5~12VMODULO DE CARGA AC• Lámpara Fluorescente
≫ Tensión de trabajo : AC 220V
≫ Corriente : 0.09A
≫ Frecuencia : 42KHz
≫ Tensión de trabajo : AC 110/220V
≫ Consumo : 3.5W
≫ Velocidad: 36rpm
• Enchufe de salida de 220V
≫ Tensión disponible : 220V/15AMODULO FOTOVOLTAICO• Potencia máxima : 5W
• Tensión en abierto : 20.5V
• Corriente en circuito cerrado : 0.3A
• Tensión de trabajo : 17.64V
• Corriente de trabajo : 0.284A
• Voltímetro DC/AC) , Amperímetro DC/AC).
≫ Tensión : AC 100-240V 50/60Hz
≫ Max. Potencia de consumo : 5VA
≫ Max. rango : -1999 ~ 9999(4 líneas)
≫ Salida RS-485 : 1200~ 9600bps
≫ Protocolo: Modbus69ED-9710ALMACENAJE DE ENERGÍA• Cargador de batería
≫ Tensión de entrada : 220V/60Hz/170mA
≫ Tensión de salida : DC 12V
≫ Corriente de salida : 1.6A
≫ Tensión de trabajo : 5~12VMODULO DE CARGA CA• Lámpara DC
≫ Tensión de trabajo : 3~12VDC
≫ Tensión de trabajo : 12V
≫ Consumo : 0.63W
≫ Velocidad: 6,100rpm
≫ Tensión de trabajo : 5~12VCONECTOR RS-485• Velocidad de comunicación : 9600bps
≫ Tensión de entrada : AC 220V 60HzLas especificaciones pueden variar sin previo avisoENTRENADOR DE ENERGIAS RENOVABLESED-9720• Experimentación con la conversión en laproducción de energía (producción/
procesado de potencia ).
• Caracterización en voltaje y corriente de
células de energía solar.
• Sistema de alarma contra conexiones
• Voltímetro y amperímetros incluidos para
medidas en AC y DC.
• Control mediante PC.CONFIGURACIÓNEXPERIMENTOS• Modulo básico.
≫ Modulo de producción de energía.
› Panel de célula solar
› Reóstato, panel de reflexión
≫ Modulo procesamiento de energía
› Inversor AC/DC
› Control de carga
› Batería
› Tester AC/DC
≫ Modulo de comunicación
› Convertidor multi- RS-485.• Entendimiento de las células de energía solar.
• Características de células solares
• Carga usando células solares.
• Inversor AC/DC
• Sistema autónomo de célula solar de 12V• ACCESORIOS
» Cable (Potencia, Serie, conexión de circuitos).
» S o f t wa r e d e m o n i t o r i z a c i ó n y m a n u a l d e
u s u a r i o (English).• OPCIONES
≫ Simulación foto-eléctrica mediante la tensión impresa
en una lamina de metal.
≫ Simulación foto-eléctrica mediante los tipos de laminas de metal.
≫ Configuración básica de circuito.
≫ Entendimiento del flujo de corriente.Monitorizacion de datos.≫ Simulación para la medida con voltímetro/amperímetro.
≫ Control de los valores de tensión/ corriente
≫ Seguimiento de los cambios en tensión, corriente y Resistencia.
≫ Simulación foto-eléctrica de la longitud de onda de la luz.Simulacion JAVA foto electrica.Simulacion JAVA ley de Ohm.70Simulacion JAVA circuitos basicos.Las especificaciones pueden variar sin previo avisoENTRENADORES DE RF
ENTRENADORES DE MICROONDAS
ED-3000ENTRENADORES DE ANTENAS ED-3200El ED-3000 ha sido diseñado para introducir al alumno en el
mundo de las ondas centimetricas en las frecuencias de 8,5 a
10,5 GHz.El ED-3200 incorpora 16 tipos de antena y tres fuentes de
señal a 500 MHz, 2 GHz y 10 GHz.
Dispone de un control direccional de las antenas que puede
ser controlado tanto manual como remotamente a través de
PC, con el software incorporado.Dispone de todo lo necesario para realizar un enlace de datos funcional, incluyendo un oscilador Gunn, modulador
PIN, frecuencímetro, atenuador variable y fijo, guias de ondas, antena con forma de trompeta, junta hibrida, adaptador
con guía de onda coaxial,Entre los experimentos que podremos realizar están el ensamblaje e intalacion de varios tipos de antena, reflexión e interferencias de la señal, calculo y medida de la eficiencia de las
antenas, asi como estudiar las características direccionales
vertical y horizontal.Opcionalmente se puede adquirir el medidor de relación de
onda estacionaria y el vatímetro, necesarios para realizar
parte de los experimentos.ENTRENADORES DE ELECTRONICA DE
MICROONDAS ED-3300ENTRENADOR DE DISEÑO DE SISTEMAS
DE RF SYS-3000• Estudio de las características y principios de funcionamiento de microondas en las líneas Microstrip.
• Sistema de entrenamiento simple y fácil de entender para
estudiantes de escuelas de ingeniería.• Uso por Modulos / Sistemas
• Configuracion Modulo / sistema usados en el campo industrial
• Implementacion de sistemas a traves de modulos Activo /
• Transmisor / receptor para Comunicaciones moviles.Experimentos:
1.Como usar detector VCO y DC .
2.Principios de circulacion,
3. Medidas de las características de un acoplador
4.Relacion de onda estacionaria,
5.Reflexion y adaptación de impedancias,
6.Atenuador,
7.Caracteristicas de diversos acopladores,
8.Diodo PIN y amplificador de microondas.Modulos: Elementos Pasivos, Elementos RF MMIC, Conversion de frecuencia, Oscilador Local, Sintetizador PLL, Amplificador, Sintetizador digital directo (DDS) , Doblador / Divisor
de frecuencia, Tx DAC, LPF Bandabase, Modulador IQ,
Demodulator IQ, Transmisor / Receptor, Convertidor Up/
Down , Repetidor, Generador de Señal, Modulador/
Demodulador y generadoror de ondas CDMA, WCDMA71Las especificaciones pueden variar sin previo avisoEQUIPOS PARA RADIOFRECUENCIA• ANALIZADORES DE ESPECTRO.
• GENERADORES DE RF.
• ANALIZADORES VECTORIALES .
• ANALIZADORES DE TV DIGITAL.
• GENERADORES VECTORIALES.
• ANALIZADORES DE SEÑAL.ANALIZADORES DE ESPECTRO BAJO COSTOModeloFrecuenciaRBWNivel de ruido (dBm)MS2711D100 KHz a 3 GHz100 Hz a 1 MHzMS2717B9 KHz a 7,1 GHz1 Hz a 3 MHz- 163 dBm a 1 GHz (RBW de 1 Hz)MS2718B9 KHz a 13 GHz1 Hz a 3 MHz- 156 dBm a 1 GHz (RBW de 1 Hz)MS2719B9 KHz a 20 GHz1 Hz a 3 MHz- 156 dBm a 1 GHz (RBW de 1 Hz)- 135 dBmANALIZADORES VECTORIALES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO
ModeloFrecuencia VNA Frecuencia AEMS2024A2 MHz a 4 GHzNOMS2026A2 MHz a 6 GHzNOMS2034A2 MHz a 4 GHzMS2036A2 MHz a 6 GHzMedidas
-Pérdidas de retorno, VSWR,
-Fase y ganancia de 2 puertos,
-Pérdidas del cable
-Distancia hasta el fallo.Las anteriores mas:
- Analizador de espectros.
-Scanner de canales
100 KHz a 7,1 GHz
-Análisis de interferencias
100 KHz a 4 GHzANALIZADORES DE ESPECTRO PORTÁTILES ALTA GAMA
MS2724BFrecuencia
9 KHz a 7,1 GHz
9 KHz a 13 GHz
9 KHz a 20 GHzRBW
1 Hz a 3 MHz
1 Hz a 3 MHzRango de medida (dBm)
- 163 (ruido) hasta +30 dBm
- 149 (ruido) hasta +30 dBm
- 149 (ruido) hasta +30 dBmEl MS2721B cuenta con las siguientes opciones:
• Demodulación y análisis DVB-T/H.
• Medidas de MER hasta 50 dB, y medidas BER.
• Identificador de portadoras TPS.
• Entrada de referencia externa y opción GPS.
• Constelación y análisis de Respuesta Impulsiva.
• Medidas de Wimax, GSM, GPRS y UMTS.72Las especificaciones pueden variar sin previo avisoEQUIPOS PARA FIBRA ÓPTICA• ANALIZADORES DE ESPECTRO ÓPTICO.
• FUENTES LASER SINTONIZABLES.
• REFLECTOMETROS ÓPTICOS OTDR .
• FUENTES Y MEDIDORES PORTÁTILES.
• ANALIZADORES DE REDES.
• ATENUADORES VARIABLES ÓPTICOS.
• SISTEMA MODULAR HASTA 8 CANALES.
• ANALIZADORES DE DISPERSIÓN CROMÁTICAANALIZADOR DE ESPECTRO ÓPTICO MS97840A• Longitudes de onda de 600 a 1750 nm.
• Precisión de ± 0,05 nm.
• Resolución mínima de 0,03 nm.
• Rango de medida de - 90 a + 30 dBm.
• Rango dinámico de 70 dB.
• Rango completo de funciones WDM.REFLECTÓMETRO ÓPTICO OTDR MT9083A• Monomodo 850 y 1300 nm.
• Multimodo 780, 1310, 1383,
_1490, 1550, 1625 y 1650 nm.
• Medidas de hasta 200 Km.
• Zona muerta (Fressnell) ≤ 1 m.
• Pulso de 3 a 20.000 nS.
• LAN y USB host.MEDIDORES DE POTENCIA Y FUENTES LASER
FUENTES LED Y LASER
• Fuentes Monomodo 850 y 1300 nm sencilla o dual.
• Fuentes Multimodo 1310, 1550 y 1625 nm sencilla o dual.
• Medidas en 850, 1300, 1310,1490 1550 y 1625 nm.
• Dos rangos de medida :
• + 10 a –60 dBm.
• + 23 a –50 dBm.73Las especificaciones pueden variar sin previo avisoMULTÍMETROS PROFESIONALES.OSCILOSCOPIOS MIXTOS.PINZAS VATIMÉTRICAS AC/DC.MULTÍMETROS DE PRECISIÓN.CERTIFICADORES DE REDES ELÉCTRICAS.MEDIDORES DE FIBRA ÓPTICA.MEDIDORES DE CAMPO DVB.ANALIZADORES DE ESPECTROS.MEDIDORES DE AISLAMIENTO.ANALIZADORES VECTORIALES.PINZAS DE TIERRA Y FUGAS.GENERADORES DE RF.ENTRENADORES EDUCACIÓN.GENERADORES DE FUNCIONES.FUENTES DE ALIMENTACIÓN.GENERADORES ARBITRARIOS.INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL.TARJETAS ADQUISICIÓN DE DATOS.EQUIPAMIENTO BROADCAST.ANALIZADORES RLC.Para mayor información contacte con:
electronicarasero@gmail.com
Teléfono: 650 81 87 19www.abacantodigital.com
info@abacantodigital.com
Tel.: 91 661 3037
Las especificaciones pueden variar sin previo avisoAll pages:34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727375InfoSaveLikeShareDownloadMoreInstrumentación Published on Aug 18, 2012 Catálogo de instrumentación electrónica.raseroFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución

 resolución 

Resolución 
 resolución

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 Resolución