Source: http://docplayer.es/10324040-Sistema-de-adquisicion-de-datos-testo-saveris.html
Timestamp: 2018-06-21 22:23:54+00:00

Document:
Sistema de adquisición de datos testo Saveris - PDF
Download "Sistema de adquisición de datos testo Saveris"
Andrés Antonio Mendoza Paz
1 We measure it. Sistema de adquisición de datos testo Saveris Registro automático en continuo de los datos de medición Múltiples opciones de configuración vía radio o Ethernet con gran variedad de registradores C %HR Gestión exhaustiva de la función de alarma Creación automática de informes de medición Integración de otros parámetros de medición vía interfaces estandar
2 testo Saveris : monitorización fácil, segura y eficaz de los datos de medición Con el sistema de adquisición de datos testo Saveris se mide la temperatura y la humedad en productos sensibles, en el ambiente y en los procesos de producción. Gracias a su funcionamiento sencillo y totalmente automatizado se obtiene un considerable ahorro de tiempo y costes así como de una gran seguridad en el registro de valores. Todos los datos se transmiten vía radio o Ethernet a una base donde se memorizan y gestionan centralizadamente, y desde donde se emite una alarma por SMS, o relé en caso de que se exceda o no alcanze algún valor límite. El sistema puede funcionar y emitir alarmas sin necesidad de conexión a PC. En el sistema testo Saveris se pueden integrar toda clase de transmisores de cualquier parámetro de medición que tengan conexiones estándar de corriente/voltaje, no solo de la marca Testo sinó también de otros fabricantes. El testo Saveris se compone también de un software para PC mediante el cual se memorizan, gestionan, analizan y evalúan centralizadamente todos los datos de las mediciones. Producción Almacenamiento Climatización de edificios 2
4 Descripción del sistema testo Saveris Monitorización y control ininterrumpido de los datos Registradores inalámbricos testo Saveris Registradores en versiones con sensor interno o conexión para sondas externas de temperatura y humedad aptos para una gran variedad de aplicaciones. Los registradores están disponibles sin pantalla o con pantalla, en la que se muestran los datos actuales registrados, la carga de las pilas y la cobertura de la señal de radio. Router testo Saveris La cobertura de la señal de radio se puede mejorar en estructuras arquitectónicas problemáticas usando un router. El sistema testo Saveris permite la integración de varios routers así como la conexión en cascada de tres de ellos (solo en la versión V 2.0) para ofrecer la mayor versatilidad dentro de la opción de transmisión por radio. Convertidor testo Saveris Conectando el convertidor a una toma Ethernet, la señal de radio se convierte a una señal Ethernet. El Convertidor permite combinar el uso de registradores por radio con la red LAN existente y aprovechar rutas de transmisión muy largas. Router testo Saveris Convertidor testo Saveris V 2.0 Ethernet Registradores inalámbricos testo Saveris Registrador analógico testo Saveris (Ethernet) Registrador analógico testo Saveris (inalámbrico) Transmisor de humedad 4 Registrador analógico testo Saveris Con las dos versiones del registrador analógico (inalámbrica/ethernet) se pueden agregar al sistema de adquisición de datos testo Saveris otros parámetros de medición mediante la integración de todos los transmisores de medición con interfaz de corriente/voltaje estándar, p.ej., 4 a 20 ma ó 0 a 10 V. Transmisores de humedad testo 6651/6681/6351/6381/6383 Mediante la integración de transmisores de humedad y presión diferencial se consigue el control de los datos de medición en paralelo a su monitorización. Así se consigue la mayor precisión en la medición incluso en aplicaciones especiales (elevada humedad, trazas de humedad, etc.) en aire comprimido, secadores y tecnología de aire acondicionado en general. Consulte para mayor información
5 We measure it. Base testo Saveris La base es el elemento central del sistema testo Saveris. Memoriza lecturas por canal independientemente del PC, lo que equivale a un año de mediciones a un intervalo de 15 minutos. En la pantalla de la base Saveris se muestran los datos del sistema y las alarmas emitidas. Software testo Saveris El software testo Saveris se distingue por su funcionamiento sencillo y su interfaz intuitiva. El software testo Saveris está disponible en tres versiones diferentes: la versión básica SBE (Small Business Edition), la versión PROF (Profesional) con funciones adicionales a la versión básica, y la versión CFR. La versión CFR cumple con los requisitos de la FDA 21 CFR Parte 11 y por tanto es un software validable. Ethernet USB o Ethernet Base testo Saveris Ethernet Registradores Ethernet testo Saveris Software testo Saveris Registradores Ethernet testo Saveris Además de los registradores vía radio, también se pueden usar registradores conectados directamente a la infraestructura LAN existente vía Ethernet, para enviar los datos a la Base en rutas de transmisión muy largas. 5
6 Descripción de las aplicaciones del testo Saveris Procesos de monitorización en la industria farmacéutica En la industria farmacéutica, los requisitos para el registro y la monitorización de los parámetros de calidad son muy exigentes; la documentación constante durante la producción, el almacenamiento y el transporte de productos sensibles a la temperatura como medicinas, muestras sanguíneas o cultivos celulares ha sido, es y será una obligación total y absoluta. El testo Saveris automatiza y centraliza la documentación de los datos de medición así como la monitorización de cámaras frigoríficas, almacenes refrigerados, incubadoras y cabinas climáticas con total seguridad. Es el sistema óptimo para el control de procesos críticos. La cómoda gestión del sistema de alarmas facilita una reacción instantánea si se sobrepasa algún valor límite. Gracias a la versátil combinación de registradores vía radio y/o Ethernet lo convierten en el sistema ideal para múltiples aplicaciones en el sector farmacéutico. El sistema de adquisición de datos testo Saveris cumple con todos los requisitos del 21 CFR parte 11 y por tanto es un sistema validable. Monitorización del clima en los edificios Durante la medición de las condiciones ambiente en un edificio, la estabilidad en las mismas es especialmente necesaria en museos y archivos para poder proteger los habitualmente valiosos y sensibles objetos que contienen. El testo Saveris automatiza el registro centralizado de todos los datos ambientales. El testo Saveris protege constantemente el valor del inventario contra temperaturas o humedades no deseadas emitiendo una alarma en cuanto se excede un valor límite. Los registradores inalámbricos se pueden situar en cualquier lugar sin necesidad de instalar molestos cables. 6
7 We measure it. Monitorización de procesos en I+D, laboratorios y hospitales Una de las reponsabilidades del departamento de I+D de las empresas, los laboratorios y los hospitales es el registro de los datos ambientales y de los procesos durante la elaboración de productos o componentes sensibles. El testo Saveris se encarga de documentar centralizadamente todos estos datos. El testo Saveris garantiza la sencilla y fiable monitorización de los datos climáticos y de los procesos en salas climatizadas, refrigeradores, cámaras de secado, bancos de pruebas o bancos de sangre. Al mismo tiempo, el sofware Saveris permite un cómodo análisis y una sencilla evaluación de todos los datos registrados. 7
8 Descripción de las aplicaciones del testo Saveris Monitorización de la cadena de frío El mantenimiento de unos valores de temperatura predefinidos es un factor importante para la calidad de la producción alimentaria y para el cumplimiento de los requisitos legales de higiene. No obstante, el factor decisivo es la monitorización ininterrumpida de la cadena de frío durante la producción y el almacenamiento. Solo esta monitorización ininterrumpida es garantía final que la calidad y frescura de los alimentos queda probada. Si se sobrepasa un valor límite se dispara una alarma al instante. Todos los datos de las mediciones se memorizan centralizadamente en la misma base de datos, disponibles en cualquier momento y todos bajo control. Por supuesto, el testo Saveris cumple la norma EN Monitorización de la producción, y el almacenamiento industrial En la industria, ciertos datos relativos a la calidad se deben monitorizar y registrar obligatoriamente. El testo Saveris automatiza la documentación de las lecturas y las alarmas en caso de que se excedan los valores límite; de este modo se garantiza una alta calidad en cualquier producto o proceso de elaboración. El testo saveris es ideal para la monitorización y documentación de los datos relativos a las condiciones ambientales en salas de producción, almacenes, cabinas climáticas y zonas refrigeradas. Una gran variedad de aplicaciones quedan cubiertas con la utilización de los registradores vía radio y/o Ethernet del testo Saveris. 8
10 Software testo Saveris 1 Fácil instalación Conectar la base Saveris a la red eléctrica. En este momento se pueden registrar las sondas en la base: al conectar las sondas, estas se identifican automáticamente. La base Saveris se conecta al PC vía USB o Ethernet. El Asistente de Instalación le guía paso a paso durante toda la instalación del software. El sistema queda listo para configurarse: el nombre de las sondas, los valores límite, los ciclos de medición y las alarmas se pueden adaptar a cada tarea de medición. 2 Claro y siempre actualizado Los datos de medición siempre se pueden visualizar en forma de tabla o de gráfica. Se pueden crear grupos de sondas para formar unidades lógicas según la tarea de medición. Se puede configurar la vista de los datos de medición por días, semanas o meses gracias al calendario integrado. 3 Informe diario Documentación automatizada Almacén frigorífico: valores promedio/hora el Hora ºC congelador 1 %HR cámara 1 ºC nevera ºC bebidas ºC congelador 2 ºC congelador 3 ºC congelador 4 El diseño y la hora de edición del informe se predefinen una sola vez. La creación y la memorización de informes en formato PDF se realiza automáticamente según la configuración elegida; de esta forma los archivos generados están preparados para imprimirse en cualquier momento. 10 Valor máximo total Valor promedio total Valor mínimo total
11 We measure it. Versión Básica (SBE), Profesional (PROF) y CFR Incluso más posibilidades con el profesional 4 Por encima de las útiles funciones de la versión Básica (SBE), el software profesional (PROF) dispone de otras interesantes funciones, p.ej: Concepto cliente-servidor: los datos se pueden monitorizar en diferentes PCs integrados en red. 21 C 48 %HR Se pueden insertar fotos de maquinaria o estancias para que los valores de medición respectivos se muestren directamente en la posición del registrador en la estancia o en la instalación dentro de la maquinaria. De esta manera resulta muy fácil asociar la situación con el valor de medición (fig. 4). 26 C 38 %HR La sencilla gestión de las alarmas permite avisar a 2 personas al mismo tiempo o sucesivamente. Dependiendo del día y hora de la semana, se puede configurar la alarma para enviarse por o SMS. 41 C 22 %HR Software CFR validable 5 El software CFR cumple con los requisitos del 21 CFR Parte 11 de la FDA y por tanto es validable. Funciones según versión SBE PROF CFR Gráficos / tablas / Gestión de alarmas / Informes en PDF Calendario Representación de grupos de sondas Emisión de alarmas ( , SMS, relé) Cómoda gestión de alarmas en aplicaciones fijas Control constante mediante el PC (modo Online ) en registro continuo Control constante mediante el PC en registro continuo Integración en red (cliente-servidor) Asignación de derechos de acceso a grupos de registradores Conforme al 21CFR11 (validable) Firma electrónica Auditoría trazable Asiganción de derechos de acceso a 3 niveles de usuario Versones del software Software SBE, incl. cable USB de conexión base-pc Software PROF, incl. cable USB para conexión base-pc Software CFR, incl. cable de conexión Ethernet Base-PC
12 Base testo Saveris La base es el centro neurálgico del testo Saveris; puede memorizar lecturas por canal independientemente del PC. En la pantalla de la base se muestran los datos del sistema y las alarmas. Pantalla para visualización de las alarmas y los datos del sistema Extensa memoria para datos Emisión de alarmas via LED/relé Alarma por SMS (opcional) Pila de emergencia integrada Hasta 150 sondas conectables Opción de conexión vía USB o Ethernet Datos técnicos Datos de pedido 12 Memoria Medidas Peso Tipo de protección Material/Caja Radio frecuencia Alimentación (imperativa) Batería rec.* Temp. Func. Temp. Almac. Visualizador Interfaces Sonda inalámbrica conectable Relé de alarma Módulo GSM Configuración Versión del firmware 2.X *Consumibles valores por canal (total máx valores) 225 x 150 x 49 mm aprox g IP42 Zinc fundido / plástico 2.4 GHz Alimentador 6,3 VCC; alternativamente vía terminales enchufables/roscados 24 VCA, consumo eléctrico 4 W Pila de Li-ion (para registro de seguridad de los datos y SMS de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico) C C Visualizador gráfico, 4 teclas de funcionamiento USB, radio, Ethernet Se pueden conectar directamente a la base hasta 15 registradores vía radio. Se pueden conectar a la base hasta un máx. de 150 registradores combinando transmisión por radio / repetidor / convertidor / Ethernet, máx. 450 canales máx. 1 A, máx. 30 W, máx. 60/25 VCC/CA, contacto NC o NA 850/900/1800/1900 MHz no válido para Japón y Corea del Sur Base sobremesa y soporte mural incluidos 2.4 GHz Base Saveris, radiofrecuencia 2.4 GHz Nota acerca de radio frecuencias 2.4 GHz 2.4 GHz: países fuera de la zona UE Base Saveris, radiofrecuencia 2.4 GHz, módulo GSM integrado (para alarma por SMS) En este código de pedido no se incluye ningún tipo de antena ni alimentador.
13 We measure it. Componentes del testo Saveris : Router, Convertidor La cobertura de la señal de radio se puede mejorar en estructuras arquitectónicas problemáticas usando un router. El sistema testo Saveris permite la integración de varios routers así como la conexión en cascada de 3 de ellos (solo en la versión V 2.0) para ofrecer la mayor versatilidad dentro de la opción de transmisión por radio. Conectando el convertidor a una toma Ethernet, la señal de radio se convierte a una señal Ethernet. El Convertidor permite combinar el uso de registradores por radio con la red LAN existente y aprovechar rutas de transmisión muy largas. Radio Radio Radio Radio Ethernet Ethernet Router Saveris V 1.0 Router Saveris V 2.0 Convertidor Saveris V 1.0 Convertidor Saveris V 2.0 Aplicación Medidas Peso Alimentación para Base Saveris con Firmware Versión V 1.X para Base Saveris con Firmware Version V 2.X para Bases Saveris con Firmware Versión V 1.X solo para registradores inalámbricos con Firmware Versión 1.X para las Bases Saveris con cualquier versión de Firmware solo para registradores inalámbricos con Firmware Versión 2.X aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 180 g aprox. 190 g Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas 24 VCA/CC, consumo eléctrico 0,5 W conectables/roscadas, PoE, 24 VCA/CC, consumo eléctrico 2 W Temp. Func. Temp. Almac. Material/Caja Tipo de protección Interfaces Sonda inalámbrica conectable Repetidores en cascada Soporte mural no Radio máx. 5 sí C C Plástico IP54 Incluido - Radio, Ethernet máx Versiones 2.4 GHz Router Saveris, 2.4 GHz, transmisión por radio Router Saveris V 2.0, 2.4 GHz, repetidor de la señal de radio Convertidor Saveris, 2.4 GHz, para convertir la señal de radio a Ethernet Saveris Converter V 2.0, 2.4 GHz, converts the radio transmission medium to Ethernet No se incluye ningún alimentador con este código de pedido 13
14 componentes: Sondas inalámbricas Versiones de sondas con sensores de temperatura internos y externos y con sensores de humedad para adaptarse a cualquier aplicación. Las sondas inalámbricas estan disponibles opcionalmente con o sin visualizador. En el mismo se muestran los datos actuales de medición, la carga de la batería y la intensidad de la señal de radio. interno 81 mm interno C / F 81 mm extern o 81 mm TP extern o 81 mm Pt 100 extern o Sensor interno Sonda externa Radio Tipo de sonda Rango Exactitud Resolución Tipo de sonda Rango (Instrumento) Exactitud (Instrumento) Saveris T1 Sonda inalámbrica con in-sondternexión para sonda externa y inalámbrica con con- interno, contacto puerta C ±0.4 C ( C) ±0.8 C (rango restante) 0.1 C Saveris T C ±0.4 C ( C) ±0.8 C (rango restante) 0.1 C C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) Saveris T3 Sonda inalámbrica de 2 canales con conexiones externas para sonda TP (Elección de las características de los TP) Sonda inalámbrica con 1 conexión externa para sonda Pt100 TP tipo K TP tipo J Pt C C TP tipo T TP tipo S C C ±0.5 C o 0.5% del v.m. a +25 C ±0.1 C ( C) ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) C Saveris Pt Resolución (Instrumento) Conexión 0.1 C via conector mini-din, cable de conexión para contacto puerta incluido en la entrega (1,80 m) 0.1 C / TP tipo S 1 C 2 TPs vía conector TP, diferencia máx. en potencial 2 V 0.01 C 1 Pt100 via conector mini- DIN Medidas (caja): Peso Vida de la pila (Tipo: 4 pilas AA) Material/Caja Tipo de protección Radio frecuencia Cíclo de medición Memoria Según los estándares Temp. Func. Temp. Almac. Visualizador (opcional) Distancia de transmisión Soporte mural 80 x 85 x 38 mm aprox. 240 g Vida de la pila a +25 ºC, 3 años; para aplicaciones en congeladores, 3 años con pila Energyzer Photo Lithium L91 Plástico IP68 IP GHz Estándar 15 min, configurable de 1 min a 24 h valores de medición por canal DIN EN C C C (incl. pilas) LCD, 2 líneas; 7 segmentos con símbolos aprox. 100 m sin obstrucciones a una fecuencia de 2.4 GHz incluido IP68 14 Versiones 2.4 GHz Versión sin visualizador Versión con visualizador Saveris T * Saveris T1 D * Saveris T * Saveris T2 D * Saveris T * Saveris T3 D * Saveris Pt * Saveris Pt D * En esto modelos se incluyen las pilas de alcalino manganeso ( excepto en el registrador analógico). Los registradores Saveris se entregan con un protocolo de calibración con los datos de ajuste de fábrica. Los certificados de calibración se deben solicitar por separado. * El convertidor Saveris V 2.0 (modelo ) es necesario si se deben integrar registradores inalámbricos en sistemas de medición que tengan la Base con firmware V 1.X. Póngase en contacto con Testo o su distribuidor más cercano para ampliar la información.
15 We measure it. %HR %HR C / F y %HR %HR ma V mayv externo interno externo interno Sensor interno Radio Tipo de sonda Rango Exactitud Resolución Tipo de sonda Rango (Instrumento) C %HR 1) Exactitud ±0.5 C hasta 90 %HR: ±2 %HR a +25 C (Instrumento) > 90 %HR: ±3 %HR a +25 C ±0,03 %HR/K ±1 dígito Resolución (Instrumento) 0.1 C 0.1% / 0.1 C td Conexión sonda externa no reemplazable Sonda externa Medidas (caja): Peso Vida de la pila (Tipo: 4 pilas AA) Material/Caja Tipo de protección Radio frecuencia Cíclo de medición Memoria Temp. Func. Temp. Almac. Visualizador (opcional) Distancia de transmisión Soporte mural Saveris H2D Registrador de humedad inalámbrico Sensor de humedad 85 x 100 x 38 mm aprox. 256 g IP54 Saveris H3 Sonda inalámbrica de humedad C ±0.5 C 0.1 C Sensor de humedad %HR 1) ±3 %HR a +25 C ±0,03 %HR/K ±1 dígito Saveris H4D 0.1 C% / 0.1 C td Sensor de humedad C %HR 1) ±0.2 C ver sondas Registrador inalámbrico con conexión para 1 sonda externa de humedad 0.1 C 0.1% / 0.1 C td 80 x 85 x 38 mm aprox. 245 g 1 conector mini DIN para sonda externa de humedad Vida de la pila a +25 ºC, 3 años; para aplicaciones en congeladores, 3 años con pila Energyzer Photo Lithium L91 Plástico IP42 IP GHz Estándar 15 min, configurable de 1 min a 24 h valores de medición por canal C C (incl. pilas) LCD, 2 líneas; 7 segmentos con símbolos aprox. 100 m sin obstrucciones a una fecuencia de 2.4 GHz incluido Saveris U1 Registrador inalámbrico con salida corriente/voltaje 1 canal: entrada corriente/voltaje 2 hilos: 4 a 20 ma, 4 hilos: 0/4 a 20 ma, 0 a 1/5/10 V, carga: máx. 160 a 24 VCC Corriente ±0,03 ma / 0,75 μa Voltaje 0 a 1 V ±1,5 mv/39 μv Voltaje 0 a 5 V ±7,5 mv / 0,17 mv Voltaje 0 a 10 V ±15 mv / 0,34 mv ±0.02% del v.m./k desviación a partir de una temperatura nominal de 22 C 2 o 4 hilos salida corriente/voltaje Conector mini DIN para mantenimiento y ajuste aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 240 g Alimentación: alimentador 6,3 VCC, 2 a 30 VCC máx. 25 VCA (sin visualizador) Versiones Versión sin visualizador 2.4 GHz Versión con visualizador Saveris H2D * Saveris H * Saveris H3 D * Saveris H4D * Saveris U * En esto modelos se incluyen las pilas de alcalino manganeso ( excepto en el registrador analógico). Los registradores Saveris se entregan con un protocolo de calibración con los datos de ajuste de fábrica. Los certificados de calibración se deben solicitar por separado. 15 1) no para atmósferas con condensación. Para aplicaciones con humedad elevada continua (>80 %HR a 30 C en >12 h, >60 %HR a >30 C en >12h), por favor póngase en contacto con Testo. * El convertidor Saveris V 2.0 (modelo ) es necesario si se deben integrar registradores inalámbricos en sistemas de medición que tengan la Base con firmware V 1.X. Póngase en contacto con Testo o su distribuidor más cercano para ampliar la información.
16 componentes: Sondas Ethernet Se puede utilizar la infraestructura LAN ya existente mediante la sonda Ethernet, lo que permite la transferencia de datos de la sonda a la base, incluso a largas distancias. Las sondas Ethernet disponen de visualizador. extern o TP extern o C Pt 100 extern Ethernet Saveris T1E Saveris T4 E Saveris Pt E Sonda Ethernet con conexión para 1 sonda externa Sonda Ethernet de 4 canales con 4 conexiones externas para sonda TP Sonda Ethernet con conexión externa para sonda Pt100 Sonda externa Tipo de sonda Rango (Instrumento) Exactitud (Instrumento) C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) TP tipo K TP tipo J C C TP tipo T TP tipo S C C ±0.5 C o 0.5% del v.m. Pt C a +25 C ±0.1 C ( C) ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) Resolución (Instrumento) 0.1 C Conexión 1 vía conector mini DIN Medidas (caja): Peso Alimentación Pila auxiliar Material/Caja Tipo de protección Cíclo de medición Memoria Temp. Func. Temp. Almac. 0.1 C / TP tipo S 1 C 4 TPs vía conector TP, diferencia en potencial 50 V Interface Mini-DIN para mantenimiento, accesible externamente Li-ion (consumible) Plástico IP54 2 s h valores de medición por canal C C Consumo eléctrico PoE clase 0 (habitual 3 W) Visualizador (opcional) LCD, 2 líneas; 7 segmentos con iconos Soporte mural incluido Versiones 0.01 C 1 Pt100 via conector mini-din aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 220 g Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas 24 VCA/CC, PoE Saveris T1E Con visualizador Saveris T4 E Con visualizador Saveris Pt E Con visualizador Los registradores Saveris se entregan con un protocolo de calibración con los datos de ajuste de fábrica. Los certificados de calibración se deben solicitar por separado. Los alimentadores no se incluyen en la entrega. 16
17 We measure it. %HR C / F y %HR %HR %HR ma V mayv externo externo externo interno Ethernet Saveris H1 E Saveris H2 E Saveris H4E Saveris U1E Tipo de sonda Sonda de humedad Ethernet 1% Sonda de humedad Ethernet 2 % Sonda Ethernet con conexión para sonda externa de humedad Registrador Ethernet con corriente/voltaje 1 canal: corriente/voltaje Sensor interno Rango Exactitud 2 hilos: 4 a 20 ma, 4 hilos: 0/4 a 20 ma, 0 a 1/5/10V, carga: máx. 160 Ohm a 24 VCC Corriente ±0,03 ma / 0.75 μa Voltaje 0 a 1 V ±1.5 mv / 39 μv Voltaje 0 a 5 V ±7.5 mv / 0.17 mv Voltaje 0 10 V ±15 mv / 0.34 mv ±0.02% del v.m./k en desviaciones a una temperatura nominal de 22 C Sonda externa Tipo de sonda Rango (Instrumento) Exactitud (Instrumento) Resolución (Instrumento) 0.1 C Conexión Medidas (caja): Peso Alimentación Pila auxiliar Material/Caja Tipo de protección Cíclo de medición Memoria C ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) Sensor de humedad Sensor de humedad %HR1) C %HR 1) hasta 90 %HR: ±1 hasta 90 %HR: ±2 %HR +0,7 % del v.m. ±0.5 C %HR a +25 C a +25 C > 90 %HR: ±3 > 90 %HR: ±1,4 %HR %HR a +25 C +0,7 % del v.m. ±0,03 %HR/K ±0,03 %HR/K ± 1 dígito ± 1 dígito 0.1% / 0.1 C td 0.1 C 0.1% / 0.1 C td C Sensor de humedad %HR 1) ±0.2 C ver sondas externas 0.1 C 0.1% / 0.1 C td 1 sonda externa de humedad Ethernet con conector mini DIN Interface Mini-DIN para mantenimiento accesible externamente 1 x 2 o 4 hilos corriente/voltaje aprox. 85 x 100 x 38 mm aprox. 230 g aprox. 254 g aprox. 240 g Alimentador 6.3 VCC; alternativamente vía terminales conectables/roscadas 24 VCA/CC, PoE Li-ion (consumible) Plástico IP54 2 s h valores de medición por canal Temp. Func C Temp. Almac C Consumo eléctrico PoE clase 0 (habitual 3 W) Visualizador (opcional) LCD, 2 líneas; 7 segmentos con símbolos sin visualizador Soporte mural incluido Versiones Saveris H1 E Con visualizador Saveris H2 E Con visualizador Saveris H4E Con visualizador Saveris U1E sin visualizador Los registradores Saveris se entregan con un protocolo de calibración con los datos de ajuste de fábrica. Los certificados de calibración se deben solicitar por separado. Los alimentadores no se incluyen en la entrega. 1) no para atmósferas con condensación. Para aplicaciones con humedad elevada continua (>80 %HR a 30 C en >12 h, >60 %HR a >30 C en >12h), por favor póngase en contacto con Testo. Cabezales sinterizados para sondas Ethernet Saveris H1 E, H2 E y H2 D Protector de metal, Ø 12 mm, para sondas de humedad, para mediciones con velocidades inferiores a 10 m/s Filtro sinterizado de acero inox, poro 100 μm, protección del sensor en entornos polvorientos o velocidades elevadas, para mediciones con velocidades altas o con aire sucio Cabezal con filtro de malla de alambre, Ø 12 mm Filtro de PTFE sinterizado, Ø 12 mm, para sustancias corrosivas, Rango de humedad elevado (mediciones continuas), velocidades altas Frascos de solución salina para control y ajuste de los sensores de humedad, 11,3 %HR y 75,3 %HR, incluye adaptador para sondas de humedad. Control o ajuste rápido de sonda de humedad
18 testo Saveris : accesorios: sondas de humedad y temperatura externas Pt Sondas conectables 100 Sonda de alimentación Pt100 resistente, de acero inoxidable (IP65) Imagen 125 mm Ø 4 mm Conexión: Cable fijo 15 mm Ø 3 mm Rango medición C Exactitud Clase A ( C), Clase B (rango restante) t s Sonda Pt100 de penetración con cable plano, longitud del cable 2 m, IP mm Ø 5 mm 30 mm Ø 3.6 mm C Clase A 10 s Cable de conexión para sonda Pt100 fija (tecnología 4 hilos), Longitud del cable: 3 m longitud máx. del cable: 20 m TP Sondas conectables Sonda integrada con funda de acero inoxidable, T/P tipo K Imagen 40 mm Ø 6 mm Conexión: Cable fijo 1.9 m Rango medición Exactitud t C Clase 2* 20 s Sonda TP de penetracion con cable plano, tipo K, long. cable 2 m, IP mm Ø 5 mm 30 mm Ø 3.6 mm C Clase 1 7 s Sonda magnética, fuerza de adhesión de aprox. 20 N, con imán, para medir en superficies metálicas, T/P tipo K 35 mm Ø 20 mm Cable fijo C Clase 2* 150 s Sonda magnética, fuerza de adhesión de aprox. 10 N, con imán, para medir a temperaturas elevadas en superficies metálicas, T/P tipo K Sonda abrazadera para tuberías de 5 a 65 mm de diámetro, con cabezal de medición intercambiable. Rango de medición, brevemente hasta +280 C, T/P tipo K Sonda abrazadera con velcro para medición de la temperatura en tuberías con diámetro máx. hasta 120 mm, Tmáx +120 C, TP tipo K 75 mm Conexión: Cable fijo 1.6 m Conexión: Cable fijo 1.2 m 395 mm Conexión: Cable fijo 1.5 m Ø 21 mm 20 mm C Clase 2* C Clase 2* 5 s C Clase 1* 90 s Termopar con adaptador T/P, flexible, 800 mm de longitud, de fibra de vidrio, T/P tipo K 800 mm Ø 1.5 mm C Clase 2* 5 s Termopar con adaptador T/P, flexible, 1500 mm de longitud, de fibra de vidrio, T/P tipo K 1500 mm Ø 1.5 mm C Clase 2* 5 s Termopar con adaptador T/P, flexible, 1500 mm de longitud, PTFE, T/P tipo K 1500 mm Ø 1.5 mm C Clase 2* 5 s Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K 500 mm Ø 1.5 mm C Clase 1* 5 s Punta de medición de inmersión, flexible, para mediciones en aire/gases de escape (no adecuada para mediciones en fundiciones), T/P tipo K 1000 mm Ø 3 mm C Clase 1* 4 s La exactitud especificada de las sondas Ethernet e inalámbricas Saveris se obtiene usando estas sondas externas. *Según la normativa EN , la exactitud de la Clase 1 se aplica de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 2 de -40 hasta ºC (Tipo K), la Clase 3 de -200 hasta +40 ºC (Tipo K).
19 We measure it. Sondas conectables Imagen Rango medición Exactitud t 99 Mini sonda, IP54 35 mm C ±0.2 C ( C) ±0.4 C ( C) 15 s Ø 3 mm Sonda integrada con funda de aluminio, IP65 40 mm Ø 6 mm Conexión: Cable fijo; Cable/Long.: 2.4 m C ±0.2 C ( C) ±0.5 C (rango restante) 190 s * Sonda precisa de inmersión/penetración, cable de 6 m, IP67 40 mm Ø 3 mm Ø 3 mm Conexión: Cable fijo; Cable/Long.: 6 m C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) 5 s * Sonda precisa de inmersión/penetración, cable de 1,5 m, IP67 40 mm Ø 3 mm Ø 3 mm Conexión: Cable fijo; Cable/Long.: 1.5 m C ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) 5 s * Sonda de penetración con cable plano, longitud del cable 2 m, IP mm Ø 5 mm 30 mm Ø 3.6 mm C ±0.5 % del v.m. ( C) ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) 8 s Sonda de temperatura para superficies de pared, por ejemplo, para detectar daños en materiales de construcción Conexión: Cable fijo; Cable/Long.: 3 m C ±0.2 C ( C) 20 s Sonda de alimentación (IP65) de acero inoxidable con cable PUR 125 mm 15 mm Ø 4 mm Ø 3 mm Conexión: Cable fijo; Cable/Long.: 1.6 m C 2) ±0.5% del v.m. ( C) ±0.2 C ( C) ±0.4 C (rango restante) 8 s * Sonda abrazadera con velcro para tuberías de máx. 75 mm de diámetro, Tmáx. +75 C, 300 mm 30 mm Conexión: Cable fijo; Cable/Long.: 1.5 m C ±0.2 C ( C) ±0.4 C ( C) Podemos fabricar la sonda de temperatura que más se ajuste a su aplicación. Póngase en conecto con Testo para más información. %HR Sondas conectables Imagen Rango medición Exactitud Sonda de humedad / temperatura 12mm Ø 12 mm C %HR ±0,3 C ±2 %HR a +25 C ( %HR) ±0,03 %HR/K ± 1 dígito Sonda de humedad / temperatura 4 mm Ø 4 mm C %HR ±0,3 C ±2 %HR a +25 C ( %HR) ±0,08 %HR/K ± 1 dígito La exactitud especificada de las sondas Ethernet e inalámbricas Saveris se obtiene usando estas sondas externas. Sonda ensayada según EN para su utilización en los sectores de transporte y almacenamiento 2) Rango a largo plazo +125 ºC, brevemente +150 ºC o +140 ºC (2 minutos) 19
20 testo Saveris : accesorios Alimentación 1 Pilas para sonda por radio (4 pilas AA alcalino manganeso) Pilas para sonda inalámbrica, para uso por debajo de -10 ºC(4 pilas Photo Lithium L91 Energyzer) Batería recargable de Li-ion para Base Saveris, registrador Ethernet y registrador analógoco Saveris U1E Alimentador universal VCA / 6.3 VCC para conexión a red o recarga de la batería en el instrumento Alimentador (montaje en rail) 90 a 264 VCA/24 VCC (2,5 A) Unidad de alimentación (sobremesa) 110 a 240 VCA/24VCC (350 ma) Antena con base magnética (dual) Otras caracter. 1 Antena con base magnética (dual) con 3 m. de cable, para base con módulo GSM (no apto para USA, Canadá, Chile, Argentina, Méjico) Antena con base magnética (cuatribanda) para base con módulo GSM Módulo de alarma (visual y acústica), conectable a un relé de alarma de la base, diam. 70 x 164 mm, 24 VCA/CC ó 320 ma, continuo: en rojo, tono continuo: zumbador aprox. 2.4 khz (se necesita el alimentador ) Caja de protección Saveris contra golpes y chorros de agua a presión, clase de protección IP 69 K, adecuada para los registradores inalámbricos T1 / T1D / T2 / T2D / Pt / PtD / H4D ID-Nr / Adaptador para programación (de mini-din a USB) par Base, registrador Ethernet, Convertidor y Extender; para configurar la dirección IP Software Módulo de alarma (visual y acústica), conectable a un relé de alarma de la base Software SBE, incl. cable USB de conexión base-pc Software PROF, incl. cable USB para conexión base-pc Software CFR, incl. cable de conexión Ethernet Base-PC Software de ajuste Saveris incl. cable de conexión para registradores inalámbricos y Ethernet Certificados de Calibración Certificado de calibración ISO de temperatura; Sondas de temperatura; puntos de calibración -8, 0, +40 ºC por canal/instrumento (no adecuado para Saveris T1/T2) Certificado de calibración ISO de temperatura; Sondas de temperatura; puntos de calibración -18, 0, 60 ºC; por canal/instrumento (no adecuado para Saveris T1/T2) Certificado de calibración DAkkS de temperatura; Sondas de temperatura; puntos de calibración -20, 0, +60 ºC; por canal/instrumento (no adecuado para Saveris T1/T2) Certificado de calibración ISO de humedad; Sonda de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal /instrumento Certificado de calibración DAkkS de humedad; Sonda de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 ºC; por canal/instrumento Caja de protección Saveris 20
21 Enfocando la precisión. Hecho en Alemania En todo el mundo trabajando para usted. Las exigencias a las soluciones de medición prácticas se están volviendo cada vez más complejas e individuales. Testo ha convertido en su tarea central la detección de tales exigencias de los clientes de los sectores industriales, para responder a ellas desarrollando nuevas tecnologías. Llevamos a cabo nuestra propia investigación, con lo cual asumimos desde hace décadas un papel pionero en el mercado. Las verdaderas innovaciones en tecnología de sensores, como asimismo el progreso en el campo de la microelectrónica, el almacenamiento de datos de medición o la comunicación con otros medios, como el PC y dispositivos móviles, benefician a todos los clientes de Testo. Servicio competente Testo brinda un asesoramiento competente y fiable en todos los asuntos relacionados con la tecnología de medición. También tras la compra garantizamos al usuario una ayuda rápida -y a nivel mundial. Seguridad certificada La gestión de la calidad no deja margen de maniobra. Testo ofrece certificados de calibración conforme a todas las directivas aplicables, así como la cualificación y validación de tecnología de medición portátil y fija. Las calibraciones se realizan en laboratorios acreditados de alta tecnología propios en nuestras instalaciones o directamente en las del cliente. Investigación y desarrollo Testo invierte anualmente alrededor del 10 por ciento de la facturación en investigación y desarrollo. Personal de muchas disciplinas diferentes, como física, química, biología, ingeniería eléctrica y tecnología de procesos, lleva a cabo la investigación aplicada de sistemas de sensores e instrumentación. Testo mantiene cooperaciones internacionales con universidades e instituciones de investigación, y está representada en una variedad de comités dedicados a la tecnología de medición innovadora para diferentes campos. 22
22 We measure it. Asistencia técnica testo es un fabricante de instrumentos de medición y sistemas de medición con presencia mundial, con 27 filiales internacionales y numerosos representantes en muchos otros países. Naturalmente, testo ofrece servicio técnico en cada país. Para más información acerca del testo Saveris y sus componentes, por favor consulte con la filial Testo de su país. Para localizar los datos de contacto, por favor consulte 23
23 We measure it. Sujeto a cambios sin previo aviso /msp/A/ Testo Argentina Av. Directorio 4901 (C1440ASB) Bs.As. Argentina Teléfono: (011) Fax: (011)

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución