Source: http://pcquimica.com/productos-tensiometros-fuerza.html
Timestamp: 2017-08-19 15:04:02+00:00

Document:
Inicio | Tensiómetros de Fuerza
Tensiómetros de Fuerza K11
El tensiómetro de fuerza K11 es un equipo de alta precisión y medición automática de tensión superficial e interfacial de forma fácil y confiable. Contempla medición automatizada por secuencias de muestras de gran tamaño, panel táctil de operación y reporte organizado de documentación . El K11 es el equipo para mediciones de control de calidad e investigación y desarrollo.
Medición de tensión superficial e interfacial con el Método del Anillo de Du Noüy, del Plato de Wilhelmy y de la varilla.
Control de calidad en aceites transformadores de acuerdo a la norma ASTM D-971.
Determinación de la efectividad de medios de humectación.
Determinación del contenido de surfactantes en soluciones por debajo de la Concentración Micelar Critica (CMC)
Medición de la tensión interfacial en control de calidad y optimización de emulsionantes.
Chaqueta termostatada con sensor de temperatura interno para operación entre -10°C y 130°C.
Medidor de temperatura externo para medición directa en muestra
Plataforma de medición controlada automáticamente con resolución de movimiento de 20 mm
Panel táctil de operación intuitiva con capacidad de guardar rutinas de trabajo.
Medición de tensión superficial e interfacial
- Rango 1 a 999 mN/m
Anillo de Du Noüy 0.01 mN/m
Plato de Wilhelmy 0.02 mN/m
Varilla 0.2 mN/m
- Rango 1 a 2200 kg/m3
- Resolución 1 kg/m3
- Precisión ± 3 kg/m3
- Carga Máxima 120 g
- Resolución 100 µg
- Precisión 300 µg
- Tasa de Medición 12.5 Hz
Plataforma de muestra
- Distancia de Desplazamiento >110 mm
- Velocidad de Desplazamiento 0.09 a 500 mm/min
- Tipo de Motor Brushless DC Servo
- Tipo Por liquido
- Rango -10°C a 130°C
- Rango -60°C a 450°C
- Resolución 0.01°C
- Precisión ±0.05°C
- Exactitud ±0.5°C
- Equipo 300 x 390 x 585 mm
- Panel Táctil 255 x 205 x 75 mm
- Equipo 19 kg
- Panel Táctil 2.3 kg
Tensiómetros de Fuerza K20
El tensiómetro de serie K20 está diseñado para mediciones ruitnarias semiautomáticas de tensión superficial e interfacial en laboratorios de control de calidad. Adicionalmente, su robustez, bajo peso, pantalla integrada para su operación y su prestación portatil con baterias lo hace un equipo ideal para trabajos en campo. Igualmente, puede medir la densidad de las muestras de forma fácil y precisa.
Medición de tensión superficial e interfacial con el Método del Anillo de Du Noüy y del Plato de Wilhelmy.
Anillo de Du Noüy 0.1 mN/m
Plato de Wilhelmy 0.1 mN/m
- Carga Máxima 50 g
- Tasa de Medición 5 Hz
- Distancia de Desplazamiento 90 mm
- Velocidad de Desplazamiento 2.4 a 14 mm/min
- Tipo de Motor DC
- Rango -10°C a 90°C
- Rango -20°C a 150°C
- Resolución 0.1°C
- Precisión ±0.2°C
Dimensiones 270 x 350 x 430 mm
Tensiómetro de Fuerza K100
El K100 es el tensiómetro de fuerza más versátil y vendido a nivel mundal y está diseñado especialmente para satisfacer la demanda de la comunidad científica enfocada a la investigación. El K100 fue concebido para ofrecer medición automática y de alta precisión de tensión interfacial, tensión superficial, concentración micelar crítica CMC y ángulo de contacto en fibras y polvos. Cuenta con el rango más amplio de métodos de medición para desempeñarse como una herramienta útil en cualquier campo de control de calidad e investigación.
Medición de la densidad de líquidos y sólidos.
Determinación de la efectividad y eficiencia de surfactantes a través de la medición de la Concentración Micelar Critica (CMC)
Medición del ángulo de contacto y energía libre superficial de sólidos, polvos y fibras.
Comportamiento de sedimentación en dispersiones.
Resistencia a la penetración de sedimentos.
Análisis del comportamiento de mojabilidad de tabletas y en ingredientes activos y excipientes en la industria farmacéutica.
Mojabilidad de barnices y pinturas.
Mojabilidad y adhesión de recubrimientos.
Propiedades de mojabilidad de tintas.
Sistema de Micro dispensadores para medición CMC.
K100C K100 K100SF (Single Fiber)
- Resolución 1 a 2000 mN/m 1 a 2000 mN/m 1 a 2000 mN/m
Plato de Wilhelmy 0.01 mN/m 0.001 mN/m 0.0001 mN/m
Varilla 0.02 mN/m 0.002 mN/m 0.0002 mN/m
0.2 mN/m 0.02 mN/m 0.002 mN/m
- Plato de Wilhelmy
Rango 0° a 180° 0° a 180° 0° a 180°
Resolución 0.01° 0.01° 0.01°
Tipo Avance, Retroceso Avance, Retroceso Avance, Retroceso
- Washburn (Polvos)
Rango 0° a 90° 0° a 90° 0° a 90°
Tipo Avance Avance Avance
MEDICIÓN DE DENSIDAD - LÍQUIDOS
MEDICIÓN DE DENSIDAD - SÓLIDOS
- Rango 1000 a 20000 kg/m3 1000 a 20000 kg/m3 -
- Resolución 1 kg/m3 1 kg/m3 -
- Precisión ± 3 kg/m3 ± 3 kg/m3 -
- Carga Máxima 120 g 210 g 6 g
- Resolución 100 µg 10 µg 0.1 µg
- Precisión 300 µg 30 µg 3 µg
- Tasa de Medición 50 Hz 50 Hz 50 Hz
- Distancia de Desplazamiento >110 mm >110 mm >110 mm
- Resolución 20 µg 0.1 µg 0.1 µg
- Velocidad de Desplazamiento 0.09 a 500 mm/min 0.09 a 500 mm/min 0.09 a 500 mm/min
- Tipo de Motor Brushless DC Servo Brushless DC Servo Brushless DC Servo
- Sensor Óptico de Altura - Si SI
- Tipo Por liquido Por liquido Por liquido
- Rango -10°C a 130°C -10°C a 130°C -10°C a 50°C
Dimensiones 300 x 390 x 585 mm
Peso 19 kg 23 kg 24 kg

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución