Source: http://docplayer.it/8141115-Disciplinare-tecnico-attrezzature-radiologiche-asl-to-3.html
Timestamp: 2019-01-23 16:41:37+00:00

Document:
Disciplinare Tecnico Attrezzature radiologiche asl to 3 - PDF
Download "Disciplinare Tecnico Attrezzature radiologiche asl to 3"
1 Disciplinare Tecnico Attrezzature radiologiche asl to 3 GARA PER LA FORNITURA DI: NOLEGGIO DI ATTREZZATURE RADIOLOGICHE DI TRATTAMENTO IMMAGINE (CR PANNELLI WIRELESS), STAMPA E RELATIVE PELLICOLE OCCORRENTI ALL ASL TO3 E ALL AOU SAN LUIGI GONZAGA PARTE II - DISCIPLINARE TECNICO Durata: 60 mesi NORMATIVA COMUNITARIA Procedura di individuazione del contraente: PROCEDURA APERTA Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO S.C. PROVVEDITORATO ASL TO3 Sito internet: DIRIGENTE RESPONSABILE E R.U.P.: dott. Vittorio ANSINELLI Padovano PARTIPILO S.C. PROVVEDITORATO ASL TO3 (tel fax 011/ ) INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA Ing. Olivia PARIGI ASL TO 3 (tel. 0121/ ) Appalto in cui non sono presenti rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 1
2 Disciplinare Tecnico Attrezzature radiologiche asl to 3 INDICE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE RADIOLOGICHE DI TRATTAMENTO IMMAGINE (C.R.), STAMPA E RELATIVE PELLICOLE... 3 ART. 1 (DESCRIZIONE GENERALE)... 3 ART. 2 (QUANTITÀ DELLA FORNITURA E UBICAZIONE)... 4 ART. 3 (CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE) Sistema CR (Computed Radiography) - SRD (scanner per bio-immagini su fosfori) Stampante laser o termica per pellicole, alta produttività 3.3 Stampante laser o termica da banco per pellicole, bassa produttività Pellicole radiografiche Sistema digitale diretto a pannelli wireless Installazione, assistenza tecnica e formazione... 6 ART. 4 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA)... 7 ALLEGATO A - CONSUMI DI PELLICOLE E STIMA ESAMI ANNUALI... 7 ALLEGATO B SCHEDE CR E PLATES... 7 ALLEGATO C SCHEDA STAMPANTE SU PELLICOLA, ALTA PRODUTTIVITÀ... 7 ALLEGATO D SCHEDA STAMPANTE PER PELLICOLE, MONOFORMATO, BASSA PRODUTTIVITA... 7 ALLEGATO E SCHEDA PELLICOLE RADIOGRAFICHE... 7 ALLEGATO F SCHEDA SISTEMI DIGITALI DIRETTI A PANNELLI WIRELESS... 7 ALLEGATO G SCHEDA ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
3 Noleggio di attrezzature radiologiche di trattamento immagine (Computer Radiography e pannelli wireless), stampa e relative pellicole Art. 1 (Descrizione Generale) Il presente disciplinare tecnico prevede la fornitura in noleggio quinquennale di apparecchiature dedicate al trattamento e stampa di imaging digitale radiologico e la fornitura di pellicole radiografiche a secco da utilizzarsi presso le Strutture Complesse di Diagnostica per immagini dell Azienda Sanitaria TO3 e del A.S.O. S. Luigi Gonzaga - Orbassano, con le caratteristiche e le quantità dettagliatamente indicate nel seguito del presente capitolato e negli allegati. Le apparecchiature dovranno essere nuove, in perfetto stato di conservazione e aggiornate. I servizi di Radiologia interessati sono presenti nelle seguenti strutture: SEDE INDIRIZZO P.O. di Rivoli Strada Rivalta 29 P.O. di Giaveno Via del Seminario 45 P.O. di Susa C.so Inghilterra 66 P.O. di Pinerolo Via Brigata Cagliari 39 P.O. di Torre Pellice Via Matteo Gay 34 P.O. di Pomaretto Via Maggiore Ribet 2 P.O. di Venaria Piazza Annunziata 4 P.O. di Avigliana Via Sant Agostino 5 Ambulatorio di Senologia di Collegno Via Torino 1 (Villa Rosa) Poliambulatorio di Grugliasco Via Leonardo da Vinci 44 Poliambulatorio di Orbassano Via Papa Giovanni XXIII 11 Poliambulatorio di Oulx Corso Torino 37 A.S.O. S. Luigi Gonzaga Orbassano Regione Gonzole, 10 Orbassano 3
4 Art. 2 (Quantità della fornitura e ubicazione) L appalto prevede la fornitura in noleggio quinquennale delle seguenti attrezzature: DISPOSITIVO OO.RR. PINEROLO OO.RR. RIVOLI AOU S.LUIGI GONZAGA CR BASSA PRODUTTIVITA di cui con KIT e SOFTWARE TELECOLONNE CR ALTA PRODUTTIVITÀ di cui con SOFTWARE MAMMOGRAFICO di cui con KIT e SOFTWARE TELECOLONNE (telecolonne/telearti in toto: compresi sistemi di supporto e cassette dedicati) STAMPANTE ALTA PRODUTTIVITÀ di cui con MODULO MAMMOGRAFICO STAMPANTE BASSA PRODUTTIVITÀ SISTEMA DIGITALE DIRETTO A PANNELLI WIRELESS CASSETTE 15X CASSETTE 24X CASSETTE 35X CASSETTE 20X25 MAMMO Inoltre dovranno essere fornite pellicole radiografiche a secco nei vari formati, anche del tipo per mammografia. Per la stima approssimativa dei consumi si può far riferimento alle quantità medie utilizzate negli ultimi anni, che vengono indicate nell'allegato A (consumi di pellicole annuali). Per l ASLTO3 per i primi 18 mesi dall inizio del contratto, si stima un consumo pieno rispetto al dato storico e successivamente si stima una riduzione del 90% circa sempre rispetto al consumo storico, durante il periodo di validità dell appalto in relazione al grado di informatizzazione del settore radiologico. Art. 3 (Caratteristiche e prestazioni richieste) Si precisa che le caratteristiche tecniche richieste sono da considerarsi puramente indicative e non saranno motivo di esclusione, ma verranno utilizzate ai fini valutativi. 3.1 Sistema CR (Computed Radiography) - SRD (scanner per bio-immagini su fosfori) Per i Computer Radiography ad alta e bassa produttività (monoslot) che consentano l acquisizione di immagini radiologiche provenienti dalle diagnostiche mediante piastre detettrici ai fosfori, senza sostituzione o aggiornamento dei sistemi diagnostici in dotazione, sono richieste le seguenti caratteristiche e prestazioni essenziali: Detettore di acquisizione dei raggi X costituito da piastre ai fosfori; Digitalizzatore ad elevata produttività; Disponibilità di cassette complete di Plates nei formati e nelle quantità già indicate Capacità produttiva: Alta produttività (multislot o in rapida successione): almeno 55 cassette l ora nel formato 35x43; Bassa produttività (monoslot): almeno 45 cassette l ora nel formato 35 x 43. Elevata risoluzione spaziale: Dimensione del pixel ad uso mammografia: non superiore a 50 µm. Dimensione del pixel per esami del corpo: preferibilmente inferiore a 100 µm. Il CR mammografico dovrà essere dotato di sistemi per la riduzione della dose; Sistemi di identificazione/visualizzazione preliminare delle immagini, dotate di monitor LCD (almeno 19 ), che dovranno consentire anche la post-elaborazione approfondita delle immagini e la stampa delle stesse; TOT 4
5 Conformità del sistema allo standard DICOM 3.0 Dotazione completa di classi di servizio DICOM (Worklist Management, Image storage, print, etc) Per i dispositivi ad uso mammografico: DICOM MG e certificazione EUREF in materia di diagnostica senologica per screening. Possibilità di esecuzione di esami radiologici di telecolonne/arti (long-bone) con software, cassette e sistemi di supporto dedicati; Kit per esami radiologici della colonna in toto e degli arti inferiori in ortostatismo, nelle quantità indicate nella tabella soprastante (attrezzature comprensive delle cassette e del software); Gruppo di continuità (UPS) di potenza adeguata per il CR e per la relativa stazione di identificazione. Per le caratteristiche tecniche fare riferimento all'allegato B Schede CR e PLATES 3.2) Stampante laser o termica per pellicole, alta produttività Stampante laser/termica a secco multiformato ad uso generale con possibilità di utilizzo mammografico (anche con modulo accessorio) avente le seguenti caratteristiche di minima: Almeno 2 formati in linea; Produttività oraria elevata: da dichiarare; Risoluzione di stampa adeguata alla produzione di immagini radiografiche/mammografiche con stampa pixel 1:1; Capacità di immagazzinare immagini nella memoria della stampante; Collegamento in rete (standard DICOM 3 e Ethernet); indicare nel questionario il numero di modalità collegabili direttamente alla stampante; Standard di comunicazione DICOM PRINT (allegare documentazione); Peso e dimensioni ridotte; Certificazione FDA e FFDM (Full Field Digital Mammography) Accessori opzionali: Fascicolatore per divisione delle stampe in base alla sorgente (diagnostica di provenienza); Per le caratteristiche tecniche fare riferimento all'allegato C Scheda stampante laser/ termica su pellicola, alta produttività 3.3) Stampante laser o termica da banco per pellicole, bassa produttività Stampante laser/termica a secco uso generale avente le seguenti caratteristiche di minima: Almeno 1 formato in linea (35x43); Produttività oraria medio/bassa: da dichiarare; Risoluzione di stampa adeguata alla produzione di immagini radiografiche; Capacità di immagazzinare immagini nella memoria della stampante; Collegamento in rete (standard DICOM 3 e Ethernet); Standard di comunicazione DICOM PRINT (allegare documentazione); Peso e dimensioni molto ridotte (da banco); Per le caratteristiche tecniche fare riferimento all'allegato D Scheda stampante laser/ termica per pellicole, monoformato, bassa produttività 5
6 3.4) Pellicole radiografiche Le pellicole dovranno essere prive di difetti e caratterizzate da alta densità Per le caratteristiche tecniche fare riferimento all'allegato E Scheda pellicole radiografiche 3.5) Sistema digitale diretto a pannelli wireless E previsto l acquisizione in noleggio di sistemi DR a pannelli wireless. Il sistema dovrà essere completo di tutti i componenti necessari al funzionamento: pannello detettore, caricabatteria, trasmettitore radio, ricevitore radio, consolle di identificazione, controllo, acquisizione e visualizzazione, etc. Nella scheda tecnica si dovranno indicare: dimensione utile del detettore: 35x43 cm. o similare tecnologia del rilevatore Indici di qualità dell immagine: valore di DQE (detective quantum efficiency), dimensione del pixel, risoluzione spaziale, risoluzione di contrasto, range dinamico, etc. caratteristiche relative al contenimento della dose RX dimensioni e peso dell intero pannello autonomia della carica della batteria (n acquisiz ioni tra due ricariche) o sostituzione con batteria tampone tempo per una ricarica completa velocità di acquisizione espressa in n di esposiz ioni complete in 1 minuto tempo massimo tra esposizione e visualizzazione sulla consolle caratteristiche e funzionalità della consolle area di copertura wireless completa compatibilità DICOM (Worklist, Storage, Print) con indicazione dei canali per ciascuna classe di servizio modalità ed eventuali criticità note di installazione ed interfacciamento con apparecchiature radiologiche in dotazione (nel caso, richiedere elenco dettagliato). Per le caratteristiche tecniche fare riferimento all'allegato F Scheda sistemi digitali diretti a pannelli wireless 3.6) Installazione, assistenza tecnica e formazione La fornitura quinquennale dovrà comprendere l installazione completa e funzionante, l assistenza tecnica Full Risk omnicomprensiva, per lo stesso periodo, senza alcuna esclusione o limitazione; dovrà inoltre includere l aggiornamento del software e del firmware all'ultima versione. L installazione dovrà comprendere gli interfacciamenti con le apparecchiature radiologiche già presenti e quelle di futura acquisizione; inoltre si dovrà collaborare e garantire gli interfacciamenti con i sistemi RIS-PACS (hardware e software). La fornitura dovrà prevedere corsi di formazione per tutto il personale utilizzatore (medici, tecnici ed eventualmente amministrativi). I tempi di intervento tecnico a seguito di segnalazione di un guasto bloccante (completa indisponibilità dell apparecchio o di funzioni essenziali) dovranno essere inferiori alle 3 ore; in caso di guasto non bloccante (indisponibilità di funzioni secondarie) si potrà intervenire entro 8 ore lavorative dalla chiamata. I tempi di risoluzione del guasto dovranno essere inferiori a 6 ore lavorative dalla chiamata in caso di guasto bloccante e 16 ore in caso di guasto non bloccante. 6
7 Per quanto riguarda le cassette di tipo mammografico, in caso di malfunzionamento o usura del plate, dovranno essere sostituite in blocco. Per le caratteristiche tecniche fare riferimento all'allegato G Scheda Assistenza tecnica e Formazione Art. 4 (Considerazioni generali) Per consentire un adattamento dinamico della fornitura in oggetto alle esigenze dell azienda e al mutare dell assetto tecnico e organizzativo dei vari presidi, si dovrà presentare una offerta con i costi parametrati a ciascun componente sopra descritto per consentire una rimodulazione delle quantità dei singoli componenti del sistema entro un intervallo del ± 20% del valore complessivo. ******************************************************** Il presente Disciplinare Tecnico è formato da n. 4 articoli e dai seguenti allegati: Allegato A Consumi di pellicole e stima esami annuali Allegato B Schede CR e PLATES Allegato C Scheda stampante laser/termica su pellicola, alta produttività Allegato D Scheda stampante laser/termica per pellicole, bassa produttività Allegato E Scheda pellicole radiografiche Allegato F Scheda sistemi digitali diretti a pannelli wireless Allegato G Scheda Assistenza tecnica e Formazione 7
Disciplinare Tecnico Attrezzature radiologiche asl to 3 GARA PER LA FORNITURA DI: NOLEGGIO DI ATTREZZATURE RADIOLOGICHE DI SVILUPPO (CR), STAMPA, REFERTAZIONE E RELATIVE PELLICOLE OCCORRENTI ALL ASL TO3

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4