Source: http://docplayer.es/902778-Radioactividad-reglamento-de-funcionamiento-reglamento-funcionamiento-doc-23-01-2007-1.html
Timestamp: 2016-10-28 01:07:47+00:00

Document:
⭐RADIOACTIVIDAD REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 1
RADIOACTIVIDAD REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 1
Download "RADIOACTIVIDAD REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 1"
Roberto Paz Córdoba
1 RADIOACTIVIDAD REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 12 INDICE 1 INTRODUCCIÓN Objetivo Ámbito de aplicación Revisión DOCUMENTACIÓN APLICABLE APLICABILIDAD DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Personal que represente al Titular de la Instalación Personal que manipule material radiactivo Supervisores de la instalación Operadores de la instalación CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS Y FORMACIÓN DEL PERSONAL Clasificación y vigilancia médica y dosimétrica Requisitos para la incorporación de nuevo personal Información y formación del personal CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO Zona controlada: Zona vigilada: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL RADIACTIVO Adquisición de material radiactivo Recepción de material radiactivo Transporte interno de material radiactivo Almacenamiento del material radiactivo NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN OPERACIONAL PARA TRABAJOS CON FUENTES NO ENCAPSULADAS Normas a seguir en la manipulación de fuentes no encapsuladas Vías por las que se puede recibir dosis Irradiación externa Contaminación externa Contaminación interna Protección contra la contaminación NORMAS ESPECÍFICAS DE MANIPULACIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO EN LOS LABORATORIOS DE LA INSTALACIÓN VIGILANCIA RADIOLÓGICA DEL AMBIENTE DE TRABAJO GESTIÓN DE LOS MATERIALES RESIDUALES CON CONTENIDO RADIACTIVO PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DETECTORES DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN Diario de Operaciones Informe anual periódico Informe sobre accidentes y sobreexposiciones Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 23 1 INTRODUCCIÓN 1.1 Objetivo El presente Reglamento de Funcionamiento tiene como finalidad: Dar las directrices a seguir para el correcto uso y control de todo el material radiactivo empleado en la instalación, tratándose en su totalidad de material no encapsulado. Definir las líneas de responsabilidad, tanto para el personal que maneja el material radiactivo como para el personal con representación de la titularidad de la instalación, evitando así la dispersión de responsabilidades y las lagunas que ello pudiere conllevar. Dar cumplimiento a lo que establezca la resolución de autorización en cuanto a conocimiento, por parte del personal de la instalación, de los procedimientos de trabajo y las normas de protección radiológica durante el funcionamiento normal. 1.2 Ámbito de aplicación El presente Reglamento de Funcionamiento será de aplicación en la instalación radiactiva dedicada a la investigación biológica, mediante la aplicación de técnicas radioisotópicas, de la Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica, ubicada en el edificio del Parc de recerca Biomèdica de la calle Doctor Aiguader, nº 88, de Barcelona. La instalación radiactiva de la Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica está formada por las dependencias relacionadas en el Apartado II.4.1 de la Memoria Descriptiva. 1.3 Revisión El Reglamento de Funcionamiento será revisado y/o actualizado siempre que se produzcan cambios significativos en la estructura organizativa de la instalación o en los métodos de trabajo que puedan afectar a la Protección Radiológica del personal de la instalación o del público. Asimismo, también será actualizado en función de los cambios que se puedan producir en la Legislación Vigente. Las modificaciones serán comunicadas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Servei de Coordinació d Activitats Radioactives (SCAR). Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 34 2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE Ley 15/1980 (BOE) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Directiva 96/29/EURATOM (DOCE) por el que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes. Real Decreto 1836/1999 (BOE) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Real Decreto 783/2001 (BOE) por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. ORDEN ECO/1449/2003 sobre gestión de materiales residuales sólidos con contenido radioactivo generados en las instalaciones radioactivas de 2ª y 3ª categoría en las que se manipulen o almacenen isótopos radioactivos no encapsulados. Instrucción IS/05 del C.S.N. por la que se definen los valores de exención para nucleidos según se establece en las Tablas A y B del anexo I del Real Decreto 1836/1999 Guía de seguridad del C.S.N. nº 5.1.: "Documentación técnica para solicitar las autorizaciones de construcción y puesta en marcha de las instalaciones de manipulación y almacenamiento de isótopos radiactivos no encapsulados". Guía de seguridad del C.S.N. nº 5.6.: "Cualificaciones para la obtención y uso de licencias de personal de operación de instalaciones radiactivas". Guía de seguridad del C.S.N. nº 5.8.: "Bases para elaborar la información relativa a la explotación de las instalaciones radiactivas". Guía de seguridad del C.S.N. nº 7.5.: "Actuaciones a seguir en el caso de personas que hayan sufrido un accidente radiológico". Guía de seguridad del C.S.N. nº 9.2.: Gestión de materiales residuales sólidos con contenido radiactivo generados en instalaciones radiactivas Documentación relacionada con la transferencia de residuos radiactivos a ENRESA."Contrato tipo para la recogida y transferencia de residuos radiactivos producidos en la aplicación de radioisótopos en medicina, industria, agricultura e investigación". Tipificación de los residuos radiactivos y criterios de aceptación de ENRESA, aplicado al ámbito de las instalaciones radiactivas. Instrucción técnica complementaria del C.S.N. 13/01 sobre los procesos de verificación y calibración de los sistemas de detección y medida de la radiación y de la contaminación. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 45 Instrucción técnica complementaria del C.S.N. 12/01 sobre notificación e información de sucesos. Documentación elaborada por el Foro sobre Protección Radiológica en el Medio Hospitalario, constituido por el C.S.N., la Sociedad Española de Protección Radiológica, SEPR, y la Sociedad Española de Física Médica, SEFM: La protección radiológica de las trabajadoras gestante expuestas a radiaciones ionizantes en el ámbito hospitalario de junio de 2002 De modo genérico, la instalación funcionará de acuerdo con la Legislación Vigente aplicable a las instalaciones radiactivas y sobre Protección Radiológica. Y, de modo más específico, en función de lo establecido en la documentación presentada ante el/los Organismo/s Regulador/es y en el condicionado de la autorización de funcionamiento de que disponga la instalación. 3 APLICABILIDAD DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 3.1 Personal que represente al Titular de la Instalación El Titular (explotador) de la presente instalación radiactiva es: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE DE REGUALCIÓ GENÒMICA Gerencia Passeig Marítim, Barcelona Tel.: Fax: La máxima autoridad ejecutiva del Centro es responsable legal de que en el mismo se sigan las normas contenidas en este Reglamento de Funcionamiento, que se cumplan las disposiciones legales vigentes sobre Protección Radiológica y que se instruya e informe al personal en los aspectos relacionados con dicha materia. Asimismo, es el responsable de la coordinación de los distintos Servicios Auxiliares implicados en la gestión, utilización y mantenimiento de las instalaciones radiactivas. El representante del titular firmará y tramitará la documentación preceptiva de la instalación radiactiva y aprobará los procedimientos relativos a la protección radiológica, tras la revisión del Supervisor Responsable de la instalación. En las inspecciones preceptivas que realiceel cuerpo Técnico del Servei de Coordinació d Activitats Radioactives (SCAR) o del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la instalación, estará obligado a facilitarles el acceso, la documentación y los medios necesarios para el cumplimiento de su misión. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 56 Aunque la responsabilidad final no puede delegarse, el representante del Titular atribuirá al Supervisor Responsable de la instalación la autoridad necesaria para velar por el cumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento. Las responsabilidades que comporta la titularidad de la instalación se especifican, tanto en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) como en el Reglamento sobre Protección Sanitaria Contra Radiaciones Ionizantes (RPSCRI). En el RPSCRI se establecen una serie de principios generales (justificación, optimización y limitación de dosis), que se desarrollan en una serie de principios fundamentales de protección radiológica operacional, tanto para trabajadores expuestos como para miembros del público. Dentro de dicho contexto, en su Artículo 7º se indica que "El titular de la práctica será responsable que los principios que aquí (RPSCRI) se establecen sean aplicados en el ámbito de su actividad y competencia." Dichos principios se pueden resumir en los aspectos siguientes: El trabajo se ha de efectuar en condiciones tales que las dosis recibidas sean las más bajas posibles, compatibles con el criterio ALARA, y en todo caso inferiores a los límites establecidos. Ninguna persona menor de 18 años será asignada a un puesto de trabajo que implique su clasificación como trabajador profesionalmente expuesto. Tan pronto como una mujer embarazada comunique su estado, la protección del feto será comparable a la de los miembros del público. Las mujeres embarazadas y las que estén en periodo de lactancia no desempeñarán trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación. Las exposiciones especialmente autorizadas, para poder ser llevadas a cabo, han de cumplir las condiciones marcadas en el Artículo 12 del RPSCRI. Las responsabilidades asignadas al Titular de la instalación relacionadas con la gestión de material radiactivo son las siguientes: Garantizar la coordinación entre los diferentes estamentos que intervienen en la solicitud, adquisición, recepción, distribución y manejo del material radiactivo dentro del centro o de la instalación, así como en la eliminación de los materiales residuales con contenido radiactivo generados. Asegurar la información y formación adecuada de todo el personal de la instalación para optimizar la gestión del material radiactivo. Garantizar que las instalaciones dispongan de las capacidades y medios necesarios para realizar una buena gestión del material residual con contenido radiactivo. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 67 Garantizar la protección radiológica de los trabajadores profesionalmente expuestos y del público en general. Con el fin de cumplir con las responsabilidades anteriormente detalladas, el Titular debe desarrollar las siguientes funciones: Establecer claramente las responsabilidades en materia de protección radiológica. Definir, con el asesoramiento del Supervisor Responsable de la instalación, los canales de solicitud, entrada y distribución de material radiactivo dentro del centro o de la instalación, así como los de almacenamiento y eliminación de residuos. Dotar al Supervisor Responsable de la instalación de suficiente autoridad y recursos humanos, técnicos y administrativos para desarrollar y hacer cumplir los procedimientos relacionados con la gestión de material radiactivo, la protección radiológica, el diseño de las instalaciones y la formación del personal. El Titular de la instalación será asistido, en el ejercicio de sus responsabilidades, por los supervisores de la instalación y podrá concertar con una Unidad Técnica de Protección Radiológica externa el asesoramiento necesario. 3.2 Personal que manipule material radiactivo El personal que manipule material radiactivo y/o los dispositivos de control de la instalación radiactiva, relacionados con la seguridad o protección contra las radiaciones, deberá estar provisto de una licencia de Operador y el que dirija dichas manipulaciones deberá estar provisto de una licencia de Supervisor. Ambos tipos de licencia deben estar reconocidas por el CSN como aplicadas al ámbito de la Manipulación de Radionucleidos No Encapsulados. Las licencias de Supervisor y de Operador serán personales e intransferibles y tendrán un plazo de validez mínimo de cinco años, salvo que se suspenda o se anule por infracción de las normas legales aplicables o por alteración de las condiciones físicas o psíquicas de su titular. No obstante, cabe la posibilidad de que haya personal, cuya vinculación con el Centro sea de corta duración (becarios y estudiantes en formación, colaboradores o personal visitante), y que necesite trabajar en la instalación radiactiva. En este caso concreto, existirá la posibilidad de que no apliquen licencia, siempre que sean informados y cumplan, de modo estricto, la normativa de funcionamiento de la instalación específica para su situación. Dicha normativa se proporcionó como adjunto en anteriores memorias de solicitud de autorización. Asimismo, todas las manipulaciones con material radioactivo que realice el personal en formación serán controladas por personal con licencia Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 78 La estructura organizativa de la instalación, en cuanto al personal que desarrolla su actividad profesional en ella, es la siguiente: Titulados superiores: Doctores o Licenciados, fundamentalmente, en Biología o Medicina Técnicos de Laboratorio Personal del Servicio de Mantenimiento Personal de Servicios de Limpieza Personal de Seguridad Supervisores de la instalación A esta figura corresponde el controlar la implantación de las normas detalladas en el presente Reglamento de Funcionamiento. Sus responsabilidades y funciones son las que se detallan a continuación: Dirigir el funcionamiento de la instalación. Autorizar el alta de nuevos usuarios de la instalación, a quienes informará sobre las normas de funcionamiento de la instalación. Velar por la ejecución de los controles periódicos de contaminación, así como de los controles los niveles de radiación, pudiendo ser llevados a cabo por él mismo o por una entidad autorizada a tal efecto. Establecer los mecanismos y procedimientos óptimos para la gestión del material radiactivo en el centro, así como del almacenamiento y eliminación de los residuos generados. Así pues, controlará toda la secuencia que comporta su uso en el seno de la instalación radiactiva, abarcando las fases siguientes: o Pedido del material radiactivo, controlando su conformidad con la relación de radionucleidos, y sus correspondientes límites de actividad, autorizados. o Intervención, si fuera necesario, en la recepción del material radiactivo, verificando la integridad del bulto de transporte en caso que se observase alguna anomalía. o Manipulación del material radiactivo, controlando que el uso de dicho material se efectúe dentro de las pautas establecidas en el presente Reglamento de Funcionamiento. o Gestión del material residual con contenido radiactivo, controlando que los usuarios efectúen correctamente la segregación en origen de éste, así como la posterior clasificación y almacenamiento hasta su eliminación. o Registros de entrada/salida de material radiactivo. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 89 Hacer el seguimiento y control periódico de los procedimientos establecidos. Garantizar la Protección Radiológica de los trabajadores profesionalmente expuestos y del público en general. Garantizar y validar, bajo su responsabilidad, las anotaciones y registros en el Diario de Operaciones. Tomar las medidas adecuadas cuando se presenten situaciones de emergencia. Con el fin de optimizar la organización de la instalación radiactiva, las responsabilidades y funciones anteriormente indicadas se llevarán a cabo bajo la coordinación de un único Supervisor Responsable de la instalación Operadores de la instalación Sus responsabilidades y funciones son las que se detallan a continuación: Conocer y cumplir los principios y normas de protección radiológica indicados tanto en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes como en el presente Reglamento de Funcionamiento de la instalación. Manipular el material radiactivo siguiendo los protocolos establecidos en la instalación radiactiva. Utilizar los equipos de protección indicados en cada caso. Notificar al supervisor cualquier incidente que ocurra en relación con el material radiactivo. Realizar la segregación de los residuos con contenido radiactivo, de acuerdo con las normas establecidas, utilizando en cada caso los recipientes previstos. Dentro de esta categoría, se enmarcaría también el personal en formación, que, además de las responsabilidades y funciones aquí indicadas, se regirá también por la normativa de funcionamiento específica para su situación y cuyas tareas en la instalación radioactiva estarán siempre supervisadas por personal con licencia. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/2007 910 4 CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 4.1 Clasificación y vigilancia médica y dosimétrica Según lo indicado en el RPSCRI las personas se clasifican en: a) Trabajadores Expuestos: Personas sometidas a una exposición a causa de su trabajo derivada de las prácticas a las que se refiere el RPSCRI que pudieran entrañar dosis superiores a alguno de los límites de dosis para miembros del público. b) Personas en formación o estudiantes: Toda persona que, no siendo trabajador, recibe formación o instrucción en el seno o fuera de una empresa para ejercer un oficio o profesión, relacionado directa o indirectamente con actividades que pudieran implicar exposición a radiaciones ionizantes. c) Miembros del público: Personas de la población, con excepción de los trabajadores expuestos, las personas en formación y los estudiantes durante sus horas de trabajo. d) Población en su conjunto: Toda la población, comprendiendo los trabajadores expuestos, las personas en formación y los estudiantes y los miembros del público. Cabe recordar que en prevención a los efectos estocásticos, el límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos es de 100 msv durante todo periodo de 5 años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 msv en cualquier año oficial. Mientras que en prevención a los efectos deterministas o no estocásticos el límite es de 500 msv/año oficial para piel y extremidades, y de 150 msv/año oficial para el cristalino. Estos límites son aplicables también para el caso de personas en formación y estudiantes mayores de 18 años, siendo éste el único caso de personal en formación que se admitirá en la presente instalación radiactiva. En el artículo 20 del RPSCRI, se indica que por razones de vigilancia y control, las personas profesionalmente expuestas se clasifican en dos categorías: Categoria A: Pertenecen a esta categoría aquellas personas que, por las condiciones en que se realiza su trabajo, pueden recibir una dosis efectiva superior a 6 msv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y extremidades. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/11 Categoría B: Pertenecen a esta categoría aquellas personas que, por las condiciones en que se realiza su trabajo, es muy improbable que reciban dosis efectivas superiores a 6 msv por año oficial o a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y extremidades. Se considera miembros del público al resto del personal, abarcando entre otros a los trabajadores no profesionalmente expuestos del Centro. La condición de trabajador expuesto de categoría A exige obligatoriamente: Superar un reconocimiento médico previo y los reconocimientos periódicos. Haber recibido formación en protección radiológica. Utilizar obligatoriamente dosímetros individuales que midan la dosis por irradiación externa, representativa de la totalidad del organismo, siempre que realice trabajos que supongan riesgos de exposición externa. Utilizar dosímetros adecuados en zonas del organismo potencialmente más expuestas. Someterse a los controles dosimétricos pertinentes, en caso de existir riesgo de contaminación interna. La condición de trabajador profesionalmente expuesto de categoría B exige obligatoriamente: Haber recibido formación en protección radiológica. Ser sometido a estimaciones de dosis, a partir de los resultados de la vigilancia radiológica realizada en el ambiente de trabajo. Someterse a los reconocimientos médicos que, a efectos de vigilancia de la salud, determine el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Para cada trabajador expuesto de categoría A se dispondrá de: Un historial médico, con su documentación sanitaria individual actualizada, conteniendo los resultados del examen de salud previo a su incorporación a la instalación, los exámenes médicos anuales y eventuales, y el historial dosimétrico de toda su vida profesional. Un historial dosimétrico individual que debe contener, como mínimo: las dosis mensuales, las dosis acumuladas en cada año oficial y las dosis acumuladas durante cada periodo de 5 años oficiales consecutivos. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/12 En el caso de trabajadores expuestos de categoría B: Únicamente se dispondrá de un historial dosimétrico individual conteniendo las dosis anuales determinadas o estimadas. En la presente instalación, todos los trabajadores expuestos se podrían considerar de categoría B, en función de los valores de dosis acumulada que se espera obtener en el control dosimétrico y que han sido corroborados por los controles que se han llevado a cabo a lo largo de los años de funcionamiento de la instalación. No obstante, a efectos prácticos las personas con licencia de supervisor o de operador se clasificarán como categoría A, y serán sometidas a control dosimétrico individual y sus reconocimientos médicos periódicos estarán adaptados a las características de la exposición a radiaciones ionizantes. Asimismo, para el resto de trabajadores expuestos, que no cuenten con licencia de supervisor o de operador se realizará el control mediante dosimetría de área en las zonas de trabajo. Por tanto, sólo se clasificarán de categoría A aquellos trabajadores que, aún cunado se encuentren sometidos a un riesgo bajo de exposición en condiciones normales de operación, puedan verse implicados en situaciones excepcionales, contempladas en el Plan de Emergencia interior de la instalación. En función de las dosis acumuladas recibidas por año oficial, del tiempo de estancia en la instalación radiactiva y de las funciones específicas que desempeñan en ella, los trabajadores de servicios auxiliares (mantenimiento, limpieza y seguridad) podrán ser considerados como trabajadores expuestos de categoría B o miembros del público. 4.2 Requisitos para la incorporación de nuevo personal El Supervisor Responsable de Protección Radiológica solicitará a Gerencia el personal con la cualificación que precise para trabajar en la Instalación Radiactiva de Investigación Biológica, en función del puesto de trabajo que haya de ocupar. 4.3 Información y formación del personal De acuerdo con el artículo 21 del RPSCRI, antes de iniciar su actividad, los trabajadores de una instalación radiactiva deben ser informados sobre: Los riesgos radiológicos asociados y la importancia que reviste el cumplimento de los requisitos técnicos, médicos y administrativos. Las normas y procedimientos de Protección Radiológica y precauciones que deben adoptar. En el caso de mujeres, la necesidad de efectuar rápidamente la declaración de embarazo y notificación de lactancia, habida cuenta de los Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/13 riesgos de exposición para el feto, así como el riesgo de contaminación del lactante en caso de contaminación radiactiva corporal. Asimismo, los trabajadores expuestos de la instalación deberán recibir, antes de iniciar su actividad en la misma, la formación en materia de Protección Radiológica a un nivel adecuado a su responsabilidad y al riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes en su puesto de trabajo. En este sentido, hay que distinguir diferentes niveles de vinculación del personal dentro de la presente instalación radiactiva: Personal directamente vinculado a la instalación radiactiva: Se trata del personal que controla la instalación radiactiva (Supervisores y Operadores) y que ha recibido formación específica reglada. Este personal deberá: Conocer y aceptar el presente Reglamento de Funcionamiento. Conocer el Plan de Emergencia Interior. Personal con vinculación de corta duración con la instalación radiactiva: Se trataría del personal becario y estudiantes en formación, colaboradores o personal visitante que necesite trabajar en la instalación, pero no disponga de licencia de Supervisor y Operador. Estará obligado a cumplir los mismos requisitos, en cuanto a formación y conocimiento de la instalación, que los propios Supervisores y Operadores, y además se regirá por una normativa específica que permita el control de las actividades que lleve a cabo en la instalación radiactiva. Personal indirectamente vinculado a la instalación radiactiva: Servicios de apoyo (mantenimiento, limpieza, seguridad, etc.), cuya formación será básica en protección radiológica y específica en las misiones a realizar. Este personal deberá: Disponer de información sobre las zonas con riesgo de irradiación y/o contaminación de la instalación radiactiva. Disponer de información sobre normas de actuación específicas (para este tipo de personal) tanto en caso de funcionamiento normal de la instalación radiactiva como en caso de emergencia. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/14 5 CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO En virtud de lo que dispone el artículo 17 del RPSCRI, los lugares de trabajo se clasifican en función del riesgo de exposición y teniendo en cuenta la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales, diferenciando las siguientes zonas: 5.1 Zona controlada: Es aquella en la que: Exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 msv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, piel y extremidades, establecidos para personal profesionalmente expuesto. O sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición a la radiación ionizante, evitar la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o sus consecuencias. Además, las zonas controladas se podrán subdividir en las siguientes: Zonas de permanencia limitada: Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites de dosis. Zonas de permanencia reglamentada: Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir, en cortos periodos de tiempo, una dosis superior a los límites de dosis y que requieren prescripciones especiales desde el punto de vista de la optimización. Zonas de acceso prohibido: Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir, en una exposición única, dosis superiores a los límites de dosis. 5.2 Zona vigilada: Es aquella en la que, no siendo zona controlada, exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 msv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, piel y extremidades, establecidos para personal profesionalmente expuesto. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/15 En base a estos criterios, la clasificación de las zonas que conforman la presente instalación se resume en la tabla que sigue: Identificación de la dependencia Almacén residuos planta semisótano Zonas de trabajo de los laboratorios Laboratorio Hot lab Clasificación de la Zona Zona Controlada Zona Vigilada Zona Controlada Almacén de Residuos planta 6º Identificación de la dependencia Clasificación de la zona Zona Controlada En la tabla se indica la clasificación en función del tipo de Zona. En cuanto a la clasificación según el tipo de riesgo, en todos los casos será tanto con riesgo de irradiación como también con riesgo de contaminación. La señalización de las zonas se llevará a cabo conforme a lo estipulado en el Anexo IV del RPSCRI, donde el riesgo de irradiación se señalizará con un "trébol" o trisector enmarcado por una orla rectangular del mismo color del símbolo y de la misma anchura que el diámetro de la circunferencia central. Para las zonas controladas: Dicho trébol ha de ser de color verde sobre fondo blanco. Para las zonas vigiladas: Será de color gris azulado sobre fondo blanco. El riesgo de irradiación externa se identificará mediante unas puntas radiales alrededor del trisector mientras que el riesgo de contaminación se identificará mediante un fondo punteado. En las zonas controladas se dispondrá, en algún lugar bien visible del puesto de trabajo, de normas escritas de actuación para régimen normal de trabajo y en caso de emergencia. Estas normas se adaptarán a las actividades que se desarrollen en dicha zona. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/16 6 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL RADIACTIVO 6.1 Adquisición de material radiactivo El Supervisor Responsable de Protección Radiológica deberá autorizar cada pedido de material radiactivo, asegurándose de que dicho material radiactivo está autorizado en la instalación, es el adecuado para las técnicas en que va a ser empleado y la cantidad pedida no comportará una superación del límite autorizado, en el momento de su recepción en la instalación. Se establecerán los procedimientos adecuados para la solicitud de material radiactivo, así como especificaciones claras y precisas sobre el material a solicitar. Las solicitudes de material radiactivo se realizarán a empresas legalmente autorizadas para tal fin. Todos los pedidos quedarán registrados, indicando el número de pedido, fecha de pedido, casa comercial, compuesto, radio nucleido y actividad. Asimismo, el albarán de entrega de material radiactivo quedará archivado en la Instalación Radiactiva. 6.2 Recepción de material radiactivo El material radiactivo entrará en la instalación entregado directamente por el personal de distribución de las firmas comerciales en el departamaneto de recepción de compras del CRG, siendo por tanto las firmas comerciales las responsables del transporte. Inmediatamente, los bultos serán llevados por el personal de la instalación a su lugar de almacenamiento en el laboratorio Hot lab. La recepción de los radioisótopos la realizará el personal de la instalación radiactiva, quien registrará la entrada del material radiactivo recibido, así como todas las incidencias relativas al mismo, si las hubiere. Este registro tendrá validez como Diario de Operación, siempre que haya sido diligenciado por el Servei de Coordinació d Activitats Radioactives y será validado por el Supervisor Responsable de la instalación. En la recepción, dentro del laboratorio Hot lab, se examinará el correcto estado del bulto, así como la integridad y adecuada estanqueidad del envase. Posteriormente, será almacenado donde corresponda. La nevera o congelador que los contengan estarán convenientemente señalizados Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/17 En caso de apreciarse algún posible derrame, se evaluará la posible dispersión del radio nucleido, con contaminación del envase. En caso de confirmarse, el envase se tratará como material contaminado y se procederá a la descontaminación de las paredes exteriores. Además se subsanará la causa del derrame (mal sellado del tapón, rotura del envase, etc.). 6.3 Transporte interno de material radiactivo El transporte de material radiactivo entre las dependencias que forman parte de la instalación radiactiva será llevado a cabo empleando contenedores que constituyan un blindaje adecuado a las características de emisión de los radio nucleidos contenidos y eviten la posible dispersión de material radiactivo. Se dispondrá de carros específicos para llevar a cabo lo traslados de material radioactivo. A través de las zonas con suelo de madera del edificio estará terminantemente prohibido el traslado de material radioactivo El transporte de material radiactivo se intentará llevar a cabo, en la medida de lo posible, por las zonas menos frecuentadas y/o en horas con baja presencia de personal El transporte de los materiales residuales con contenido radioactivo desde la planta 5ª al almacén de residuos transitorio de la planta 6ª, así como del almacén de residuos de la planta 6ª al almacén de residuos de la planta semisótano se llevará a cabo empleando el montacargas que conecta la planta 6ª con el semisótano. 6.4 Almacenamiento del material radiactivo Como ya se ha indicado, tras su recepción, el material radiactivo quedará almacenado dentro del laboratorio Hot lab. El material que para su conservación requiera almacenarse a unos 4 ºC se guardará en la nevera y aquel que requiera temperaturas de unos -20 ºC se almacenará en la cámara congeladora de que se dispone. Por otra parte, cunado el material adquirido consista en muestras marcadas de baja actividad, estas podrán quedar almacenadas en las neveras de los laboratorios que dispongan de zonas de trabajo autorizadas. Las fuentes encapsuladas utilizadas en la cuantificación de la extinción, van insertas dentro del propio equipo contador por centelleo líquido. Por regla general, a efectos de blindaje bastará con que los almacenamientos se efectúen con las fuentes insertas dentro de sus blindajes utilizados en el proceso de transporte, tanto para el caso de las no encapsuladas, como de las encapsuladas que no vayan insertadas en el interior de un equipo. Se mantendrá un inventario actualizado de todas las fuentes (encapsuladas y no encapsuladas) existentes en la instalación. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/18 El laboratorio Hot lab dispondrá de acceso controlado y la presencia de material radiactivo estará señalizada de forma apropiada. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/19 7 NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN OPERACIONAL PARA TRABAJOS CON FUENTES NO ENCAPSULADAS 7.1 Normas a seguir en la manipulación de fuentes no encapsuladas En los trabajos con radio nucleidos, se deben considerar las medidas que se detallan en el presente apartado, que también se recogen en procedimientos normalizados de trabajo de la instalación. Estas medidas tienen por objeto que las dosis recibidas por la población en su conjunto sean tan bajas como sea razonablemente alcanzable (criterio ALARA). Fundamentalmente, todas estas medidas inciden en las dosis que pueda recibir el personal profesionalmente expuesto: En el transcurso de las manipulaciones, tanto las prendas de protección desechables como las no desechables pueden resultar contaminadas. Las posibles contaminaciones serán controladas mediante lecturas directas con el monitor de contaminación. Además, la disposición de las prendas de protección será tal que se evite el contacto entre la ropa de trabajo y la de calle. La manipulación del material radiactivo en forma no encapsulada se efectuará encima de superficies o bandejas recubiertas de papel absorbente, preferiblemente dispuesto sobre material impermeable (p. ej.: plástico). La manipulación de soluciones radiactivas se efectuará con jeringas o con pipetas automáticas, dotadas con puntas de plástico que se desecharán después de su uso. Estará prohibido pipetear soluciones con la boca. También se utilizarán guantes de tipo desechable que se retirarán tras su uso. Siempre que se considere que ha habido alguna posibilidad de contaminación, tanto de las superficies de trabajo como del personal, se controlará la zona posiblemente afectada utilizando el monitor de contaminación. En caso de detectarse alguna contaminación en las áreas de trabajo o bien en el material no desechable, se procederá a su inmediata descontaminación mediante lavado con productos adecuados, los cuales, posteriormente se tratarán como materiales residuales con contenido radiactivo. Las personas que resulten contaminadas exteriormente se someterán a un lavado/descontaminación hasta que desaparezca toda traza de radiactividad. En las dependencias que conforman la instalación radiactiva, se podrá manipular material radiactivo, siempre y cuando no se sobrepasen los niveles de actividad máximos autorizados y se mantengan los criterios establecidos de Protección Radiológica. Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/20 Dentro de las dependencias de la instalación en las que esté autorizado el almacenamiento o manipulación de material radiactivo quedará prohibido fumar, comer y/o beber, con objeto de evitar en lo posible las vías de contaminación interna por ingesta. Como ya se ha indicado anteriormente, la manipulación de material radiactivo será efectuada por personal con licencia de operador o supervisor. El personal sin licencia, en período de aprendizaje o formación, podrá trabajar con material radiactivo bajo el control directo de personal con licencia de operador o supervisor. El material radiactivo se trasportará dentro de contenedores portaenvases o de recipientes que aseguran la ausencia de contacto directo con las manos y reduzca el riesgo de rotura de los frascos por caída durante el transporte. Si el producto es volátil deberá manipularse bajo campana. Asimismo se realizarán en campana todas aquellas operaciones que puedan originar vapores o aerosoles: calentamientos, extracciones, manipulación de productos pulverulentos, etc. Las dependencias y zonas que forman parte de la instalación radiactiva, estarán claramente acotadas e identificadas con la correspondiente señalización de zonas, acorde con lo establecido en el Anexo IV del RPSCRI. Esta clasificación y señalización deberá estar siempre actualizada de acuerdo con las condiciones reales existentes, por lo que se someterá a revisión por el supervisor en función de la existencia de variaciones en las condiciones de trabajo. 7.2 Vías por las que se puede recibir dosis Irradiación externa Ésta puede ser debida a una fuente con material intercalado entre ésta y la zona expuesta (por ejemplo una fuente guardada en el interior de su contenedor). Algunas de las emisiones de esta fuente pueden atravesar dicho material. Los tipos de emisiones pueden ser: Partículas beta Es necesario emplear un material absorbente de bajo número atómico para minimizar la producción de radiación de frenado. A tal efecto, resultan adecuadas placas de metacrilato. Para el correcto apantallamiento de los emisores beta puros, basta con aplicar la citada placa de metacrilato, habiendo de tener un grosor no inferior al alcance máximo (expresado en unidades de alcance másico). En caso de que además dé lugar a una emisión fotónica, se deberá tener presente sus características específicas. Fotones Se deberá utilizar el blindaje adecuado para que la tasa de dosis equivalente en cualquier punto accesible en contacto con el apantallamiento sea tal que no Reglamento Funcionamiento.doc 23/01/ Mostrar más
Capítulo 2 Metodología de inspección 2.1 INTRODUCCIÓN El propósito básico de una inspección de seguridad conforme al artículo 19 del Real Decreto 1254/1999 es llevar a cabo un examen planificado y sistemático, Más detalles REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA (Publicado en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1988) TEXTO VIGENTE
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA (Publicado en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1988) TEXTO VIGENTE Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia Más detalles Guía de Seguridad del CSN GS-11.03
Guía de Seguridad del CSN GS-11.03 Sobre Metodología para la evaluación del impacto radiológico de las industrias NORM 12 de diciembre de 2012 ÍNDICE PREÁMBULO... 3 1. OBJETO... 4 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN... Más detalles GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS. [en el ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II)]
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS [en el ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II)] GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS [en el ámbito del Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre) 1 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7228 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3596 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
GUÍA TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo BOE nº 140, de 12 de junio EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GUÍA TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES Más detalles INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 Órgano emisor: Ministerio de Presidencia Más detalles Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos
Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos PRESENTACIÓN ÍNDICE El presente documento es el resultado de los análisis y acuerdos adoptados por un grupo de trabajo constituido Más detalles 2. MEDIDAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAS Y ESTÁNDARES ENCAMINADOS A GARANTIZAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EXIGIDOS EN ESTE DOCUMENTO
Cambios Versión 2.5 1. Descripción nueva política de contraseñas 2. Descripción nueva política de gestión de usuarios (integración Directorio Activo) 3. Descripción nueva política de Copias de Seguridad Más detalles REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Decreto Núm. 522-06, del 17 de octubre de 2006
República Dominicana SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Decreto Núm. 522-06, del 17 de octubre de 2006 CONSIDERANDO: Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS VERSION CONSOLIDADA Madrid Septiembre de 2013 Introducción Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA. al R UIDO
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES al R UIDO REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo BOE nº 60, de 22 de marzo GUÍA TÉCNICA PARA Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO
Núm. 140 Miércoles 12 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44257 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 6270 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención Más detalles B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ISO 14.001
B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ISO 14.001 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, ISO 14.001 119 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, ISO 14.001 120 B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (ISO 14001) 1. Más detalles MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA
PORTADA Y AVISO CAPÍTULO Nº 000 COPIA CONTROLADA Nº: MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA Toda la información recogida en el presente manual tiene carácter "confidencial", comprometiéndose el receptor a impedir Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR
Núm. 42 Viernes 18 de febrero de 2011 Sec. I. Pág. 18315 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DEL INTERIOR 3170 Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
BOE núm. 252 Viernes 21 octubre 2005 34367 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 17344 REAL DECRETO 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. Más detalles SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL
BERNARDO ECENARRO > GUÍA DE PINTADO / En muchos trabajos es algo cotidiano convivir con productos químicos. Multitud de procesos productivos precisan de ellos y su manipulación por los trabajadores forma Más detalles REGLAMENTO DE CONTROL DE DOPAJE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO
REGLAMENTO DE CONTROL DE DOPAJE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO REGLAMENTO DE CONTROL DE DOPAJE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO ÍNDICE TITULO I - DISPOSICIONES Más detalles Condiciones de seguridad en las máquinas
Condiciones de seguridad en las máquinas Título: Condiciones de seguridad en las máquinas. Autores: Maite Ascunce Vidondo Alfonso Baigorri Gurrea Cristina Pascal Fernández Instituto de Salud Pública y Más detalles Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras
Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras Fecha: 22/5/2014 Referencia: PS-PRV v3.2 EJIE S.A. Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila / Apartado: 809 01080 Vitoria-Gasteiz Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Jueves 16 de junio de 2011 Sec. I. Pág. 61712 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 10457 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento Más detalles GUÍAS AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
GUÍAS AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS PELIGROSOS Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República Más detalles PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO DE ANDALUCÍA
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO DE ANDALUCÍA PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO DE ANDALUCÍA Sevilla, 2005 CONSEJERÍA DE SALUD Dirección General Más detalles PERSONAL DE BARES Y RESTAURANTES
PERSONAL DE BARES Y RESTAURANTES 15 HORAS EN 5 SESIONES DE 3 HORAS JUSTIFICACIÓN: el personal afecto a bares y restaurantes está expuesto a determinados riesgos relacionados con la seguridad, con la higiene Más detalles II PLAN DE ACCIÓN PARA EL SECTOR LÁCTEO
II PLAN DE ACCION PARA EL SECTOR LACTEO 1. INTRODUCCIÓN 2. NORMATIVA REGULADORA 3. DEFINICIONES 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONTROL OFICIAL. 5.1.-Autoridades competentes 5.2.-Organización Más detalles Recursos Preventivos. En las obras de Construcción. www.urbicad.com 963 492 144. Última modificación de este documento : 20 Enero 2014
Última modificación de este documento : 20 Enero 2014 Recursos Preventivos En las obras de Construcción Basado en la ley 54/2003, el RD 604/2006 y 2ª Edición de la Guía Técnica (2012) publicada por el Más detalles DOF 18 de Enero de 1988
DOF 18 de Enero de 1988 01-18-88 REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Al margen un sello con el Escudo Nacional, Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25 Viernes 29 de enero de 2010 Sec. I. Pág. 8089 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1330 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 7
 Artículo 12
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto