Source: http://docplayer.es/3189528-Distribuidor-oficial-en-espana.html
Timestamp: 2018-06-19 23:59:17+00:00

Document:
Distribuidor oficial en España - PDF
Download "Distribuidor oficial en España"
Gustavo Duarte Ortiz de Zárate
1 1 Distribuidor oficial en España
2 THERMOBUTTON LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA DE SUS PRODUCTOS DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, ASÍ COMO EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROCESO THERMOBUTTON es un data logger sanitario y robusto construido integramente en acero inoxidable, lo que le permite estar en contacto directo con el producto sin comprometer su higiene así como monitorizar ambientes de alta humedad e incluso estar en contacto directo con el agua. PRESENTACIÓN O 16mm. y 6mm de espesor Cápsula de acero inoxidable Estanco IP 65 Número de serie único CARACTERÍSTICAS Graba fecha y hora Alarmas programables con un número y un máximo de temperatura con nivel de temporización Cuenta atrás TIPOS DE SOLUCIÓN Designacion 21G 22L 22T 22E ibcod 21G (ESTANCOS) ibcod 22L (ESTANCOS) Rango de Temperatura -40/+85ºC -40/+85ºC 0/+125ºC +15/+140ºC -40/+85ºC -40/+85ºC Precisión ±1ºC ±0,5ºC ±0,5ºC +110/140ºC:±1.5ºC +15/110ºC:±7ºC ±1ºC ±0,5ºC Resolución 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC Número de Puntos ó ó ó ó 8192 Frecuencia de Medida min. 1 seg. 273 h. 1 seg. 273 h. 1 seg. 273 h min. 1 seg. 273 h. THERMOTRACK PC PRO, CINCO Y SOLO THERMOTRACK La solución PC más completa que une a la facilidad de utilización la riqueza de información. Todo está concebido para facilitar sus controles y análisis. Las tres versiones tienen las mismas funciones. Cinco permite utilizar 5 botones, Solo, uno y Pro sin limite de botones. Programación facíl y precisa: Sólo toma unos segundos para programar sus THERMOBUTTON y regularlos: La frecuencia de medida y el reloj La cuenta atrás El nivel de alarmas y de su temporización Asociar el termo botón con un producto, un lote, un vehículo Ver las curvas y muchas informaciones con sólo un clic: Con la lectura, se consigue directamente la curva de la lista de temperaturas. THERMOTRACK le da también las informaciones siguientes: La lista de alarmas. La media de temperaturas, los puntos más alto y más bajo. Ampliar en la curva con el ratón, superponer curvas. Hacer informes con todo detalle gracias al taco integrado. Calcular los valores para pasteurización y esterilización. Imprimir, enviar gráficos, listas, informes por correo electrónico. Y por supuesto, salvaguardar los datos en su PC. 2
3 THERMOSCAN IP Controlar en su PC la temperatura en tiempo real de sus cámaras frigoríficas, laboratorios, salas informáticas... Funciones principales: Control en tiempo real de la temperatura y la humedad Archivos automáticos en su PC Alarmas por y/o Pop-Up sonoro y visual Visualización e impresión de las curvas, listas... Programa Thermoscan IP Programación de los Sensor Net Connect y de las sondas Niveles de alarma regulables con temporización Alarmas por Pop-up y/o Visualización e impresión de las curvas, de las listas de las temperaturas, de las alarmas Historial de las temperaturas para varios años Exportación de los datos en Excel, en PDF, + PDF InSTAlación FÁCil Y rápida. En solo 15 minutos, su sistema de control de la temperatura es operacional y sus equipos son controlados en tiempo real. Sondas Ethernet Conectar directamente las sondas Ethernet de temperatura y humedad en su red informática con los Sensor Net Connect Posibilidad de conectar 3 sondas por Sensor Net connect Número ilimitado de Sensor Net Connect y de sondas Instalación plug and Play en menos de 15 minutos SONDA ESTANDARD Para neveras, cámaras frigoríficas, laboratorios... SONDA PARA CANALIZACIÓN Ideal para medir la temperatura en las canalizaciones de agua caliente SONDAS PT100 Para temperaturas -200 et +250 C SONDAS DE HUMEDAD Relativa y de temperatura Sonda numérica -55/+125 C Precisión ±0.5 C Resolución 0.1 C Largura del cable: 3 metros (extensión posible de 5 metros) Conexión fácil al Sensor Net Connect con enchufe RJ12 (tipo telefónico) Sonda numérica -55/+125 C Precisión ±0.5 C Resolución 0.1 C Largura del cable: 3 metros (extensión posible de 5 metros) Conexión fácil al Sensor Net Connect con enchufe RJ12 (tipo telefónico) Placa de aluminio adhesiva para fijación fácil al tubo Sonda PT100 para las temperaturas altas y bajas PT100 de alta precisión PT /+250 C Precisión ±0.3 C à 0 C (Class B) Resolución 0.1 C Largura del cable: 2 metros Conexión al Sensor Net Connect con el interface PT100 / Sensor Net Connect Sonda de humedad relativa 0-100% /-40/+85 C Precisión 10/90% ±3%/±0.2 C a 25 C Resolución 0.4%/0.1 C Largura del cable: 2 metros Dimensiones 80x80x21 mm Se conecta directamente al Sensor Net Connect 3
4 SENSOR NET CONNECT Una solución simple, fácil de instalar y muy económica para controlar la temperatura de sus equipos en tiempo real. Sensor Net Connect es un hub inteligente que se conecta directamente en su red Ethernet y en lo cual puede enchufar hasta 3 sondas de temperatura o temperatura y humedad. El hub traslada los datos de las sondas según la frecuencia que usted parametriza. Los datos se envían directamente en THERMOTRACK WebServe, donde están archivadas. El sistema le informa cuando una sonda supera los niveles de alarma. THERMOTRACK WebServe le ofrece seguridad y simplicidad. INSTALACIÓN EN 15 min. Red Ethernet CARACTERÍSTICAS DE LAS SONDAS Sonda digital de alta precisión -55/+110º C Precisión ±0.5ºC Resolución 0.1º C Largura del cable: 2 metros Conexión fácil al Thermo Net Connect con enchufe RJ12 (tipo teléfono) Extensión posible con cables de extensión (5m, 10M, 25 m) Modelo especifico para fijación en tubos CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR NET CONNECT 3 puertos RJ12 para las sondas digitales Servidor web Embarcado 1 puerto Ethernet Compatible DHCP Caja ABS 4
5 THERMOTRACK WEBSERVE Control y trazabilidad de la temperatura de sus frigoríficos, cámaras frigoríficas, laboratorios en Internet con THERMOBUTTON o sondas en Ethernet Funciones principales: Control de la temperatura en tiempo real con las sondas Ethernet Trazabilidad diferida con loggers THERMOBUTTON Alarmas enviadas pvor , SMS. Historial completo de las temperaturas de sus equipos Archivado automático en nuestros servidores site 1 Ventajas: Ningún software que instalar en sus PC 2 tecnologías, 1 sola aplicación Centralización y reparto de los datos Estructura organizada de los historiales Utilización en varios sitios, tiendas... Servicio accesible 24h/24, 7j/7 site 2 DescrIPCIÓN Thermotrack Webserve es un servicio Internet que le permite controlar a distancia sus frigoríficos, cámaras frigoríficas, estufas con sondas Ethernet o los loggers THERMOBUTTON. Sin software que instalar en sus PC. simplemente un login y una contraseña le permiten acceder al sitio, parametrizar sus loggers, sus niveles de alarma y consultar todos los datos registrados. En caso de alarma, recibe un o un SMS que le informa de la superación de temperatura. Puede utilizar THERMOTRACK WebServe en varios sitios 24h/24 7j/7. Solo necesita una conexión Internet y elegir entre los loggers THERMOBUTTON o las sondas Ethernet. En su sitio principal, puede verificar los datos de temperatura de otros sitios. THERMOTRACK Online archiva automáticamente sus registros en su espacio personal en nuestros servidores. De hecho, puede encontrarles después de haber cambiado de PC. Realizamos todas las operaciones de salvaguardia para garantizar una conservación de sus datos durante 5 años. FUNCIONES DETALLADAS Misión y lectura de los THERMOBUTTON 21G, 22L, 22T Recuperación automática de los datos de las sondas Ethernet Archivado de datos por Equipo Clasificación de los Equipos por Zonas y Lugares Historial de las temperaturas por Equipo para cualquier periodo Curva de las temperaturas con los niveles de alarmas Lista de las temperaturas con el punto mas alto y mas bajo y la media Lista de las alarmas Note Pad integrado para añadir comentarios Impresión de las listas de temperatura Impresión de las listas de alarmas Impresión de las curvas Exportar a Excel Gestión de las preferencias y de los derechos de los usuarios: Administrador / Usuario Idioma (Francés, Inglés, Español, Alemán) Formato de las fechas Formato de las temperaturas ( C o F) Conservación de los archivos en nuestros servidores durante 5 años Acceso seguro por login y contraseña con gestión de la validez Conformidad con el FDA - CFR21 Part 11 5
6 Calle Sagitario, 12, nave 4, Alicante Telf.: Fax: Distribuidor autorizado: ISO 9001:2000 3M ABB Agilent Technologies Alamo Alpha Innotech Analytikjena Ankersmid BD Berghof Binder Büchi Cruma Cybio Deltalab GFL Hanna Instruments Heidolph Hellma Hirschmann Laborgerate Ibidi Interscience Intron Biotechnology Iwaki Kern MDC Merck Microgen Bioproducts Miele Millipore PrimerDesign Panreac Gosselin Roche Schmidt+Haensch Selecta Sigma-Aldrich Telstar Tenak Testo. 6
AYUDA THERMO TRACK ONLINE
AYUDA THERMO TRACK ONLINE 1. Pagina inicial 2 2. Lista de misiones 2 3. Gestion de los usuarios (Administradores solo) 4 3.1. Creacion de usuarios 4 4. Preparar una nueva mision 5 4.1. Preparacion de la

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución