Source: https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/camara-termografica-pce-instruments-c_mara-termogr_fica-pce-tc-34-det_5851389.htm?_list=qr.art&_listpos=1
Timestamp: 2019-04-24 08:10:35+00:00

Document:
Cámara termográfica PCE-TC 34 | PCE Instruments
- Ranura de la tarjeta SD
- Imagen 1
- Imagen de uso 1
- Imagen de uso 2
- Imagen de uso 3
- Imagen 2
- Imagen 3
- Imagen 4
- Imagen 5
- Imagen 6
- Imagen 7
- Contenido del envío
12.099,88 €
Camara termografica con software incluido / Acumulador intercambiable / Teleobjetivos y objetivo gran angular opcionales / Pantalla LCD de 3,5" / Resolución de 640 x 480 píxeles / Peso: 660 g / Diseño ergonómico / Iluminación LED / Autoenfoque eléctrico / Frecuencia de imagen de 50 Hz
La pieza central de la cámara termográfica es un microbolómetro no refrigerado (Uncooled Focal Plane Array) con una resolución de 640 x 480 píxeles. La camara termografica tiene un diseño ergonómico para el uso con una sola mano. El peso reducido de sólo 660 g evita el cansancio de la mano. El objetivo gran angular opcional de la cámara termográfica es ideal para el análisis de instalaciones y edificios a una menor distancia, donde una camara termografica con un objetivo normal ofrece una imagen térmica demasiado pequeña. Gracias a la alta resolución de la cámara termográfica PCE-TC 34 es posible analizar con más detalle las zonas problemáticas. El precio es único en una camara termografica de esta clase. La cámara dispone de una gran pantalla LCD de 3,5". La cámara termográfica PCE-TC 34 trabaja en un rango de -20 ... +350 ºC, y con una precisión de 2 ºC o ±2 % del fondo escala.
La iluminación LED le permite iluminar espacios oscuros para obtener imágenes y videos mediante la cámara integrada. La camara termografica le indica automáticamente el punto más caliente y más frío (Hot-Spot), e incluye una medición de diferencia de temperatura. Gracias a sus funciones eficientes puede detectar inmediatamente irregularidades y tomar las medidas necesarias in situ.
Podrá transferir las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria SD al ordenador. El envío incluye un software de análisis con el que puede hacer un análisis exhaustivo de las imágenes térmicas y realizar un informe de forma sencilla.
- Óptica adicional para amplias áreas
- Medición de temperatura precisa
- Dos puntos de medición desplazables
- Detección automática del punto más caliente
- Gran pantalla LCD de 3,5" retroiluminada
- Zoom digital: 8 aumentos
- Peso reducido: 660 g
- Linterna LED para iluminación
- Capacidad máx. de tarjeta de memoria: 32 GB
- Tiempo operativo: hasta 6 horas
- Transferencia de datos por interfaz USB
- Diferentes accesorios
- Ninguna fatiga de la muñeca
- Diseño ergonómico: Uso con una sola mano
- Determina la temperatura en todos los puntos
- Determina la temperatura máxima, mínima y promedio de toda la imagen
- Selección de paletas de color
- Ajuste libre del Level y Span
- Objetivos intercambiables para el rango gran angular
- Acumulador intercambiable para una medición móvil
- Cargador ajustable para cargas rápidas y suaves del acumulador
- Correa de mano para mejor sujeción
Rango de temperatura -20 ... +350 °C
Sensor: microbolómetro no refrigerado
Resolución / Puntos de medición 640 x 480 píxeles (307.200 puntos)
Precisión ±2 ºC or ±2 % del fondo escala
Resolución de la pantalla 192 x 192 píxeles
Campo visual (FOV) 24 ° x 18 °
Enfoque Autoenfoque automática / manual
Distancia de medición A partir de 30 cm
Funciones de medición 2 puntos de medición desplazables,
Medición de temperatura diferencial
Resolución de temperatura 0,05 °C a 30 °C
Rango espectral 7,5 ... 14 µm
Grados de emisividad 0,01 ... 1,0 (ajustable en pasos de 0,01)
Pantalla LCD de 3,5" a color, retroiluminada con
4 paletas de color:
Iron, Rainbow, Feather, Grey, Hot red, Brown red
Unidades de temperatura °C, °F o K
Iluminación 2 bombillas LED
Humedad relativa 10 ... 95 % sin condensación
Funcionamiento de red Adaptador AC
Acumulador Litio-Ion
Tiempo operativo Mínimo 5 horas
Dimensiones 262 x 97 x119 mm
1 x Cámara termográfica PCE-TC 34
4 x Acumuladores
1 x Software de análisis (en lápiz USB)
1 x Protección de goma
1 x Tarjeta SD (32 GB)
Referencia: PCE-TPL 08
Teleobjetivo 8°x6°
Referencia: PCE-TPL 12
Teleobjetivo 12°x9°
Referencia: PCE-WAL 48
Objetivo gran angular 48°x36°

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución