Source: https://www.olympus-ims.com/es/phasedarray/omniscan-x3/
Timestamp: 2020-05-29 23:14:44+00:00

Document:
Detector de defectos por ultrasonido multielemento (Phased Array) OmniScan® X3 con el método de focalización total (TFM)
El detector de defectos OmniScan X3 es una completa caja de herramientas por ultrasonido multielemento (Phased Array). Sus potentes herramientas, como las representaciones obtenidas por el método de focalización total (TFM), y sus capacidades de visualización avanzadas le permitirán completar su inspección con mayor seguridad.
TFM innovador
Mejores representaciones de defectos para proporcionar claridad y resolución en los defectos más pequeños.
Representaciones para detectar el ataque por hidrógeno a alta temperatura (HTHA) en fase temprana; sin duda cuando importa más.
Simulador de reflectancia en el mapa de influencia acústica integrado (AIM) integrado que ayuda
a visualizar la sensibilidad en TFM y ajustarla consecuentemente.
Hasta cuatro modos TFM que facilitan la interpretación y dimensionamiento de los defectos
Técnica de ultrasonido multielemento (Phased Array) mejorada
Dos veces tan rápido como el OmniScan MX2 (frecuencia de repetición de impulso)
Menú exclusivo para TOFD a fin de agilizar el proceso de trabajo
Rapidez de calibración por ultrasonido multielemento mejorada que atenúa frustraciones
Alto rango de amplitud al 800 % que reduce la necesidad de un doble escaneo
Soporte integrado para sondas Dual Linear Array™ y Dual Matrix Array™ para agilizar la creación de la configuración
Pase a su trabajo rápidamente
El plan de escaneo integrado, la rápida calibración mejorada, y la interfaz de usuario simplificada permiten eliminar pasos innecesarios para poder completar rápidamente y con seguridad su configuración de inspección y emprender rápidamente su trabajo.
Si ya es un usuario familiarizado con los productos OmniScan™, la transición desde el MX2 se efectuará en un dos por tres. Si no está familiarizado con los ensayos por ultrasonido multielemento (Phased Array) o el método de focalización total (TFM), el OmniScan X3 es un detector de defectos fácil de aprender.
Fiabilidad en la cual confiar
Clasificación IP65 a prueba de agua y polvo.
Sistema GPS integrado que proporciona la localización de los datos
Conexión inalámbrica a la Olympus Scientific Cloud™ para descargar las actualizaciones del software
Escaneos sin interrupción gracias un tamaño de archivo de 25 GB
Video de presentación del nuevo OmniScan X3
El mejor ejemplar de sus equipos de inspección
El detector de defectos OmniScan X3 se dota de herramientas que han sido dispuestas para ayudarle a completar su trabajo de manera eficiente. Su serie de aplicaciones comprende las soldaduras, las tuberías, las aleaciones resistentes a la corrosión, el mapeo de la corrosión, la inspección del ataque por hidrógeno a alta temperatura (HTHA), la detección de grietas progresivas, la inspección de materiales compuestos y el procesamiento de imágenes de fallas/defectos.
Compatibilidad con sonda y escáneres existentes
Modelo 32:128PR que presenta la técnica TFM a 64 elementos
Disponibilidad de los modelos de configuración 16:64PR y 16:128PR
Hasta ocho grupos con 1,024 leyes focales
Compatible con los archivos MX2/SX según su conveniencia
Memoria interna de 64 GB; ampliable con un dispositivo USB externo
Una experiencia OmniScan® mejorada
Desde la configuración hasta la generación de informes, el potente software a carácter intuitivo, para usuarios principiantes y experimentados, del OmniScan más su estructura de menú simplificada, para minimizar pulsaciones, mejoran el proceso completo de su inspección.
Procesamiento en vivo de la envolvente en TFM
El exclusivo procesamiento de envolvente del equipo proporciona representaciones TFM de alta resolución para visualizar claramente los defectos. Los defectos aparecen más nítidos y claros destacando de forma más intensa a partir del ruido de fondo.
Hasta cuatro modos TFM para facilitar la interpretación y dimensionamiento de los defectos
El uso de diferentes modos (grupos de ondas) TFM en la misma inspección proporciona más posibilidades para detectar defectos con orientaciones complejas. El detector de defectos OmniScan X3 proporciona hasta cuatro modos TFM para generar representaciones desde diferentes ángulos. La respuesta y las características a partir de cada modo, como la difracción de vértices, esquinas y el perfil del defecto, pueden ser usadas de forma simultánea para confirmar el tipo de defecto y mejorar las capacidades de dimensionamiento.
Confirmación anticipada de cobertura
La herramienta, denominada Mapa de influencia acústica (AIM), le proporciona un modelo visual instantáneo de la sensibilidad en función de su modo TFM, sondas, parámetros y reflectores simulados.
Esta herramienta elimina las conjeturas al crear su plan de escaneo mediante la visualización del efecto de un grupo de ondas (modo TFM), la visualización en dónde las interrupciones de sensibilidad se producen y el ajuste de su plan de escaneo consecuentemente.
El plan de escaneo integrado permite visualizar su inspección antes de iniciar.
Creación de un plan completo, incluyendo las áreas tratadas por TFM, en un simple proceso de trabajo
Configuración de múltiples sondas y grupos al mismo tiempo
Herramientas de verificación de calibración y configuración mejoradas
Experiencia OmniScan familiar y aun así optimizada
El detector de defectos OmniScan X3 mantiene la interfaz familiar de los equipos OmniScan pero con una reducción en la cantidad de los pasos requeridos para poder llevar a cabo las configuraciones y los análisis. Esto hace que la transición al detector de defectos X3 se realice de forma rápida y fácil para los usuarios ya familiarizados o existentes, y sea de fácil aprendizaje para aquellos nuevos usuarios.
Rapidez de la calibración mejorada
Los menús de calibración del OmniScan X3 siguen la pista de las señales a alta velocidad. Es posible efectuar múltiples calibraciones de grupo en minutos, atenuando de esta manera condiciones frustrantes.
Aproveche el poder de su PC
El software OmniPC™ ofrece una serie de herramientas avanzadas, como la vista lateral que permite comparar dos archivos en la pantalla al mismo tiempo para maximizar el poder de su PC durante el análisis de los datos.
Fácil exportación de datos a un dispositivo de memoria USB.
Vista lateral izquierda y derecha de una soldadura.
Comparación de datos de inspección capturados en el momento o previamente, entre ellos mismo, y en la misma pantalla.
Especificaciones del OmniScan® X3
• Especificaciones de datos • Especificaciones acústicas • TFM/FMC • Entorno operativo
Detector de defectos por ultrasonido multigrupo y multimodo
Tamaño (anch. × alt. × diag.) 335 mm x 221 mm x 151 mm
Peso 5,7 kg (12,6 lb) (con una batería)
Capacidad de disco duro Memoria SSD interna de 64 GB; ampliable con un dispositivo USB externo
Dispositivos de almacenamiento Tarjetas SDHC™ y SDXC™ o dispositivos de almacenamiento USB estándares
Tamaño de archivo máximo 25 GB
GPS Sí (a menos de especificación contraria en algunas regiones)
Conexión inalámbrica Sí (llave USB vendida separadamente como un accesorio)
Conectores UT Cuatro (dos canales emisión-recepción [P/R]) para las configuraciones de elementos 32:128PR y 16:128PR; la configuración de elementos 16:64PR se dota de la misma cantidad de conectores pero mantiene solo un canal UT activo (P1/R1)
Certificación ISO 18563-1:2015
Tipo LCD de TFT con capacidad táctil resistente
Tamaño 269 mm (10,6 pulg.)
Resolución 1280 × 768 píxeles
Cantidad de colores 16 millones
Ángulos de visualización Horizontal: de −85° a 85°
Vertical: de −85° a 85°
USB 2.0 2 puertos (uno está oculto por la batería)
Tarjeta de memoria Puerto SD de alta capacidad
Líneas de comunicación de entrada/salida
Codificador Línea de codificador biaxial (cuadratura o reloj/orientación), tercer codificador listo.
Entrada digital Seis entradas digitales, TTL
Salida digital Cinco entradas digitales, TTL
Tecla de activación/desactivación de adquisición A través de la configuración de una entrada digital
Línea de salida de tensión 5 V nominal, 1 A (cortocircuito protegido) y salida 12 V a 1 A
Fuente de alimentación de CC externa
Tensión de entrada de CC 15 V CC a 18 V CC (mín. 50 W)
Conector Circular, diámetro de pin de 2,5 mm, centro positivo
Capacidad 93 Wh
Autonomía 5 horas usando 2 baterías (capacidad de reemplazo en caliente)
Configuración PA/UT
Frecuencia de repetición de impulso (PRF) máxima 12 kHz
Frecuencia de digitalización efectiva Hasta 100 MHz
Frecuencia de refresco A-scan: 60 Hz; S‑scan: de 20 Hz a 30 Hz
Envolvente (modo ecodinámico) Sí: S-scan con corrección volumétrica (30 Hz)
Altura A-scan Hasta 800 %
Según el reloj interno De 1 Hz a 10 kHz
Sincronización externa Sí
Según el codificador En dos ejes; de 1 a 65 536 pasos
Cantidad máxima de puntos de datos A-scan Hasta 16384
Promedio en tiempo real PA: 2, 4, 8, 16
Rectificación Radiofrecuencia (RF), onda completa, onda media positiva (+), onda media negativa (–)
Filtro Canal PA: tres filtros de paso bajo, seis de paso de banda y cuatro de paso alto
Canal UT: ocho filtros de paso bajo, seis de paso de banda y cuatro de paso alto (tres filtros de paso bajo cuando se usa la configuración en la técnica TOFD)
Filtro de video Suavizado (ajustado a la banda de frecuencia de la sonda)
TCG programable
Cantidad de puntos 32: curva TCG (ganancia corregida en función del tiempo) por ley focal
Rango PA (estándar): 40 dB por paso de 0,1 dB
PA (extendida): 65 dB por paso de 0,1 dB
UT: 100 dB por paso de 0,1 dB
Pendiente máxima PA (estándar): 40 dB/10 ns
PA (extendida): 0,1 dB/10 ns
Tensión 40 V, 80 V y 115 V 85 V, 155 V y 295 V
Ancho del impulso Ajustable entre 30 ns y 500 ns; resolución de 2,5 ns Ajustable entre 30 ns y 1,000 ns; resolución de 2,5 ns
Tiempo de caída < 10 ns < 10 ns
Forma de impulso Impulso cuadrado negativo Impulso cuadrado negativo
Impedancia de salida 28 Ω en el modo pulso-eco [pulse-echo]
24 Ω en el modo emisión-recepción [pitch-catch] < 30 Ω
Índice de ganancia Señal de entrada máxima de 0 dB a 80 dB; 550 mVp-p (altura de pantalla completa) Señal de entrada máxima de 0 dB a 120 dB; 34,5 mVp-p (altura de pantalla completa)
Impedancia de entrada 57 Ω ± 10 % de 9 MHz en el modo pulso-eco
100 Ω ± 10 % de 9 MHz en el modo emisión-recepción 50 Ω en modo pulso-eco
50 Ω en modo emisión-recepción
Ancho de banda del sistema De 0,5 MHz a 18 MHz De 0,25 MHz a 28 MHz
Tipo de escaneo Mono, lineal, sectorial, compuesto y TFM -
Apertura máxima OMNIX3-PATFM1664PR = 16 elementos
Cantidad de elementos de recepción OMNIX3-PATFM1664PR = 64 elementos de recepción
OMNIX3-PATFM16128PR = 128 elementos de recepción
OMNIX3-PATFM32128PR = 128 elementos de recepción -
Cantidad de leyes focales Hasta 1024 -
Transmisión en base al índice de retardo De 0 µs a 10 µs, en incrementos de 2,5 ns -
Recepción en base al índice de retardo De 0 µs a 6,4 µs, en incrementos de 2,5 ns -
Modos soportados Pulso-eco (pulse-echo): L-L, TT y TT-TT
Autotándem: LL-L, TT-T, TT-L, TL-T, LT-T y TL-L
Cantidad de grupos Hasta cuatro grupos TFM simultáneos
Apertura máxima OMNIX3-PATFM1664PR = 32 elementos de apertura extendida
OMNIX3-PATFM166128PR = 32 elementos de apertura extendida
OMNIX3-PATFM32128PR = 64 elementos de apertura extendida
Resolución de imagen Hasta 1024 × 1024 (puntos de 1 millón) para cada grupo de onda TFM
Envolvente TFM en vivo Sí
Grado de protección Certificación IP65 (protección completa contra polvo, chorros de agua que caen desde cualquier dirección [boquilla de 6,3 mm])
Grado de protección ante caídas A prueba de caídas conforme a la norma MIL-STD-810G
Uso previsto Uso en interiores y exteriores
Altitud Hasta 2000 m (6,561 pies)
Temperatura de almacenamiento De −20 °C a 60 °C (de −4 °F a 140 °F) (con batería instalada)
De −20 °C a 70 °C (de −4 °F a 158 °F) (sin batería instalada)
OmniScan X3 para soldaduras
OmniScan X3 para corrosión y otros mecanismos de deterioro
Explicación de las tres mejoras más significativas provistas por la técnica FMC/TFM para el nuevo detector de defectos OmniScan X3
Seleccionar el mejor modo de propagación para un reflector usando la herramienta de modelado AIM para la inspección mediante el método de focalización total (TFM)
Principios básicos de la técnica FMC en el modo TFM
Mapa de influencia acústica bajo la técnica TFM
Preguntas formuladas frecuentemente sobre el método de focalización total (TFM)

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución