Source: http://docplayer.es/8230127-2014-2015-catalogo-de-herramientas-para-procesos-de-calibracion-calibracion-electrica-multifuncion-y-de-lazo-ma-calibracion-de-presion.html
Timestamp: 2018-11-20 14:53:12+00:00

Document:
CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS DE CALIBRACIÓN. Calibración eléctrica, multifunción y de lazo ma. Calibración de presión - PDF
CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS DE CALIBRACIÓN. Calibración eléctrica, multifunción y de lazo ma. Calibración de presión
Download "2014-2015 CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS DE CALIBRACIÓN. Calibración eléctrica, multifunción y de lazo ma. Calibración de presión"
María Victoria Carla Ortíz Villanueva
1 CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS PARA PROCESOS DE CALIBRACIÓN Calibración eléctrica, multifunción y de lazo ma Calibración de presión Adquisición de datos Calibración de temperatura
2 Instrumentos de calibración de procesos De Fluke y Fluke Calibration Trabajar en un entorno de procesos tales como un laboratorio farmacéutico, una refinería o cualquier otra área industrial puede resultar todo un desafío. Ya sea que trabaje en un banco de trabajo, en la planta, o en el campo, es necesario contar con herramientas precisas en las que pueda confiar. Es importante encontrar las herramientas adecuadas para los desafíos concretos que se plantean cada día; por eso, le proporcionamos una guía rápida sobre nuestra amplia gama de calibradores multifunción, de lazo en ma, de presión y de temperatura en nuestro catálogo. Para obtener información más completa acerca de nuestras soluciones de campo y banco para sus necesidades de calibración visite o una de las páginas de productos que figuran en este catálogo. Calibración eléctrica y multifunción Fluke ofrece una gran variedad de calibradores de campo y laboratorio para generar, simular y medir la presión, la temperatura y las señales eléctricas con el fin de verificar y ajustar el equipo de prueba y casi cualquier instrumento de procesos. Calibración de lazo de ma Los calibradores de lazo son fundamentales para trabajar con lazos de corriente de 4 a 20 ma. Los calibradores de lazo de Fluke proporcionan un sistema de generación, simulación y medición en ma; lecturas tanto en ma como en porcentajes de amplitud; alimentación en lazo de 24 V; manejo sencillo y una precisión fiable. Calibración de presión La instrumentación se encuentra en prácticamente todas las plantas de procesos. Para que las plantas funcionen de forma eficiente y segura, es necesario realizar calibraciones periódicas de esos instrumentos. Fluke ofrece una amplia gama de herramientas para la calibración en campo y laboratorio para que pueda calibrar de forma rápida y fiable sus instrumentos de presión. Calibración de temperatura La calibración de temperatura es la calibración de cualquier dispositivo que se utilice en un sistema para medir la temperatura: sensores, transmisores, pantallas, etc. Fluke ofrece soluciones de laboratorio y de campo para garantizar la precisión de la temperatura de los procesos no solo en las señales de temperatura electrónicas del sistema, sino también en los sensores de temperatura que inician esas señales. 2 Instrumentos de calibración de procesos
3 Instrumentos de calibración de procesos Calibración de lazo ma, eléctrica y multifunción 4 Calibración de presión 10 Calibración de temperatura 16 Calibradores multifunción... 5 Calibrador de procesos con documentación automática...5 Calibrador de procesos con documentación automática con HART...5 Calibrador de procesos de precisión...5 Precisión multifunción Calibrador de procesos...6 Calibrador de procesos multifunción...6 Multímetros digitales...6 Multímetros de precisión...6 Calibradores de lazo en ma... 7 Calibradores de lazo...7 Calibrador de lazo IS...7 Calibrador de precisión de lazo...7 Calibrador de precisión de lazo con HART...7 Comunicaciones/diagnósticos...7 Calibrador de Volt/mA...7 Herramientas ProcessMeter...8 Pinzas amperimétricas de miliamperios...8 Pinzas amperimétricas de procesos de miliamperios...8 Adquisición de datos 9 Sistema de adquisición de datos...9 Calibradores de presión digitales...11 Calibrador de presión...11 Calibrador de presión con bomba...11 Calibrador de presión eléctrico portátil...11 Calibrador de presión IS...11 Módulos de presión...12 Módulos de presión IS...12 Calibrador de presión de doble rango...12 Módulos de presión...12 Módulos de presión IS...12 Comparadores de presión y manómetros maestros Comparadores de presión de gas...13 Calibrador de manómetros de precisión...13 Manómetros de presión de referencia...13 Calibradores de presión de referencia Calibrador de presión portátil...14 Comprobadores de peso muerto de laboratorio Comprobador de peso muerto neumático...14 Comprobadores de peso muerto hidráulicos...15 Comprobadores de peso muerto electrónicos...15 Calibradores de temperatura portátiles Calibrador de procesos de RTD...17 Calibrador de termopares...17 Calibrador de temperatura...17 Fuentes de temperatura de campo multifunción Calibradores de metrología de campo de bloque seco...17 Fuentes de temperatura de campo Calibradores portátiles de bloque seco...18 Calibrador de bloque seco doble...18 Calibradores de bloque seco de campo...18 Pozo de metrología en terreno ultrafrío...18 Horno termopar...19 Microbaños...19 Calibradores de metrología de bloque seco...19 Fuentes infrarrojas de temperatura Calibradores IR de precisión...19 Calibradores IR de campo...19 Gama de termómetros Termómetros Stik Lector de temperatura portátil Lector de temperatura de cuatro canales Indicadores de temperatura Control de las condiciones ambientales Termohigrómetro de precisión Software...22 Accesorios...22 PRT de precisión Termistores Instrumentos de calibración de procesos 3
4 Software de calibración eléctrica, multifunción 4 Calibración eléctrica, Multifunción y de lazo en ma
5 A Calibradores multifunción Estos calibradores de campo y laboratorio generan, simulan y miden la presión, la temperatura y las señales eléctricas con una precisión excepcional. Calibrador de procesos de documentación 753 Instrumento portátil de gran resistencia para generar, simular y medir la presión, la temperatura y las señales eléctricas. Mide voltios, ma, RTD, termopares, frecuencias y ohmios para comprobar sensores, transmisores y otros instrumentos Genera/simula voltios, ma, termopares, RTD, frecuencias, ohmios y presión para calibrar transmisores Durante las pruebas, los transmisores de potencia utilizan una alimentación en lazo con medición simultánea de ma Permite descargar procedimientos y cargar los resultados de las calibraciones realizadas sobre el terreno Calibrador de procesos con documentación automática 754 con HART Herramienta resistente y fiable para calibrar, mantener y solucionar problemas de HART y otros instrumentos. Mide voltios, ma, RTD, termopares, frecuencias y ohmios para comprobar sensores, transmisores y otros instrumentos Genera/simula voltios, ma, termopares, RTD, frecuencias, ohmios y presión para calibrar transmisores Funciona con los modelos más habituales de transmisores HART y ofrece más compatibilidad con los comandos específicos de los dispositivos que ningún otro calibrador de campo HART Permite descargar procedimientos y cargar los resultados de las calibraciones realizadas sobre el terreno Calibrador de procesos de precisión 7526A El mejor equilibrio entre economía y precisión para el instrumental de medición en los procesos de calibración de temperatura y presión. Genera y mide tensión CC, corriente, resistencia, RTD y termopares Mide la presión con la utilización de módulos de presión 700/525A-P de Fluke Incluye fuente de alimentación de lazo de 24 V cc, función automatizada de prueba del interruptor y mide de 4 ma a 20 ma Calibración eléctrica, Multifunción y de lazo en ma 5
6 Ex 8808A 8845A/8846A Calibrador de procesos multifunción de precisión 726 Diseñado específicamente para la industria de procesos con una amplia cobertura de carga de trabajo, una gran capacidad de calibración y una precisión insuperable. Además de todas las características y funciones del 725, incluye: Una mayor precisión Generación de recuentos de impulsos y totalización de mediciones de impulsos Prueba de interruptor de presión Cálculo porcentual de errores Calibrador de procesos multifunción 725 Calibrador de campo potente y fácil de usar para comprobar y calibrar casi cualquier parámetro de procesos. Mide voltios, ma, RTD, termopares, frecuencias y ohmios para comprobar sensores y transmisores Genera/simula voltios, ma, termopares, RTD, frecuencias, ohmios y presión para calibrar transmisores Mide/genera presión al utilizar cualquiera de los 29 módulos de presión 700Pxx de Fluke Genera ma con medición de presión simultánea hasta válvulas de conducción y pruebas I/P Calibrador de procesos multifunción 725EX IS Calibrador de campo fácil de utilizar y con seguridad intrínseca que permite calibrar casi cualquier instrumento de procesos que haya que reparar en entornos con gases explosivos. ATEX II 1 G Ex ia IIB 171 C KEMA 04ATEX 1303X Cumple con la norma I.S. Clase I, División 1 Grupos B-D, 171 C Mide voltios de CC, ma, RTD, termopares, frecuencias y ohmios. Genera o simula voltios de CC, ma, RTD, termopares, frecuencias y ohmios. Mide/genera presión con cualquiera de los ocho módulos de presión 700PEX de Fluke Multímetro digital 8808A Multímetro versátil para aplicaciones de mantenimiento desarrollo y fabricación. Resolución de 5,5 dígitos Precisión básica de V CC del 0,015% Pantalla con doble modo de visualización Multímetros de precisión 8845A/8846A Precisión y versatilidad para aplicaciones en sistemas y laboratorios. Resolución de 6,5 dígitos Precisión básica de V CC de hasta el 0,0024% Pantalla con doble modo de visualización Los modelos /C incluyen calibración acreditada 6 Calibración eléctrica, Multifunción y de lazo en ma
7 H EX Calibradores de lazo en ma Los calibradores de lazo de Fluke son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de calibración desde 4 hasta 20 ma. Calibrador de lazo 705 Una solución rentable e integrada para la calibración, reparación y mantenimiento de lazos de corriente. Generación, simulación y medición de ma Visualización simultánea de ma y porcentaje de amplitud Alimentación en lazo de 24 V con medición de ma Medición de 0 a 28 V CC para comprobar la tensión de lazo Calibrador de lazo 707 Solución de alto rendimiento, extraordinariamente rápida y fácil de utilizar; para la calibración, reparación, y mantenimiento de los lazos de corriente. Generación, simulación y medición de ma Alimentación en lazo de 24 V con medición en ma; incluye el resistor HART de 250 Ω Medición de 0 a 28 V CC para comprobar la tensión de lazo Calibrador de lazo 707EX IS Opción con seguridad intrínseca para áreas con riesgo de explosiones, y certificada conforme a la directiva ATEX (Ex II 2 G Ex ia IIC T4) en las Zonas 1 y 2. Resolución de 1 µa para la generación, simulación y medición de ma Mide V CC a 28 V Modos de inicio predeterminados de 0 a 20 ma o 4 a 20 ma La resistencia compatible con HART se conecta en serie con la alimentación de bucle para poder funcionar con comunicadores HART Calibrador de precisión de lazo 709 Reduce el tiempo que lleva medir o generar voltaje o corriente y alimentar un lazo. La mejor precisión en su clase a 0,01% de lectura El diseño pequeño y resistente funciona en seis baterías AAA estándares Interfaz de usuario intuitiva con botón Quick-Set para un ajuste rápido, fácil de usar Resistencia de 250 Ω s eleccionable incorporada para comunicaciones HART Energía de lazo de 24 V dc con Modo de medición de ma (-25% a 125%) Resolución de 1 µa en rangos ma y 1 mv en rangos de voltaje Calibrador de precisión de lazo 709H con comunicaciones/ diagnósticos HART Diseñado para ahorrar tiempo y producir resultados de alta calidad Comunicación HART integrada para el fácil mantenimiento del dispositivo HART La mejor precisión en su clase a 0,01% de lectura El diseño pequeño y resistente funciona en seis baterías AAA estándares Interfaz de usuario intuitiva con botón Quick-Set para un ajuste rápido, fácil de usar Resistencia de 250 Ω seleccionable incorporada para comunicaciones HART Energía de lazo de 24 V dc con Modo de medición de ma (-25% a 125%) Resolución de 1 µa en rangos ma y 1 mv en rangos de voltajes Calibración eléctrica, Multifunción y de lazo en ma 7
8 Calibrador de Volt/mA 715 Extraordinario rendimiento, durabilidad y fiabilidad. Mida las señales de corriente (0-20 ma, 4-20 ma) de lazos con una muy alta precisión de 0,015% y resolución de 1 ma Mida las señales de procesos de salida de tensión de PLC, transmisores Genere o simule una corriente de lazo de 24 ma Genere voltaje hasta 100mV o 10 V Alimentación de lazo de 24 V con medición simultánea de corriente Precisión mejorada de medición y generación de voltaje y corriente ProcessMeter 787 Un sistema integral de resolución de problemas al alcance de su mano con un multímetro digital y un calibrador de lazo en un solo instrumento. Protección contra sobrecargas de 1000 V en V, ohmios, frecuencia Protección contra sobrecargas de 150 V en ma, respaldada por 440 ma fusible de 1000 V Incremento manual del 25%, incremento automático y rampa automática en la salida de ma Categoría CAT III V ProcessMeter 789 El 789 cuenta con las populares características del 787 y añade las siguientes: Fuente de alimentación en lazo de 24 V Capacidad de carga de ohmios en una fuente de ma Ajuste de modo HART con alimentación en lazo y resisitor integrado de 250 ohmios Botones de 0 y 100% para alternar entre la generación de 4 y 20 ma con el fin de realizar comprobaciones rápidas de amplitud Categoría CAT IV 600 V Pinza amperimétrica de procesos de miliamperios 771 Ahorra tiempo al realizar mediciones rápidas y precisas en lazos de señal de 4-20 ma sin interrumpir el circuito. Resolución y sensibilidad de 0,01 ma Mide señales de ma para las E/S analógicas de los sistemas de control y PLC Mide señales de 10 a 50 ma en los sistemas de control más antiguos con usando un rango de 99,9 ma Pinza amperimétrica de miliamperios 772 Amplía las funciones de la pinza amperimétrica de miliamperios 771 al añadir la alimentación en lazo y la generación de ma. Mide señales de 4 a 20 ma con mediciones en el circuito Medición simultánea de ma en el circuito con alimentación en lazo de 24 V para la alimentación y la comprobación de los transmisores Genera señales de 4 a 20 ma para comprobar las E/S o los I/P de los sistemas de control Realiza automáticamente incrementos de salida de 4 a 20 ma para pruebas remotas Pinza amperimétrica de procesos de miliamperios 773 La primera pinza amperimétrica de ma, incorpora funciones avanzadas de resolución de problemas y generación/medición de voltaje para testear voltaje I/O. Incluye todas las funciones del 772 más: Generación y medición de tensión de CC, verificación de fuentes de alimentación de 24 V y comprobación de señales de E/S de tensión La salida ordenada en ma proporciona una señal continua en ma que corresponde a la señal de 4 a 20 ma medida por la pinza amperimétrica Genera y mide señales de ma simultáneamente 771/772/773 8 Calibración eléctrica, Multifunción y de lazo en ma
9 Adquisición de datos Sistema de adquisición de datos Hydra Series III de Fluke proporciona la mejor exactitud de termopar de su clase en un sistema portátil. 2638A 2638A A Hydra Series III Hito en relación calidad-precio en un sistema de adquisición de datos autónomo Exactitud de CC de 0,0024% Exactitud de termopar de 0,5 C Hasta 66 entradas universales aisladas diferenciales Análisis de gráficos a color en la pantalla Sistema del menú fácil de usar para la configuración y administración de los datos Tipos de entrada: V de CA, V de CC, E de CA, E de CC, termopar, PRT (2, 3, 4 w), termistor, resistencia (2-4 w), frecuencia Los modelos /C incluyen calibración acreditada Módulo de entrada iuniversal 2638A-100 para 2638A Canales dedicados de corriente CA/CC de baja carga 20 canales universales y dos canales dedicados de corriente de carga baja (CA/CC) por módulo Adquisición de datos 9
10 10 Calibración de presión Calibración de presión
11 EX Calibradores de presión digitales Sus funciones incorporadas (como la medición de ma, la alimentación en bucle, la comprobación de interruptores y el cálculo de errores de transmisores) convierten a estos calibradores de presión en unas herramientas potentes y fáciles de utilizar. 719PRO Calibrador de presión 717 Calibrador resistente, fiable y preciso con un rendimiento y una durabilidad excelentes. Mide la presión, al 0,025% de la escala completa, con un sensor interno de hasta psi/690 bares (modelo 10000G) Mide ma con una precisión del 0,015% y una resolución de 0,001 ma, al tiempo que genera alimentación en lazo de 24 V Mide la presión hasta psi/700 bar mediante la utilización de 29 módulos de presión 700Pxx de Fluke Calibrador de presión 718 con bomba Proporciona un sistema de calibración de la presión completo para transmisores, calibradores e interruptores. Medición de fuentes de presión y miliamperios para calibrar y mantener casi cualquier dispositivo de presión La bomba integrada se limpia con facilidad cuando se expone accidentalmente a líquidos, con lo que se reducen los costos de propiedad y las reparaciones, además de permitir que se realicen tareas de mantenimiento en el campo. Rangos de 1 psi, 30 psi, 100 psi y 300 psi significa que se necesitan pocas herramientas adicionales Calibradores portátiles de presión eléctricos 719 y 719PRO Permite calibrar y comprobar dispositivos de presión de forma fácil y rápida con la bomba eléctrica incorporada. Genera ma al tiempo que realiza mediciones de presión para comprobar válvulas e I/P Simula señales de ma para solucionar problemas de lazo de 4 a 20 ma Durante las pruebas, los transmisores de potencia utilizan una alimentación en lazo de 24 V con medición simultánea de ma El nuevo rango de 300 psi, genera hasta 300 psi con una bomba eléctrica interna (719PRO) Medición de temperatura de precisión combinada de ± 0,25 C (0,45 F) cuando se utiliza la sonda 720 RTD (accesorio opcional para uso con 719PRO) Calibrador de presión 718EX IS Calibrador de presión potente e inde-pendiente con seguridad intrínseca para zonas expuestas a explosiones. Cumple la norma ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Bomba manual incorporada de presión/vacío, con calibrador de nonio de ajuste fino y válvula de purga Rangos de 30 psi, 100 psi, y 300 psi (2 bar, 7 bar, y 20 bar) Medición de presión hasta 200 bar con cualquiera de los ocho módulos de presión de seguridad intrínseca 700PEx de Fluke Calibración de presión 11
12 700P Modelos de presión 700P Disponemos de una amplia gama de módulos dobles con seguridad intrínseca de presión diferencial, positiva, absoluta y de vacío, desde -15 psi (-103 kpa) a psi (69 MPa). La mejor incertidumbre de referencia de 0,025% de su categoría Embalaje de gran solidez y resistente a las sustancias químicas Temperatura compensada con salidas linealizadas de microtecnología patentada Comunicación digital con los calibradores; sin pérdidas analógicas ni errores 700PEX Módulos de presión 700PEx IS Módulos de presión con seguridad intrínseca que proporcionan un sistema de prueba de presión completo. Certificado por CSA: I.S. Clase I, Div 1, Grupos A-D T4, Ta = 0 C a 50 C Cumple la norma ATEX II 1G Ex ia IIC T Calibrador de presión de doble rango 721 Dos rangos de medición más *la medición de temperatura hacen que el 721 sea ideal para aplicaciones de calibración en la transferencia de custodia de gas. Catorce modelos Hasta (3) mediciones en pantalla simultáneamente Interfaz de usuario simplificada para facilidad de uso Diseño resistente y duradero con funda protectora Alta precisión, con un total de 0,025% de incertidumbre de medición por un año Entrada Pt100 RTD para la medición exacta de la temperatura, precisa a 0,1 C (0,2 F) Requiere una sonda 720RTD que se vende por separado como accesorio 12 Calibración de presión
13 P5510 P5513 P5514 P G 2700G Comparadores de presión y manómetros maestros Permite una generación de presión precisa para comparar un dispositivo bajo prueba con un manómetro maestro. Comparador de presión de gas P5510 Generación de presión y vacío sencilla y eficaz en un solo dispositivo. Presión de hasta 2 MPa (300 psi) Vacío de hasta -80 kpa (-12 psi) Comparador de presión de gas P5513 Generación y control precisos de presión de gas de gran calidad. Regulación precisa de la presión hasta 210 MPa (3k psi) con válvulas de aguja de alta calidad Prensa de tornillo incorporada para ajustes precisos de presión Bomba de vacío/presión opcional, -80 kpa a 2 MPa (-12 psi a 300 psi) Comparador de presión hidráulica P5514 Generación de presión hidráulica sencilla y eficaz. Permite generar y ajustar con exactitud la presión hasta 70 MPa (10 k psi) Funciona con una gran variedad de líquidos Comparador de presión hidráulica P5515 Herramienta de generación y control de presión hidráulica de una gran calidad y precisión. Permite generar y ajustar con exactitud la presión hasta 140 Mpa (20 psi) Bomba manual integrada para cebar sistemas y para su uso en grandes volúmenes Funciona con una gran variedad de líquidos Calibrador de manómetros de precisión 700G Construcción resistente para mediciones confiables en el campo. Veintitrés rangos desde 10 pulg. H20/1 bar a psi/690 bar y precisión de 0,05 % Combínelo con un kit de comparadores para una solución completa Cuatro nuevos rangos de medición de presión absoluta Utilice el 700G/TRACK Software para cargar más de mediciones de presión registradas Vida útil de la batería de hasta 1500 horas Calificación I.S., CSA; Clase 1, Div 2, calificación de los grupos A-D, ATEX: calificación: II 3 G Ex na IIB T6 Manómetros de presión de referencia serie 2700G La mejor precisión en su clase de un manómetro maestro. Mediciones de presión de medición desde 100 kpa (15 psi) hasta 70 MPa ( psi). Precisión a ± 0,02% de la escala completa Combine con los comparadores de presión P55XX para una solución completa de calibración de presión de montaje sobre el banco. Los modelos /C incluyen calibración acreditada Calibración de presión 13
14 3130 P3010/P3020/P3030 Calibradores de presión de referencia Manómetros portátiles, de alta calidad Calibrador de presión 3130 portátil Todo lo que necesita para calibraciones altamente precisas de instrumentos de campo neumáticos. Mida y genere presiones desde -12 psi (0,8 bar) a 2 MPa (300 psi, 20 bar) Precisión de lectura de ±0,025% a ±0,01% FS Funciona con bomba interna o de aire comprimido de la planta Lazo de alimentación de 24 V y medición eléctrica para transmisores e interruptores Compatible con los módulos de presión 700P de Fluke Batería NiMH Los modelos /C incluyen calibración acreditada Comprobadores de peso muerto de laboratorio Los comprobadores de peso muerto son sistemas muy precisos, sólidos y flexibles que pueden calibrar una gran variedad de instrumentos. Comprobador de peso muerto de gas de un solo pistón P3010 Un comprobador de peso muerto de gas de gran calidad y rendimiento. Precisión de lectura del 0,015% (0,008% opcional) Su rango abarca desde vacíos de -100 kpa (-15 psi) a presiones de 3,5 MPa (500 psi) Bomba de vacío/presión integrada disponible a 2 MPa (300 psi) Comprobador de peso muerto de gas de pistón doble P3020 Su diseño único de pistón suspendido reúne la calibración de vacío y presión en un solo instrumento. Precisión de lectura del 0,015% (0,008% opcional) Los rangos abarcan desde 1,5 kpa (5 en H 2O) a 3,5 MPa (500 psi) Todos los modelos ofrecen medición de vacío a -100 kpa (-15 psi) Bomba de vacío/presión integrada disponible a 2 MPa (300 psi) Comprobador de peso muerto de gas de alta presión P3030 El diseño innovador del pistón lubricado por líquido presenta índices de caída bajos y una elevada tolerancia a l a contaminación. Precisión de lectura del 0,015% (0,008% opcional) Los rangos abarcan desde 100 kpa (10 psi) a 14 MPa (2000 psi) Válvulas de control y prensa de tornillo integradas para realizar ajustes precisos Comprobador de peso muerto de aceite de un solo pistón P3110 Calibración de presión de aceite de alta calidad, alto rendimiento y fácil de usar. Precisión de lectura del 0,015% (0,008% opcional) Los rangos abarcan desde 100 kpa (10 psi) a 140 MPa (20 k psi) Las funciones integradas de generación y control de la presión son estándar 14 Calibración de presión
15 P3110/P3120 P3210/P3220 P Comprobador de peso muerto de aceite de pistón doble P3120 El diseño de pistón doble ofrece máxima cobertura de carga de trabajo para la calibración de presión hidráulica. Precisión de lectura del 0,015% (0,008% opcional) 100 kpa (10 psi) hasta 110 MPa (16 k psi) en un solo instrumento Las funciones integradas de generación y control de la presión son estándar Comprobador de peso muerto de agua de un solo pistón P3210 Diseñado especialmente para utilizar el agua como medio de prueba. Precisión de lectura del 0,015% (0,008% opcional) Los rangos abarcan desde 100 kpa (10 psi) a 70 MPa (10 k psi) Las funciones integradas de generación y control de la presión son estándar Comprobador de peso muerto de agua de pistón doble P3220 El diseño de pistón doble ofrece la máxima cobertura de carga de trabajo en las calibraciones de la presión del agua. Precisión de lectura del 0,015% (0,008% opcional) 100 kpa (10 psi) a 70 MPa (10 k psi) en un solo instrumento Las funciones integradas de generación y control de la presión son estándar Comprobador de peso muerto de aceite de alta presión P3800 Sistema de calibración de aceite de presión muy elevada de gran rendimiento y fácil de utilizar. Precisión de lectura del 0,02% (0,015% opcional) Rangos de hasta 400 MPa ( psi) Funciones integradas de generación, intensificación y control de la presión Comprobador de peso muerto electrónico 6531 Una alternativa digital a las balanzas convencionales de pesos muertos. Precisión de lectura del 0,02% desde el 10% al 100% del rango del instrumento (10:1 de reducción) Rangos de 7 MPa (1.000 psi) a 200 MPa ( psi) Funciones integradas de generación y control de presión hidráulica Compatible con el agua y una gran variedad de aceites y líquidos Sistema integrado de rutinas de prueba, almacenamiento de datos y otras funciones avanzadas Comprobador de peso muerto electrónico de alcance ampliado 6532 Todas las funciones del modelo 6531 con un rango de presión ampliado para obtener la máxima cobertura de carga de trabajo. Precisión de lectura del 0,02% desde el 1 al 100% del rango del instrumento (reducción de 100:1) Modelos con rangos a escala completa desde 70 MPa (10 k psi) hasta 200 MPa (30 k psi) Calibración de presión 15
16 Calibración de temperatura 16 Calibración de temperatura
17 /9143/9144 Calibradores de temperatura portátiles Sirven para calibrar transmisores de temperatura, medidores de paneles y otros dispositivos que se conectan a los sensores de temperatura. Calibrador de procesos de RTD 712 Proporciona un rendimiento, una durabilidad y una fiabilidad excelentes en una herramienta compacta, ligera y fácil de transportar. Mide la temperatura de las salidas de los sensores RTD Simula la salida de RTD Mide RTD adicionales con la función de medición de ohmios Simula RTD adicionales con la función de generación de ohmios Calibrador de termopares 714 Proporciona un rendimiento, una durabilidad y una fiabilidad excelentes en una herramienta compacta, ligera y fácil de transportar. Mide la temperatura de las salidas los sensores RTD Simula la salida de termopares Calibra los transmisores de termopares lineales con la función de generación en mv Calibrador de temperatura 724 Una herramienta potente y práctica para medir y generar funciones que permite comprobar y calibrar casi cualquier instrumento de temperatura. Mide RTD, termopares, ohmios y voltios para comprobar sensores y transmisores Genera y simula termopares, RTD, voltios y ohmios para calibrar transmisores Realiza pruebas de linealidad rápidas con incrementos del 25 y del 100% Fuentes de temperatura de campo multifunción Rápido, ligero, portátil y con un control preciso de la temperatura trazable a los estándares nacionales. Permite calibrar termopares, RTD, PRT y otros sensores de temperatura. Calibrador de metrología de campo de bloque seco 9142 Mejoramos la portabilidad, velocidad y funcionalidad de los entornos de procesos industriales. Intervalo de temperatura de 25 a 150 C Precisión de visualización de ±0,2 C en todo el rango Lector de dos canales incorporado para PRT, RTD, termopares, corriente 4-20 ma Lector opcional del termómetro de referencia incorporado Calibrador de metrología de campo de bloque seco 9143 Mejoramos la portabilidad, velocidad y funcionalidad de los entornos de procesos industriales. Intervalo de temperatura de 33 a 350 C Precisión de visualización de ±0,2 C en todo el rango Lector de dos canales incorporado para PRT, RTD, termopares, corriente 4-20 ma Lector opcional del termómetro de referencia incorporado Horno de metrología de campo 9144 Calibración de precisión con índices rápidos de rampa de subida de temperatura para los entornos de procesos industriales. Intervalo de temperatura de 50 a 660 C Calentamiento hasta los 660 C en 15 minutos Precisión de visualización desde ± 0,35 C a 420 C hasta ± 0,5 C a ± 660 C Lector opcional del termómetro de referencia incorporado Calibración de temperatura 17
18 9100S 9102S 9103/9140/ A 18 Calibración de temperatura Fuentes de temperatura de campo Calibrador de bloque seco portátil con control de temperatura flexible, adecuado para calibraciones o certificaciones rápidas de termopares, RTD, PRT y otros sensores de temperatura Calibrador portátil de bloque seco 9100S El calibrador de bloque seco más pequeño, ligero y portátil del mundo. Los calibradores de bloque seco más pequeños del mundo La temperatura oscila entre 35 y 375 C Precisión de hasta ±0,25 C, estabilidad de ±0,07 C a 50 C Calibrador portátil de bloque seco 9102S Calibrador portátil de bloque seco de alto rendimiento, práctico, y fácil de utilizar. Los calibradores de bloque seco más pequeños del mundo La temperatura oscila entre -10 y 122 C Precisión de hasta ±0,25 C, estabilidad de ±0,05 C (rango completo) Calibrador de bloque doble 9009 El calibrador de bloque seco dos en uno aumenta la portabilidad y la productividad. Las temperaturas oscilan entre 15 y 350 C en una sola unidad Precisión de visualización: bloque caliente: ± 0,6 C; bloque frío: ±0,2 C Caja sólida, ligera y resistente al agua Calibrador de bloque seco de campo 9103 Excelente rendimiento en un instrumento portátil. De 25 a 140 C Precisión de ±0,25 C Estable en ±0,02 C a 25 C y en ±0,04 C a 140 C Calibrador de bloque seco de campo 9140 Calibrador de bloque seco de campo ligero y portátil que puede transportarse cómodamente en una sola mano. De 35 a 350 C Precisión de ±0,5 C Estabilidad en ±0,03 C a 50 C y en ±0,05 C a 350 C Calibrador de bloque seco de campo 9141 La gran rapidez con la que se calienta y se enfría aumenta la productividad. De 50 a 650 C Precisión de ±0,5 C a 400 C; ±1,0 C a 650 C Llega a los 650 C en solo 12 minutos Pozo de metrología de campo ultrafrío 9190A Temperaturas muy bajas, sin fluidos y la mejor estabilidad de su clase Intervalo amplio de temperatura desde 95 C a 140 C La mejor estabilidad de su clase: ± 0,015 C intervalo completo Precisión con lectura del termómetro de referencia integrado: ± 0,05 C intervalo completo Precisión de visualización: ± 0,2 C rango completo Lector opcional de dos canales incorporado para PRT, RTC,
19 6102/7102/ /9171/9172/9173 TC, 4-20 ma y termómetro de referencia Horno termopar 9150 Horno termopar práctico y portátil. De 150 a C Estabilidad de ±0,5 C en todo el rango Calibración de trazabilidad mediante NIST incluida Puerto RS-232 estándar /7102/7103 Microbaños Calibran una variedad de diámetros de sondas sin necesidad de manguitos. Tres modelos que cubren un rango de temperatura de 30 a 200 C Los baños de calibración portátiles más pequeños del mundo Estabilidad a ±0,015 C Calibradores de metrología de bloque seco 9170/9171/9172/9173 La mejor precisión posible en un calibrador de bloque seco Las mejores fuentes de temperatura industriales del mundo (estabilidad de ±0,005 C) Profundidad de inmersión hasta 203 mm (8 pulg.) Lector opcional incorporado que lee PRT de referencia hasta ± 0,006 C Intervalos: : 45 C a 140 C : 30 C a 155 C : 35 C a 425 C : 50 C a 700 C por NVLAP SOLO con el modelo -R Fuentes infrarrojas de temperatura Calibradores infrarrojos de laboratorio y de campo de gran precisión que permiten realizar calibraciones fiables y precisas de termómetros IR. Calibradores infrarrojos de precisión 4180/4181 Eficacia acreditada para calibraciones de apuntar y disparar. Se calibra radiométricamente para obtener resultados significativos y consistentes Incluye calibración acreditada Rendimiento exacto y confiable de 15 C a 500 ºC. Objetivo de 152 mm (6 pulg.) de diámetro Informe de calibración radiométrica acreditada /9133 Campo Calibradores infrarrojos Precisión para la calibración de temperatura por infrarrojos cuando sea necesaria. Verifican pirómetros IR desde 30 C a 500 C ( 22 F a 932 F) Horno de referencia RTD para la medición de temperatura de contacto Calibración de contacto trazable NIST / Calibración de temperatura 19
20 1551A Ex/1552A Ex 1523/ A/1504 Gama de termómetros Ofrecen una precisión excepcional, amplio rango de mediciones, y han sido diseñados para que pueda llevárselos al lugar de trabajo. Termómetro Stik 1551A Ex/1552A Ex El mejor reemplazo para los termómetros de vidrio de precisión que contienen mercurio. Precisión de ± 0,05 C (± 0,09 F) sobre el rango completo Intrínsecamente seguro (compatible con ATEX y IECEx) Dos modelos para elegir (-50 C a 160 C o -80 C a 300 C) Calibración con acreditación NVLAP y trazable mediante NIST Lector de temperatura portátil 1523/1524 Mide, genera gráficos y registra tres tipos de sensores con una sola herramienta. Alta precisión: PRTs: ± 0,011 C; Termopares: ± 0,24 C; Termistores: ± 0,002 C Una sencilla interfaz de usuario para leer las tendencias con rapidez Conectores inteligentes para cargar la información de las sondas de forma automática Calibración trazable como estándar. -versiones de CAL con calibración acreditada Lector de temperatura de cuatro canales 1529 Precisión con calidad de laboratorio en cuatro canales para PRT, termistores y termopares. Precisión de ±0,0025 C (solo medidor) Muestra ocho campos de datos seleccionados por el usuario desde cualquier canal Registra hasta lecturas con sellos de fecha y hora Control de las condiciones ambientales Para medir y registrar con precisión las condiciones de temperatura y humedad ambientales allí donde se realicen las calibraciones. Termohigrómetro de precisión 1620A El registrador de datos gráficos de temperatura y humedad más exacto del mercado. Exactitud superior Habilitado para la conexión en red Herramientas potentes de análisis y registro Mide la temperatura hasta ± 0,125 C y la humedad hasta ± 1,5% en dos canales Calibración de humedad y temperatura con acreditación NVLAP y trazable mediante NIST Lectores de temperatura 1502A/1504 Los mejores termómetros en su rango de precios. Termómetros de referencia de un solo canal, con precisión de ±0,006 C (solo medidor) Dos modelos a elegir: termistores o PRT de lectura La mejor relación rendimiento/precio A 20 Calibración de temperatura
21 5627A /5609/5609-BND / B 5606 PRT de precisión Mediciones de temperatura de referencia de gran precisión en fuentes de temperatura tanto en el laboratorio como en campo. Precisión 5627A PRT industrial Resistente a vibraciones e impactos Precisión de calibración de ± 0,046 C a 0 C Disponible con una inclinación de 90 Se incluye la calibración acreditada por NVLAP, código de laboratorio Estándares de temperaturade referencia secundarios 5615 De 200 a 420 C Exactitud de calibrado de ±0,010 C a 0 C Se incluye la calibración acreditada por NVLAP, código de laboratorio PRT de referencia secundarios 5608/5609/5609-BND Velocidad de desviación de ±0,01 C a 0 C después de 100 horas a la máxima temperatura. 5608: 200 C a 500 C (inmersión mínima de 80 mm) 5609: 200 C a 670 C (inmersión mínima de 100 mm) Viene con un certificado de cumplimiento; calibración con acreditación NVLAP opcional PRT de respuesta rápida 5622 Constantes de tiempo con una rapidez de hasta 0,4 segundos Sensores de diámetros pequeños de 0,5 mm a 3,2 mm (cuatro modelos disponibles) Disponible como PRT de clase A de DIN/IEC o con calibración acreditada por NVLAP opcional, código de laboratorio Exactitud de calibrado de ± 0,006 C a 0 C Calibración por punto fijo con acreditación de NVLAP RTD industrial de diámetro pequeño 5618B Respuesta rápida para mediciones dependientes del tiempo. Vaina de diámetro pequeño, 3,2 mm (0,125 pulg.) Estabilidad excelente Incluye coeficientes ITS-90 Calibración con acreditación NVLAP, código de laboratorio PRT de inmersión total 5606 Sumerja totalmente la junta de transición PRT dentro de congeladores u hornos. Junta de transición diseñada para soportar todo el rango de temperatura de la sonda -200 C a 160 C Precisión de calibración de ± 0,05 C (rango completo) Calibración opcional acreditada por NVLAP Termistores Proporcionan mediciones precisas y resistentes desde 0 C a 100 C. Sondas de termistor de referencia secundaria 5610/5611/5611T Sensores económicos de termistor a nivel de laboratorio con una baja susceptibilidad a las desviaciones. Precisión a corto plazo hasta ± 0,01 C; desviación de un año < ± 0,01 C 5610: termistor recubierto de acero inoxidable de 3,2 mm de diámetro 5611: termistor recubierto de silicona de 1,5 mm de diámetro (punta) 5611T: termistor encapsulado de PTFE de 3 mm de diámetro (punta) SPRT secundario 5626/5628, PRT, sensores de temperatura Intervalo a 661 C Cumple con todos los requisitos de ITS-90 para las tasas de resistencia Variación Rtp < 20 mk tras 500 horas a 661 C 5611T Calibración de temperatura 21
22 22 Software/accesorios Software/ Accesorios
23 Software 750 SW DPC/TRACK2 Software DPC/TRACK2 Software es una base de datos especializada en la gestión de las calibraciones que puede resultar muy útil tanto para gestionar los instrumentos como para cubrir las necesidades de documentación de los programas y las normas de calidad. Con DPC/TRACK2 y un CPC 754, es posible: Administra los inventarios de etiquetas e instrumentos, y programa las calibraciones Crear procedimientos específicos de etiquetas con instrucciones y comentarios Cargar esos procedimientos en el CPC y luego cargar los resultados en el PC Seleccionar y ejecutar procedimientos automatizados para datos encontrados/datos dejados capturando los resultados de forma automática Examinar los historiales de calibración de las etiquetas y los instrumentos, e imprimir informes Importar y exportar los datos de los instrumentos y los procedimientos en forma de texto ASCII Importar datos anteriores de DPC/TRACK G/Track Software fácil de utilizar que permite gestionar los instrumentos y los datos de calibración. Permite realizar descargas de datos y configuraciones de registro en los calibradores de la serie 700G para eventos de registro remoto Permite configurar el índice de lectura de los eventos de registro, la duración y las unidades de medida Permite cargar mediciones registradas de forma remota y ver o exportar mediciones LogWare Permite convertir un sistema portátil de calibración de un solo canal de Fluke o un instrumento de lectura 1502A/1504 en un dispositivo de registro de datos en tiempo real. Recopila datos en tiempo real Calcula estadísticas y muestra gráficos personalizables Permite tiempos de arranque, de parada e intervalos de muestra seleccionados por el usuario Software de administración de recursos de instrumentos de prueba MET/TEAM Administre más carga de trabajo con menos trabajo. Software de administración de recursos de calibración basado en el navegador Software MET/CAL plenamente integrado Base de datos del servidor SQL de Microsoft Altamente personalizable Automatización de correo electrónico Calibración in situ Accesorios Bomba de prueba hidráulica 700HTP-2 La 700HTP-2 está diseñada para generar presiones de hasta psi/700 bar. Use las válvulas de descarga ajustables Fluke 700PRV-1 para limitar las presiones de a psi. Y, gracias a la manguera de prueba 700HTH-1, es posible conectar la bomba al dispositivo que se está comprobando. Bomba de prueba neumática 700PTP-1 La 700PTP-1 es una bomba de presión portátil diseñada para generar o bien vacío hasta -11,6 psi/-0,8 bar o presión hasta 600 psi/40 bar. Bomba de prueba de baja presión 700LTP-1 Bomba de presión manual diseñada para generar un vacío de hasta -13 psi/-90 bares o presiones de hasta 100 psi/6,9 bares. Ideal para aplicaciones de baja presión que requieran pruebas de baja presión precisas HTP-2 700PTP-1 700LTP-1 Software/accesorios 23
24 Fluke. Las herramientas más confiables del mundo. Fluke Corporation PO Box 9090, Everett, WA EE. UU. Fluke Europe B.V. PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, Países Bajos Para más información, llame a: En Europa, Medio Oriente y África: +31 (0) o Fax: +31 (0) En Canadá: (800)-36-FLUKE o Fax (905) Desde otros países, +1 (425) o Fax +1 (425) Acceso web: Fluke Corporation. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Impreso en los Países Bajos 12/2013. Pub-ID spa No se permite modificar este documento sin el permiso por escrito de Fluke Corporation.
Herramientas para Procesos de Calibración
Herramientas para Procesos de Calibración Una gama completa de productos de calibración precisos, resistentes y fiables para aplicaciones de campo y laboratorio Calibración eléctrica, multifunción y de
Soluciones de calibración para la industria farmacéutica
Soluciones para la industria farmacéutica La fabricación de productos farmacéuticos requiere herramientas de primera calidad para lograr mediciones precisas y para mantener a los procesos más importantes
Calibrador multiproducto 5502A Solución resistente y portátil que se ajusta a su carga de trabajo y a su presupuesto Características del 5502A de un vistazo Calibra una gran variedad de equipamiento de

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución