Source: http://operacji.org/projekt-wspfinansowany-przez-uni-europejsk-z-europejskiego-fun-v3.html?page=2
Timestamp: 2019-03-19 22:15:14+00:00

Document:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PN:
Dostawa i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”
Znak: DZ/220/76/2012
Szczecin, dnia 29.11.2012 r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwana dalej ustawą
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VIII Wadium i okres gwarancji;
Rozdział XI Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XIII Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział XVI Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu spełnienia
świadczenia przez wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Załącznik nr 1.1-1.8 Wymagane parametry (do wypełnienia)
Załącznik nr 1.7B Parametry podlegające ocenie jakości dla zadania nr 7 (do wypełnienia)
Załącznik nr 2.1-2.8 Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych (wykonywanych) dostaw podobnych
Załącznik nr 6 Wzór protokołu odbioru
Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz nr 2.1-2.8 do SIWZ.
Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 6 oraz Rozdział III pkt 2 SIWZ. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość zadań.
„Oferta na dostawę i instalację sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” znak: DZ/220/76/2012. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 11.01.2013 r. godz.11: 30”;
koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę, być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 15 Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi określać zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zmianami)”. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Inne dokumenty wymagane w ofercie.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie podobnej do objętej przedmiotem zamówienia.
W zadaniu nr 1 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę kardiomonitorów wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 100 000,00 PLN brutto.
W zadaniu nr 3 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę Centrali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 30 000,00 PLN brutto.
W zadaniu nr 4 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę myjni sprzętu wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 100 000,00 PLN brutto.
W zadaniu nr 5 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę stołów zabiegowych wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 90 000,00 PLN brutto.
W zadaniu nr 6 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę myjni endoskopów wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 100 000,00 PLN brutto.
W zadaniu nr 7 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę stołów operacyjnych wraz z montażem o wartości dostawy co najmniej 800 000,00 PLN brutto.
W zadaniu nr 8 - za dostawę podobną Zamawiający uzna dostawę aparatów do znieczulań o wartości dostawy co najmniej 600 000,00 PLN brutto.
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych w rozdz. V pkt. 2-4 niniejszej specyfikacji i przedstawionych wraz z ofertą, z zastosowaniem metody „spełnia/nie spełnia”.
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Ustawy) oraz o braku podstaw do wykluczenia (o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a osoby fizyczne oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,;
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do wykonywania części udzielonego zamówienia (jako podwykonawca na rzecz generalnego wykonawcy);
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (np. kopie stron katalogowych, foldery, prospekty) w j. polskim do oferowanego sprzętu
wypełnione wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.8 do SIWZ (które po wypełnieniu należy załączyć do oferty)
ofertę cenową zgodnie z rozdziałem I pkt 3;
odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 6 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ);
wypełniony załącznik nr 1.7B (parametr podlegający ocenie jakości dla zadania nr 7)
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art., 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 3 ppkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
Wadium i okres gwarancji
Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 11.01.2013 r. do godz. 11:00 w wysokości:
Wysokość wadium [zł brutto]
60 220,00 zł
Wadium może być wnoszone w formach wynikających z art. 45 ustawy:
w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego ING Bank Śląski S.A.
nr rachunku 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064
(w tytule należy wpisać numer postępowania)
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu powinien być w osobnej kopercie z dopiskiem WADIUM złożony w Kancelarii Zamawiającego, pok. 12 w budynku Z razem z ofertą, natomiast kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać zamieszczona w ofercie.
gdy odmówi uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wezwanie zamawiającego.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 2 bez potwierdzania tych okoliczności,
termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
miejsce i termin zwrotu gwarancji.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą.
W ofercie należy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.
Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, Zamawiający zwraca wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.00.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną przy przekazywaniu następujących dokumentów:
informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnej zmiany treści oferty.
oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 6,
Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami są jest:
Paweł Błażewicz, e-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 091-8139079
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin – Sekcja Zamówień Publicznych - budynek przy ul. Broniewskiego 2, pokój 15.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 22.12.2012 r.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.11.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 2.1 – 2.8 do SIWZ.
W ofercie cenowej wykonawca wpisuje cenę netto, cenę całkowitą netto i brutto, cenę całkowitą oferty netto i brutto (liczbą i słownie) oraz stawkę i kwotę podatku VAT (liczbą i słownie) - za realizację przedmiotu zamówienia.
Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004 r., Nr 54 , poz. 535).
Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie;
ul. Arkońska 4, pok. 12
Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
Oferty należy składać do dnia 11.01.2013 r., do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2013 r. o godz. 11:30 w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok.15.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i terminów zawartych w ofercie.
Informacje, o których mowa w pkt 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Wybór oferty najkorzystniejszej dla zadań nr 1-6 oraz nr 8 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
Wybór oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 7 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
C = --------------------------------------------------- x 95 pkt.
jakość – 5 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „jakość”:
liczba sumy punktów jakościowych w ofercie ocenianej
J = ------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt.
największa liczba sumy punktów jakościowych
Największa liczba suma punktów uzyskanych w kryterium „cena” i „jakość” (C+J) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.
W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy założyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić termin podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 11 dniu od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w 16 dniu od daty przesłania zawiadomienia o wygraniu postępowania - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Umowa zostanie zawarta przed upływem terminów wymienionych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału w przypadkach o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle jednostronnie podpisane egzemplarze umowy drogą korespondencyjną.
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie jest zobowiązany do wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Natomiast w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszeniu przez Izbę orzeczenia.
Dostawa i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” – w rozbiciu na 8 zadań.
CPV 33195100-4 - Monitory
CPV 33182100-0 - Defibrylatory
CPV 33195000-3 - System monitorowania pacjentów
CPV 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
CPV 33192200-4 - Stoły medyczne
CPV 33192230-3 - Stoły operacyjne
CPV 33170000-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1, nr 1.1 – 1.8 oraz 1.7B do SIWZ (które po wypełnieniu należy załączyć do oferty).
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu spełnienia świadczenia przez wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Projekt pt.: ”Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” nr WND-RPZP.07.03.01-32-005/09 zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.03.01-32-005/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”
Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem w terminie określonym w rozdziale VII SIWZ, tj. w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Wykonawca udziela minimum 24-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru na oferowany przedmiot zamówienia.
W cenie dostawy Wykonawca będzie wykonywał 2 coroczne przeglądy techniczne.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia (w każdym czasie) na wezwanie Zamawiającego dokumentów (o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych), potwierdzających, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu.
Zadanie nr 1 Kardiomonitor CPV 33195100-4
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny spełniający parametry określone w załączniku nr 1.1 do SIWZ
Zadanie nr 2 Defibrylator CPV 33182100-0
Urządzenie do monitorowania i defibrylacji spełniające parametry określone w załączniku nr 1.2 do SIWZ
Zadanie nr 3 Centrala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego CPV 33195000-3
Centrala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na dwa stanowiska spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.3 do SIWZ
Zadanie nr 4 Myjnia sprzętu CPV 33191000-5
Myjnia sprzętu spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.4 do SIWZ
Zadanie nr 5 Stół zabiegowy CPV 33192200-4
Stół zabiegowy spełniający parametry określone w załączniku nr 1.5 do SIWZ
Zadanie nr 6 Myjnia endoskopów CPV 33191000-5
Myjnia endoskopów spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.6 do SIWZ
Zadanie nr 7 Stoły operacyjne CPV 33192230-3
Stoły operacyjne z kompletnym wyposażeniem w systemie blatów wymiennych (8 kolumn, 14 blatów z wózkami) spełniające parametry określone w załączniku nr 1.7 do SIWZ
Zadanie nr 8 Aparat do znieczulania CPV 33170000-2
Aparaty do znieczulania spełniające parametry określone w załączniku nr 1.8 do SIWZ
Wymogi techniczno - eksploatacyjne kardiomonitora stacjonarno-przenośnego
Opis oferowanego parametru
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg
Uchwyt służący do przenoszenia.
Stopień ochrony przed zalaniem IPX1 lub lepszy
Kolorowy ekran LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli.
Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych.
Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie.
Intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i ekranu dotykowego
Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, umieszczonego w kardiomonitorze, wymienialnego przez użytkownika.
Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora, przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 3,5 godziny.
Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.
Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.
Interfejs umożliwiający pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą.
Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci. Możliwość zdalnego wyciszania alarmów z poziomu danego monitora w innym monitorze.
Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA
Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora
3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów.
Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów .
Możliwość czasowego zawieszenia alarmów. Do wyboru , co najmniej 4 czasy zawieszenia.
Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.
Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów.
Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych
Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator:
Wydruk krzywych na zlecenie ręczne i co żądany czas
Wydruk trendów z wybranego okresu czasu
Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.
Jednoczesne wyświetlanie co najmniej 2 wybranych odprowadzeń EKG.
Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%.
Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s.
Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.
Wzmocnienie x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto.
Sygnalizacja braku połączenia elektrod.
Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie
Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń:
Salwa komorowa
PVC/min wysokie
Pomiar oddechów (RESP).
Impedancyjna metoda pomiaru.
Zakres pomiaru: minimum 5 -120 oddechów /min
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min
Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s.
Pomiar saturacji (SpO2).
Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%
Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min.
Monitor wyposażony w funkcję pozwalającą na jednoczesny pomiar nieinwazyjnego ciśnienia i saturacji na tej samej kończynie bez wywoływania alarmu
Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. .
Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).
Oscylometryczna metoda pomiaru.
Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg.
Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm.
Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut.
Pomiar temperatury (TEMP)
Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.
Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa
Pomiar kapnografii i ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) z możliwością przenoszenia modułu między wszystkimi monitorami - 4 szt.
Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg
Pomiar ciśnienia w 2. kanałach. Zakres pomiarowy co najmniej od – 50 do 300 mmHg
Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe.
Kabel EKG z odłączanym kompletem 3. odprowadzeń
3 komplety 3. odprowadzeń
Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP
3 mankiety do pomiaru NIBP- średni dla dorosłych
3 czujniki SpO2 na palec dla dorosłych
2 kable połączeniowe do czujników SpO2
Czujnik temperatury powierzchniowy
Wyposażenie dodatkowe wspólne dla 10 monitorów
5 czujniki temperatury centralnej
5 mankietów dużych dla dorosłych
5 mankietów małych dla dorosłych
20 pułapek wodnych do kapnografu
20 linii pomiarowych do kapnografu
Instrukcje i dokumentacje w języku polskim
Szkolenie personelu z obsługi urządzeń
Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)
Okres gwarancji min. 24 m-ce
Maksymalny czas naprawy 3 dni
3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy.
Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych po upływie gwarancji przez okres 10 lat
W cenie dostawy (bezpłatnie), 2 coroczne przeglądy techniczne
Uwaga: W rubrykach „Potwierdzenie spełnienia” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. W rubrykach „Opis” należy opisać potwierdzany parametr.
...........................…… …………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
Wymogi techniczno - eksploatacyjne urządzenia do monitorowania i defibrylacji
Urządzenie do monitorowania i defibrylacji
Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami maks. 6 kg
Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’
Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych
Wyświetlanie wartości liczbowej wszystkich monitorowanych parametrów
Dwufazowa fala defibrylacji
Czas ładowania do energii 200J maks. 5 sekund
Defibrylacje ręczna oraz kardiowersja w zakresie min. od 1 do 360 J - wybór jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji
Defibrylacja półautomatyczna (AED) w zakresie min. od 100 do 360 J - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji
Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim.
Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej
Przycisk rozładowania energii na płycie czołowej
Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
Urządzenie przystosowane do obserwacji sygnału EKG
z łyżek wielorazowych
- w wyposażeniu łyżki dla dorosłych i dzieci
z elektrod jednorazowych do stymulacji/defibrylacji
– w wyposażeniu 1 kpl. elektrod i kabel połączeniowy
Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4
Monitorowanie EKG z min 3. odprowadzeń – zakres częstości min. od 15 do 350 B/min – w wyposażeniu kabel EKG
Monitorowanie respiracji – zakres częstości min. od 0 do 120 odd./min
Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm – 3 rolki
Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych
Urządzenie wyposażone w wielorazowe łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V
Zasilanie z akumulatora bez efektu pamięci
Min. 2,5 godzin monitorowania na w pełni naładowanych akumulatorach
Min. 100 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach
Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin
Możliwość wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi
Programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagających włączenia defibrylatora
Stymulacja zewnętrzna
- rytm sztywny
zakres częstości impulsów stymulacyjnych min. od 40 do 170/min
zakres amplitudy impulsumin. od 5 -200 mA, rozdzielczość 5 mA
Instrukcje i dokumentacje w jezyku polskim
Okres gwarancji min 24 m-ce
3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy.
Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych po upływie gwarancji przez okres 10 lat bez doliczania wartości usługi serwisowej
.................................. ……………………………………………………………………………………
Wymogi techniczno-eksploatacyjne Centrali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na dwa stanowiska
Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg , rok produkcji 2012 – sztuk 2
Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci
Możliwość czasowego zawieszenia alarmów.
Wydruk krzywych na zlecenie ręczne i co zadany czas
Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg..
Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa
Pomiar kapnografii i ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) z możliwością przenoszenia modułu między wszystkimi monitorami - 2 szt.
2 czujniki temperatury powierzchniowy
Wyposażenie dodatkowe wspólne dla 2 monitorów
2 czujniki temperatury centralnej
2 mankietów dużych dla dorosłych
2 mankietów małych dla dorosłych
Centrala przystosowana do pracy w standardowej sieci (ETHERNET, LAN) z monitorami, kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego monitorami firmy MINDRAY
Możliwość eksportu danych do systemu HIS
Obsługa przez mysz i klawiaturę
Dwa kolorowe ekrany LCD TFT 23”
Dwukanałowy rejestrator termiczny
Drukarka laserowa w formacie A4
Możliwość podłączenia min. 32 stanowisk
Dwukierunkowa komunikacja z monitorami
Rozbudowane funkcje zapamiętywania danych:
- 72 godziny krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) (64 krzywe)
- 240 godzin trendów dla każdego podłączonego pacjenta
- 720 zdarzeń alarmowych dla każdego podłączonego pacjenta
- 20 000 historii pacjenta
Centrala wyposażona w funkcje obliczania (arkusze kalkulacyjne):
- dawkowania leków
- parametrów hemodynamicznych, nerkowych, natlenienia, wentylacyjnych
Wydruki danych monitorowanych i zapamiętywanych w centrali na rejestratorze termicznym oraz drukarce laserowej
3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy
Wymogi techniczno-eksploatacyjne myjni sprzętu
Myjnia jednodrzwiowa z przeszklonymi drzwiami ( nie mniejsze niż 80%) - rok produkcji nie starsze niż 2012, nieużywane
wymiary zewnętrzne urządzenia 900x700x1685 mm maksymalnie
Pojemność komory w litrach max.210 litrów
Pojemność komory minimalna 8 tac 1/1 DIN
Drzwi po otwarciu tworzące blat załadunkowy na wysokości max. 850mm
Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania czystości i możliwa do dezynfekcji ( bez wystających śrub)
Obudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej 304
Komora i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 316
Obsługa myjni (programów) przez dotykowy szklany panel (bez przycisków membranowych) z kolorowym wyświetlaczem
Wbudowana drukarka parametrów procesu
Suszenie gorącym powietrzem do 135 ºC, co 1ºC
Zasilanie urządzenia 3 fazy/400V/50Hz
Pobór mocy 8500 W max.
Filtr HEPA , co najmniej klasy H14
Sterowanie mikroprocesorowe procesu
min. 40 programów wybieranych z panelu ,w tym co najmniej 20 predefiniowanych przez producenta
Możliwość definiowania własnych programów mycia i dezynfekcji
Wszystkie programy realizowane automatycznie
Min 3 pompy detergentu, pojemnik na detergenty minimum 3 do umieszczenia wewnątrz urządzenia.
Końcowe płukanie wodą uzdatnioną
Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym
Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe wykonane ze stali kwasoodpornej
Ramiona natryskowe w komorze zapewniające natrysk każdej tacy
Przyłącza wody: ciepłej, zimnej, zdemineralizowanej
Komunikaty wyświetlane w języku polskim
Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej 93ºC-95ºC
Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN – EN 15883/EN 15883,
Możliwość podłączenia tylko w zasilanie wody zimnej
Urządzenie wyposażone w port USB
Wózek wsadowy podstawowy dolny
Wózek wsadowy podstawowy 4-poziomowy
Wózek wsadowy na butle do ssaków min. 12 szt.
Wózek wsadowy na buty chirurgiczne w komplecie z myjnią
Wózek wsadowy do mycia sprzętu anestezjologicznego kompatybilny z myjnią
Wózek załadowczo-rozładowczy zewnętrzny
Tace DIN 1/1 – 8 szt.
Startowy zestaw środków – min. 5 kompletów
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF)
Wykonawca podczas instalacji urządzenia, dokona przeszkolenia i wystawi imienny certyfikat uprawniający do dokonywania prostych napraw dla pracowników Pracowni Sprzętu Medycznego w jednostce zamawiającego.
Zapewnienie dostępu do menu serwisowego wraz z instrukcją obsługi
Do oferty należy dołączyć katalog pozwalający zweryfikować oferowane parametry
Szkolenia personelu z obsługi urządzenia:
- przypominające
w terminie wskazanym przez zamawiającego,
Pełna instrukcja i dokumentacja serwisowa.
Dokumenty dopuszczające do użytkowania (CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)
Okres gwarancji min. 24 m-cy
Możliwość zgłaszania usterek 24 h/ na dobe
Maksymalny czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia - 3 dni robocze
Po okresie gwarancyjnym dostępność części zamiennych bez opłacania usługi serwisowej
Wymogi techniczno-eksploatacyjne stołu transportowo - zabiegowego
Lekki stół transportowo-zabiegowy rok produkcji 2012 – szt. 3
Podstawa stołu asymetryczna w kształcie litery C lub U umożliwiająca bardzo dobry dostęp dla aparatu RTG z ramieniem C na całej długości blatu
Długość stołu : min. 2000 mm
Całkowita szerokość blatu : min. 600 mm
Regulacja wysokości : min. 610 – min. 900 mm
Regulacja oparcia pleców: min. 750
Przechył Trendelenburga/Antytrendelenburga: min. 200
Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej lub siłowników elektrycznych
Regulacja segmentu oparcia pleców, przechyłów wzdłużnych i podnóżków wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą
Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej
Stół posiadający cztery kółka o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół
Blat stołu min. czteroczęściowy(dzielony podnóżek), przezierny na całej długości dla promieni RTG, pokryty materacami bezszwowymi elektroprzewodzącymi.
Wszystkie powierzchnie stołu powinny być gładkie, łatwozmywalne, odporne na działanie wody, środków myjących i dezynfekcyjnych
Szyny boczne do montowania dodatkowego wyposażenia
Całkowita waga stołu bez akcesoriów max 110 kg
Podpórka pod ramię
Dopuszczalne obciążenie stołu min. 135 kg
Uchwyty na prześcieradła jednorazowe
Stół zabiegowy do zabiegów endoskopowych - szt. 1
Stół z pływającym blatem
Szerokość blatu min. 750 mm
Długość blatu min. 2100 mm
Elektryczny przesuw poprzeczny blatu min. 450 mm
Elektryczny przesuw wzdłużny blatu min. 900 mm
Odejmowalny, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji materac, ( kolor czarny)
Obciążenie min. 200 kg
Stół przystosowany do używania aparatu RTG z ramieniem C
Dokumentacja ruchowa i serwisowa w języku polskim
Wykonawca podczas instalacji urządzeń ,dokona przeszkolenia i wystawi imienny certyfikat uprawniający do dokonywania przeglądów i prostych napraw dla pracownika Pracowni Sprzętu Medycznego w jednostce zamawiającego.
Wymogi techniczno-eksploatacyjne myjni endoskopów
Urządzenie fabrycznie nowe rok prod. 2012/2013
Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów jednocześnie
Urządzenie w wersji jednodrzwiowej
Możliwość mycia endoskopów różnych producentów / ewentualne przyłącza do myjni dla posiadanych endoskopów ma zapewnić bezpłatnie dostawca myjni
Proces dezynfekcji na aldehydzie glutarowym
Jednorazowe użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego)
Możliwość dostosowania urządzenia do użycia ze środkami opartymi na kwasie nadoctowym
Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 (obudowa) i AISI 316L (komora)
Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondensor oparów
Woda do wszystkich faz mycia uzdatniana za pomocą filtrów biologicznych – 0,45 i 0,1 um
Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody
Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu
Wysuwany obrotowy kosz do umieszczania endoskopów
Uchylne poziomo, przeszklone drzwi komory
Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku
Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury sterującej (panelu dotykowego) przez użytkownika
Wyświetlanie komunikatów w języku polskim
Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu
Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji
Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji
Zasilanie elektryczne 400V; 50Hz
Zabezpieczenie termiczne maksimum 60°C
Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego
Możliwość podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów poprzez czytnik kodów kreskowych lub chipy RFID
Wbudowany w myjnie system do archiwizacji , z możliwością eksportu na komputer zewnętrzny
Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej
Test szczelności wykonywany jest dla każdego z kanałów osobno (osobne czujniki ciśnienia i przepływu) i max. Ciśnienie dostosowywane jest indywidualnie do przekroju poprzecznego kanału.
Możliwość mycia w myjni endoskopów sztywnych przy zastosowaniu innego kosza wsadowego – min. 20 endoskopów
Automatyczne rozpoznawanie endoskopów i osób obsługujących poprzez system kodów kreskowych lub chipów RFID
Możliwość ustawienia automatycznego rozpoczęcia cyklu mycia i dezynfekcji po rozpoznaniu przez urządzenie endoskopu.
Możliwość podłączenia 2 endoskopów wielokanałowych – min 7 kanałów/endoskop
Dedykowane, indywidualne pompy, czujniki przepływu i ciśnienia do każdego kanału endoskopu
Indywidualne monitorowanie ciśnienia i przepływu dla każdego kanału z zapisem danych w czasie całego cyklu
Autodezynfekcja termiczna urządzenia w temperaturze min. 90C zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 15883-4 obejmująca komorę, kosz na endoskopy i przyłącza.
Całkowity czas cyklu mycia i dezynfekcji 2 endoskopów giętkich nie dłuższy niż 30 min
Wbudowany filtr absolutny do powietrza używanego do kontroli szczelności endoskopów i przedmuchiwania kanałów po każdej fazie cyklu mycia i dezynfekcji 0,2um.
Wbudowany filtr powietrza do komory mycia – 0,3 um
Możliwość mycia (przy zastosowaniu odpowiedniego kosza) jednorazowo min. 4 wideobronchoskopów/cystoskopów lub 8 fiberoskopów.
System kontrolny wyposażony w zapasową płytę główną w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
Czujnik sprawdzający prawidłowe położenie kosza, zapobiegający uszkodzeniu urządzenia i endoskopów
Automatyczne rozpoznawanie koszy
Złącze Ethernet do komunikacji z siecią szpitalną
Sprawdzenie ilości endoskopów załadowanych do kosza
Możliwość stosowania środków do mycia i dezynfekcji min. 2 producentów , załączyć listę
Zapewnienie dostępu do menu serwisowego wraz z instrukcją obsługi , dla pracowników Pracowni Sprzętu Medycznego
- przypominając w terminie wskazanym przez zamawiającego,
Po okresie gwarancyjnym dostępność częśi zamiennych bez opłacania usługi serwisowej
Dokumenty dopuszczające do użytkowania ( CE wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych).
Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-4 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia)
Możliwość zgłaszania usterek 24 h/ na dobę
Maksymalny czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia – 3 dni robocze , w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – 7 dni.
Wymogi techniczno-eksploatacyjne stołów operacyjnych z kompletnym wyposażeniem
w systemie blatów wymiennych (8 kolumn, 14 blatów z wózkami)
Stoły operacyjne w systemie blatów wymiennych
Rok produkcji 2012, fabrycznie nowy
Kolumny, blaty, wózki i akcesoria skonstruowane dla pacjentów o wadze do 360 kg
Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane w całości za stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych ze stopów lekkich metali.
Kolumna 8 szt.
8 x pilot bezprzewodowy (łączność wireless lub podczerwień) - pilot wyposażony w ładowarkę;
1x zapasowy pilot przewodowy. Pilot włączony przez cały czas pracy stołu.
Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu i pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu.
zakres ruchu kolumny z blatem w pionie w zakresie min. od 750 mm do 1150 mm
zakres przechyłów bocznych kolumn min. 250 w obie strony od poziomu
zakres przechyłu w pozycji Trendelenburga 450 ( 5°)
zakres przechyłu w pozycji Antytrendelenburga 450 ( 5°)
zakres przesuwu wzdłużnego min. 320 mm
Kolumna o podstawie jezdnej z blokadą; wymiary kolumny pod blatem: dł/szer. 290mm x 375mm (+/-25mm)
Zasilanie 230 V, 50 Hz. Gniazdo ekwipotencjalne dołączany przewód ekwipotencjalny o dł. min 5m
Blaty 13 sztuk + 1 szt. pływający
regulacja segmentu nożnego góra/dół + 95° / -95° ( 5°); regulacja realizowana elektro-mechanicznie; możliwość regulacji całego segmentu oraz możliwość regulacji dla każdej ze stron podnóżków oddzielnie – nie dotyczy blatu karbonowego
regulacja segmentu plecowego w zakresie min. od -55° do 70°; regulacja elektro-mechaniczna - nie dotyczy blatu karbonowego
płyta górna plecowa z regulacją +90°/-55°(±5°)
podgłówek regulowany dwuosiowo + 60° / - 50° ( 50); regulacja podgłówka jedną ręką - nie dotyczy blatu karbonowego
9 x podnóżek 2-częściowy rozchylany na boki; funkcja odwodzenia- nie dotyczy blatu karbonowego
4 x podnóżek do operacji urologicznych/ginekologicznych; niezależna regulacja podnóżka w obydwu osiach; możliwość zamontowania na dolnej części stelaża podnóżka podpór nóg typu Goepel montowanych do stelaża podnóżka - nie dotyczy blatu karbonowego
1 x blat karbonowy „pływający” bez poprzecznych przeszkód dla promieni RTG oraz umożliwiający obrazowanie 3600 do operacji angiograficznych; wózek do transportu blatu; przesuw blatu poprzeczny min. 170mm ; przesuw blatu wzdłużny min. 450mm , regulacja za pomocą joysticka
Funkcja flex/refleks realizowana za pomocą jednego przycisku- nie dotyczy blatu karbonowego
Przejście blatu do pozycji „zero” za pomocą jednego przycisku
Możliwość programowania prędkości regulacji blatu za pomocą oprogramowania
System informujący możliwość zaistnienia kolizji elementów stołu.
Szerokość blatu wraz z listwami bocznymi 600 mm (± 20mm)
blaty pokryte materacami bezszwowymi
z pamięcią kształtu, o grubości min. 80 mm, przystosowanymi do dezynfekcji środkami powierzchniowo czynnymi, o właściwościach przeciwodleżynowych.
przezierność dla promieniowania rtg na całej długości stołu
Wszystkie elementy metalowe zewnętrzne blatów wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
obciążalność stołu min. 350 kg
Funkcje motoryczne stołu aktywowane elektromechanicznie.
Mikroprocesorowy sterownik stołu kompatybilny z systemami Zintegrowanej Sali Operacyjnej.
Wózek do transportu blatu i kolumny szt 14- udźwig min 350 kg; wózek z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga/antyTrendelenburga min. +/-15˚; regulacja wysokości min 15cm.
Wózek do mycia kolumny od spodu szt. 1
Pręt infuzyjny z czterema hakami na płyny – 14 sztuk
Ekran anestezjologiczny z możliwością regulacji w poziomie i pionie – 14 sztuk
Pas do mocowania pacjenta z zaciskami mimośrodowymi bez rzepów – 10 sztuk
Pas do mocowania pacjenta na rzepy – 6sztuk
Podpora anestezjologiczna ręki regulowana w Pionie; regulacja jedną ręką - 16 sztuk
Podpora ręki do ułożenia bocznego – 4 sztuki
Komplet podpór bocznych z możliwością regulacji w skład której wchodzą: podpora piersiowa, łonowa i plecowa z systemem mocowań do szyn bocznych stołu – 4 komplety
Podpory urologiczno-ginekologiczne typ Goepel wraz z mocowaniami do szyn bocznych – 6 sztuk
Miska urologiczna z odpływem i sitem montowana do stołu; wózek do transportu miski – 2 sztuki
Przystawka węglowa o długości min. 900mm; pełna przezierność dla promieni RTG; – 1 sztuka
Szyny boczne do blatu karbonowego wraz z adapterem mocującym – 1 kpl
Przedłużenie szyny bocznej – 2 sztuki
Elementy poszerzające blat stołu dla operacji bariatrycznych; w skład kompletu wchodzą poszerzenia siedziska i płyty plecowej – 2 komplety
Barierki transportowe do blatów zabezpieczające pacjenta podczas przewożenia; barierki wyposażone w poduszki; - 9 kompletów
3x poduszka „tunelowa” do pozycji bocznej umożliwiająca odciążenie nóg pacjenta podczas dłuższych operacji;
Poduszka poliuretanowa do ułożenia pacjenta na brzuchu do operacji kręgosłupowych; w komplecie żelowy pozycjoner głowy pacjenta do operacji na brzuchu
2 x stolik do operacji ręki przezierny dla RTG z podporą wspomagającą o regulowanej wysokości.
2x wózek na akcesoria; wózki wyposażone w minimum dwa kosze o rozmiarach min. 550x250x125 mm na akcesoria oraz dwie szyny sprzętowe; możliwość montażu koszy i szyn sprzętowych po obu stronach wózka; wózek wyposażony w cztery koła jezdne; min. jedno koło z blokadą.
10 x materac żelowy pod ramię wymiary min. 380x100x6mm
6 x półwałek pod pacjenta
14 x krążek żelowy pod głowę pacjenta
3 x podpora pod stopy dzielona
1 x rolka do przesuwania pacjenta
1880 mm x 500mm
650 mm x 500mm
10 x uchwyt do przewodów anestezjologicznych, kabli i drenów
Stół na instrumenty, mocowany do szyny bocznej stołu – 2 szt.
Przystawka typu Mayfield lub Doro do zabiegów
neurochirurgicznych na leżąco:
- łącznik adaptera z uchwytem do czaszki, regulacja jedną ręką
- uchwyt do czaszki, 3 pinowy, regulowany w wielu płaszczyznach i regulowanej szerokości
- mocowanie przystawki w pozycji siedzącej do szyn bocznych stołu
Podpora pod głowę w kształcie litery U,
Regulowana dwuczęściowa wraz
Podest chirurgiczny jednostopniowy, ze stali nierdzewnej, stopnie antypoślizgowe - 12 szt.
Podest chirurgiczny dwustopniowy, ze stali nierdzewnej, stopnie antypoślizgowe – 4 szt.
Akcesoria do ortopedii
Segment plecowy z odejmowanymi segmentami barkowymi – do operacji barku z możliwością dołączenia podgłówka specjalistycznego typu „hełm” – 1 kpl.
Podgłówek specjalistyczny typu „hełm”, do operacji barku – 1 szt.
Wózek do transportu i przechowywania płyty do operacji barku – 1 szt.
Zapory boczne do unieruchomienia pacjenta podczas operacji barku, montowane do szyn bocznych blatu – 1 kpl.
Poduszka do wypiętrzenia pleców, do operacji kręgosłupa, min. Dwusegmentowa – 1 kpl.
Podpora typu GOEPEL z zaciskiem – 1 szt.
Stolik do operacji ręki, przezierny 360 o z zaciskiem do montażu na szynie akcesoryjnej blatu – 1 kpl.
Stabilizator nogi – uchwyt zakładany na udo pacjenta w z miękką wyściółką i pasem mocującym do stabilizacji nogi podczas artroskopii kolana, z zaciskiem do montażu na szynie akcesoryjnej blatu – 1 kpl.
Przystawka ortopedyczna z wyciągami kończyn dolnych, montowana w miejsce podnóżków, wyposażona w dwie belki wyciągowe, teleskopowe, z regulacją położenia względem kończyn dolnych pacjenta dzięki przegubom. Przystawka wyposażona w kosz do transportu przystawki, płyty pod stopy pacjenta z rzepem – para, uchwyt do montażu drutów KIRSCHNERA, uchwyt obrotowy i wahliwy do zamontowania buta wyciągowego, śrubę wyciągową, podnóżki proste montowane do przystawki.
Możliwość wymiany belek wyciągowych metalowych na belki wyciągowe wykonane z włókna węglowego (opisać, nie zawierać belek wyciągowych z włókna węglowego w ofercie) – 1 kpl.
Urządzenie wyciągowe do kości piszczelowych ustawiane pod zmiennym kątem do płaszczyzny stołu tak, aby blat mógł pozostać w pozycji poziomej a kość piszczelowa mogła być ustawiona poziomo lub nachylona w dół pod kątem od 0° do 45 ° z tolerancją +/-10°.Elementy podpierające wykonane z włókien węglowych – przezierne dla promieni rtg. 1 kpl.
Wózek na akcesoria ortopedyczne – 1 szt.
Podpora nogi zdrowej – do podparcia nogi zdrowej przy wykorzystaniu wyciągów kończyny dolnej – 1 szt.
Agregat do ułożenia bocznego z kołkami zaporowymi i podporą łonową z regulowaną wysokością, z zapora pośladkową, elementy zapinane wykonane z włókien węglowych, 1 kpl.
Uchwyt na belkę wyciągową z szyną akcesoryjną – krótką – do zamontowania akcesoriów na szynie wyciągowej – 1 szt.
Wyciąg kości ramienia – 1 kpl.
Uchwyt typu WEINBERGER – 1 kpl.
Zapory boczne do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej z ramkami mocującymi do szyn bocznych – 3 kpl.
Pozycjoner żelowy o wymiarach min. 140x80x370mm +/- 10mm – 2 szt.
Pozycjoner żelowy o wymiarach min. 100x60x290mm +/-10mm – 2 szt.
Pozycjoner żelowy do ułożenia pacjenta na boku z wycięciem pod bark – 1 szt.
Maksymalny czas naprawy - 3 dni od zgłoszenia
3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy
Przeglądy pogwarancyjne, nie częściej niż, raz na 2 lata.
Wymogi techniczno-eksploatacyjne aparatów do znieczulania
Aparat do znieczulania ogólnego na podstawie jezdnej
Rok produkcji 2012 - nowy
Min. 1 szuflada na akcesoria
Dodatkowe gniazda elektryczne minimum 2 gniazda
Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu (łącznie z pomiarem gazów anestetycznych) na minimum 30 minut (podać czas zasilania z akumulatorów)
Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej
Możliwość awaryjnego zasilanie z butli (N2O, O2)
Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem min.0,5 l
Uchwyt do minimum dwóch parowników
Niska objętość systemowa podać wielkość
Oświetlenie blatu aparatu
Uchwyt do drenów
SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, powietrza i podtlenku azotu. Elektroniczny mieszalnik gazów.
Możliwość zapamiętywanie danych dotyczących przebiegu znieczulania oraz możliwość eksportu tych danych do zewnętrznych systemów informatycznych
System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy zastosowaniu podtlenku azotu (podać poziom)
Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi i minimalnymi przepływami, – 300 ml/min lub mniej
Kompletny układ oddechowy pacjenta wielorazowego użytku szt.4 na aparat
Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l jednorazowy
Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną
RESPIRATOR ANESTETYCZNY
Respirator o konstrukcji bezmiechowej z małą objętością systemową
- brak zużycia gazu napędzającego
- brak powstawania auto PEEP przy dużych przepływach
VCV- wentylacja kontrolowana objętością
PCV- wentylacja kontrolowana ciśnieniem
PSV- wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem
Wentylacja ciśnieniowa-kontrolowana z gwarantowaną objętością (PRVC, VG, AutoFlow)
Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)
Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 90 oddechów na minutę
Regulacja objętości oddechowej minimum 20-1300 ml (podać zakres)
PEEP- dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 1 do 20 cm H2O
Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 hPa (podać zakres)
Regulacja czasu Plateau ( podać zakres)
Niskiej i wysokiej objętości minutowej
Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
Alarm braku zasilania w energię elektryczną
Alarm braku zasilania w gazy
Alarm bezdechu (Apnea)
POMIAR I OBRAZOWANIE
Prezentacja ciągłej kalkulacji zużycia środków anestetycznych
Stężenie tlenu w gazach oddechowych (podać rodzaj czujnika pomiarowego)
Pomiar objętości oddechu Vt
Pomiar objętości minutowej MV
Pomiar częstotliwości oddechowej
Ciśnienia szczytowego w formie liczbowej
Ciśnienia średniego w formie liczbowej
Ciśnienia PEEP w formie liczbowej
Częstości oddychania
Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania
Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania
Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowania środka w aparacie do znieczulania
Prezentacja ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu
Prezentacja na kolorowym, minimum 12 calowym ekranie obsługowym aparatu i parametrów znieczulania
Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych
Prezentacja pętli ciśnienie- objętość
Prezentacja trendów stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych
Komunikacja z całym systemem w języku polskim
MONITOR PARAMETRÓW ZYCIOWYCH
Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami , moduły producenta monitorów.
Monitor zasilany elektrycznie 230V/50Hz +/- 10% oraz akumulatorowo (podać czas zasilania)
Zamocowanie monitora na ramieniu aparatu do znieczulania
Ekran kolorowy TFT o przekątnej min. 12 cali
Prezentacja krzywych dynamicznych, wartości cyfrowych oraz trendów
Alarmy wizualne i akustyczne, z możliwością ustawiania przez użytkownika
Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych
EKG-ciągła rejestracja i prezentacja EKG
Analiza arytmii, rozpoznawanie zaburzeń, jednocześnie z 2 odprowadzeń
Oddech- pomiar częstości i prezentacja krzywej oddechowej
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną
Pomiar NMT. Moduł pomiarowy sterowany z kardiomonitora
Nie dopuszcza się osobnego urządzenia.
Pomiar saturacji SpO2 i wartości tętna z prezentacją krzywej pletyzmograficznej czujnikiem wielokrotnego użycia Nellcor
Pomiar temperatury dwa tory pomiarowe
Pomiar ciśnienia inwazyjnego min. 2 kanały pomiarowe
Kabel EKG dla dorosłych z odłączanymi odprowadzeniami dla 5 i 3 końcówek – 2szt
Kabel pomiarowy ciśnienia i 2 mankiety dla dorosłych, 1 mankiet duży dla dorosłych
Kabel i czujnik pomiarowy SpO2 Nellcor
Kabel i czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy i wewnętrzny
Końcówki EKG 3 odprowadzeniowe – 5 kpl
Komputer laptop, do prowadzenia pełnej dokumentacji przebiegu zabiegów operacyjnych. DELL Vostro – 3750, 17,3 cala
Intel Core i3-2350M 2.3GHz 5 GT/s 3 MB
Pamięć ram 4 GB ,1333 MHz, DDR3 - SDRAM
Windows XP professional lub Windows 7 professional 32 bit
CZTEROTOROWE STANOWISKO INFUZYJNE , ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ
Możliwość stosowania strzykawek wielu producentów
Strzykawki 5ml, 20ml i 50/60 ml
Szybkość dozowania 0,1 – min.1200 ml/h dla strzykawek 50ml
Szybkość dozowania 0,1 – 250 ml/h dla strzykawek 5ml
Programowanie co 0,1ml
Programowana objętość(dawka) oraz czas i szybkość
KVO 0 – min. 3 ml/h
Dokładność dozowania mechanizmu pompy ± 2% lub lepsza
Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki
Biblioteka leków z możliwością zapisania do 120 leków
Wprowadzanie limitów miękkich i twardych dla wszystkich parametrów infuzji
Hasło blokujące obsługę pompy
Rejestr zdarzeń - min. 1500 wpisów czynności operatorskich lub alarmów wraz z datą i godziną zdarzenia
Stanowisko umieszczone na statywie jezdnym
Instrukcje użytkownika w języku polskim
Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi aparatów
po dostawie, i w terminie późniejszym wskazanym przez użytkownika (szkolenie przypominające)
Czas usunięcia awarii – 3 dni robocze od momentu
Załącznik nr 1.7B do SIWZ
Parametr podlegający ocenie jakości dla stołów operacyjnych z zadania nr 7
Parametr oceny jakości
Oferowany parametr
Wartość oferowanego parametru
Przesuw wzdłużny blatu pływającego większy niż 800 mm
Tak – 5 pkt.
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

References: ART. 11
 art. 11
 art. 22
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 26
 art. 25
 art. 25
 art. 24
 art. 45
 art. 6
 art. 25
 art. 26
 art. 25
 art. 87
 art. 87
 art. 94
 art. 27