Source: https://www.favero.com/it2_scherma_tester_professionale_per_armi_e_passanti_di_scherma_fioretto_spada_sciabola-242-17.html
Timestamp: 2020-02-28 02:13:28+00:00

Document:
FAVERO: Tester elettronico professionale per armi e passanti della scherma
Home » PRODOTTI PER LO SPORT » Scherma » Apparecchi segnalazione » TESTER-A2
TESTER-A2 - Manuale di uso
Tester professionale per la scherma, per la verifica di:
-spade, fioretti, sciabole
-passanti (anche con spina a baionetta tipo inglese)
-rulli, cavi maschere, cavi apparecchio-rullo
-circuiti completi di un'arma (che includono arma, rullo e cavi)
-giubbetti e tessuti conduttivi (tramite apposito peso opzionale art.899-11)
• Uso semplificato per controlli veloci: verifica automatica dei valori misurati con quelli previsti dal regolamento FIE o con quelli impostati dall'utente. L'esito positivo o negativo del test viene indicato da LED verdi o rossi e da segnalazione acustica.
• Uso professionale per tecnici delle armi: grazie alle molteplici informazioni mostrate sul display grafico si verifica la qualità dell'attrezzatura e si identifica velocemente la causa del malfunzionamento.
• Verifica contemporanea di tutti i valori di resistenza fra i vari conduttori, come avviene per un apparecchio di segnalazione ma con una maggiore precisione e risoluzione. Tra 0 e 20Ω la risoluzione è di 0,1Ω.
• Misura le resistenze in modo rapido e preciso; i comuni multimetri non sono adatti a misurare le resistenze di contatto poiché utilizzano valori troppo bassi di tensione e corrente.
• Segnala le brevissime interruzioni dei circuiti che i comuni tester non riescono ad avvertire. La segnalazione avviene con LED rossi e segnale acustico.
• Selezione di 4 modi di visualizzazione:
--Valori numerici (foto): per una verifica completa e professionale.
--Barra analogica (foto): per vedere variazioni veloci della resistenza.
--Grafico temporale (foto): per vedere la variazione nel tempo della resistenza.
--Grafico stoccata (foto): memorizza e visualizza il comportamento della resistenza del contatto di punta durante la stoccata.
• Puntale in dotazione per verificare parti dell'arma (coccia, lama, ecc.).
• Facile fissaggio al banco tramite morsetto fornito in dotazione. Permette di inserire/disinserire i connettori senza tenere ferma l'apparecchiatura con la mano.
• Porta USB interna per futuri aggiornamenti software.
• Batteria interna ricaricabile; durata circa 10 ore, visualizzazione del livello; autospegnimento dopo 15 minuti di inattività.
• Alimentatore 100-240V fornito in dotazione. Mentre alimenta lo strumento avviene anche la carica della batteria.
• Dimensioni e peso: largh. 21cm, alt. 12cm, prof. 14cm. Peso 2,4kg.
Articoli in dotazione, inclusi con il Tester-A2 (art.899-02)
• Art.290-24 Caricabatteria 100-240V/14.4Vcc
• Art.R290 Batteria ricaricabile 6V 1,2Ah (nel tester vi sono 2 batterie).
• Art.868 Morsetto per fissaggio al tavolo.
• Spinotto a banana 4mm per connessione pinza a coccodrillo.
• Art.899-11 Peso 500g per Tester-A2 (verifica tessuti conduttivi). Foto1 , Foto2 . Realizzato in acciaio INOX per evitare ossidazioni. Sul peso è presente un LED verde ed uno rosso per segnalare sia la buona conducibilità che le micro-interruzioni del tessuto conduttivo.
• Art.899-20 Valigetta per Tester-A2. Comoda valigetta che può contenere il Tester-A2 e tutti i suoi accessori e cavi.
• Art.899-24 Kit di 2 passanti di prova per Tester-A2. Comprende un passante per spada ed uno per fioretto/sciabola con spina bipolare. Lunghezza 1,3m. I fili dei passanti sono saldati sui connettori per garantire affidabilità nel tempo e una resistenza inferiore a 0,2 ohm.
• Art.899-16 +OPZIONE: Presa per spina a baionetta italiana su Tester-A2. Articolo da aggiungere nell'ordine insieme al Tester-A2 per consentirne il montaggio in fase di produzione.
Art.899-02 - TESTER-A2 tester professionale per la scherma
Dimensioni: 21,0x12,0x14,0cm. - Peso: 2,5kg.
Art.899-11 - Peso 500g per la verifica dei tessuti conduttivi tramite il TESTER-A2
Art.899-16 - +OPZIONE: Presa per spina a baionetta italiana su TESTER-A2
Articolo da inserire nell'ordine insieme al Tester-A2 per consentirne il montaggio in fase di produzione.
Art.899-20 - Valigetta per TESTER-A2
Dimensioni: 34x28x16,5cm. - Peso: 1,0kg.
Art.899-24 - Kit di 2 passanti di prova per TESTER-A2
Art.R290 - Batteria ricaricabile 6V 1,2Ah per INOUT-Display/1/2 e TESTER-A2
Peso: 0.314kg.
Art.290-24 - Caricabatteria 100-240V/14.4Vcc 0.5A
Parte ricambio per i seguenti prodotti: INOUT-4-8, WF1, TESTER-A2, INOUT-1s, INOUT-2s
Art.868 - ...#Morsetto per fissaggio supporto da tavolo
Dimensioni: 20x8,5x2cm. - Peso: 0.3kg.

References: art.899
 Art.290
 Art.868
 Art.899
 Art.899
 Art.899
 Art.899

Art.899

Art.899

Art.899

Art.899

Art.899

Art.290

Art.868