Source: http://docplayer.it/10233524-Il-processo-di-marcatura-ce-riferito-agli-impianti-gas-medicali.html
Timestamp: 2018-12-13 21:30:50+00:00

Document:
1 Il processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali P.I. Alessandro Melzi Funzione Valutazione Conformità Prodotto Laboratorio Dispositivi Medici IMQ S.p.A. - Milano POLITECNICO DI MILANO, 20 Maggio 2011
2 Soggetti coinvolti nel processo di Marcatura CE Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto (Art. 1- Definizioni, Campo di applicazione, punto 2.f Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.) Organismo Notificato: soggetto autorizzato dall Autorità Competente (e notificato alla Commissione Europea e agli altri Stati Membri) ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei Dispositivi Medici regolamentati dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. Autorità Competente: il Ministero della Salute 2
3 Definizioni (rif. Art. 1 Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.) g) Destinazione: l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal Fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo e/o nel materiale pubblicitario. h) Immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione e/o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo. i) Messa in servizio: fase in cui il dispositivo è stato reso disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione d'uso. 3
4 Disposizioni generali (rif. Art. 1 Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.) Art. 3 - Requisiti essenziali I dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali prescritti nell'allegato I in considerazione della loro destinazione. Art. 4 - Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare, punto 5 Qualora i dispositivi siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative a differenti aspetti e che prevedono la marcatura CE, questa indica che i dispositivi soddisfano anche le prescrizioni di queste altre direttive (es. Direttiva Macchine 2006/42/CE). 4
5 Disposizioni generali (rif. Art. 1 Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.) Art. 5 - Rinvio alle norme, punto 1 Gli Stati Membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 i dispositivi che soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea; gli Stati Membri pubblicano i numeri di riferimento di dette norme nazionali (es. pubblicazione GUUE C 143 data ). 5
6 Disposizioni generali (rif. Art. 1 Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.) Art. 14 Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio, punto 1 Il Fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attività di cui all'articolo 12 comunica alle Autorità Competenti dello Stato Membro nel quale ha la sede, l'indirizzo della sede e la descrizione dei dispositivi in questione. Per tutti i dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III, gli Stati Membri possono chiedere di essere informati di tutti i dati atti a identificare tali dispositivi, unitamente all'etichetta e alle istruzioni per l'uso, quando tali dispositivi sono messi in servizio nel loro territorio. 6
7 Disposizioni generali (rif. Art. 1 Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.) Art. 17 Marcatura CE I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 devono recare al momento dell'immissione in commercio una marcatura di conformità CE. La marcatura CE deve essere corredata del numero di codice dell'organismo Notificato responsabile dell'applicazione delle procedure previste agli allegati II, IV, V e VI (es. CE0051 = IMQ S.p.A.). 7
8 Identificazione del dispositivo Il Fabbricante deve definire quali categorie di prodotto saranno oggetto di valutazione della conformità, in particolare: - gli impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto; - gli impianti di evacuazione dei gas anestetici. Nella fattispecie sono considerati: - nuove installazioni; - ampliamenti delle reti di distribuzione esistenti; - modifiche delle reti di distribuzione esistenti; - modifiche o sostituzione delle centrali di alimentazione o delle sorgenti di alimentazione. 8
9 Classificazione del dispositivo Con riferimento all Art. 9 Classificazione e all Allegato IX Criteri di classificazione della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i., e alla linea guida MEDDEV 2.4/1 Guidelines for the classification of medical devices, il Fabbricante può dichiarare che in base alle regole 2, 9 e 11 dell Allegato IX della summenzionata Direttiva: - gli impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto sono dispositivi medici ricadenti nella classe IIb; - gli impianti di evacuazione dei gas anestetici sono dispositivi medici ricadenti nella classe IIa. 9
10 Valutazione della conformità Art. 11 Valutazione della conformità 2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il Fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE di cui all'allegato VII, unitamente: a) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure b) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure c) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI. 10
11 Valutazione della conformità Art. 11 Valutazione della conformità 3. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il Fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE: a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema completo di garanzia di qualità) di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui all'allegato III unitamente: i) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure ii) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure iii) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI. 11
12 Valutazione della conformità Art. 11 Valutazione della conformità 9. Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone l'intervento di un Organismo Notificato, il Fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può rivolgersi ad un Organismo di sua scelta nell'ambito delle competenze per le quali l Organismo stesso è stato notificato. 10. L'Organismo Notificato può esigere, se debitamente giustificato, informazioni o dati necessari per stabilire e mantenere il certificato di conformità ai fini della procedura scelta. 11. Le decisioni degli Organismi Notificati prese secondo il disposto degli allegati II, III, V e VI hanno validità massima di cinque anni e possono essere prorogate per periodi successivi della durata massima di cinque anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti. 12
13 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) 1. Il Fabbricante si accerta che sia applicato il sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione e il controllo finale del prodotto in questione, secondo quanto stabilito al punto 3 ed è soggetto all'ispezione di cui al punto 3.3 e 4 e alla sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto La dichiarazione di conformità CE è la procedura in base alla quale il Fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione si attengono alle disposizioni applicabili della presente direttiva. Il Fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto stabilito all articolo 17 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Detta dichiarazione riguarda uno o più dispositivi medici fabbricati, chiaramente identificati con il nome del prodotto, il relativo codice o un altro riferimento non ambiguo, e deve essere conservata dal Fabbricante. 13
14 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) 3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti alle disposizioni loro applicabili della presente direttiva in tutte le fasi, dalla progettazione al controllo finale. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni utilizzati dal Fabbricante per garantire il sistema di qualità devono figurare in una documentazione aggiornata sistematicamente e ordinata sotto forma di strategie e di procedure scritte, quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti la qualità. Essa comprende in particolare i documenti, i dati e le registrazioni corrispondenti, derivanti dalle procedure di cui alla lettera c). Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti elementi: a) gli obiettivi di qualità del Fabbricante; b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare: 14
15 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) - le strutture organizzative, le responsabilità dei dirigenti e la loro autorità organizzativa in materia di qualità della progettazione e della fabbricazione dei prodotti; - gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in particolare la capacità dell'azienda di produrre la qualità prevista nella progettazione dei prodotti, compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi; - i metodi di controllo dell efficienza di funzionamento del sistema di qualità, in particolare il tipo e la portata dei controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo a eseguire la progettazione, la fabbricazione e/o il controllo finale e il collaudo dei prodotti o dei loro componenti; c) le procedure di sorveglianza e di controllo della progettazione dei prodotti, compresa la relativa documentazione, in particolare: 15
16 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) - una descrizione generale del prodotto, comprese le varianti previste, e degli usi cui è destinato, - Le specifiche di progettazione, comprese le norme che verranno applicate e i risultati delle analisi dei rischi, nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali applicabili ai prodotti, qualora non siano applicate integralmente le norme previste dall articolo 5, - le tecniche di controllo e di verifica della progettazione, nonché i processi e gli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei prodotti, - la prova, nel caso in cui un dispositivo, per funzionare secondo quella che è la sua destinazione, debba essere collegato a un altro dispositivo, che esso sia conforme ai requisiti essenziali quando collegato a qualsiasi dispositivo che possieda le caratteristiche indicate dal Fabbricante, 16
17 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di cui al punto 7.4 dell allegato I, nonché i dati relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e l utilità di tale sostanza o derivato del sangue umano, tenendo conto della destinazione d uso del dispositivo, - una dichiarazione che attesti se sono o non sono stati utilizzati nella produzione tessuti d origine animale di cui alla direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale (GU L 105 del , pag. 18), - le soluzioni adottate di cui all allegato I, capo I, punto 2 (gestione dei rischi), - la valutazione preclinica, - la valutazione clinica di cui all allegato X (rif. punto 1.1 quinquies), - il progetto di etichettatura e, se del caso, di istruzioni per l uso. 17
18 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) - i procedimenti e le procedure utilizzate, in particolare per la sterilizzazione, gli acquisti e i documenti necessari; - le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della fabbricazione; e) gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di tali esami e prove e gli strumenti di prova utilizzati; - la calibratura degli strumenti di prova deve essere fatta in modo da presentare una rintracciabilità adeguata. 18
19 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) 3.3. L'Organismo Notificato esegue una revisione del sistema di qualità per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti al punto 3.2. Esso presuppone la conformità ai requisiti per i sistemi di qualità che applicano le norme armonizzate corrispondenti (rif. ISO 13485:2003). Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possieda un esperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende una valutazione su base rappresentativa dei documenti di progettazione dei prodotti in questione, una visita nei locali del Fabbricante e, in casi debitamente giustificati, nei locali dei fornitori del Fabbricante e/o dei subappaltatori per controllare i processi di fabbricazione. La decisione è comunicata al Fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e una valutazione motivata (rapporto di verifica ispettiva). 19
20 Valutazione della conformità Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) 3.4. Il Fabbricante comunica all'organismo Notificato che ha approvato il sistema di qualità ogni eventuale progetto di adeguamento importante del sistema di qualità o della gamma di prodotti contemplati. L'Organismo Notificato valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai requisiti stabiliti al punto 3.2; esso comunica la decisione al Fabbricante. Detta decisione contiene le conclusioni del controllo e una valutazione motivata (rapporto di verifica ispettiva). 20
21 Sorveglianza del Sistema di Qualità approvato Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) 5.1. La sorveglianza deve garantire che il Fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato Il Fabbricante autorizza l'organismo Notificato a svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni utili, in particolare: - la documentazione del sistema di qualità; - i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla progettazione, quali i risultati di analisi, i calcoli, le prove, le soluzioni adottate di cui all allegato I, capo I, punto 2, la valutazione preclinica e clinica, il piano di follow-up clinico post-vendita e, se del caso, i risultati del follow-up dello stesso, ecc. - i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla fabbricazione, quali relazioni di ispezioni, prove, tarature e qualifica del personale impiegato, ecc L'Organismo Notificato svolge periodicamente ispezioni e valutazioni per accertarsi che il Fabbricante applichi il sistema di qualità approvato e presenta al Fabbricante una relazione di valutazione. 21
22 Sorveglianza del Sistema di Qualità approvato Allegato II - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Sistema completo di garanzia di qualità) 6.1. Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di almeno cinque anni e, nel caso dei dispositivi impiantabili, di almeno quindici anni dalla data di fabbricazione dell ultimo prodotto: - la dichiarazione di conformità; - la documentazione prevista al punto 3.1, quarto trattino (sistema di qualità); in particolare i documenti, i dati e le registrazioni di cui al punto 3.2, secondo comma; - gli adeguamenti previsti al punto 3.4; - la documentazione prevista al punto 4.2; - le decisioni e le relazioni dell'organismo Notificato previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e
23 Flusso attività di valutazione del Sistema di Qualità Riesame della documentazione tecnica ed amministrativa Selezione valutatori ed esperti Richiesta visita SQ Identificazione del GV Esecuzione valutazione SQ Preparazione rapporto di valutazione e raccomandazioni Eventuale visita valutativa suppletiva Esame rapporto di valutazione NO Notifica al fabbricante NC SI Preparazione ed emissione Dichiarazione di Approvazione del SQ Rapporti con Autorità competente Notifica eventuali modifiche al SQ Valutazione modifiche Definizione piano di sorveglianza Eventuale visita valutativa Attuazione visita di sorveglianza Aggiornamento Dichiarazione di Approvazione del SQ Aggiornamento piano di sorveglianza Esecuzione prove SI Fine NO Relazione visita sorveglianza al fabbricante Relazione di prova al fabbricante 23
24 Grazie per l attenzione P.I. Alessandro Melzi Tel

References: Art. 1
 Art. 1
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 1
 Art. 5
 Art. 1
 Art. 14
 Art. 1
 Art. 17
 Art. 9
 Art. 11
 Art. 11
 Art. 11
 articolo 17
 articolo 5