Source: http://www.instrulab.com.ar/espectrofotometro.htm
Timestamp: 2017-01-17 19:09:02+00:00

Document:
ESPECTROFOTOMETROS - INSTRUMENTAL PARA LABORATORIOS
CUIT: 23-07590190-9 Transporte a todo el país
- CUIT: 23-07590190-9 - Transporte a todo el país
CATALOGO UV-1800
FEBRERO 2016!
Brochure Perkin-Elmer
PINNACLE 900 BROCHURE PINNACLE 900 DESCRIPCIÓN PINNACLE 500 BROCHURE
PINNACLE 500 DESCRIPCIÓN
El CARY60 es
espectrofotómetro más moderno y con mejor
tecnología del mercado, que tiene un principio de funcionamiento
distinto a los tradicionales equipos disponibles del mercado. Como Ud. sabe todos los espectrofotómetros del mercado utilizan
dos lámparas, una de deuterio y otra de cuarzo halógeno,
que se deben reemplazar periódicamente (ya sea cada 8 meses, 1
año, año y medio) y el cambio es bastante costoso. El Cary60 trabaja
fuente de luz que es de Xenón que tiene una vida útil de
10 años, es decir que el equipo no tiene costo operativo a
diferencia de cualquier otro equipo.
Otro aspecto importante es que el equipo no
requiere pre-calentamiento, ya que la lámpara de xenón se
enciende solamente en el momento de realizar la lectura. Adicionalmente posee un detector de alta sensibilidad que en
combinación con la intensidad de la lámpara de
xenón inmuniza la luz ambiente, es decir que puede operar hasta
con el compartimiento de muestra abierta sin afectarse los resultados.
Y el equipo es controlado en su totalidad
un software de operaciones que está en español y es de
muy fácil uso, está diseñado para ser utilizado
tanto por expertos como por principiantes. Un
importante es que el software cuenta con un programa de
validación y calibración óptica donde el propio
usuario pueda validar su propio instrumento sin necesidad de la
presencia del servicio técnico. espectrofotómetro de luz UV y visible. Rango: 200-800
nm (exactitud
entre18-27ºC: < ±1nm de 200-250nm, 300-800nm, <+- 0.5nm
de 250-
300nm). Ancho de banda: menor a 5 nm. Fuente de luz: lámpara flash
de Xenón. Detector: Arreglo de fotodiodos. Temperatura operativa: 15-
35º C. Para ser usado con Cuvetas: 100 ul, 700 ul, 1,5 ml, 3,5 ml. (no
incluidas) Paso de luz: 1, 2, 5, y 10 mm. Visor transiluminado:
alfanumérico 2x24. "Printer" interno: alfanumérico gráfico. Interfase:
puerto serial RS-232. Rango fotométrico: 0-2 DO.
Precision de absorcion: +- 0.01 a 0.5AU/ +- 0.02 a 1.0AU/+-0.005 a
0.5AU
Altura de haz(dimension z): 8.5mm
Incluye barrido automático de longitud de Onda.
Paquete de validacion de performance opcional.
Espectrofotómetro VIS marca UNICO modelo S-1200-E
S-1200-E
De simple haz sin barrido
Incluye: un par de cubetas de vidrio de 10mm de paso óptico,
12 tubos redondos de 10mm, puerto RS-232C, cubierta contra
polvo y manual de usuario
Monocromador: 1200 líneas/mm
Ancho de banda fijo: 5 nm
Rango de longitud de onda: 325-1000nm
Exactitud: +/- 2 nm
Repetibilidad: +/- 1 nm
Rango fotométrico: 0 a 2 Abs
Fuente de luz: Lámpara tungsteno halógena
Luz dispersa: menor o igual a 0,5%T a 340 nm y 400 nm
Portacubeta: para cubetas Standard de 10 mm de paso óptico y
para tubos redondos de 5 a 10 mm
Dimensiones: 408 x 308 x 180 mm
El software opcional permite la recolección de datos y la expansión
de aplicaciones a curva estándar, cinética, Abs. y T%; incluye
tambien Abs. vs. Tiempo
Garantía: Por el término de 1 año desde la instalación; contra todo
defecto de fabricación y/o mano de obra. No incluye
consumibles, como ser lámparas
S-1200-E Espectrofotómetro VIS marca
UNICO modelo 1200 de simple haz con
display y teclado incorporado
Espectrofotómetro VIS marca UNICO
modelo SQ2800E
De simple haz con barrido
Incluye: cuatro cubetas de vidrio de 10mm de paso óptico, 2
cubetas de cuarzo de 10 mm de paso óptico, cubierta contra polvo
Monocromador: 1200 líneas/mm Ancho de banda fijo: 4 nm
Exactitud: +/- 0,8 nm
Repetibilidad: +/- 0,5 nm
Rango fotométrico: -0,3 a 3 Abs
Fuente de luz: Lámpara tungsteno halógena y deuterio
Luz dispersa: menor o igual a 0,15%T
Portacubeta: de 4 posiciones para cubetas Standard de 10 mm de paso
Puertos USB, RS-232
Termostatizador de muestras
por efecto Peltier para Espectrofotómetro S-2100.Para
control de temperatura de 15 a 40 C , con resolución de 0,1 C . Con
mecanismo ajustable para utilizar microceldas.
Lámpara de tungteno/halogeno para SQ-2800.
Lámpara de Deuterio para SQ-2800 Espectrofotómetro UV/Vis marca UNICO modelo SQ-2800 de
simple haz con display y teclado incorporado
modelo S-2100UV+-E
Incluye: portamuestras de 4 posiciones para cubetas de vidrio de 10mm
de paso óptico, puerto RS-232C, cubierta contra polvo, 4 cubetas
de vidrio, 2 cubetas de cuarzo y manual de usuario
Rango fotométrico: -0,3 a 2,5 Abs
Fuente de luz: Lámpara de deuterio y lámpara de tungsteno halógena Luz dispersa: menor o igual a 0,3%T a 220 nm y 340 nm
El software opcional permite la recolección
de datos y la expansión de aplicaciones a curva estándar,
cinética, Abs., T% y Concentración; Cinética y
Termostatizador de muestras por efecto
Peltier para Espectrofotómetro S-2100.Para control de
temperatura de 15 a 40 C , con resolución de 0,1 C . Con mecanismo
ajustable para utilizar microceldas.
Espectrofotómetro UV/Vis marca UNICO
modelo 2100UV+ de simple haz con display y teclado
Con un segundo portaceldas para celdas de 100 mm de paso óptico
FT/IR-4200 Espectrofotómetro infrarrojo
por transformada de Fourier (FT-IR) marca
JASCO modelo FT/IR-4200
2- OPCIONAL
Ítem Cant. P/N Descripción
2.01 1 PRO450-S Accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) marca
JASCO modelo
PRO450-S con cristal de ZnSe apto para la medición de muestras líquidas,
sólidas y en polvo.*
2.02 1 PKS-ZnSe Cristal de ZnSe para ATR PRO450-S, incluye: Plato para
polvos, cubierta para muestras líquidas, punta de presión de resina,
de presión de metal, punta de presión plana y punta de presión cóncava
* El precio de los ítems 2.01 y 2.02 son válidos junto con la
adquisición del ítem 1.01 TERMINOS Y CONDICIONES
País de origen de la mercadería: Japón
defecto de fabricación y/o mano de obra. No incluye consumibles, como ser lámparas
Instalación: Incluida en el precio. A realizar por personal
Orden de compra: Previa adquisición del equipo, la empresa compradora
deberá emitir una Orden de Compra Material de las ventanas del interferómetro: KRS-5.
Resolución: 0,9cm-1, 2cm-1, 4cm-1, 8cm-1 y 16cm-1.
Rango espectral de número de onda: 7800 a 350cm-1.
Exactitud de número de onda: dentro de +/- 0,01cm-1 (valor teórico)
Fuente de radiación IR: cerámico de alta intensidad.
Relación Señal/Ruido: valor pico a pico 22.000:1 con detector DLATGS a 2.200cm-1, resolución 4cm-1 y tiempo de un minuto.
Detector: DLATGS con control de temperatura por efecto Peltier.
Conversor análogo/digital de 24 bits, autorango
Software con las siguientes características:
Software standard Spectra Manager II:
Adquisición de datos: ajuste de parámetros, entrada del nombre de la muestra, monitoreo de parámetros, monitoreo en tiempo real.
Corrección de datos: Smoothing, corrección de línea de base, eliminación de CO2 si es necesario, corrección ATR.
Procesamiento: operaciones aritméticas entre espectros, derivadas, conversión espectral, conversión %T/Abs, conversión IF, conversión Kubelka-Munk, ajuste de curvas, deconvolución, reducción de ruido, substracción espectral, conversión long. de onda/número de onda,
conversión JCAMP, conversión GRAMS.
Software KnowItAll de BIORAD.
Incluye software de búsqueda Sadtler que permite acceder a espectros de referencia, Interpretar un espectro IR y correlacionarlo con una estructura, armar bases de datos con espectros propios y generar
informes de alta calidad.
Incluye una base de datos de referencia de 10000 espectros
La oferta incluye*:
Accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) marca JASCO modelo PRO450-S con cristal de ZnSe apto para la medición de muestras
líquidas, sólidas y en polvo.
FT/IR-4200
Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) Especificaciones:
Interferómetro tipo Michelson de 45°, con espejos tipo cubo, con mecanismo de autoalineación, estructura sellada, purgable, con
Mecanismo de impulsión del espejo móvil: mecánico con propulsión electromagnética y sistema de control digital.
Velocidad del interferómetro: variable por medio del software.
Diámetro de apertura: variable de 0,5 a 7,1mm de diámetro en 8 pasos.
Divisor de haz: substrato de KBr revestido de germanio.
Material de las ventanas del interferómetro: KRS-5.
Resolución: 0,5cm-1, 1cm-1, 2cm-1, 4cm-1, 8cm-1 y 16cm-1.
Fuente de radiación IR: cerámico de alta intensidad con fuente de alimentación de 2 etapas.
Relación Señal/Ruido: valor pico a pico 30.000:1 con detector DLATGS a 2.200cm-1, resolución 4cm-1 y tiempo de un minuto.
Conversor análogo/digital de 24 bits, autorango.
Comunicación por USB.
Botón de AutoStart para efectuar análisis de rutina sin usar teclado o mouse. Software con las siguientes características:
conversión JCAMP, conversión GRAMS. Software KnowItAll de BIORAD.
Accesorio de reflectancia total atenuada, (ATR) para FT/IR, marca PIKE (USA) modelo Diamond MIRacle, de reflexión simple, horizontal, con
cristal de diamante.
Incluye placa universal para soporte de muestras, mordaza de compresión con indicador digital de presión, cubierta para líquidos volátiles y tubos de purgado. Apto para muestras sólidas, líquidas y semisólidas.
Accesorio de reflectancia especular para FT/IR, marca PIKE (USA) modelo
30Spec.
Angulo de incidencia: 30º
Con 3 máscaras de apertura para aislar las áreas de importancia.
Apto para films y recubrimientos del orden de los micrones. No requiere alineación.
Accesorio de reflectancia difusa para FT/IR, marca PIKE (USA) modelo EasiDiff. Enfoque micrométrico de la muestra.
Portamuestra dual para corrección del background sin necesidad de reajustes. Sensibilidad del orden de los nanogramos.
3.000,00 FT/IR-4100
Interferómetro tipo Michelson de 45°, con espejos tipo cubo, con
mecanismo de autoalineación, estructura sellada, purgable, con
Mecanismo de impulsión del espejo móvil: mecánico con
propulsión electromagnética y sistema de control digital.
Diámetro de apertura: variable de 0,5 a 7,1mm de diámetro en 8
Exactitud de número de onda: dentro de +/- 0,01cm-1 (valor
Relación Señal/Ruido: valor pico a pico 22.000:1 con detector
DLATGS a 2.200cm-1, resolución 4cm-1 y tiempo de un minuto.
Adquisición de datos: ajuste de parámetros, entrada del nombre de
la muestra, monitoreo de parámetros, monitoreo en tiempo real.
Corrección de datos: Smoothing, corrección de línea de base,
eliminación de CO2 si es necesario, corrección ATR.
Procesamiento: operaciones aritméticas entre espectros,
derivadas, conversión espectral, conversión %T/Abs, conversión
IF, conversión Kubelka-Munk, ajuste de curvas, deconvolución,
reducción de ruido, substracción espectral, conversión long. de
onda/número de onda, conversión JCAMP, conversión GRAMS.
Incluye software de búsqueda Sadtler que permite acceder a
espectros de referencia, Interpretar un espectro IR y correlacionarlo
con una estructura, armar bases de datos con espectros propios y
generar informes de alta calidad.
automatico de electrolitos
Parámetros medidos: Na+, K+, Cl -, Cai ++ (Cualquier
combinación) · Ingreso de muestra por aspiración
de tubo, Jeringa ó capilar ó inyección con jeringa
(patentado) · Bajo consumo de reactivos · El menor costo
por determinación Muestras: Tamaño: 100 microlitros
(máximo!) Procesa muestras de Sangre entera, Suero u Orina
(mediante la utilización de un diluyente en el caso de la orina)
Fácil operación: Mediante un display de 4 líneas
de 20 caracteres, iluminado y un novedoso selector digital rotativo.
Puerta de ingreso de muestra: gracias a este versátil
dispositivo es posible aspirar la muestra de un tubo, una jeringa
ó de un capilar; ó inyectar la muestra mediante una
jeringa (patentado). Fuente de Alimentación: El equipo se
alimenta mediante una fuente de tensión externa de 13,8V (con lo
cual es extremadamente seguro puesto que sólo ingresa baja
tensión) UPS Incorporada: La Batería interna y un
supervisor de línea permiten soportar cortes de energía
con una autonomía de hasta 60 minutos. Completamente
automático!: El Mini-ISE calibra y mide en forma
automática y se auto-mantiene realizando los lavados intensivos
automáticos. Reactivos: Se alojan en un compartimiento separado
y no utiliza Packs. Tiempo de medición: Tìpico 60
segundos Impresora:Posee una impresora de ticket "térmica" de
alto rendimiento ZC 200 E Ideal para
Temperaturas fijas: 100-148-200ºC y manual
hasta 380ºC
Sensor PT-100 especial para altas temperaturas
Incluye timer y corte automático
Capacidad: 24 tubos tipo DQO
7 tubos tipo Khan, o15 tubos de Ø 27 mm
ESPECTROFOTÓMETRO UV/VISIBLE -
ALTO RENDIMIENTO PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. El S80 es un sistema de alto rendimiento, con anchos de banda
variables, de doble haz y que genera resultados consistentes de la
más alta calidad. Algunos modelos de los
espectrofotómetros UV/Visible de la serie Libra de Biochrom
(UK), un productor líder mundial de instrumentación
científica, son instrumentos de primera línea dentro de
un rango que ofrece una operación directa y simple, siendo el
lema central la escalabilidad y la mejor relación
rendimiento/precio. Las características de los Libra S80PC de Biochrom con su
software opcional Resolution CFR de un vistazo: • Espectrofotómetros UV/Vis de doble haz, de longitud de onda variables
• Cumple con todos los requisitos de la Pharmacopoeia Europea.
• Cumple con los requisitos del 21 CFR Parte 11 con el software CFR
• El software Resolution cuenta con cálculos individualizados para el
desarrollo de métodos.
• El amplio rango de accesorios se monta fácilmente.
Todos los espectrofotómetros Libra de Biochrom se pueden
suministrar como instrumentos autónomos. También se puede
seleccionar el S80 como un sistema operado desde una PC, con lo cual se
pueden gestionar las informaciones críticas de la industria
farmacéutica sometidas a las regulaciones, y se las pueden
incluir dentro del flujo de trabajo rutinario. El software Resolution
CFR permite el registro de varios usuarios en diferentes grupos
predefinidos, con diferentes derechos de acceso, garantizando una
trazabilidad de auditoria completamente compatible y con el uso
opcional de firmas electrónicas. El Rango de
espectrofotómetros UV/Visible Libra de Biochrom abarca desde el
'caballo de carga' del laboratorio, práctico y de haz dividido,
hasta el modelo de alto rendimiento, el S80. Todos los instrumentos
Libra de Biochrom, de coste bajo, cuentan con la plataforma
común de hardware y software, proveen mediciones flexibles,
robustas y fiables, y son fáciles de utilizar. Ud. puede
encontrar informaciones adicionales acerca del rango Libra de Biochrom,
y descubrir cual opción del sistema abarcaría mejor sus
necesidades en el laboratorio. Utilice para este fin la herramienta de
selección práctica de paso a paso en la página
principal de Biochrom
Los nuevos espectrofotómetros MA 94, 96 y 98 ofrecen mejoras
como mejor repetibilidad y un método más robusto
para la medición de calidad de color en piezas flexibles o
curvas, fuera del software de manejo de información de datos
X-ColorQC. El MA 94 asegura la medición de distintos tipos de
superficie gracias a tres sensores de presión que ayudan a
ajustar la posición del instrumento de manera correcta. Para
hacer la medición, ilumina la superficie con un módulo
halógeno de tungsteno y toma mediciones de 5 ángulos en
menos de 2 segundos. El MA 96 cuenta con las mismas
características del MA 94 pero toma mediciones de 6
ángulos para adquirir datos de pinturas y recubrimientos con
efectos. Finalmente, el MA 98 es un medidor de precisión de 31
puntos, con 11 sensores y 2 iluminadores, diseñado para medir
pinturas con efectos para investigación y desarrollo, mejoras de
proceso y refinamientos de producto.
Espectrofotometro ColorFlex EZ
45/0 con área medida de 25mm
Nueva generación de espectrofotómetros Hunter Lab,
ColorFlex EZ, la máxima precisión para el control de
calidad del color con 45/0.
Combinando versatilidad, simplicidad y rendimiento, el ColorFlex EZ
refleja casi los 60 años de innovación en medición
de color del lider en instrumentos de control de calidad en color,
El ColorFlex EZ 45/0 es el instrumento óptimo diseñado
para conseguir la perfección de la calidad del color. El
único instrumento diseñado en la industria para "ver" las
muestras al igual que lo hace el ojo humano.
Lo que significa que ves los colores del mismo modo que tus clientes,
evitando sorpresas y generando confianza.
El espectrofotometro posee una pantalla al
con interfase de usuario intuitiva, compartimiento universal de celdas
permite hasta 5 tipos comunes de las mismas, puertos USB para facilitar
las actualizaciones y conexiones a accesorios impresoras y amplio
compartimiento de celdas. El espectrofotometro tiene un reconocimiento
automático de algunos ensayos, mediciones de Abd y % T,
alrededor de 140 métodos ya desarrollados incluidos en su
memoria, posibilidad de crear y grabar métodos desarrollados por
el usuario y barrido espectral. El espectrofotometro tiene una medición
desde una a cuatro longitudes de onda para una misma muestra y
cinética de Abs v/s tiempo. BIOMATE 6 ESPECTROFOTÓMETRO THERMO SCIENTIFIC
• Rango Longitud de onda: 190-1100nm
• Exactitud Longitud de onda: ±1.0nm
• Repetibilidad Longitud de onda: ±0.2nm
• Ancho de banda espectral: 2 nm
• Sistema óptico: Haz divido, Monocromador Seya-Namioka
• Modos del Scan: A, %T, Intensidad, 1-4 Derivativa
• Rango fotométrico: (-) 0.1 - 200 %T. -0.3 - 3.0 A. 0 - 9999 C
• Exactitud fotométrica: 0,005A a 1A
• Velocidad de Giro: 3800 nm/min
• Velocidad de Scanning: 1- 3,800 nm/min
• Selección de Picos: Picos, valles, picos y valles, Relaciones,
Relaciones corregidas, Altura del pico, Cero cruces.
• Lámparas: Deuterio (1000 hr). Tungsteno (2000 hr)
• Ruido: < 0.0002 A, 500 nm, RMS
• Corrimiento: < 0.001 A/hr (después de caliente)
• Cuantificación (hasta 20 estándares y 3 replicados): Lineal, lineal
directo, Cuadrático y Cuadrático Directo
• Velocidad: Display hasta 7 curvas cinéticas por corrida
• Multicomponente: Hasta 20 componentes con hasta 20 λ Scan
• Comunicación: Bi-direccional RS232C, salida USB para impresoras y
• Software: Relación de Acido Nucleíco (260/280 y 260/230) con o sin
Scanning. Concentración directa de Acido Nucleíco a 260nm. Concentración directa de proteína a 280nm y 205nm.
Ensayos de proteína Colorimétrica. Crecimiento celular con factor de escala. Cálculos oligo: Absortividad Molar, Peso Molecular. Tm teórico y
factor. Cinética de multi celdas, 8 puntos/seg. Análisis de longitudes de onda fijas. Pruebas de verificación de desempeño.
• Dimensiones (cm) / Peso: W: 45,5 D: 39,5 H: 21,5 / 10 Kg.
Espectrofotómetro T60U UV/Visible, 8 cell holder (10mm) and 220V 50-60Hz power
KONIK Descargar
GENESYS™ 10 UV/Vis Spectrophotometer
modelo V-630 de doble haz
Controlado por módulo remoto inteligente con display gráfico LCD color
(touch screen) Monocromador: de montaje Rowland modificado con red de
difracción holográfica cóncava de 1200
líneas/mm Ancho de banda fijo: 1,5 nm
Exactitud: +/- 0,2 nm
Repetibilidad: +/- 0,1 nm
Rango fotométrico: -2 a +3 Abs, +/- 10000 %T
Exactitud: +/- 0,002 Abs de 0 a 0,5 Abs, sino +/-0,003 Fuente de luz: Lámpara tungsteno halógena y
lámpara de deuterio, con cambio seleccionable entre 330 y 350 nm
Detector: fotodiodos de silicio
Velocidad de barrido: de 10 a 8000 nm/min
Velocidad de retroceso: 12000 nm/min
Luz dispersa: 0,04% a 220
nm; 0,02% a 340 y 370 nm
Estabilidad de línea de base: +/- 0,0004 Abs/hora
Planicidad de línea de base: +/- 0,0006 Abs
Portacubeta: para cubetas Standard de 10 mm de paso óptico. Módulo remoto inteligente iRM-700 que
Display: LCD color de 320 x 240 pixel
Análisis cuantitativo, barrido en función de longitudes
de onda, barrido en función del tiempo, medición
automática hasta para 8 longitudes de onda prefijadas. Procesamiento de datos:
Búsqueda de picos. Derivadas. Smoothing. Conversión de
escalas, operaciones aritméticas entre espectros. Zoom, trace,
relación entre dos longitudes de onda, cálculo de la
Programa de validación: cumple con los requerimientos GMP/GLP de la
USP. EP y JP
Formato JASCO, formato ASCII, impresión automática, almacenamiento en
Salida para impresora USB
Dimensiones: 486 x 441 x 216
V-630 Espectrofotómetro UV/VIS marca JASCO
controlado por 2.01 1 6916-J001 Portacubeta para cubetas rectangulares
de 10mm, 20mm, 50mm y 100mm marca
JASCO modelo LSE-701
2.02 1 CUB-Cua Par de cubetas de cuarzo 2.03 1 CUB-Vid Par de cubetas de vidrio País de origen de la mercadería: Japón
1.01 Espectrofotómetro UV/VIS marca JASCO modelo V-630
LSE-701De doble haz controlado por PCMonocromador: de montaje Rowland
modificado con red de
difracción holográfica cóncava de 1200 líneas/mm
Ancho de banda fijo: 1,5 nm
Exactitud: +/- 0,002 Abs de 0 a 0,5 Abs, sino +/-0,003
Fuente de luz: Lámpara tungsteno halógena y lámpara de deuterio,
con cambio seleccionable entre 330 y 350 nm
Luz dispersa: 0,04% a 220 nm; 0,02% a 340 y 370 nm
Portacubeta: para cubetas Standard de 10 mm de paso
ópticoSoftware: Spectra Manager II para Windows XP (Spectra
Manager versión CFR opcional) que incluye:
Modos de medición básicos:
Análisis cuantitativo con distintas curvas de calibración, barrido en
función de longitudes de onda, accionamiento automático de
cambio de lámpara, barrido en función del tiempo, medición
automática hasta para 8 longitudes de onda prefijadas. Búsqueda
de picos. Derivadas. Smoothing. Corrección de línea de base,
conversiones de ejes, operaciones aritméticas entre espectros.
Cálculo de actividad encimática
Programa de validación: cumple con los requerimientos GMP/GLP
de la USP. EP y JP
Dimensiones: 486 x 441 x 216 mm
Amplio rango de accesorios opcionales, como ser cambiadores
automáticos de cubetas, bombas peristálticas, Peltier, portacubeta
para cubetas ultramicro
Descargar V-630
Descargar V-600
Espectrofotómetro marca
LaMotte modelo SMART Spectro
, de simple haz, portátil
Rango de longitudes de onda: 350 - 1000nm
Exactitud de longitud de onda: +/- 2nm
Resolución de longitud de onda: 1nm
Ancho de banda: 5nm (máximo)
Luz espúrea: menor a 0,5%T
Sistema óptico: Monocromador de montaje Ebert modificado con red de
difracción de 1200 líneas por mm
Modos de medición: %T, Abs. y Conc
Calibración fotométrica: automática.
Rango fotométrico: 0 a 125 %T, -0,1 a 2,5 Abs.
Exactitud fotométrica: +/- 0,005 Abs
Ruido fotométrico: ≤0,001Abs. a Abs=0, ≤0,002Abs. a Abs.=2,0
Drift fotométrico: +/-0,002 Abs/h a 500nm
Fuente de luz: lámpara halógena (duración 1000hs min.)
Teclado táctil. Display LCD gráfico.
Selección automática de longitud de onda Tests preprogramados para análisis de aguas y efluentes: 80 y
capacidad para 25 propios del usuario. Capaz de realizar ajustes por
standards, por blanco de reactivos, por curvas de calibración.
Capacidad de almacenamiento de datos: 500 resultados
Salida: RS-232 Autodiagnóstico
Alimentación: 220 V o pack de baterías recargables
Dimensiones: 35cm x 28cm x 17cm
Incluye 6 celdas redondas de 25mm, 2 portaceldas (para celdas redondas
de 25mm y 16mm de diámetro (DQO) y para cubetas rectangulares de
10mm), transformador, cargador de baterías y manual de
Espectrofotómetro UV/VIS marca
JASCO modelo V-630 de doble haz controlado por PC.
Monocromador: de montaje Rowland modificado con red de
Portacubeta: para cubetas Standard de 10 mm de paso óptico
Software: Spectra Manager II para Windows XP
(Spectra Manager versión CFR opcional) que incluye:
Análisis cuantitativo con distintas curvas de
calibración, barrido en función de longitudes de onda,
accionamiento automático de cambio de lámpara, barrido en
función del tiempo, medición automática hasta para
8 longitudes de onda prefijadas. Búsqueda de picos. Derivadas.
Smoothing. Corrección de línea de base, conversiones de
ejes, operaciones aritméticas entre espectros. Cálculo de
actividad encimática
automáticos de cubetas, bombas peristálticas, Peltier,
portacubeta para cubetas ultramicro
Refractómetro ABBE marca REICHERT
Longitud de onda: 589nm
• Índice de Refracción: 1,33000 a 1,60000nD • Brix: 0 a 100Brix
• 0,00001nD • 0,01Brix
• +/- 0,00005nD • +/- 0,03Brix
Puntos de calibración: de 1 a 5
Rango de Compensación de Temperatura: 10 a 45ºC
Temperatura de operación: 10 a 45ºC
Control de Temperatura: Por Peltier de estado sólido.
Rango de control de temperatura: 10 a 100ºC
Escalas definidas por el usuario: hasta 14
Dimensiones: 330 x 406 x 115mm
Fotocolorímetro CC, modelo
Junior con lectura en Absorbancia.  Fotocolorímetro CC, modelo Junior con
lectura en Absorbancia y Concentración. Fotocolorímetro Crudo Caamaño – Modelo Junior con
lectura simultánea en Absorbancia, Transmisión,
Concentración y Factor. Fuente luminosa: lámpara tubular de filamento de tungsteno de 12 V.
15W. Vida Media: 1500 horas.
Fuente regulada: estable entre 150 V. y 230 V.
Monocromador: filtros de banda de cristal óptico.
Rango de lectura: 420, 500, 530, 580, 620 y 670 nm (o dentro del rango
espectral filtros especiales).
Ancho de banda: ± 12 nm.
Exactitud de longitud de onda: ± 2 nm.
Reproducibilidad en la longitud de onda: ± 1,5 nm.
Electrónica íntegramente de estado sólido (microcontrolador ?)
Lectura simultánea en Absorbancia, Transmisión, Concentración y Factor.
Teclado funcional.
Portacubetas apto para cubetas de caras planas paralelas de 10 mm de
paso de luz y cubetas de vaciado automático.
Volumen mínimo de muestra: 0,50 ml. para cubetas normales y 0,25 ml.
para cubetas micro.
Precisión instrumental: ± 0,5 %.
Opcionales: Impresora de datos de papel térmico.
Conexión a PC (software y puerto USB). Fotocolorímetro Crudo Caamaño – Para Lectura
de miel - Modelo Mm Pfund Alfanumérico Fuente luminosa: lámpara de iodo cuarzo 6V. 10W.
Fuente regulada: estable entre 150V. y 230V.
Monocromador: filtro interferencial. Rango espectral: filtros 635nm.
Display alfanumérico con lectura simultánea en Mm Pfund,
Absorbancia, Concentración y Factor.
paso de luz.
Volumen de muestra: 0,50 ml para cubetas normales y 0,25 para cubetas
micro. Alimentación: 220 V.
Conexión a PC software y puerto USB.  Fotómetro de Llama digital CC, modelo Crudo Ionometer Alfanumérico,
con compresor (Na y K ). Opcionales: Filtro de Li. Filtro de Ca.Y/O BA -
Compresor. Fotómetro de Llama Crudo
Caamaño - Modelo Ionometer Alfanumérico
Instrumento de alta sensibilidad y precisión, para la
determinación de Na y K en fluidos biológicos (sangre,
orina, suero, etc) y determinaciones industriales.
Consta de un circuito cerrado con regulador
flujo q ue permite la adaptación a cualquier tipo de gas
existente y evita la contaminación de la llama por las
sustancias presentes en la atmósfera del laboratorio, tales como
partículas de polvo y humo. Este circuito se caracteriza por
poseer una conexión directa y cerrada entre el gas de
alimentación y el aire del nebulizador. Por medio de este
sistema, se logra que el gas llegue íntimamente mezclado al
mechero, produciendo una llama perfectamente azul y estable.
Compresor de aire a baño de aceite (incluido).
Lectura simultanea en display de LCD para Na y K.
Filtros opcionales: Li, Ca y Ba.
Ajuste de Cero automático, simultáneo en cada catión.
Manejo y control desde teclado alfanumérico.
Consumo de muestra en ml por minuto de ± 1 cm³ en 7 segundos a 0,5 ATM
Calibrado especialmente para estudios de suelos y controles
industriales en p.p.m., mg/l, mg/dl, mg/%, etc.
Bilirrubinómetro CC, modelo BB
Alfanumérico. Bilirrubinómetro Pediátrico Crudo Caamaño – Modelo BB – con lectura en
Concentración Instrumento de alta precisión diseñado para lecturas
rápidas en micro capilares de bilirrubina total, en suero o
plasma con aplicaciones tanto en el campo de la investigación,
salud y análisis clínicos.
Excitación luminosa: led de luz fría de 12 V. Fuente regulada estable entre 150V. y 230V.
Monocromador, filtros de interferencia.
Rango espectral: 455 Bilirrubina / 555 Hemoglobina
Ancho de banda: + 3 nm.
Electrónica íntegramente de estado sólido con
circuitos integrados operacionales y microprocesador de ultima
Lectura en micro capilares de vidrio.
Lectura en Concentración directa de Bilirrubina total, en un rango de
0,0 – 30,0 mg/dl.
Si existe interferencia por hemólisis, se descuenta en forma
automática, dando el valor real de la Bilirrubina.
Concentración o Factor archivados en memoria.
Display de lectura alfanumérico de LCD.
Volumen de muestra: 20 microlitros de suero.
Total de error + 3%.
Conexión a PC (software y puerto USB).
Hemoglobinometro modelo hb
alfanumerico Hemoglobinómetro Crudo Caamaño - Modelo HB Alfanumérico con lectura en
Concentración. Instrumento de alta precisión, para lecturas rápidas en
un método colorimétrico para la determinación de
hemoglobina, como ser Cianuro de hemoglobina en sangre.
Lectura en Concentración directa en un rango de 11,0 –
18,0 mg/dl. Linealidad de la reacción hasta 25 mg/dl.
Standard interno de calibración.
Monocromador: filtro 540.
Volumen mínimo de muestra 0,25 ml para cubetas de caras planas
paralelas de 1 cm de paso de luz (semi micro).
Calibración del equipo con “Standard Hemoglo Wiener”.
Cubeta de vaciado Automático
termostatizada a 25°, 30º y 37º C.
Impresora de datos de papel térmico.
opcional cubetade vaciadoautomatico con bombade succion
opcional impresora de datos de papel termico con salida a puerto usb
1.798 pesos
opcional salida a pc  Fotómetro Digital de Lectura Vertical para Elisa CC, modelo EIE.
Alfanumérico. con filtros 450y 492 Opcional: Filtro 405. AMH gen 2 E INHIBINA B gen 2
PARA LABORATORIO EMBRIONARIO PARA ANALIZAR
LA FERTILIDAD YA ESTA APROBADO POR ANMAT. AREA FERTILIDAD Y PEDIATRIA
Equipos elisas para AMH GEN II (determinación cuantitativa de la
hormona anti-Muleriana (AMH/MIS para Reserva ovarica) y tambien
INHIBINA B ELISA GEN 2.
más información acerca de AMH
C.C., modelo MC Termoreactor Crudo Caamaño –
Modelo MC Este calefactor cuenta con una electrónica de última
generación, manejado por un microcontrolador con memoria (ROM),
haciendo del mismo un instrumento controlado y operado totalmente en
La presentación de la lectura es en un display de LCD alfanumérico.
Posee un programa comandado a través de un teclado de 12 teclas
impresas que determinan las siguientes funciones.
1. Selección de temperatura de trabajo. Rango hasta 160º C. 2. Tiempo de incubación. Alarma audible de finalización de programa
(tiempo). 3. Indicación visual en pantalla de valor de temperatura. 4. Indicación de tiempo transcurrido. 5. Indicación de tiempo programado. 6. Fusible térmico de protección. 7. Función de enfriamiento rápido.
Programación de cualquier temperatura hasta 160º C.
Portatubos con 24 alojamientos para tubos de 16 mm de diámetro.
Su utilización es especial para análisis DQO, DBO,
Fósforo Total y Acido – Hidrolizable (150º),
análisis de Fósforo Total a temperatura de 105º C.
Fluid Therm – Equipo para la termostatización de Fluidos. Dispositivo electrónico apto para elevar la temperatura de
transfusión de fluidos (sueros, sangre, plasma, etc.). Desde la
temperatura original de la bolsa en cuestión a temperatura
corporal aproximadamente (35º - 36º). Este dispositivo es
totalmente aséptico por no entrar en contacto directo con los
fluidos a transfundir. El dispositivo descripto mantendrá la
temperatura en forma automática y constante en un régimen
de goteo de entre 60 gotas /minuto a 140 gotas /minuto exclusivamente. El equipo consta de dos módulos: un modulo de control en
gabinete plástico aislado de tensión de línea que
se fija en el barral de la bolsa, vinculado a un calefactor
metálico con un cable elástico de 8 conductores
envainados. El modulo calefactor contiene un indicador luminoso de muy
fácil visualización, que facilita su control a distancia.
Toda parte metálica trabaja en baja tensión y baja
corriente, lo cual elimina toda posibilidad de accidentes
UV/VIS marca JASCO
Modelo V-630 Doble haz controlado por PC.
Modos de medición básicos:Análisis cuantitativo
con distintas curvas de calibración, barrido en función
de longitudes de onda, accionamiento automático de cambio de
lámpara, barrido en función del tiempo, medición
automática hasta para 8 longitudes de onda prefijadas.
Búsqueda de picos. Derivadas. Smoothing. Corrección de
línea de base, conversiones de ejes, operaciones
aritméticas entre espectros. Cálculo de actividad
nefelometrico portatil marca
LaMotte Modelo 2020
Digital, portátil: (Hay dos versiones: una
que cumple normas EPA y otra que cumple normas ISO)La versión
EPA cumple con la norma USEPA 180.1
Display: 3 ½ dígitos LCD. Indicador de estado de batería. Teclado de
EPA), diodo emisor luz a 860 nm (versión ISO) Detector: Fotodiodo de Silicio Portamuestras: Acepta celdas de 25mm de diámetros de fondo plano con
Otras funciones: Autoapagado a 5, 10 ó 30 min. a elección con
posibilidad de anularlo
instrucciones y valija de transporte
GENESYS™ 10
UV/Vis Spectrophotometer Meet
the New Laboratory Standard Researchers, scientists
and technicians worldwide depend on Thermo Spectronic to provide
UV-Visible spectrophotometers to suit their specific applications and
needs. We are pleased to introduce the new laboratory standard, the
GENESYSTM 10 spectrophotometer. Powered to Perform, Priced to Surprise
spectrophotometers have long been known as the dependable choice for
busy laboratory environments. The GENESYS 10 gives you all the features
you have come to expect from a GENESYS spectrophotometer including a
rugged design, a user-friendly interface and unrivaled reliability. The GENESYS 10 also
provides the functionality of an expensive spectrophotometer at an
affordable price. Both the Visible and UV-Visible GENESYS 10 models
feature a powerful optical design, flexible sample handling and
versatile software capabilities that make the GENESYS 10 the smart
choice for testing water and waste-water, inorganics, food and
beverages, as well as quality control of chemicals or life science
applications. GENESYS 10 UV-Visible spectrophotometers truly are
powered to perform and priced to surprise! High-Quality
Optics for High-Performance Results High-quality optics are
absolutely essential for obtaining accurate and precise
spectrophotometric measurements. Both GENESYS 10 models utilize a
unique optical design that dramatically reduces stray light and
produces a precisely focused image on the sample. This imaging allows
the use of microcells without special cell holders and ensures the
accuracy of your results every time. The GENESYS 10
UV-Visible model features a xenon flashlamp and dual detectors for an
outstanding signal-to-noise ratio. The xenon lamp flashes only when
needed during measurements resulting in extended lamp life and lower
operating costs. An added benefit of the xenon lamp is its distinct and
uniform emission lines that allow wavelength accuracy and resolution to
be verified across the wavelength range. Do you need quick, accurate
measurements? The GENESYS 10's high-performance optics will do the work
for you! An optional, built-in,
3" (76.2mm) wide printer documents all parameters including time and
date, test name, data and final results. It displays graphs, statistics
and sample number¿perfect for Good Laboratory Practice (GLP)
requirements. A large graphical
display allows easy viewing of instrument conditions and results. Thanks to a small
instrument footprint, you have plenty of room for other lab equipment. 6-Position Cell Holder
models hold a blank and up to five samples in 10mm square cuvettes or
(10mm or 1/2") test tubes. The standard turret will measure all six
positions automatically or can be rotated to specific positions by
pressing the cell changer buttons. The powerful optics of the GENESYS
10 even allow you to measure 70µL without a special holder. Routine Absorbance and
Transmittance measurements can be determined from the instrument's main
screen using a very simple 3-step process. Concentration measurements
only require two additional steps: measuring and entering the
concentration of the standard. Simple keyboard-based
operation and "Softkeys," specific to each screen, simplify setting up
the instrument with your laboratory's test parameters. Cell changer buttons
rotate samples into position. Cleanable,
chemical-resistant surfaces and rugged design make the GENESYS 10 the
ideal choice for harsh laboratory environments.
.: Wavelength
Range 190 nm a 1100 nm .: Wavelength
Accuracy ±1.0 nm .: Wavelength
Repeatability ±0.5 nm .: Spectral
Bandwidth 5 nm .: Optical System See below .: Photometric Range
-0.1 to 3.0A; 0.3 to 125%T; 0 to 9999C .: Photometric
Accuracy 0.5% of reading, or 0.005A (whichever is greater) up
to 2A .: Photometric
Readout Absorbance, %Transmittance,
Concentration .: Lamp
Source See below .: Detector Solid-state detector .: Monochromator Grating .: Noise (peak-to-peak @
340nm) ≤ 0.001A at 0A; ≤ 0.002A at 2A .: Drift after
warmup ≤ 0.001A/hr .: Stray Light (at 220, 340
& 400 nm) ≤ 0.1%T .: Display LCD,
3.8"x2.8"; 40 col x 20 rows .: Supplied
interface RS-232-C .: Supplied Cell
Holder See below .: Software Built-in: Abs/%T/Conc with Std/Conc with Factor; Standard
Curve; Abs Ratio; Abs Difference;
Kinetics; Survey Scan; 3-Point Net; Multiple Wavelengths; Performance
Verification .: Test Storage Up
to 40 sets of test parameters .: Data Storage none
.: Languages English, French, German, Italian, Spanish .: Outputs See below .: Included with
product Operator's Manual; Dust cover .: Power
Requirements 100-240V, 50/60Hz .: Dimensions 33cmW
x 41cmD x 23.5cmH (13"W x 16"D x 9"H) .: Weight 19 lbs
(8.6 Kg) .: Warranty 1 year ESPECTROFOTÓMETRO
UV-VISIBLE ALFANUMÉRICO
lámpara de iodo cuarzo 6V. 10W. Fuente regulada estable
entre 150V. y 230V.
Monocromador filtros
interferenciales y de banda.
Rango espectral filtros 340, 405,
420, 500, 530, 580, 620 y 670.
Ancho de banda + 6 nm en Visible +
4 nm en UV
Exactitud de longitud de onda +
Reproductividad en la longitud de onda
+ 1 nm.
Detector fotodiodo encapsulado en
Electrónica íntegramente de estado
sólido con circuitos integrados operacionales y microprocesador.
Display alfanumérico con lectura
en Absorción, Transmisión, Concentración, Factor y Cinética.
Lectura en Absorbancia y Transmisión simultanea.
Absorbancia Rango 0.000 – 2.000
Resolución 0.000 a 0.999 – 0.001 ABS.
1.0 a 2.00 – 0.01 ABS. Transmisión Rango 0 – 100% T.
Resolución 0.1% T.
Concentración Rango 0.001 – 9999
programable con cálculo automático de factor, punto decimal flotante,
resolución programable.
Factor Rango 0.001 – 9999 valor y
resolución programable por teclado.
Cinética lectura de la base y tres
valores de Absorbancia con cálculo de los Deltas. Delta promedio y
Resultado final en UI, totalmente automático. Tiempo entre lecturas
programable entre 1 y 60 segundos, con indicación auditiva de
terminación de la corrida.
Cinética especial para Creatinina
y Amilasa
Teclado funcional Porta cubetas termostatizado a 30º
y 37º C para cubetas de caras planas paralelas de 10 mm de paso de luz.
Volumen de muestra 0,50 ml para
cubetas normales y 0,25 para cubetas micro.
proporcional sin circulación de agua.
Salida a impresora Alimentación 220V.
Ubicación: el equipo
debe ser emplazado en una mesada sin vibraciones, libre de polvo y sin
Temperatura ambiente: 10 a 40ºC.
Humedad: 30 a 90%.
Requerimiento eléctrico: línea de
110 o 220 volts, +/- 10%, libre de fluctuaciones abruptas y ruido
eléctrico, con conexión a tierra (no conectar en la misma línea o cerca
de centrífugas, estufas, equipos de rayos “X”, ascensores o cualquier
tipo de motores eléctricos). El ruido eléctrico produce inestabilidad
lámpara de iodo cuarzo 6V. 10W.
Fuente regulada: estable entre
150V. y 230V. Monocromador: filtros
Rango espectral: filtros 340, 405,
420, 450, 530 y 620. Filtros opcionales: 470, 580 y 670.
Ancho de banda: + 8 nm. Exactitud de longitud de onda: +
Reproductividad en la longitud de onda:
+ 1 nm. Detector: fotodiodo encapsulado en
Electrónica íntegramente de estado sólido con circuitos integrados
operacionales y microprocesador.
Display digital de cuatro dígitos con lectura en Absorción,
Transmisión, Concentración, Factor y Cinética.
Absorbancia: Rango 0.000 – 3.000
Resolución 0.000 a 0.999 – 0.001 ABS. 1.0 a 3.00 – 0.01
ABS. 2.0 Transmisión: Rango 0 – 104% T.
Concentración: Rango 0.001 – 9999
Factor: Rango 0.001 – 9999 valor y
resolución por teclado.
Cinética: lectura de la base y
tres valores de Absorbancia con cálculo de los Deltas. Delta promedio y
Teclado con 16 teclas y realimentación acústica.
Porta cubetas termostatizado a 30º y 37º C para cubetas de caras planas
paralelas de 10 mm de paso de luz y apto para Cubeta de Vaciado
Volumen de muestra: 0,50 ml para
Termostato electrónico proporcional sin circulación de agua.
Bomba de succión incorporada al equipo, para Cubeta de Vaciado
Salida a impresora tipo Epson o similar con norma Centronics, y salida
a interfase RS 232.
VISIBLE 400 - 700 (CON LECTURA EN ABSORBANCIA)
lámpara de tungsteno 12V. 15W.
Monocromador: cuña de
interferencia continua. Fuente regulada: estable entre 150V. y 230V. Rango espectral: 400 a
700 nm. Lectura UV (opcional):
filtro 366. Ancho de banda: + 8 nm. Exactitud de longitud de onda:
+ 1,5 nm. Reproductividad en la longitud de
onda: + 1 nm. Detector: fotodiodo
encapsulado en vidrio. Display digital con
lectura en Absorvancia. Portacubetas apto para
cubetas de caras planas paralelas de 10 mm de paso de luz y cubetas de
vaciado automático. Volúmen mínimo de muestra:
0,50 ml para cubetas normales y 0,25 para microcubetas.
Productos “Zeltec”
MODELO ZL5000 (Espectrofotómetro
El ZL 5000 es un
espectrofotómetro digital de lectura directa en absorbancia,
transmitancia y concentración. Su óptica esta basada en una red de
difracción y con un ancho de banda de 6nm. que permite seleccionar
longitudes de onda en un rango entre 330 y 1000nm.
Posee un conexionado interno que permite acoplar directamente un baño
termostatizador para procesar enzimas.
Rango de longitud de
onda: 330-1000nm
Ancho de banda: 6 nm
Luz espuria: 0.1% a 340 nm
Rango de trabajo: 0-100% Transm.
0-1999 U. Abs.
0-999 Conc.
Selección decimal: 3 posiciones
Exactitud de long. de onda: ± 2 nm
Monocromador: con red plana holográfica de 1200 líneas con
posicionamiento por tornillo patrón
Fuente luminosa: lámpara halógena 6V-10W
Compartimiento de muestras: soporte para cubetas de caras paralelas de
5, 10, 20 y 40 mm de paso de luz y tubos test para DBO y DQO
Voltaje: 220/110 V – 50/60 Hz
Embalaje: 450 x 430 x 200 mm
NOTA: EL EQUIPO NO SALE
MÁS CON SALIDA A PC. Precio contado efectivo
modelo ZL 5000 PLUS Espectrofotómetro digital con microprocesador Lecturas colorimétricas
y/o enzimáticas. Lectura simultánea de T y A e individual de C
Selección de longitud de onda por teclado
Programa interno de calibración
Rango: 330 a 1000 nm, 6 nm de ancho de banda
Volumen mínimo 0.5 ml
Funda, manual y 3 cubetas plásticas
ZL 5000 S (Sistema espectrofotométrico)
De idénticas características al ZL 5000 con la incorporación de bomba
peristáltica con microcelda de autollenado y termostatiza-ción Peltier
(25, 30 y 37°C)
Volumen mínimo de lectura: 0.6 ml
Embalaje: 400 x 400 x 300 mm
Espectrofotómetro ZL 5000 + bomba peristáltica ZB 100 + Termostatizador
Peltier ZT 250 con microcelda de autollenado
Temperatura: 25/30/37ºC
y ajuste manual
Funda, manual y tubuladuras y filtros
digital con microprocesador
Lecturas colorimétricas y/o enzimáticas con testigo o factor
Lectura simultánea de T y A e individual de C
100 técnicas programables en memoria
Impresión de resultados, fecha, hora, código de operador y nro. de
muestra totalmente operado desde teclado
Interfases USB 1.1 y RS 232 bidireccional
Portacubetas para cubetas de 1 a 5 cm de paso de luz y/o tubo test
5200 Espectrofotómetro digital con
USB 1.1 e interfase bidireccional RS 232
Bomba peristáltica y celda de autollenado
Termostatización Peltier 25ºC, 30ºC y 37ºC
Funda, manual, tubuladuras y filtros
De moderno diseño, estos
equipos permiten termostatizar de manera rápida y precisa determinada
Un timer digital programable facilita la operación, pues se programa al
iniciar el trabajo, y al cumplirse el ciclo se activa una alarma sonora
de advertencia y se corta automáticamente la alimentación,
prescindiendo de la presencia del operador.
Cada modelo se provee con tres temperaturas prefijadas y un control
manual. Ideal para DQO y Digestiones Temperaturas fijas: 100-148-200ºC
y manual, con opción a cambiar las temperaturas fijas Incluye timer y
Capacidad 24 tubos DQO
7 tubos Khan
2 tubos digestores de 22 mm
ZF-240
Fotómetro digital de
display para la determinación simultanea de Sodio o Potasio en
ppm, mediante una llave selectora para el cambio del elemento a medir.
Su display de cuarzo líquido le permite
leer en una misma muestra Na/K en forma muy estable. Consumo de muestra
regulable entre 2 y 4 ml.. Regulación de aire externa. Filtros
interferenciales de alta definición. Compresor silencioso. El equipo se entrega con manual de
de uso, compresor, reguladores de presión de aire y gas,
BAJO NORMA ISO 9001 - 2000
• lectura directa en ppm. para Na o K.
• encendido automático de la llama
• filtros interferenciales
• retención de la última lectura en el display
• gas común de garrafa • compresor seco.
• regulador de aire incorporado
• regulador de gas incorporado
• velocidad de aspiración: 2.0 a 4.0 ml/min.
• tiempo de medida: 15 segundos por determinación
• rango de sensibilidad: Na: ppm: 0-20 K: ppm: 0-40
• Dimensiones: ancho: 25 cm. alto: 33 cm. profundidad: 25 cm.
• Peso: 7 kg. (fotómetro solo).
• Alimentación: 220 V. – 50 Hz.
• Potencia: Fotómetro solo 50 W.
Compresor 1000 W. (intermitente).
MODELO Lambda EZ301 UV-VIS Con microprocesador
electrónico teclado y display LCD incorporado.
Programable sin
necesidad de computadora externa. Sistema Óptico:
doble haz real. Display
de cristal liquido de 640 x 480 pixeles. Rango de
longitud de onda: 190 - 1100 nm. Ancho de
banda espectral: 1,5 nm. Monocromador:
rede de difracción holográfica cóncava de alta performance.
fotodiodos de Silicio Luz espúrea: <0,05%t a 200 nm
Nal, 340 nm NaNO2. FUENTE DE
PODER Y CUBA PARA ELECTROFORESIS CRUDO CAAMAÑO
M-O Fuente
de poder para electroforesis
Regulada en corriente continua entre 0-60 mA. Regulada en tensión de 0
a 200 V. Resolución 0,01. Display de lectura digital de tres dígitos.
Electrónica íntegramente de estado sólido con circuitos integrados y
plaquetas enchufables. Precisión instrumental
+ 0,5%. Alimentación 220 V. 50 Hz. Salida para una cuba de migración
con circuito protector.
Gabinete de plástico inyectado. Volumen: 140 cm3 de Buffer en las dos
cubetas. Dos electrodos de platino.
20 tubos o cubetas de
20 vueltas por minuto.
de tubos y cubetas
por convección de aire (sin agua).
Temperaturas programadas en 30ºC y 37ºC fijos o variables. Puede utilizarse como una pequeña estufa de incubación.
de instrumental de medición
Espectrofotómetros* Fotómetros de llama*
Bilirrubinómetros*
* Para la reparación se realiza un presupuesto
Modificación y adaptación de termostatos electrónicos, porta cubetas
para cubetas de caras plana paralelas de 1 cm x 1 cm. Reacondicionamiento
de equipos a nuevo, incluida la pintura (consultar según modelo).
Reparación y calibración de polarímetros y refractómetros de mesa.
Tubos polarimétricos de 200 y 100 mm con carga central o lateral. Fabricación de material de vidrio especial, sobre plano o pieza de
muestra. Reparación de material roto.
LECTOR VERTICAL PARA ELISA
MODELO EIE
Fotómetro de lectura
vertical para leer microstrips (tira de 8) de enzimoinmunoensayo
(E.I.E.).
Excitación luminosa: lámpara
tubular de filamento de tungsteno 12V. 15W
Monocromación: filtro
interferencial.
Ancho de banda espectral: 8 nm +
12 nm nominal
Rango espectral: acepta filtros
del rango de 400 a 700 nm. (405 interferencial - 450 interferencial -
492 interferencial)
Exactitud de longitud de onda: +
Reproductibilidad de la longitud de onda:
Detector: fotodiodo encapsulado en
Electrónica: íntegramente de
estado sólido con microprocesador.
Display: cuatro dígitos con
lectura en Absorción.
Volumen de muestra: máximo – 0,3
ml – mínimo 0,1 ml.
Lectura vertical: micro cubetas de
Alimentación: 220V. (110 V
Nota: Con filtro
adicional 550 nm, se hace a pedido, garantía de 12 meses Opcional:
Filtro 492 ó 450.
Filtro 405. FOTÓMETRO
DE LLAMA MODELO DIGITAL Instrumento de
alta sensibilidad y precisión, para la determinación de Na, K y Ca en
fluidos biológicos y determinaciones industriales. Consta de un
circuito cerrado con regulador de flujo que permite la adaptación a
cualquier tipo de gas existente y evita la contaminación de la llama
por las sustancias presentes en la atmósfera del laboratorio.
Alimentación a gas butano comercial y envasado (garrafa de 2 Kg.) Super
Rango de lectura para Na de 0 – 200 mEq/l y para K o Ca de 0 – 10 mEq/l.
industriales en p.p.m.
Lectura digital directa para Na y K en mEq.
muestra en ml por minuto: + 1 cm³ en 7 segundos a 0,5 ATM de
Relación de dilución para Na, K y Ca:
1 en 200 ó 1 en 100.
Monocromación: filtros de banda.
Alimentación: 220 V (110 V
Filtro de Li. Filtro de Ca.
MODELO ZF 250
modelo L-20 ST Digital doble
caudal-Dilución 1/200 para Na/K, 1/10 para Li.
Lectura simultánea Na/K y Li (en canal K) y Litio (en canal K)
Retención última lectura.
Lectura en meq/l. Incluye compresor.
Encendido automático de llama
Nebulizador de paso variado regulable de 2 a 4 ml/min.
MODELO ZF 240
derivada del modelo ZF-250, con un solo canal para lectura directa en mEq/l. para Na o K Encendido automático de llama
A pedido se entrega con lectura directa en p.p.m.
Especial para análisis de suelos y aguas.
MODELO ZF 250 INDUSTRIAL
Lectura digital doble
Lectura simultánea Na/Ca en un canal y K/Li en el otro.
Lectura en meq/l o ppm. Incluye compresor.
Conversión del ZL 5000 a ZL 5000 S
Incluye Peltier, Bomba Peristáltica con
Repintado del ZL 5000.
Funda, manual, salida para PC.
Bomba peristáltica ZB 100
Incluye microcelda y adaptación a cualquier
Fotómetro ZL 500
Minifotómetro digital
potátil T-A y C
Incluye fuente externa. Funciona tambien con pilas.
Se entrega con 1 filtro a elección.
Termostatizadores secos ZC 100
Temperaturas fijas
25-30-37ºC y manual. Incluye timer
Capacidad 60 tubos KHAN ó 40 KHAN y 16 de ensayo
Fotómetro ZC 200
Ideal para DQO y
Temperaturas fijas: 100-148-200ºC
y manual. Incluye timer y corte automático.
Capacidad 24 tubos DQO ó 7 tubos KHAN
2 tubos digestores
ZC 200 E Ideal para micro-Kjeldahl
Temperaturas fijas:
100-148-200ºC y manual hasta 380ºC
7 tubos tipo Khan, o
15 tubos de Ø 27 mm
Calefactor de columnas HPLC ZC 90
Temperatura ambiente hasta 100ºC. Display
digital. Para 2 columnas de diversos tipos.
Lavador de columnas HPLC ZC 500
6 entradas, 1 salida, sin bomba impulsora Precio consultar
Bomba impulsora reacondicionada Precio consultar
NANOCOLOR 500 D
Fotómetro de filtro para uso
en laboratoiro y portátil Características:
método de memoria con porgrama permanente
de todos los test NANCOLOR
almacenaje de parámetros característicos
de método para cada test, incluyendo los valores en blanco.
Lectora de código de barras en los tubos
frecuente auto-comprobación con control
automático de filtros (patente DE-P 44 04 768.1)
se pueden seleccionar métodos mediante
el teclado de 20 teclas.
método programable en memoria para
sus propias aplicaciones para poder efectuar los análisis con
reactivos preparados por el usuario o de otras marcas.
guía del usuario con pantalla de 2
líneas (se puede seleccionar entre 7 idiomas)
control automático de la cubeta con la
correspondiente asignación de factores y rangos.
aviso de valores que caen fuera de los
rangos de medidas.
programas de medida: concentración,
extinción, concentración con factor de curvas de
calibración lineales y no lineales; calibración con 2
puntos, cinética.
ajuste automático de rueda de
filtros con 10 filtros interferenciales:
345/365/436/470/520/540/585/620/690/800 nm. y dos espacios para
amplia memoria con acceso libre a todos
los valores de medidas almacenados.
cronómetro incorporado con fecha y hora
proceso de datos compatible con WINDOWS
interface en serie bidireccional RS 232
C y USB 1.1
posibilidades de actualizarse con nuevas
técnicas de reactivos via Internet
Se puede utilizar con cubetas de 5-10-20
50 mm. de paso de luz o tubos de 16mm. de diámetro tipo D.Q.O.
(las cubetas no estan
Completo manual con todas las técnicas
que el equipo pueda realizar.
CAT.MACHEREY-NAGEL Nº 919500, industria
PEDIÁTRICO, CON LECTURA EN CONCENTRACIÓN
Instrumento de alta
precisión diseñado para lecturas rápidas en micro capilares de
bilirrubina total, en suero o plasma con aplicaciones tanto en el campo
de la investigación, salud y análisis clínicos.
luminosa: lámpara de iodo cuarzo 6V. 10 V. Fuente
regulada estable entre 150V. y 230V. Rango
espectral: 455 Bilirrubina / 575 Hemoglobina. Ancho de banda:
+ 3 nm.
fotodiodo encapsulado en vidrio. Lectura
vertical en micro capilares. Monocromador:
filtros de interferencia. Lectura
digital en Concentración directa de Bilirrubina total, en un
rango de 0,0 – 20,0 mg/l.
muestra: 20 ml de suero.
Total de error:
+ 3%. Electrónica:
íntegramente de estado sólido con circuitos integrados operacionales. Alimentación:
de Reactivos Nanocolor
fotométrica de DQO. Rango: 100 - 1500 mg/l. O2 . El pack
contiene los reactivos y tubos vacios para que Ud. lo pueda dispensar
en los tubos correspondientes abaratando de esta manera el costo por
análisis. CAT. MACHEREY-NAGEL Nº 918629
Las presentaciones disponibles son las siguientes: Pack x 250 determinaciones (Incluye 10 tubos vacios)
Pack x 500 determinaciones (Incluye 10 tubos vacios)
Pack x 750 determinaciones (Incluye 20 tubos vacios)
Precio consultar FT/IR-4100
Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) Interferómetro tipo Michelson de 45°, con espejos tipo cubo, con mecanismo de autoalineación, estructura sellada, purgable, con
Divisor de haz: substrato de KBr revestido de germanio. Espectrofotómetro ICP (secuencial)
marca GBC, modelo Quantima. Descargar
Catálogo NanoPhotometer
concentración de proteínas es un método
frecuentemente usado en la práctica bioquímica diaria. Es
crítico seleccionar el ensayo óptimo para cada tipo
particular de muestras. La decisión de la metodología se
basa en la conveniencia, cantidad y pureza de la proteína a
medir, la presencia de sustancias interferentes y la exactitud
requerida. La determinación de proteínas se puede realizar por
medición de la absorbancia a 280 nm (UV 280), proveniente de sus
aminoácidos aromáticos, sin embargo, este método
depende fuertemente de la pureza de la secuencia primaria de la
proteína ya que muchas sustancias interferentes también
presentan una absorbancia muy alta en el UV afectando el resultado de
la medición. También se pueden emplear ensayos
colorimétricos que se basan en la formación de un
complejo entre un colorante específico y las proteínas en
solución. Son más adecuados para mezclas proteicas y
requieren un estándar proteico apropiado. Entre estos, el
método de Bradford y el de Lowry son los más comunes. El NanoPhotometer Pearl permite la medición de muestras de proteínas
con o sin el empleo de cubetas. La medición de proteínas sin cubetas, permite una
cuantificación confiable con un volumen inicial mínimo de
0,3 µl (nanovolumen). Con la tecnología de
compresión, la muestra es comprimida exactamente hacia la
longitud de onda específica de medición y de manera
independiente de la tensión superficial. Esto es crítico
para una medición exacta de proteínas. Existen 5 tapas para generar diferentes diluciones virtuales 1/5, 1/10,
1/50, 1/100 y 1/250. Estas garantizan la longitud de onda exacta de
medición durante la vida útil del instrumento. Por lo
tanto, el NanoPhotometer Pearl no requiere mantenimiento ni
recalibraciones. A su vez, la tecnología de compresión
evita la evaporación y permite recuperar la muestra, permitiendo
la cuantificación de proteínas en solventes
volátiles como el tolueno. El rango de barrido espectral va de
200 a 950 nm, y el rango de longitudes de onda para mediciones simples
o múltiples va de 190 a 1100 nm. El rango dinámico para
cuantificación proteica medido para seroalbúmina bovina
está entre 0,08 y 543 mg/ml para la medición con
nanovolúmenes. Se ha demostrado un alto coeficiente de correlación lineal R2
entre 0,9982 y 0,9992 entre las mediciones proteicas realizadas en el
NanoPhotometer Pearl con cubetas y con el método de
nanovolúmenes empleando las tapas de 10 (dilución virtual
1/10) y 50 (dilución virtual 1/50) respectivamente. Esta
correlación se mantiene a través de un rango de
linealidad entre 2 y 107 mg/ml. La exactitud también demostró ser muy buena entre las
mediciones realizadas comparativamente con cubetas y
nanovolúmenes con coeficientes de variación muy bajos
entre 0,7 y 1,7%. En conclusión el NanoPhotometer Pearl permite realizar
mediciones de proteínas de manera exacta, precisa y altamente
reproducible en un amplio rango dinámico. La opción de
trabajar con nanovolúmenes es adecuada para laboratorios con
muestras limitantes, donde se requiere un resultado rápido y
confiable sin necesidad de diluir la muestra y con posibilidad de
recuperar la misma para subsecuentes aplicaciones. Por último, el NanoPhotometer Pearl de Implen Inc. representa
una buena opción para el procesamiento simple de muestras a gran
escala dado los cortos tiempos de medición. Debido a la ausencia
de partes móviles en el equipo y a la tecnología de
compresión de gota el instrumento es libre de mantenimiento y no
requiere calibraciones contribuyendo a la reducción de costos y
tiempo, permitiendo mediciones exactas y precisas durante la vida
útil del mismo. Descargar
información acerca del NanoPhotometer P-Class
Espectrofotómetro ICP (secuencial)
Catálogo Espectrofotómetro infrarrojo por
transformada de Fourier (FT-IR) marca Interspectrum modelo Interspec
1 200-X - 1000 2.01 1 025-1890 Accesorio de reflectancia total atenuada, (ATR) para
FT/IR, marca PIKE modelo Diamond MIRacle 2.02 1 025-2018 Cristal de ZnSe para propósitos generales. 12.03 1 025-3020 Clamp de alta presión con distintas puntas para
aplicaciones generales. Espectrofotómetro infrarrojo por
tipo Michelson Rango de longitud de onda: 7800 to 380 cm-1
Resolución estándar: 1 cm-1 (opción 0,5 cm-1)
Interferómetro: Alineado automático Diámetro del haz: 30 mm
Diámetro del haz en muestra: 10 mm dia. Beamsplitter: Multicoated KBr
Referencia: Láser HeNe
Compartimiento de muestra: 20 x 26 x 16 cm
Fuente IR: Alta intensidad enfriada por aire
Detector: DLATGS de bajo ruido
Posibilidad de purga: Si
Software bajo sistema operativo Windows
Dimensiones: 59 x 39 x 19 cm
descripción Espectrofotómetro NanoColor Vis
descripción Espectrofotómetro UV/VIS t70
catálogo Espectrofotómetro marca LaMotte modelo
SMART Spectro
de simple haz, portátil Rango de longitudes de onda: 350 - 1000nm Exactitud de longitud de onda: +/- 2nm Resolución de longitud de onda: 1nm
Ancho de banda: 5nm (máximo) Luz espúrea: menor a 0,5%T Sistema óptico: Monocromador de montaje Ebert modificado con red de
difracción de 1200 líneas por mm Modos de medición: %T, Abs. y Conc Calibración fotométrica: automática. Rango fotométrico: 0 a 125 %T, -0,1 a 2,5 Abs. Exactitud fotométrica: +/- 0,005 Abs Ruido fotométrico: ?0,001Abs. a Abs=0, ?0,002Abs. a Abs.=2,0 Drift fotométrico: +/-0,002 Abs/h a 500nm Fuente de luz: lámpara halógena (duración 1000hs min.) Detector: fotodiodo de silicio Teclado táctil. Display LCD gráfico. Selección automática de longitud de onda Tests preprogramados para análisis de aguas y efluentes: 80 y
Capacidad de almacenamiento de datos: 500 resultados Salida: RS-232
Autodiagnóstico Alimentación: 220 V o pack de baterías recargables
instrucciones. Manual en Castellano
1912-CD Software SmartLink 2 (incluye cable para conexión a PC via port
0290-6 Cubetas cilíndricas con tapa en paquete de 6
5-0087 Adaptador para COD 5-0086 Adaptador para UDV
País de origen de la mercadería: Estados Unidos
a todo el país Administrado por:
GUM Informática

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

resolución 

resolución 

Resolución 

resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución