Source: https://hannachile.com/productos/spectrophotometers/espectrofotometro-visible-iris-hi801-02.html
Timestamp: 2020-04-04 14:38:11+00:00

Document:
Espectrofotómetro Visible Iris - HI801 - Espectrofotómetros - Productos - Hanna Instruments
Espectrofotómetros /
Iris puede realizar una amplia variedad de mediciones analíticas y es capaz de medir en un rango espectral de 340 nm a 900 nm.
Con su sistema óptico avanzado, el iris se puede utilizar en casi cualquier espacio al mismo tiempo que proporciona resultados exactos y consistentes. El sistema óptico de haz de luz dividido permite que el iris compense automáticamente cualquier variación en la fuente de luz, lo que resulta en una precisión superior.
Sin Necesidad de Conversión de Unidades de Medición
Ya sea que esté analizando cloro o realizando ensayos enzimáticos, nuestro espectrofotómetro mostrará convenientemente resultados en las unidades que más le interesan. El iris puede medir transmitancia, absorbancia y concentración según sus necesidades.
La Conveniencia de los Métodos Programados con la Opción de Expandir.
El iris viene programado con más de 80 métodos de análisis químicos comúnmente utilizados para ayudarlo a comenzar. Simplemente actualice estos métodos conectándose a una computadora o memoria USB.
Personalice su iris con hasta 100 métodos personales. El iris lo guiará paso a paso a través del proceso de creación de método. Para mayor versatilidad, cada método puede incluir hasta 10 puntos de calibración, cinco longitudes de onda diferentes y hasta cinco temporizadores de reacción.
Acceda fácilmente a sus métodos favoritos directamente desde la pantalla de inicio para ahorrar tiempo.
Los temporizadores integrados hacen que la medición sea perfecta. El temporizador de cuenta regresiva muestra el tiempo restante hasta que se tome una medición, lo que garantiza resultados consistentes entre las mediciones y entre usuarios. Si tiene alguna duda, el modo tutorial le guiará de manera intuitiva.
Cambie el Tamaño de Muestra Fácilmente
Con nuestro soporte universal para cubetas y función de reconocimiento automático, los tamaños de cubetas se pueden cambiar cuando sea necesario. El tamaño de la cubeta programada se mostrará en la pantalla cada vez que realice una prueba para asegurarse de que el medidor utiliza la longitud de onda adecuada al calcular las medidas para obtener resultados correctos.
Redondo Vial Cuadrado
Reemplazos sin Preocupaciones
El iris utiliza una lámpara halógena de tungsteno para una mayor eficiencia energética, una vida útil más larga y una calidad de luz mejorada para una amplia variedad de longitudes de onda. Las lámparas de repuesto se envían prealineadas y listas para la instalación.
El perfil compacto del iris y la batería de larga duración facilitan la instalación en cualquier parte de su laboratorio. La batería recargable de iones de litio tiene una duración de 3.000 mediciones, u 8 horas, más de un día completo de uso en terreno.
Resultados Excepcionales Obtenidos Fácilmente
Exporte sus resultados con una unidad USB o conexión directa a la PC organizados por ID de la muestra, método o intervalo de fechas. Guarde los datos como .pdf o .csv para obtener la máxima integridad de datos o flexibilidad – todo esto sin el uso de software especializado.
Navegue rápidamente entre pantallas con teclas personalizadas y acceda a sus métodos favoritos directamente desde la pantalla de inicio con nuestra función de “métodos favoritos”.
Clasifique y Comparta sus Datos
Guarde los datos como .pdf o .csv para una integridad o flexibilidad máxima de los datos. Experimente la libertad de elegir el formato de archivo que sea más apropiado para usted.
Toda su Información Importante es Fácilmente Visible
Con una pantalla de 6” las mediciones son muy fáciles de leer. Su alto contraste hace que todos los caracteres de la pantalla se vean claramente incluso usándolo al aire libre. El amplio ángulo de visión permite que las mediciones se vean desde lejos, por lo que mientras se trabaja en el laboratorio no es necesario acercarse demasiado al medidor.
Resistencia Cero con un Panel Táctil Capacitivo
Los botones del menú son parte de la pantalla. Construido para ser completamente sellado y fácil de limpiar, el medidor reconoce la presión de los botones aún con el uso de guantes de laboratorio.
Adaptación del Método Rojo de Fenol
0.0 a 10.0 mg/L (como O2 )
0.000 a 3.000 Abs
0 a 500 mg/L (como CaCO3 )
Rango Alcalinidad Agua de Mar
0 a 300 mg/L (como CaCO3 )
Resolución Alcalinidad Agua de Mar
Precisión Alcalinidad Agua de Mar
Método Alcalinidad Agua de Mar
Rango Aluminio
Resolución Aluminio
Exactitud Aluminio
±0.04 mg/L ±4% de la lectura
Método Aluminio
Adaptación del método de aluminon
Rango Bajo:0.00 a 3.00 mg/L (como NH3 -N)
Rango Medio: 0.00 a10.00 mg/L (como NH3 -N)
Rango Alto: 0.0 a 100.0 mg/L (como NH3 -N)
Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426, Método de Nessler
Rango Surfactantes Aniónicos
Resolución Surfactantes Aniónicos
Exactitud Surfactantes Aniónicos
±0.04 mg/L ±3% de la lectura
Método Surfactantes Aniónicos
Adaptación del método 425.1 de USEPA y Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 20ª edición, 5540C, Tensioactivos Aniónicos como MBAS
0.00 a 8.00 mg/L (como Br2 )
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método DPD
0 a 400 mg/L (como Ca2+)
±10 mg/L ±5% de la lectura
Adaptación del método de Oxalato
Rango Dióxido de Carbono
0.00 a 2.00 mg/L (como ClO2 )
Resolución Dióxido de Carbono
±0.10 mg/L ±5% de la lectura
Método Dióxido de Carbono
Adaptación del método Rojo de Clorofenol
Rango Bajo: 0 a 150 mg/L (como O2 )
Rango Medio: 0 a 1500 mg/L (como O2 )
Rango Alto: 0 a 15000 mg/L (como O2 )
Rango Bajo: ±5 mg/L o ±4% de la lectura
Rango Medio: ±15 mg/L o ±4% de la lectura
Rango Alto: ±150 mg/L o ±2% de la lectura
Rango Cloruro
0.0 a 20.0 mg/L (como Cl)
Resolución Cloruro
Exactitud Cloruro
±0.5 mg/L ±6% de la lectura
Método Cloruro
Adaptación del método de tiocianato de mercurio (II)
Rango Dióxido de Cloro
Resolución Dióxido de Cloro
Exactitud Dióxido de Cloro
Método Dióxido de Cloro
Rango Ultra Bajo: 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2 )
Rango Bajo: 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)
Rango Alto: 0.00 a 10.00 mg/L (como Cl2)
Rango Ultra Bajo: 0.001 mg/
Rango Bajo: 0.01 mg/L
Rango Alto: 0.01 mg/L
Rango Ultra Bajo: ±0.020 mg/L ±3% de la lectura
Rango Bajo: ±0.03 mg/L ±3% de la lectura
Rango Alto: ±0.03 mg/L ±3% de la lectura
Rango Alto : 0.00 a 10.00 mg/L (como Cl2)
Rango Ultra Alto : 0 a 500 mg/L (como Cl2 )
Rango Ultra Bajo: 0.001 mg/L
Rango Ultra Alto: 1 mg/L
Rango Ultra Alto: ±3 mg/L ±3% de la lectura
Rango Cromo Hexavalente
Rango Bajo: 0 a 300 µg/L (como Cr(VI))
Rango Alto: 0 a 1000 µg/L (como Cr(VI))
Resolución Cromo Hexavalente
Rango Bajo: 1 µg/L
Rango Alto: 1 µg/L
Exactitud Cromo Hexavalente
Rango Bajo: ±10 µg/L ±4% de la lectura
Rango Alto: ±5 µg/L ±4% de la lectura a 25 °C
Método Cromo Hexavalente
Adaptación del Manual ASTM de Agua Potable y Tecnología Ambiental, D1687, Método Difenilcarbohidrazida
Rango Color de Agua
0 a 500 PCU (Unidades de Platino cobalto)
Resolución Color de Agua
Exactitud Color de Agua
±10 PCU ±5% de la lectura
Método Color de Agua
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método Colorimétrico de Platino Cobalto
Rango Color de Miel de Maple
0.00 a 100.00 %T
Resolución Miel de Maple
Exactitud Color de Miel de Maple
±3% de la lectura
Método Color de Miel de Maple
Rango Bajo: 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu)
Rango Alto: 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu)
Rango Bajo:0.001 mg/L
Rango Bajo: ±0.010 mg/L ±5% de la lectura
Adaptación del Método EPA
Rango Cianuro
0.000 a 0.200 mg/L (como CN-)
Resolución Cianuro
Precisión Cianuro
±0.005 mg/L ±3% de la lectura
Método Cianuro
Piridina–Pirazalona
0 a 100 mg/L (como CYA)
Rango Fluoruro
Rango Bajo: 0.00 a 2.00 mg/L (como F)
Rango Alto: 0.0 a 20.0 mg/L (como F)
Resolución Fluoruro
Exactitud Fluoruro
Rango Alto: ±0.5 mg/L ±3% de la lectura
Método Fluoruro
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método SPADNS
Rango Bajo: 0 a 250 mg/L (como CaCO3 )
Rango Medio: 200 a 500 mg/L (como CaCO3 )
Rango Alto: 400 a 750 mg/L (como CaCO3 )
Exactitud Dureza Total
Rango Bajo : ±5 mg/L ±4% de la lectura
Rango Medio: ±7 mg/L ±3% of reading
Rango Alto: ±10 mg/L ±2% de la lectura
Adaptación del Método 130.1 recomendado por la EPA
0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3 )
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de Calmagita
Rango Dureza (Magnesio)
0.00 a 2.00 mg/L (como CaCO3 )
Resolución Dureza (Magnesio)
Exactitud Dureza (Magnesio)
Método Dureza (Magnesio)
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método colorimétrico EDTA
Rango Hidrazina
0 a 400 µg/L (como N2H4 )
Resolución Hidrazina
Exactitud Hidrazina
±4% de la escala completa
Método Hidrazina
Adaptación del Manual ASTM de Agua Potable y Tecnología Ambiental, Método D1385, Método p-dimetilaminobenzaldehído
Rango Yodo
0.0 a 12.5 mg/L (como I2 )
Resolución Yodo
Exactitud Yodo
±0.1 mg/L ±5% de la lectura
Método Yodo
Rango Bajo: 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe)
Rango Bajo: 0.001 mg/L
Rango Bajo: ±0.010 mg/L ±8% de la lectura
Rango Bajo: Adaptación del método TPTZ
Rango Alto: Adaptación del Método Fenantrolina 315 B de EPA, para aguas naturales y tratadas
Rango Magnesio
Resolución Magnesio
Exactitud Magnesio
±5 mg/L ±3% de la lectura
Método Magnesio
Adaptación del método de Calmagita
Rango Manganeso
Rango Bajo: 0 a 300 µg/L (como Mn)
Rango Alto: 0.0 a 20.0 mg/L (como Mn)
Resolución Manganeso
Exactitud Manganeso
Rango Bajo: ±10 µg/L ±3% de la lectura
Rango Alto: ±0.2 mg/L ±3% de la lectura
Método Manganeso
Rango Bajo: Adaptación del método PAN
Rango Alto: Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de Periodato
Rango Molibdeno
Resolución Molibdeno
Exactitud Molibdeno
±0.3 mg/L ±5% de la lectura
Método Molibdeno
Adaptación del método del ácido mercaptoacético
Rango Níquel
Rango Bajo : 0.000 a 1.000 mg/L (como Ni)
Rango Alto: 0.00 a 7.00 g/L (como Ni)
Resolución Níquel
Rango Alto: 0.01 g/L
Exactitud Níquel
Rango Bajo: ±0.010 mg/L ±7% de la lectura
Rango Alto: ±0.07g/L ±4% de la lectura
Método Níquel
Rango Alto: Adaptación del método fotométrico
0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 - N)
Ácido cromotrópico: 0.0 a 30.0 mg/L (como N03--N)
Ácido cromotrópico: ±1.0 mg/L o ±3% de la lectura
Ácido cromotrópico: Método del ácido cromotrópico
Rango Marino Ultra Bajo: 0 a 200 µg/L (como N02 -N)
Rango Bajo: 0 a 600 µg/L (como NO2 -N)
Rango Marino Ultra Bajo: 1 µg/L
Rango Alto: 1 mg/L
Rango Marino Ultra Bajo: ±10 µg/L ±4% de la lectura
Rango Bajo: ±20 µg/L ±4% de la lectura
Rango Marino Ultra Bajo: Adaptación del Método de Diazotación 354.1 de EPA
Rango Bajo: Adaptación del Método de Diazotación 354.1 de EPA
Rango Bajo: 0.0 a 25.0 mg/L (como N)
Rango Alto: 10 a 150 mg/L (como N)
Rango Bajo: 0.1 mg/L
Rango Eliminador de Oxígeno
Carbohidrazida: 0.00 a 1.50 mg/L (como Carbohidrazida)
Dietilhidroxilamina)(DEHA) : 0 a 1000 µg/L (como DEHA)
Hidroquinona: 0.00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona)
Ácido Iso-ascórbico: 0.00 a 4.50 mg/L (como Ácido Iso-ascórbico)
Resolución Eliminador de Oxígeno
Carbohidrazida: 0.01 mg/L
Dietilhidroxilamina)(DEHA): 1 µg/L
Hidroquinona: 0.01 mg/L
Ácido Iso-ascórbico: 0.01 mg/L
Exactitud Eliminador de Oxígeno
Carbohidrazida: ±0.02 mg/L ±3% de la lectura
Dietilhidroxilamina)(DEHA) : ±5 µg/L ±5% de la lectura
Hidroquinona: ±0.04 mg/L ±3% de la lectura
Ácido Iso-ascórbico: ±0.03 mg/L ±3 % de la lectura
Método Eliminador de Oxígeno
Adaptación del método de reducción de hierro
0.00 a 2.00 mg/L (como O3 )
Rango Bajo: 0.00 a 2.50 mg/L (como PO4 3-)
Rango Alto: 0.0 a 30.0 mg/L (como PO4 3-)
Rango Alto: ±1.0 mg/L ±4% de la lectura
Rango Bajo: Adaptación del método del ácido ascórbico
Rango Alto: Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de aminoácidos
Rango Bajo:Adaptación del método 365.2 de EPA y Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-P E, Método del Ácido Ascórbico.
Rango Alto: Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Agu
Rango Potasio
Rango Bajo: 0.0 a 20.0 mg/L (como K)
Rango Medio: 10 a 100 mg/L (como K)
Rango Alto: 20 a 200 mg/L (como K)
Resolución Potasio
Rango Medio: 1 mg/L
Exactitud Potasio
Rango Bajo: ±2 mg/L ±7% de la lectura
Rango Medio: ±10 mg/L ±7% de la lectura
Rango Alto: ±20 mg/L ±7% de la lectura
Método Potasio
Adaptación del método Turbidimétrico del Tetrafenilborato
Rango Sílice
Rango Bajo: 0.00 a 2.00 mg/L (como SiO2 )
Rango Alto: 0 a 200 mg/L (como SiO2 )
Resolución Sílice
Exactitud Sílice
Rango Alto: ±1 mg/L ±5% de la lectura
Método Sílice
Rango Bajo: Adaptación del Manual ASTM de Agua Potable y Tecnología Ambiental, D859, Método Azul de Heteropoli
Rango Alto: Adaptación del método 370.1 de USEPA para agua potable, aguas superficiales y salinas, desechos domésticos e industriales y
Resolución Plata
Exactitud Plata
±0.020 mg/L ±5% de la lectura
Método Plata
Adaptación del método PAN
Rango Sulfato
Resolución Sulfato
Exactitud Sulfato
Método Sulfato
El sulfato se precipita con cristales de cloruro de bario
Rango Zinc
Resolución Zinc
Exactitud Zinc
Método Zinc
Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de Zincon
Rango Onda
340 a 900 nm
Resolución Onda
Precisión Onda
Transmitancia (% T), absorbancia (abs), concentración con elección de unidades (ppm, mg / L, ppt, ºf, ºe, ppb, meq / L, μg / L, PCU, Pfund, pH, dKH, ºdH, meq / kg o sin unidad de medida)
Selección Onda
Automática, basado en el método seleccionado (editable solo para métodos del usuario)
Detector de haz dividido y detectores de luz de referencia
Calibración Onda
Interna, automática al encender el equipo con indicación visual
5 nm (ancho completo a la mitad como máximo)
Programas (Fábrica / Usuario)
Hasta 150 de fábrica (85 precargados); hasta 100 desarrollados por el usuario
Cilíndrica de 16 mm, cilíndrica de 22 mm, vial de 13 mm, cuadrada de 10 mm, rectangular de 50 mm (con detección automática)
Puntos de Datos Almacenados
Hasta 9999 valores medidos
Archivos con formato .csv y .pdf
1 x USB A (puerto para conexión a PC); 1 x USB (puerto para memoria externa)
Adaptador de corriente de 15 VDC; batería de ion-litio recargable de 10.8 VDC
3000 mediciones, 8 horas
0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 95% HR
El HI801 se suministra con cubeta de muestra de 22 mm con tapa (4), cubeta cuadrada de 10 mm, cilíndrica de 13 mm y adaptadores de cubeta redonda de 16 mm, paño para limpiar cubetas, tijera, cable USB, batería recargable de iones de litio, adaptador de 15VDC, memoria USB, manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución