Source: https://www.redeweb.com/actualidad/instrumentacion2/setup-electronica-presenta-la-nueva-familia-hdo8000-de-teledyne-lecroy-osciloscopios-de-8-canales-de-alta-resolucion-12-bits-con-tecnologia-hd4096-hasta-1ghz/
Timestamp: 2019-07-17 14:47:10+00:00

Document:
﻿ Setup Electrónica presenta la nueva familia HDO8000 de Teledyne LeCroy. Osciloscopios de 8 canales de Alta Resolución 12-bits con tecnología HD4096 hasta 1GHz. | Revista Española de Electrónica .ms-parent-id-2 > .master-slider{ background:#ffffff; }
Home / Actualidad / Instrumentación / Setup Electrónica presenta la nueva familia HDO8000 de Teledyne LeCroy. Osciloscopios de 8 canales de Alta Resolución 12-bits con tecnología HD4096 hasta 1GHz.
Setup Electrónica presenta la nueva familia HDO8000 de Teledyne LeCroy. Osciloscopios de 8 canales de Alta Resolución 12-bits con tecnología HD4096 hasta 1GHz.
Más canales, más definición, mayor ancho de banda. Ideales para el análisis de potencia de sistemas de 3 fases y sistemas embebidos.
Teledyne LeCroy tanauncia la serie de osciloscopios HDO8000 de 8 canales analógicos de entrada, 12-bits de resolución vertical con su tecnología HDO4096 de hasta 1GHz de ancho de banda. Los osciloscopios HDO8000 ofrecen un rendimiento máximo yendo más allá (8 canales), con más resolución (12-bits) y más rápido (hasta 1GHz). Una gran variedad de señales mixtas, datos serie, gran memoria y opciones de sondas y accesorios están disponibles para la serie HDO8000.
El HDO8000 es ideal para el análisis de alta potencia de sistemas de 3 fases.
El mercado global de electrónica de potencia está creciendo rápidamente, especialmente en alta potencia y en aplicaciones de conversión de energía de 3 fases focalizadas en la distribución de energía generada (solar PV, viento, mar, …) y sistemas de propulsión de vehículos híbridos eléctricos y eléctricos (HEV y EV). Nuevos y mayores requerimientos para motores eléctricos y variadores de frecuencia también están pidiendo electrónica de potencia de tres fases.
Adicionalmente los osciloscopios de 8 canales de alta definición son muy útiles en el depurado de sistemas embebidos tales como unidades electrónicas de control del automóvil (ECUs), electrodomésticos (como lavavajillas, neveras,…) y sistemas industriales (como robots) que contengan una compleja mezcla de electrónica de potencia, potencia, reloj, señales digitales lógicas y señales de sensores analógicos.
Más canales y más resolución ofrecen una visión más rápida del comportamiento de sistemas embebidos.
HD4096 Tecnología de Alta Definición
HD4096 High Definition Technology está basada en un DAC de 12-biys de alta velocidad, amplificadores con una alta relación señal-ruido y una arquitectura del sistema de muy bajo ruido.
Esta tecnología permite a los osciloscopios de alta definición capturar y mostrar señales de hasta 1GHz con una alta velocidad de muestreo y resolución hasta 16 veces mayor que los osciloscopios de 8-bits.
Adicionalmente a la tecnología HDO4096, la función de los HDO8000 de Teledyne LeCroy ERES (Enhanced Resolution) permite a los usuarios ganar hasta 3 bits más de resolución alcanzando los 15-bits de resolución vertical.
La nueva pantalla multi-capa Q-Scape de Teledyne LeCroy’s proporciona 4 áreas de visualización y una mejor organización de un largo número de canales, zoom y señales matemáticas (hasta un máximo de 40) en la pantalla del osciloscopio de alta resolución de 12,1” WXGA. Proporciona cuatro pantallas tabuladas en las que ls señales pueden arrastrarse y colocarse en la localización deseada para organizar convenientemente las muchas formas de onda adquiridas y calculadas para un análisis más intuitivo.
Q-Scape es especialmente útil en el análisis de sistemas de 3 fases ya que cada fase puede visualizarse en una de las áreas independientes. Para los que deseen un área mayor de visualización o incluso una mayor pantalla o pantalla de mayor reso­lución, el HDO8000 soporta la operación de salida de vídeo DsiplayPort 1.2 WQXGA (3840×2160 pixels). Los displays Q-Scape pueden entonces verse en una pantalla mayor mientras otro programa (por ejemplo MATLAB) se visualiza en la pantalla del osciloscopio.
Gran Potencia de Análisis
El HDO8000 tiene de serie 50Mpts/Ch de memoria de adquisición con opciones de 100 y 250Mpts/ ch. Esta larga capacidad de adquisición es ideal para aplicaciones de electrónica de potencia y sistemas embebidos/mecatrónicos en que señales de microprocesador de alta velocidad pueden capturarse a la vez que señales de baja velocidad moduladas (PWM), datos serie o señales de sensores analógicos. Teledyne LeCroy ofrece un gran conjunto de herramientas para estadísticas, análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia utilizando Tracks, Trends, Histograms y una variedad de otras capacidades de medida y matemáticas. Tracks son particularmente útiles en el análisis PWM. Muchas otras aplicaciones opcionales de software están disponibles.
Un procesador Intel™ Core® i5- 4670s Quad (core) en una placa con 8Gb de RAM facilita un eficiente y rápido procesado de los canales adquiridos y formas de onda calculadas a la vez que tiene la capacidad de ejecutar aplicaciones tirad-party en el osciloscopio en tiempo real. La placa base puede ampliarse hasta 32 GB de RAM con la opción de memoria de 100 y 250 MPts/ch.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución