Source: http://docplayer.es/668566-Introduccion-a-smaart-v7-configuracion-basica-y-medicion.html
Timestamp: 2017-07-24 03:22:32+00:00

Document:
Introducción a Smaart v7: Configuración Básica y Medición - PDF
Introducción a Smaart v7: Configuración Básica y Medición
Download "Introducción a Smaart v7: Configuración Básica y Medición"
Francisco Benítez Fernández
1 Introducción a Smaart v7: Configuración Básica y Medición Esta guía es una introducción a los conceptos básicos de funcionamiento y de medición incorporados en el Smaart v7 de Rational Acoustics. En ausencia de un estudio exhaustivo, este documento sirve como punto de partida para que los usuarios se familiaricen con los fundamentos de las mediciones de Smaart, tanto de canal simple como de canal doble, además de proporcionar una orientación para la configuración y realización de las mediciones. Independientemente de la experiencia de medición adquirida con versiones anteriores de Smaart, u otros sistemas de análisis, los usuarios deben tomarse su tiempo para familiarizarse con el proceso de la Configuración de Smaart v7 para la Medición detallado en este documento. A diferencia de versiones anteriores, que suponen un sencillo sistema de dos canales de I/O (Entrada/Salida), Smaart v7 puede interactuar con múltiples dispositivos de I/O simultáneamente, cada uno con múltiples canales de entrada y de salida. En consecuencia, Smaart v7 no hace suposiciones acerca de los requisitos de medición de un usuario y en su primer arranque, comienza su operación sin configurar. Sin embargo, al igual que en versiones anteriores, tras la configuración inicial de medición, Smaart v7 la conserva para las sesiones posteriores. Tenga en cuenta que en el caso de la versión demo del software, gratuita y pública, la configuración de medición de Smaart no se conserva de una sesión a otra, y debe ser reconfigurada para cada nueva sesión. Considérelo como una práctica. Esta guía supone que el lector tiene un conocimiento básico de los equipos de audio profesional y de sus prácticas de ingeniería. Se concluye con una lista de fuentes adicionales de información recomendadas donde los usuarios pueden profundizar en la comprensión de estos conceptos. Rational Acoustics LLC no se hace responsable de los daños en su equipo como resultado del uso inadecuado de este producto. Asegúrese de que entiende y utiliza los apropiados niveles de entrada y salida, impedancias y normas de cableado para todos los componentes del sistema antes de intentar cualquiera de las mediciones descritas en este documento. Traducido por: Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 1 / 392 Tabla de Contenidos INTRODUCCIÓN A SMAART V7: CONFIGURACIÓN BÁSICA Y MEDICIÓN... 1 Tabla de Contenidos... 2 Para Empezar: Instalación y Activación de la Licencia del Software... 5 Hardware Recomendado... 5 Para Registrar el Software... 5 Conceptos Fundamentales... 6 Mediciones de un Solo Canal vs. Doble Canal... 6 Análisis en los Dominios del Tiempo y de la Frequencia... 7 FFTs... 8 Arquitectura de Programa Orientado a Objetos de Smaart v Configuración de Smaart v7 para Mediciones Configuración de los Dispositivos I/O de Audio Configuración de los Grupos de Medición (Measurement Groups) La GUI (Graphical User Interface) de Smaart v Modos de Operación Visión General de la GUI Navegación Mediciones de Espectro (Spectrum) Controles de Spectrum RTA Spectrograph Ejemplos de Aplicación Mediciones de Función de Transferencia (Transfer Function) Magnitude (Magnitud) Phase (Fase) Coherence (Coherencia) Controles de Transfer Function Live IR (IR en Vivo) Delay Locator/Delay Tracking (Localizador de Retardo/Seguimiento Continuo de Retardo) Ejemplo de Aplicación: Ajustando la ecualización de un Altavoz Gestión de los Datos (Data Management) Mediciones de Respuesta al Impulso (Impulse Response) Controles de Impulse Response Vistas Log/Lin/ETC Vista en el Dominio de la Frecuencia IR en Modo Spectrograph Apéndices Teclas rápidas Auto Ayuda: Dónde Buscar Respuestas Lectura Recomendada Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 2 / 393 Figura 1: Mediciones de canal sencillo y doble canal en los Dominios del Tiempo y 8 de la Frecuencia. Figura 2: Funciones de Transferencia MTW vs. FFT única de 16k 9 Figura 3: Options Menu 11 Figura 4: Options Audio I/O 11 Figura 5: Botón de Group Manager 11 Figura 6: Cuadro de diálogo Group Manager una potente interfaz para configurar, 12 controlar y adaptar nuestro sistema de medición. Figura 7: New Input crea una nueva medición de canal sencillo. 12 Figura 8: New Pair crea un nuevo objeto de medición de doble canal. 12 Figura 9: Pestañas del Group Manager con los detalles de una medición individual (arriba) y la selección para el promediado en vivo (live average) abajo. 13 Figura 11: Interface de Usuario de Smaart v7 Modo de Tiempo Real 14 Figura 12: Interface de Usuario de Smaart v7 Modo de Análisis de Impulso 15 Figura 13: Selección gráfica en la Ventana de Datos del modo Tiempo Real 15 Figura 14: Botones del Formato de Ventana en el modo Tiempo Real 16 Figura 15: Pre Set de Ventanas 16 Figura 16: Area de Control de Spectrum 17 Figura 17: Ajustes Generales de Spectrum en el Group Manager 17 Figura 18: Spectrum RTA Ajuste de la Escala y el Promedio 18 Figura 19: Umbrales del Spectrograph 18 Figura 20: Ajustes de Spectrograph dentro de Spectrum Options 19 Figura 21: Configuración del sistema para el control de la realimentación 20 Figura 22: La realimentación mostrada en RTA y Spectrograph 20 Figura 23: Patrones de interacción de filtro de peine vistos en la gráfica de 21 Spectrograph Figura 24: Configuración del sistema para el estudio de las interacciones. 21 Figura 25: Función de Transferencia 22 Figura 26: Curva de magnitud de la Función de Transferencia 23 Figura 27: Curva de fase de la Función de Transferencia 23 Figura 28: Curva de coherencia de la Función de Transferencia 24 Figura 29: Controles de la Función de Transferencia 24 Figura 30: Suavizado de curvas o Smoothing 25 Figura 31: Ajustes de Live IR 25 Figura 32: Vista lineal de la ventana de Live IR 26 Figura 33: Objeto de Control de la TF 26 Figura 34: Ejemplo de configuración para una Función de Transferencia 27 Figura 35: Medición inicial de una Función de Transferencia Altavoz y 28 Ecualización Figura 36: Medición de la Función de Transferencia Respuesta del altavoz inicial 28 Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 3 / 394 (guardado), curva del EQ (invertido) y resultado del altavoz ecualizado Figura 37: Área de Almacenamiento de Datos 29 Figura 38: Cuadro de diálogo de Info y Control de Datos 29 Figura 39: Cuadro de diálogo de Promediado de Curvas 30 Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 4 / 395 Para Empezar: Instalación y Activación de la licencia del Software Para instalar Smaart v7 en un PC (ordenador/computadora) con Windows, el usuario debe ejecutar el instalador de Smaart para Windows, Smaart7setup.exe. Para Mac, debe arrastrar el icono de la aplicación de software Smaart7.dmg a la carpeta de aplicaciones. Para información sobre el registro del software y de las actualizaciones debe ver la sección de Smaart Licensing and Installation en la página web de Rational Acoustics: Hardware Recomendado Aunque Smaart v7 funcionará con una amplia gama de configuraciones de hardware, se recomiendan las siguientes configuraciones mínimas para nuevas instalaciones: Windows Sistema Operativo: Microsoft XP, Vista o Windows 7 (32 & 64 bit) CPU: 2 GHz Dual Core Intel Processor o superior (o compatible) RAM: 2 GB o superior Video: Procesador gráfico con 128 M de RAM dedicados a video, resolución mínima 1024 x 600 pixeles Hardware de Sonido: Tarjeta de Audio con SO compatible con drivers ASIO, Wav/WDM. Macintosh SIstema Operativo: Mac OSX 10.5 or 10.6 (Leopard y Snow Leopard) CPU: 2 GHz Dual Core Intel Processor o superior (o compatible) RAM: 2 GB o superior Video: Procesador Gráfico con 128 M de RAM dedicados a video, resolución mínima 1024 x 600 pixeles Sound Hardware: Hardware de Audio con SO compatible con drivers CoreAudio. Para Registrar el Software Después de la instalación inicial, y en la primera ejecución del software, al usuario se le presenta una pantalla de activación, que contiene los 10 dígitos del Machine ID (Código de Maquina) de ese equipo, y se le pide un Activation Code (Código de Activación) para autorizar esta instalación. El Machine ID es un código único que identifica a ese PC. Del mismo modo, el Activation Code es un código único que sólo funciona para el equipo con ese Machine ID (muy similar al PIC de SmaartLive v5). Si la instalación se hace en un equipo conectado a Internet, el usuario puede elegir la opción Activate Online Now (Activar Ahora en Línea) para adquirir el código necesario y activar la instalación. En caso contrario, el usuario debe tomar nota del Machine ID, acceder al sistema de concesión de licencias de Smaart en a través de otro equipo, y adquirir el código necesario para activar la instalación. En cualquier caso, el usuario debe introducir su número de licencia de Smaart v7 (20 caracteres alfanuméricos: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX), y la contraseña de la cuenta de usuario donde vaya a registrar la licencia. Si aún no se ha registrado la licencia de Smaart v7 en una cuenta de usuario, se debe crear primero una nueva cuenta y contraseña, o elegir una cuenta existente para su registro (por ejemplo, su cuenta de licencia de Smaart6). Cada licencia de Smaart v7 permite dos instalaciones del software. Los usuarios pueden adquirir instalaciones adicionales para la licencia contactando con Rational Acoustics o su representante autorizado. Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 5 / 396 Nota: El software Smaart se licencia para un solo "usuario" definido como una única persona o empresa. Todas las instalaciones del software para una determinada licencia se deben realizar en los equipos propiedad de ese usuario. Conceptos Fundamentales Dependiendo de la aplicación, el funcionamiento eficiente de Smaart requiere una comprensión amplia de los conceptos de medición de sistemas y de las prácticas de ingeniería de audio profesional. Si bien cubrirlos todos está fuera del alcance de este documento, en esta sección se destacan algunos conceptos críticos que ayudarán considerablemente la comprensión del funcionamiento de Smaart v7 y sus aplicaciones. Este documento incluye un apéndice, con una lista de recomendaciones de otras fuentes de información donde los usuarios pueden profundizar en la comprensión de estos conceptos. Mediciones de Un Solo Canal vs. Doble Canal En su esencia, Smaart realiza dos tipos distintos de medida: de un solo canal o canal sencillo (análisis de la señal) y de doble canal (análisis de la respuesta). Las mediciones de un solo canal examinan la señal presente en un solo punto de un sistema, y se podrían describir mejor como mediciones para el análisis de la señal. Estas mediciones cuantifican aspectos como el nivel de la señal y el contenido de frecuencias, y aparecen en Smaart como mediciones de Spectrum (RTA y Spectrograph) y de SPL. En las mediciones de canal sencillo, el usuario adquiere la señal a través de un sensor eléctrico (división de la señal) o un sensor acústico (micrófono) y examina directamente el contenido de esa señal. Los métodos de un solo canal proporcionan una medida absoluta, y ayudan a responder a las preguntas de un ingeniero como " qué energía hay a 1kHz en esa señal?", " cuál es esa frecuencia?" o " cuál es el SPL en este punto de la sala?". Las mediciones de doble canal comparan dos señales para así examinar la relación entre ellas. En las implementaciones de Smaart, se compara la señal de entrada de un sistema (referencia) con su correspondiente señal de salida (medición) para evaluar lo que el sistema está haciendo sobre las señales que lo atraviesan. Eso podría describirse mejor como medidas de la respuesta del sistema, y en Smaart, usamos los métodos de doble canal para medir la respuesta en frecuencia de un sistema (función de transferencia) y la respuesta al impulso. Los métodos de doble canal proporcionan una medida relativa (la entrada vs. la salida) y ayuda a responder a preguntas como " cuál es la frecuencia de cruce de nuestro sistema?", " Cuanto aumento o recorto?" o " cuando llega al micrófono la energía del altavoz principal?" Ambos tipos de medida, de canal sencillo y de doble canal, son herramientas sumamente poderosas para el ingeniero de audio que entienda los puntos fuertes y las debilidades de cada uno. Es decir, es sumamente importante que el usuario entienda qué está midiendo y, no menos importante, qué no está midiendo. Con demasiada frecuencia los Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 6 / 397 ingenieros que confunden estos tipos de medición suelen tomar decisiones erróneas y al final obtienen malos resultados. En Smaart v7, el proceso de medición se inicia con la configuración del "grupo", donde organizamos las mediciones que vamos a realizar, de un solo canal (espectro) y de doble canal (respuesta). Análisis en los Dominios del Tiempo y de la Frecuencia Para aprovechar la capacidad de medición presentada en Smaart es indispensable una comprensión básica de los puntos fuertes y las diferencias relativas entre el análisis del Dominio del Tiempo y del Dominio de la Frecuencia. Para nosotros, los ingenieros que debemos resolver problemas, la capacidad de examinar una medición desde distintas perspectivas (o dominios) es extremadamente útil en el proceso de analizar una señal o la respuesta del sistema. Cada uno de los modos primarios de operación de Smaart v7 (Tiempo Real y Análisis de Impulso) incluyen visualizaciones de las mediciones en los dominios del tiempo y de la frecuencia. El análisis en el Dominio del Tiempo se refiere al examen de la respuesta de señales y sistemas en función del tiempo. Un gráfico de una señal en el dominio del tiempo (amplitud vs tiempo) proporciona una visualización de la forma de onda una visión fundamental para los editores de sonido. Una vista de la respuesta de un sistema en el dominio del tiempo (respuesta al impulso) muestra el retardo de la señal a través del sistema, y si existen reflexiones o reverberación, que llegan aún más tarde. El análisis en el Dominio de la Frecuencia se refiere al examen de la respuesta de nuestras señales y sistema en función de la frecuencia. Un gráfico en el dominio de la frecuencia (amplitud vs frecuencia) de una señal proporciona una visualización de su espectro una visión de gran ayuda para la identificación del contenido tonal o en busca de acoples. Una vista de la respuesta del sistema en el dominio de la frecuencia (función de transferencia o respuesta en frecuencia) proporciona una excelente visión de la respuesta tonal de un sistema, así como su repuesta tiempo/fase por frecuencia. La figura siguiente es un excelente ejemplo, donde se muestra claramente el poder de la utilización de las visualizaciones de ambos dominios, tiempo y frecuencia, para examinar la respuesta de un sistema. La medición de la respuesta en frecuencia representa una respuesta con una serie de caídas y picos, linealmente espaciados en su curva de magnitud (trazo inferior). No obstante, ese rizado es solo el síntoma. Se puede ver claramente la causa de ese rizado en la imagen de la respuesta del sistema en el dominio del tiempo, donde una reflexión, o segunda llegada, es claramente visible en la respuesta al impulso. Esta es la causa del rizado de filtro de peine visto en el dominio de la frecuencia. Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 7 / 398 Figura 1: Mediciones de canal sencillo y doble canal en los Dominios del Tiempo y de la Frecuencia. FFTs Smaart hace uso de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y de la Transformada Inversa de Fourier (IFT) para transformar los datos de las visualizaciones entre los dominios del tiempo y de la frecuencia. En efecto, una FFT toma una sección de una forma de onda en el dominio del tiempo y proporciona el contenido de frecuencia de esa parte seleccionada de la señal. Aunque para el funcionamiento de Smaart no es necesaria una comprensión rigurosa de este proceso matemático, resulta útil para poder ver la relación inversamente proporcional que existe entre los datos de los dos dominios, donde Resolución de Frecuencia = 1 / Constante de Tiempo (FR = 1/TC). En otras palabras, para aumentar la resolución de los datos del espectro, es necesario utilizar segmentos de tiempo más largos de la señal de entrada. Cabe destacar aquí que, en Smaart v7, el ajuste por defecto de FFT para las mediciones de función de transferencia, es MTW (Multi Time Window / Ventana Multi Temporal). En lugar de utilizar una FFT de una única longitud fija, MTW usa múltiples FFTs de longitud decreciente a medida que aumenta la frecuencia. Este eficiente proceso proporciona unos datos de función de transferencia con una resolución superior a 1/48 de octava por encima de 60 Hz. Además, la función de coherencia es cada vez más sensible, en las frecuencias más altas, a los datos de las reflexiones que llegan más tarde. La figura siguiente muestra una comparación de la misma medición de función de transferencia, realizada con MTW frente a una sola FFT de 16k. Note como la FFT MTW Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 8 / 399 tiene una mejor resolución en LF, mientras que la gráfica de 16k presenta un exceso de resolución en HF. Figura 2: Funciones de Transferencia MTW vs. FFT única de 16k Para obtener más información sobre este tema, se puede encontrar un tratamiento más en profundidad de la FFT en la nota técnica de SmaartLive "FFT Fundamentals". Arquitectura de Programa Orientado a Objetos de Smaart v7 Uno de los aspectos más importantes de la nueva plataforma de Smaart v7 es su arquitectura de programa orientado a objetos. Efectivamente, el programa se compone de varios módulos de código individuales, que se ejecutan como programas independientes relacionados entre sí (objetos). La adquisición de datos es realizada por el módulo o módulos de entrada, las mediciones de canal sencillo y doble canal son manejadas por los objetos individuales de espectro y respuesta. La representación gráfica y la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) son también objetos independientes. Esta arquitectura crea un entorno de medición fácilmente escalable según las necesidades individuales del usuario. En efecto, se pueden ejecutar tantas mediciones simultáneas de un solo canal (Spectrum) y de doble canal (Response) como permitan el PC y la tarjeta de audio I/O (entrada/salida). Esto también significa que las curvas de las mediciones de Smaart son objetos independientes de los datos que grafican. El beneficio inmediato de esta interrelación es la capacidad del usuario para cambiar los parámetros de visualización (suavizado, bandas, rango del espectrógrafo, coherence blanking, color de la gráfica) sobre la marcha, sin tener que volver a calcular o volver a medir los datos para los parámetros de la nueva visualización. Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 9 / 3910 Configuración de Smaart v7 para Mediciones El proceso de medición con Smaart v7 comienza con la configuración de las mediciones de un solo canal (Spectrum) y de doble canal (Response). En esta sección se detalla el proceso y las funciones implicadas en la configuración del software para la medición. A diferencia de versiones anteriores del software, que suponen un simple sistema de dos canales I/O, Smaart v7 puede interactuar con múltiples dispositivos I/O, cada uno con múltiples canales de entrada y salida. En consecuencia, Smaart v7 no hace suposiciones sobre las posibilidades de I/O y necesidades de medición del usuario, y así en el primer arranque, comienza su operación inicial sin configurar. Sin embargo, al igual que en versiones anteriores, tras la primera configuración de medición, Smaart la conserva para las sesiones posteriores. Nota: en el caso de la versión demo gratuita del software, la configuración de medición de Smaart no se conserva de una sesión a otra, y debe ser realizada para cada nueva sesión. Smaart v7 es capaz de adquirir señales de entrada de cualquier dispositivo con controladores.wav, CoreAudio, o ASIO, que sean reconocidos por el sistema operativo (OS) del PC. De hecho, puede tomar simultáneamente varias señales de múltiples fuentes. (Nota: sólo se puede acceder a una fuente ASIO a la vez.) Cuando se inicia Smaart v7, el usuario se encuentra con esta pantalla de bienvenida. Mientras tanto, Smaart comprueba qué dispositivos I/O están disponibles para el OS. Es aquí donde Smaart construye su lista de dispositivos de entrada, y una vez que un dispositivo ha sido encontrado, continuará apareciendo para configurarlo en sesiones posteriores aún cuando no esté conectado en un arranque posterior. Nota: Aunque un dispositivo I/O puede aparecer en la lista de dispositivos configurables de Smaart, éste debe estar conectado a su PC en el momento de inicio para que sea accesible durante el tiempo de funcionamiento del programa. Configuración de los Dispositivos I/O de Audio El usuario puede configurar los dispositivos I/O en el cuadro de diálogo I/O Options, aunque esta configuración no es necesaria para la asignación de dispositivos en la creación y realización de mediciones. Esta configuración incluye el ajuste de la frecuencia de muestreo del dispositivo, del número de bits, y la asignación al dispositivo y a sus canales de "nombres descriptivos" nombres que ayudan a identificar las señales Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 10 / 3911 y los dispositivos, según cómo los usuarios hayan configurado sus mediciones individuales. Se accede al cuadro de diálogo de opciones de Audio I/O a través del Menú de Opciones Options Menu o con el comando rápido [Alt + A] (En Smaart las Hot Keys son comandos basados en el teclado). Options: Audio I/O Figura 3: Options Menu El usuario selecciona el dispositivo de la lista desplegable (detectado en el arranque). El usuario puede asignar "nombres descriptivos" a los dispositivos y canales individuales. Nota: Recuerde pulsar [Enter] después de escribir ese nombre descriptivo o se perderá. Figura 4: Options Audio I/O Configuración de los Grupos de Medición (Measurement Groups) Para llevar a cabo mediciones con Smaart v7, el usuario debe construir su configuración de medición. Esto se hace en el cuadro de diálogo Group Manager (Administrador de Grupos) y a él se accede a través de Options Menu, usando la combinación de teclas Hot Keys [Alt + G] o pulsando sobre el botón de Group Manager ubicado en el área de control de las mediciones del interface del usuario. Recuerde que en lugar de una topología de medición fija, la arquitectura orientada a objetos de Smaart v7 permite a un usuario configurar tantos objetos de medición, de un solo canal (Spectrum) y de doble canal (Response) como desee, dentro de los canales de audio I/O disponibles. Por otra parte, esas mediciones se pueden ejecutar de forma individual o simultánea, en función de las necesidades del usuario. Figura 5: Botón de Group Manager Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 11 / 3912 Desde el cuadro de dialogo Group Manager, el usuario define sus objetos de medición y los organiza en grupos. El lado izquierdo de este cuadro de dialogo está dedicado a una "estructura de árbol" de la configuración de las mediciones. Aquí uno ve/crea/copia/ elimina los grupos de espectro y respuesta, y visualiza las mediciones individuales asignadas a cada uno. Este árbol también actúa como navegador/seleccionador para ver el detalle de los grupos en la parte derecha de esta ventana. Figura 6: Cuadro de diálogo Group Manager una potente interfaz para configurar, controlar y adaptar nuestro sistema de medición. Una vez que el grupo ha sido creado, el usuario puede seleccionarlo en el árbol (y en la pestaña Group se podrá ver el detalle de las mediciones que pertenecen a ese grupo), y añadir una medición al grupo pulsando en el botón New Input (Spectrum) o New Pair (Response). Figura 7: New Input crea una nueva medición de canal sencillo. Figura 8: New Pair crea un nuevo objeto de medición de doble canal. Cuando se configura una nueva medición de un solo canal dentro de un grupo Spectrum, el usuario selecciona el dispositivo I/O y el canal de entrada deseados. Al configurar una nueva medición de doble canal, dentro de un grupo Response, el usuario selecciona para ese objeto el dispositivo I/O, un canal de "medición" y otro de "referencia". En ambos casos, los menús desplegables muestran los "nombres descriptivos" para el dispositivo y para los canales de entrada que se han configurado. Nota: Para una medición de Response, los canales de Referencia (Reference) y Medición (Measurement) tienen que proceder del mismo dispositivo I/O. Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 12 / 3913 Desde la sección de pestañas del cuadro de diálogo del Group Manager (Administrador de Grupos), el usuario puede organizar cada grupo de medición, modificar el orden en que cada uno aparece en la interfaz de usuario principal, cambiar las señales de entrada seleccionadas, configurar o cambiar el nombre y el color de cada curva, y configurar las medidas "Promediadas" en vivo (con el botón "New Average".) Las mediciones Live Average se calculan a partir de los promedios de otras mediciones activas en ese grupo. Cada objeto de medición configurado en el cuadro de diálogo del Group Manager es en si mismo un motor de medición de Smaart completo. Cada uno con su propio conjunto de parámetros de medición definibles. En consecuencia, en esta sección cada objeto del grupo tiene su propia "Pestaña", donde los usuarios pueden localizar o cambiar, si es necesario, los parámetros particulares de medición. En el Group Manager, el control global e individual de los parámetros de Figura 9: Pestañas del Group Management con los detalles de una medición individual (arriba) y la selección para el promediado en vivo (live average) (abajo) medición para cada tipo de medida, será abordado con más detalle más adelante en este documento. Nota: Si bien es relativamente fácil configurar y ejecutar simultáneamente varias mediciones de respuesta, es ALTAMENTE recomendable que los nuevos usuarios (e incluso los más experimentados) comiencen con configuraciones sencillas y, poco a poco vayan aumentando, según se familiarizan con la gestión de varias mediciones simultáneas. La GUI (Graphical User Interface / Interface Gráfica de Usuario) de Smaart v7 En esta sección se ofrece un recorrido básico por la interfaz de usuario de Smaart v7, viendo sus principales conceptos y herramientas de navegación. El desarrollo del conjunto de características y funcionalidades de Smaart v7 irá ampliándose y la GUI será siempre una de las áreas de mejora continua. Sin embargo, el diseño estándar, las herramientas de navegación y las pautas detalladas aquí serán mantenidos. Modos de Operación Smaart funciona en dos modos de medición diferentes: Real Time (Tiempo Real) y Impulse Response (Respuesta al Impulso). Si bien ambos modos tienen la capacidad de medir y mostrar los datos de forma activa en el dominio de la frecuencia y en el del tiempo, la diferencia fundamental entre los dos es su enfoque operativo. El modo Real Time ha sido diseñado como un entorno eficiente para el tratamiento y captura de mediciones de espectro y de respuesta (a menudo con múltiples mediciones Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 13 / 3914 simultáneas) específicamente optimizado para la alineación de sistemas in situ y trabajos de mezcla de sonido. El modo de Impulse Response (Respuesta al Impulso) está diseñado para proporcionar un conjunto de herramientas, robusto e intuitivo, para medir y examinar la respuesta acústica de los sistemas y entornos sonoros. El modo de Impulse Response de Smaart v7 ha sido ampliado de manera importante (y seguirá ampliándose) en relación con versiones anteriores, para incluir la mayor parte de la funcionalidad del paquete de software Smaart AcousticTools. Visión General de la GUI Este es el diseño general de la GUI para los modos de Tiempo Real y de Respuesta al Impulso: Figura 11: Interface de Usuario de Smaart v7 Modo de Tiempo Real Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 14 / 3915 Figura 12: Interface de Usuario de Smaart v7 Modo de Análisis de Impulso Cada modo contiene un "Área de Control" en la parte derecha de la interfaz, y en el modo de tiempo real, en su lado izquierdo incluye un área de almacenamiento de datos. En cualquier caso, la mayor parte de la GUI en cada modo se utiliza como área Gráfica. En la parte superior de esta sección se encuentra el área de lectura del cursor. Aquí se muestran las coordenadas del cursor del ratón, o lo que es lo mismo, los valores de su posición en unidades de amplitud, frecuencia o tiempo, dependiendo del tipo de gráfico. Navegación Existen tres elementos básicos de navegación para el control y la configuración de Smaart v7: la GUI a través de los controles del ratón, de los menús y cuadros de diálogo, y de las teclas de acceso rápido (Hot Keys). En la mayoría de los casos, existen varias formas para controlar la misma función esto es particularmente importante en los casos donde el uso de un método sea preferible a otro (por ejemplo, un usuario con un Tablet PC donde el control con el teclado no es conveniente). Una lista completa y actualizada de las funciones de teclas de acceso directo está siempre disponible en los archivos de ayuda del software. Dicho esto, la GUI de Smaart v7 se creó para el control con el ratón como el modo principal de interacción ya sea a través de botones y campos de datos en las áreas de control y zona de datos, o por medio de los controles de "pulsar y arrastrar" en las áreas gráficas. Gran parte de los diversos controles de cada modo se tratarán en las secciones correspondientes de este documento, relacionadas con sus tipos de medidas específicas. Aquí, sin embargo, vamos a ocuparnos de los Figura 13: Selección gráfica en la Ventana de Datos del modo Tiempo Real Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 15 / 3916 controles que específicamente tienen que ver con la medida y la selección del modo, y del control de lo que se ve. Selección de la Medición: En las ventanas de datos de ambos modos, el usuario puede seleccionar el tipo de medición/gráfico que se ve en cada ventana. Se pulsa sobre la etiqueta gráfica, en la esquina superior izquierda de la zona de trazado, y aparece el menú desplegable. Selección del Formato de Ventana: Los botones de selección de formato en el área de control establecen el número de ventanas de datos que se muestran (1 o 2) y, en el caso de funciones de transferencia, hay una vista de apoyo opcional para la visualización de la respuesta al impulso en vivo (Live IR). Cuando se trabaja con una pantalla dividida, una de las dos áreas gráficas Figura 14: Botones del Formato de Ventana en el modo Tiempo Real principales se considera el gráfico activo o seleccionado. El color de los márgenes que rodean el gráfico indica cuál de los dos está seleccionado. Nota: Las áreas de Control y de Almacenamiento de Datos en el Modo de Tiempo Real siempre corresponden al tipo de medición de la ventana de datos activa. En el Modo de Tiempo Real, justo encima de los botones de formato de ventana, hay dos botones que recuperan el estándar, la forma preestablecida en que se ve la medición. El botón "Spectrum" muestra una sola ventana gráfica con "RTA" como tipo Figura 15: Pre Set de Ventanas de datos elegido. El botón "Transfer" cambia a una pantalla de dos ventanas con la fase apareciendo en la ventana superior y la magnitud en la inferior. Selección del Modo: Se puede alternar entre los modos de medición utilizando: los botones de modo del Área de Control, a través del menú "Mode", o usando teclas de acceso rápido [I] y [R]. Haciendo Zoom: Se puede ver el detalle de cualquiera de las ventanas de datos mediante un zoom. El zoom se hace o bien manteniendo pulsado [command] + (botón izquierdo) y arrastrando, o pulsando el botón derecho y arrastrando el área de zoom en la gráfica. También se dispone de teclas de acceso rápido para comandos de zoom. Nota: Se elimina el zoom y se recuperan los valores de visualización preestablecidos pulsando sobre el eje X (horizontal) o Y (vertical) de cualquier gráfico. Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 16 / 3917 Mediciones Spectrum (Espectro) Las mediciones Spectrum de un solo canal de Smaart permiten al usuario examinar el contenido espectral de las señales de audio a través de su sistema. Estas medidas son muy útiles en muchas aplicaciones, incluyendo la localización de las frecuencias de realimentación en refuerzo sonoro, el ruido y las mediciones de exposición al ruido, la optimización de sistemas de cine, así como tareas generales de monitorización de la señal. Los datos de las mediciones de Spectrum de Smaart se pueden ver como un gráfico de RTA (Real Time Analyzer / Analizador en Tiempo Real) estándar, o como un gráfico en función del tiempo en tres dimensiones (nivel vs frecuencia vs tiempo) Spectrograph (Espectrógrafo). Controles de Spectrum Una vez configuradas las mediciones individuales de Spectrum, éstas aparecen como elementos en el área de control del modo Spectrum. Aquí, se puede elegir qué medidas se activan, comprobar el nivel de entrada de la señal, y mostrar/ocultar la gráfica. Figura 16: Área de Control de Spectrum Configuración General de Spectrum: Por defecto, todos los objetos de Spectrum utilizan los mismos parámetros generales de medición y visualización, configurables por el usuario (FFT, promediado, ponderación y escala). Los ajustes generales de Scale (Escala) y Averaging (Promediado) se pueden ajustar directamente en el área de control de Spectrum. El ajuste general de todos los parámetros se hace desde el Group Manager. Por otra parte, el promediado y la ponderación se pueden (si se desea) ajustar, de forma independiente para cada medida, en la pestaña individual de medición de los controles del Group Manager. Figura 17: Ajustes Generales de Spectrum en el Group Manager Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 17 / 3918 RTA El analizador en tiempo real, o RTA, es una herramienta familiar para los profesionales del audio. Mediante el ajuste de la escala y el promedio, un usuario puede afinar la resolución de su medición y adaptarla a la tarea en mano. Figura 18: Spectrum RTA Ajuste de la Escala y el Promedio Spectrograph Si bien el RTA históricamente ha sido la visualización del espectro más utilizada por los ingenieros de audio profesional, existe otra manera de mostrar estos datos que resulta muy iluminadora, y ha sido utilizada durante años de manera habitual en los campos del reconocimiento de voz, análisis de vibraciones y acústica bajo el agua (en los submarinos). La Pantalla del Espectrógrafo de Smaart (o Espectrograma, como generalmente es más conocido) es un gráfico del espectro de una señal en función del tiempo. Esta pantalla híbrida traza una serie continua de mediciones del espectro con la frecuencia en un eje, el tiempo en otro, y el nivel indicado por el color de la gráfica. En Smaart, este gráfico se controla fundamentalmente con los niveles de umbral seleccionados, que marcan el punto a partir del cual los datos comienzan a aparecer en el Figura 19: Umbrales del Spectrograph gráfico. Cuando una banda de Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 18 / 3919 frecuencias del espectro está por encima del umbral inferior, se muestra en el gráfico, empezando con un color azul oscuro para los niveles más bajos, y haciendo una transición a través del verde, amarillo, naranja y rojo a medida que sube el nivel eventualmente puede aparecer el blanco, si el nivel alcanza o supera el umbral superior. La clave para crear un espectrograma útil está en determinar el margen dinámico para la visualización los ajustes de los umbrales para mostrar/ocultar los datos espectrales. Seleccionando un margen demasiado amplio, la imagen pierde definición y características importantes pueden no aparecer. Un ajuste demasiado estrecho, o un umbral inferior demasiado alto, y los datos podrían perderse por completo. Una de las nuevas características de Smaart v7 son las manijas de ajuste del umbral, que están disponibles en el eje izquierdo de las gráficas de RTA y Spectrograph. Con estos controles, se pueden ajustar dinámicamente los umbrales del espectrógrafo sin tener que adquirir nuevamente los datos. Por otra parte, el espectrógrafo de Smaart v7 sigue conservando un historial de las últimas "x" rebanadas (mediciones del espectro), y es posible desplazarse por la pantalla hacia atrás pasando por los datos más antiguos de ese histórico, si éstos han quedado Figura 20: Ajustes de Spectrograph dentro de Spectrum Options fuera de la pantalla. Se puede acceder a la pestaña Spectrum Options (Opciones del Espectro) para ajustar el tamaño de este archivo del histórico, así como el ancho de cada rebanada o slice. Nota: Smaart sólo grafica los datos de la medición del espectro activa incluso si se están ejecutando simultáneamente varias medidas de un solo canal. Ejemplos de Aplicación Lo que viene a continuación son dos ejemplos de mediciones del espectro usados en mediciones comunes "del mundo real". El primero utiliza conjuntamente RTA y Spectrograph para examinar el contenido de frecuencia concretamente, para la identificación de frecuencias de realimentación. El segundo usa el espectrógrafo para examinar los patrones de interacción (filtro de peine) causados por la interacción entre el sonido directo y las reflexiones de superficies cercanas. Identificación de la Realimentación: En este ejemplo, un micrófono vocal se hace pasar a través de un sistema de sonido sencillo. Para nuestras mediciones del espectro tomamos la señal de salida de la mesa de mezclas. Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 19 / 3920 Se eleva la ganancia del micrófono hasta conseguir la realimentación. Figura 21: Configuración del sistema para el control de la realimentación El tono de realimentación se puede identificar en la pantalla del RTA como una barra vertical en 1,24 khz. Sin embargo, como a través del sistema hay también otra señal al mismo tiempo que la realimentación, es más fácil distinguir en la gráfica del espectrógrafo la línea vertical del tono constante de realimentación. Figura 22: La realimentación mostrada en RTA y Spectrograph Traducción 2011 Woods Engineering Services & Technologies, S.L. Reservado todos los derechos. 20 / 39 Mostrar más
Introducción a Smaart v7: Configuración Básica y Medición Esta guía es una introducción a los conceptos básicos de funcionamiento y de medición incorporados en el Smaart v7 de Rational Acoustics. En ausencia Más detalles MEDICIÓN Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE REFUERZO SONORO
MEDICIÓN Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE REFUERZO SONORO POR QUÉ ES NECESARIO MEDIR? QUÉ CONOCEMOS AL MEDIR UN SISTEMA DE AUDIO? QUÉ PARÁMETROS PODEMOS AJUSTAR? TIPOS DE MEDICIONES DE UN SOLO CANAL DE DOBLE Más detalles Unidad 2: El sistema operativo. Trabajo sin conexión.
Unidad 2: El sistema operativo. Trabajo sin conexión. Un sistema operativo es un conjunto de programas de control que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un sistema informático, Más detalles Guía de Uso Básico Módulo MAT (IV)
Guía de Uso Básico Módulo MAT (IV) NOTA: Lea todas las páginas de este tutorial antes de usar SATLive por primera Vez Primera Parte. Interfase (Modos del Módulo MAT) Nota: Esta Guía de Uso Básico se relaciona Más detalles Empezando con SmaartLive: Procedimientos de Montaje y Mediciones Básicos
Empezando con Smaartive: Procedimientos de Montaje y Mediciones Básicos Paul D. Henderson (Traducción al Castellano por James Woods) Este documento sirve como punto de partida en el aprendizaje de SIA Más detalles Operación Microsoft Windows XP
El ambiente de trabajo Descripción del ambiente de trabajo Luego de encendida la computadora, la pantalla se presenta de la forma que lo muestra la figura. El ambiente de trabajo que proporciona el sistema Más detalles Radar 10.5 en Mac Ùltima Actualización 9 Febr. 2010 Traducción Archibel México
Radar 10.5 en Mac Ùltima Actualización 9 Febr. 2010 Traducción Archibel México Radar en Macintosh Mientras tanto usted puede ejecutar la version Windows de Radar 10.5 en su Mac con la ejecución de una Más detalles Manual de usuario VideoMeeting Lite PC/Mac
Manual de usuario PC/Mac ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Requisitos del sistema... 4 3. Accesorios recomendados... 5 4. Instalación del software... 6 5. Acceder a la sala de videoconferencias... 8 6. Opciones Más detalles Instalando y Activando Smaart v7
Instalando y Activando Smaart v7 La instalación de Smaart v7 de Rational Acoustics en un proceso de dos partes. La primera es la instalación del software en sí y la segunda es el registro y activación Más detalles AJUSTE DE FASES ENTRE SUBGRAVES Y UNIDADES DE MEDIOS-AGUDOS
AJUSTE DE FASES ENTRE SUBGRAVES Y UNIDADES DE MEDIOS-AGUDOS Introducción Los sistemas de medición portátiles basados en la transformada rápida de Fourier han permitido que podamos ajustar las fases entre Más detalles Guía rápida de CX-Programmer
Guía rápida de CX-Programmer Esta guía pretende dar al lector los conocimientos más básicos para la programación de un controlador lógico secuencia en el autómata CQM1 de Omron, usando el software CX-Programmer Más detalles Calibración y definición del perfil de su monitor. Dispositivo de medición Eye-One Contrapeso (para monitores LCD solamente)
Calibración y definición del perfil de su monitor Para este módulo necesitará: Dispositivo de medición Eye-One Contrapeso (para monitores LCD solamente) Condiciones adecuadas para visualizar el monitor Más detalles Introducción al PSPICE
Pspice incluye varios programas, entre ellos está Schematics que es un programa de captura con una interfase directa a otros programas y opciones de Pspice. Con este programa se pueden realizar varias Más detalles MICE: Manual de usuario
Centro Politécnico Superior Universidad de Zaragoza MICE: Manual de usuario María Isabel González Ramírez Director: Dr. Joaquín Ezpeleta Mateo Septiembre 2009 Departamento de Informática e Ingeniería de Más detalles Monitor Wall 4.0. Manual de instalación y funcionamiento
Monitor Wall 4.0 es Manual de instalación y funcionamiento Monitor Wall 4.0 Índice es 3 Índice 1 Introducción 4 1.1 Acerca de este manual 4 1.2 Convenciones de este manual 4 1.3 Requisitos mínimos de Más detalles NOTA: Los MAC basados en el procesador "POWER PC" no son compatibles con Silverlight.
Hofmann MP Tutorial Rev. Octubre 2011 Introducción Hofmann es un programa informático para diseñar, de una forma intuitiva, rápida y sencilla, álbumes, libros de fotos y lienzos. Una vez creado el proyecto Más detalles AJUSTE DE CONFIGURACIONES CARDIOIDES DE SUBGRAVES
AJUSTE DE CONFIGURACIONES CARDIOIDES DE SUBGRAVES Joan La Roda DAS Audio, Departamento de Ingeniería. Introducción. En general, decimos que un altavoz, o un conjunto de altavoces, rádia con un patrón cardiode Más detalles GUÍA DEL USUARIO DE SOFTWARE
GUÍA DEL USUARIO DE SOFTWARE Serie RJ El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto pueden cambiar sin notificación. Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las Más detalles ESCUELA SUPERIOR DE INFORMATICA Prácticas de Estadística UNA SESIÓN EN SPSS
UNA SESIÓN EN SPSS INTRODUCCIÓN. SPSS (Statistical Product and Service Solutions) es un paquete estadístico orientado, en principio, al ámbito de aplicación de las Ciencias sociales, es uno de las herramientas Más detalles Manual Interfaz de Usuario CLS Perú DATA WEB Manual de usuario. Manual de uso de la interfaz web de CLS Perú DATA WEB. Versión del Manual: 0.
604 wifi FUNCIONES WIFI e Internet Complemento del manual de usuario de ARCHOS 504/604 Versión 1.0 Entre en www.archos.com/manuals para descargar la versión más reciente de este manual. Este manual contiene Más detalles Registrador de datos fuerza G en 3 ejes modelo VB300 Versión 1.0, Noviembre 2010
Utilería de ayuda Registrador de datos fuerza G en 3 ejes modelo VB300 Versión 1.0, Noviembre 2010 Presentación del Software El software registrador de datos es un programa que recolecta datos del registrador Más detalles Manual TeamViewer Manager 6.0
Manual TeamViewer Manager 6.0 Revision TeamViewer 6.0-954 Índice 1 Resumen... 2 1.1 Acerca de TeamViewer Manager... 2 1.2 Acerca de este manual... 2 2 Instalación y arranque inicial... 3 2.1 Instalación... Más detalles MANUAL DE WINDOWS LIVE MESSENGER INTRODUCCIÓN...2 1. DESCARGA E INSTALACIÓN...2 2. REGISTRO DE USUARIO...4
MANUAL DE WINDOWS LIVE MESSENGER ÍNDICE INTRODUCCIÓN...2 1. DESCARGA E INSTALACIÓN...2 2. REGISTRO DE USUARIO...4 3. VENTANA DE PRINCIPAL DE WINDOWS LIVE MESSENGER...7 4. VIDEOCONFERENCIA...9 5. OTRAS Más detalles Pro Tools KeyStudio. Español Manual del usuario
Pro Tools KeyStudio Manual del usuario Pro Tools KeyStudio Manual de configuración 25 Introducción Felicidades por la compra de Pro Tools KeyStudio. Pro Tools KeyStudio trasforma su PC o Mac en un estudio Más detalles EMC Retrospect Express para Windows Guía breve
EMC Retrospect Express para Windows Guía breve BIENVENIDO Bienvenido a EMC Retrospect Express, la rápida y sencilla herramienta para realizar copias de seguridad en CD/DVD, disco duro y unidades de disco Más detalles Backup Online de TeleCable Guía de Instalación para Windows v1.1
Guía de Instalación para Windows v1.1 Antes de la instalación...3 Sistemas operativos compatibles...3 Requisitos del Sistema...3 Código de Licencia de Backup Online de TeleCable...6 Instalación...7 2 / Más detalles Aplicación Tipo para Tabletas Gráficas Escribe, yo leo
Escribe, yo leo Alumnas: Ana Belén López Díaz Adriana Aparício Marijuán -1- MANUAL DE USUARIO -2- Indice de contenido 1.Descripción de la aplicación...5 2.Pantalla Inicial...6 3.Pantalla Final...7 4.Pantalla Más detalles Software EasyKool. Manual de instrucciones
Software EasyKool Manual de instrucciones 2 1 Índice 1 Índice 1 Índice... 3 1.1. Indicaciones sobre este manual... 5 2 Especificaciones... 5 2.1. Uso... 5 2.2. Requisitos del sistema... 6 3 Primeros pasos... Más detalles ESPAÑOL. Tableta Digital. Manual del Usuario. Windows 2000 / XP / Vista
Tableta Digital Manual del Usuario Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Información General 1. Vista General Bienvenido al mundo de las tabletas digitales! Puede descubrir qué fácil es controlar su ordenador Más detalles Contenido. Conferencia Web Powered by Microsoft Office Live Meeting
Contenido Asistir a una reunión 2 Participación en una reunión 2 Iniciar video 3 Uso del cliente de Conferencia Web (Microsoft Office Live Meeting) 6 Interactuar con otros participantes de la reunión 9 Más detalles Samsung Drive Manager Manual del usuario
Samsung Drive Manager Manual del usuario El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo que se indique lo contrario, las empresas, los nombres y los datos que se utilizan en Más detalles CIF-GPS GUÍA DE USUARIO
mensja CIF-GPS GUÍA DE USUARIO Secciones 1. VENTAJAS DE CIF-GPS 2. INSTALAR CIF-GPS 3. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. 3.1 Visión general y conceptos 3.2 Entrar en CIF-GPS. 3.3 Ventana Principal. 3.4 Más detalles Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013
Manual de instalación y uso del Osciloscopio Sahuaro Moroleón UNO 2013 Por favor revise esta guía para operar correctamente su osciloscopio Nota: Las instrucciones y procedimientos presentados se enfocan Más detalles SECCIÓN DE AYUDA AL USUARIO
SECCIÓN DE AYUDA AL USUARIO PON DESIGN SOFTWARE IVÁN ALEXIS SANTOS QUICENO FREDY ANDRES SANABRIA UNIVERSIDAD DISTRITAL FEBERO DE 2009 Diseño de redes ópticas pasivas En general los niveles de potencia Más detalles Copyright 2005 por X-Rite, Incorporated TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Guía rápida Copyright 2005 por X-Rite, Incorporated TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS X-Rite y X-RiteColor son marcas registradas de X-Rite, Incorporated. Windows es marca registrada de Microsoft Corporation. Más detalles GUADALINEX Y EL DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: INTRODUCCIÓN A QCAD Pablo E. Romero Carrillo
GUADALINEX Y EL DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: INTRODUCCIÓN A QCAD Pablo E. Romero Carrillo 1 INTRODUCCIÓN En este apasionante mundo del software libre, el código abierto y la Web 2.0, no podían faltar Más detalles Instalación del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition x86
Instalación del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition x86 1. CONSIDERACIONES PREVIAS Antes de empezar con la instalación vamos a revisar los requerimientos necesarios para poder Más detalles Direct Print Ver. 1.1 Manual del Operador
Samsung Drive Manager Manual del usuario El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo que se indique lo contrario, las empresas, los nombres y los datos que se utilizan en Más detalles 805 Photo Printer. Guía del controlador de la impresora
805 Photo Printer Guía del de la impresora Contenido Guía del de la impresora Acerca del de la impresora Funciones del de la impresora Acerca de la guía en línea Asistencia o información adicional Requisitos Más detalles En Wordpad se puede escribir, editar y dar formato a un texto, así como insertar imágenes de forma sencilla, etc.
Aplicación WordPad Generalidades WordPad es un procesador de textos que permite crear e imprimir documentos de manera muy rápida y sencilla. En Wordpad se puede escribir, editar y dar formato a un texto, Más detalles GPS 72 GUÍA RÁPIDA DE INICIO
GPS 72 GUÍA RÁPIDA DE INICIO 1 2 LA UNIDAD INSTALACIÓN DE LAS PILAS 1. Saque La tapa del compartimiento para las pilas girando la anilla en forma de D un cuarto de vuelta hacia la izquierda y tirando de Más detalles Análisis de espectro de radiofrecuencia sin precedentes
A i r M a g n e t S p e c t r u m X T AirMagnet Spectrum XT es el primer analizador de espectros profesional que combina análisis exhaustivos de radiofrecuencias con información de WLAN en tiempo real Más detalles Teléfono multimedia empresarial. Fecha del documento: 28/01/14 Versión del documento: 1.0d
Teléfono multimedia empresarial Fecha del documento: 28/01/14 Versión del documento: 1.0d VVX400 Contenido de la guía rápida Diagrama de VVX400... 3 Información general de las funciones del teléfono Polycom Más detalles SmaartLive. Curso Oficial de. Títulos PROPIOS. Centro con Certificación de Calidad BSI 9001-2008
OFICIALES Curso Oficial de SmaartLive Empresa certificada BSI 9001 2008 - Centro con Certificación de Calidad BSI 9001-2008 OFICIALES Primer centro docente del sector audiovisual. Acuerdos de colaboración Más detalles Para descargar la versión más reciente de Skype accedemos al sitio web de Skype y luego hacemos clic en Descargar Skype para escritorio de Windows.
Skype Skype: este servicio nos permite comunicarnos en forma sincrónica con nuestros contactos mediante mensajes instantáneos (chat) y realizando video llamadas. Skype Microsoft cuenta con un sistema de Más detalles Introducción a Mozilla Navegador
20021125 Universidad de Navarra Introducción a Mozilla Navegador Versión 1.1. cti Centro de Tecnología Informática Tabla de contenidos 1. Mozilla Navegador...3 1.1.Establecer las preferencias de Navigator...4 Más detalles Contenido del paquete... 2 Precauciones de Seguridad... 3 Especificaciones del producto... 4
Manual de Usuario Índice Contenido del paquete... 2 Precauciones de Seguridad... 3 Especificaciones del producto... 4 Capítulo 1: Configuración del Hardware Primer contacto con su Tablet... 6 Vista delantera Más detalles 3 Función de transferencia
Medidas acústicas en vivo SATLive Función de transferencia Joan La Roda Audio Engineer. http://www.take-sat.de/new/english/main.htm 1 Función de transferencia 2 Función de transferencia SATLive calcula Más detalles SEGUIMIENTO CON FLASH CS3 PRO
Edición 2005 Flash para la enseñanza SEGUIMIENTO CON FLASH CS3 PRO MATERIALES PARA LA FORMACIÓN A DISTANCIA DEL PROFESORADO CNICE ÍNDICE Introducción... 3 1. Requisitos del sistema... 3 2. Instalación Más detalles VRM Monitor. Ayuda en línea
VRM Monitor es Ayuda en línea VRM Monitor Índice es 3 Índice 1 Introducción 3 2 Descripción del sistema 3 3 Getting started 4 3.1 Inicio de VRM Monitor 4 3.2 Inicio de Configuration Manager 4 4 Configuración Más detalles WINDOWS. Iniciando Windows. El mouse
Windows es un sistema operativo, cuyo nombre lo debe al principal elemento de trabajo, la ventana - en inglés window -. Este tiene características como: Multitarea: durante una sesión de trabajo, es posible Más detalles Manual del usuario SoundEarV Medidor de ruido para ordenador personal. www.svantek.es
Manual del usuario SoundEarV Medidor de ruido para ordenador personal www.svantek.es Manual del usuario SoundEarV Felicitaciones por la adquisición del medidor SoundEarV. SoundEarV Mide los niveles de Más detalles 2 1.1 2 1.2 2 2. SOFTWARE +... 3 3. COMUNICACIÓN - CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO...
Manual de software Dynamic Plus Fecha: 03/04/2014 Manual Software Dynamic Plus v2.0.5 ÍNDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN... 2 1.1 Configuración mínima del PC... 2 1.2 Instalación del Software Dynamic Plus... Más detalles Software de la impresora
Software de la impresora Acerca del software de la impresora El software Epson contiene el software del driver de la impresora y EPSON Status Monitor 3. El driver de la impresora es un programa que permite Más detalles Informática y Programación Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Grado en Ingeniería en Ingeniería Química Curso 2010/2011
Módulo 1. Fundamentos de Computadores Informática y Programación Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Grado en Ingeniería en Ingeniería Química Curso 2010/2011 1 CONTENIDO Tema 1. Introducción Más detalles nual del Usuario VII
nual del Usuario VII Manual de Usuario del DataCenter Programa de adquisición de datos P/N: QDD 001 ESP Rev. 02 Junio 2011 Índice DataCenter Capitulo 1 Primeros Pasos 1.1 El entorno 6 1.1.1 Botones de Más detalles Sistema de Adquisición de Datos INGKA-SAD. Guía de Uso
Sistema de Adquisición de Datos INGKA-SAD Guía de Uso Introducción I NTRODUCCIÓN El sistema de adquisición de datos I NGKA -S AD es una interfaz entre el ambiente y el mundo digital, sirviendo como herramienta Más detalles Manual Sugar 0.88 para XO 1.5
para XO 1.5 para 1.5 Índice Introducción... 4 Vista Hogar... 4 Ícono de la XO... 5 Ícono de la Actividad... 6 Modo de Vistas... 7 Vista de favoritos... 7 Modo Libre... 7 Vista en Lista... 8 Vista Vecindario... Más detalles Gestión centralizada. Aplicación Cliente. (IPCMonitor) Septiembre, 2012 Versión 1.7. Manual de Usuario. 1 ofertasmultimedia.es
Cámara IP Gestión centralizada Aplicación Cliente (IPCMonitor) Septiembre, 2012 Versión 1.7 Manual de Usuario 1 ofertasmultimedia.es Contenido 1. Introducción... 2 2. Requisitos del Equipo... 3 3. Instalación... Más detalles - Realizar procesamientos adicionales en función del estado de distintos dispositivos, como alocuciones o avisos sonoros.
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CENTRAL El sistema central para New Roulette es un equipo encargado de recopilar la información de todos los dispositivos (maquinas, progresivo y ruleta) con dos propósitos: Más detalles Guía de usuario Número Speedy
Page 1 of 27 Índice 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 COMO INSTALAR EL SOFTPHONE... 3 3 DESCRIPCIÓN GENERAL... 5 3.1 Estados de la Conexión... 5 3.2 Softphone Menú... 6 4 OPERACIONES COMUNES DE LA APLICACIÓN... 7 Más detalles Guía del usuario Mikogo para Windows
Guía del usuario Mikogo para Windows Tabla de contenido Tabla de contenido 2 Registro 3 Descarga e instalación 4 Iniciar una sesión 4 Participar en una sesión 5 Características 6 Lista de participantes Más detalles Guía de Conexión Videomeeting/Classroom
Guía de Conexión Videomeeting/Classroom Índice 1 Requerimientos de usuario... 1 2 Acceso e instalación de Spontania... 5 3 Conectarse a una sesión... 17 Organizar una sesión... 10 Asistir a una sesión... Más detalles AVG File Server. Manual del usuario. Revisión del documento 2015.08 (22.09.2015)
AVG File Server Manual del usuario Revisión del documento 2015.08 (22.09.2015) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Reservados todos los derechos. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus Más detalles Ajustes de sombras. 1) Añadir localización
Ajustes de sombras El cuadro de diálogo "Ajustes de sombras" se utiliza para controlar las funciones de proyección de sombras de SketchUp, incluyendo su visibilidad, la fecha y la hora, la posición geográfica Más detalles PERFIL CLOUD GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. (Ref.- 06022013)
PERFIL CLOUD GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (Ref.- 06022013) Índice 0.- Introducción... 3 0.1. Ayuda Perfil... 3 1.- Herramienta de Autoevaluación Perfil v. 6.0... 4 1.1. En qué consiste Más detalles SERVICE DEFINITION MANUAL DEL ADMINISTRADOR
SERVICE DEFINITION MANUAL DEL ADMINISTRADOR Versión de producto: 1.5 Última revisión: 11-11-2008 2008 Carabela Consulting, S.L. Este documento contiene información confidencial. Página 1 de 18 ÍNDICE 1. Más detalles Aplicación de protección con contraseña para los dispositivos flash USB de Verbatim
Introducción Manual del usuario Verbatim EasyLock Aplicación de protección con contraseña para los dispositivos flash USB de Verbatim Versión 1.00 Copyright 2010 Verbatim Americas, LLC. Todos los derechos Más detalles Manual de Reserva de Salas de Reúnete
Manual de Reserva de Salas de Reúnete El servicio Reúnete ofrece una plataforma de videoconferencia y mensajería instantánea para todas las Administraciones Públicas que estén interesadas. Gracias a este Más detalles SMART Ink 3.0 GUÍA DE USUARIO PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS
SMART Ink 3.0 GUÍA DE USUARIO PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Aviso de marcas SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas Más detalles CIF-GPS GUÍA DE USUARIO
Preguntas Frecuentes - FAQ v1.3 Antes de la instalación...4 Funciona el programa si tengo otros programas de copia de seguridad en el equipo?...4 Es mejor utilizar dos programas de copia de seguridad en Más detalles Guía del usuario Mikogo para Mac OSX
Guía del usuario Mikogo para Mac OSX Tabla de contenido Registro 3 Descarga e instalación 4 Iniciar sesión 5 Participar en una sesión 6 Características 7 Lista de participantes 7 Cambiar presentador 8 Más detalles AxxonSoft. Sistema. Intellect. Guía breve de usuario. Versión 1.0.0
AxxonSoft Sistema Intellect Guía breve de usuario Versión 1.0.0 Moscú 2010 Índice ÍNDICE... 2 1 INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Propósito de este documento... 3 1.2 Propósito del sistema Intellect... 3 2 PREPARACIÓN Más detalles Manual de uso: Map Source
Manual de uso: Map Source 1 ÍNDICE: Partes de MapSource... 3 Cargar mapas a la unidad GPS Garmin... 1 Transferir datos de MapSource... 2 Crear y editar waypoints... 3 Buscar lugares... 4 Crear y editar Más detalles Tablet Manual del Usuario
Tablet Manual del Usuario De Carga- Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente y la luz se volverá de color rojo que significa que se está cargando. Cuando la batería está llena, el indicador Más detalles Para la ClassPad 300. ClassPad Manager. (ProgramLink) Versión limitada. Guía del usuario. http://world.casio.com/edu_e/ RJA510188-4
Para la ClassPad 300 S ClassPad Manager (ProgramLink) Versión limitada Guía del usuario RJA510188-4 http://world.casio.com/edu_e/ Nota Los ejemplos de visualización mostrados en esta guía del usuario son Más detalles PECO-GRAPH Manual de Usuario
ESPAÑOL PECO-GRAPH Manual de Usuario Software para la gestión gráfica de datos de conteo ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN...3 2 INSTALACIÓN...4 2.1 REQUISITOS...4 2.2 INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN...4 3 FUNCIONALIDAD Y Más detalles Manual de instalación de software
Manual de instalación de software Instalación de Cubase LE 4, X-Edit y drivers USB INDICE 1. Introducción... 1 2. Requisitos mínimos del ordenador... 1 Instalación de software para usuarios de Windows Más detalles TEMA 20 EXP. WINDOWS PROC. DE TEXTOS (1ª PARTE)
1. Introducción. TEMA 20 EXP. WINDOWS PROC. DE TEXTOS (1ª PARTE) El Explorador es una herramienta indispensable en un Sistema Operativo ya que con ella se puede organizar y controlar los contenidos (archivos Más detalles 1 INTRODUCCION GUÍA RÁPIDA DE USO
1 INTRODUCCION GUÍA RÁPIDA DE USO BIENVENIDOS 1 INTRODUCCION Gracias por adquirir nuestra tableta QUANTUM CARBONO X-VIEW. Para operar con la unidad correctamente, por favor lea el Manual del Usuario cuidadosamente Más detalles µmanual de Kdenlive Introducción a la Edición de Vídeo Versión del manual 1.02 Escrito por: José Víctor Torrellas Última actualización 29/04/2014.
µmanual de Kdenlive Introducción a la Edición de Vídeo Versión del manual 1.02 Última actualización 29/04/2014. Escrito por: José Víctor Torrellas 0. Antes de empezar. Para hacer un montaje de vídeo, es Más detalles Guía de inicio rápido
Guía de inicio rápido Microsoft OneNote 2013 presenta un aspecto distinto al de versiones anteriores, por lo que hemos creado esta guía para ayudarle a minimizar la curva de aprendizaje. Cambie entre táctil Más detalles Guía del usuario del FLIP BOOK
Índice 1 Introducción p. 2 2 Procedimiento de arranque p. 2 2.1 Procedimiento para Windows 2.2 Procedimiento para Mac 2.3 Procedimiento para Linux 3 Creación del perfil p. 2 4 Herramientas p. 2 4.1 Herramientas Más detalles LECCION 3. El entorno de Illustrator
LECCION 3. El entorno de Illustrator 3.1. El área de trabajo El entorno de Illustrator se compone por una serie de paneles, barras y ventanas, que podemos mover y desplazar. Y cualquier disposición de Más detalles Manual de Usuario Versión: 1.3 Publicación: Marzo 2008
Manual de Usuario Versión: 1.3 Publicación: Marzo 2008 Este manual es propiedad de Thinking minds Building bytes SL queda terminantemente prohibido su reproducción total o parcial. ThinkinBytes, 2008 INDICE Más detalles Guía de aprendizaje Audacity: guía de edición de sonido
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 9 Antes de empezar, veamos los distintos tipos de efectos que soporta Audacity: 1. Efectos internos Son los efectos que lleva el programa incorporados de serie. Aparecen Más detalles SOFTWARE PKSIM MANUAL DE USUARIO
SOFTWARE PKSIM MANUAL DE USUARIO Controles S.A. Tel. +5982 6220651 Av. Rivera 3314 Fax +5982 6222048 Montevideo URUGUAY www.controles.com Versión Software PkSim: 1.2.x Revisión manual: 24 de julio de 2013 Más detalles Creado dentro de la línea de sistemas operativos producida por Microsoft Corporation.
WINDOWS Windows, Es un Sistema Operativo. Creado dentro de la línea de sistemas operativos producida por Microsoft Corporation. Dentro de los tipos de Software es un tipo de software de Sistemas. Windows Más detalles Guía de inicio rápido
Guía de inicio rápido Microsoft OneNote 2013 tiene un aspecto distinto al que tenía en versiones anteriores, así que creamos esta guía para que el proceso de aprendizaje sea más rápido. Pase de táctil Más detalles 0 ÍNDICE. 1 Introducción. 2 Primeros pasos. 3 Conceptos. 4 Navegación por voz. 5 Navegación por teclado. 6 Navegación por sonido
GUÍA FUNCIONAL 0 ÍNDICE 1 Introducción 2 Primeros pasos 3 Conceptos 4 Navegación por voz 5 Navegación por teclado 6 Navegación por sonido 7 Compatibilidad con lectores de pantalla 8 Navegación en documentos Más detalles Por favor, lea atentamente estas instrucciones para sacar el máximo partido de las diversas opciones.
Darkwood Aplausos diseños medidor combina un medidor de nivel de precisión con gráficos personalizados destinados a ejecutar a pantalla completa. Está diseñado para una máxima facilidad de uso y versatilidad Más detalles Manual de usuario VideoMeeting PC/Mac
Manual de usuario PC/Mac ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Requisitos del sistema... 4 3. Accesorios recomendados... 5 4. Instalación del software... 6 5. Acceder a videoconferencia (Usuario registrado)... Más detalles Manual de utilización de Applets para ArcPad 7.1.1 GeoXT, serie GeoExplorer 2008
Manual de usuario Applets - GeoExplorer - AcrPad 7.1.1 Manual de utilización de Applets para ArcPad 7.1.1 GeoXT, serie GeoExplorer 2008 - INTRODUCCIÓN Inicio Barra de herramientas 1. MANEJO DE SOFTWARE Más detalles 1. CÓMO PRODUCIR ARCHIVOS DE AUDIO?: AUDACITY
Introducción. Este tutorial tiene por objetivo facilitar el manejo de la herramienta del editor de sonido Audacity, para trabajar sobre la producción de archivos de audio. De modo que, a lo largo de este Más detalles Guía del Usuario para Motorola ComCenter
Guía del Usuario para Motorola ComCenter Introducción: Bienvenido al mundo de los accesorios de telefonía móvil personal de Motorola. El Motorola ComCenter Manager y los cables relacionados con él están Más detalles FOTO CLIC Nociones básicas sobre imagen digital
FOTO CLIC Nociones básicas sobre imagen digital 1. INTRODUCCIÓN 2. CÁMARAS DIGITALES 2.1. Tipos de cámaras digitales 2.2. Partes de una cámara digital 2.3. Almacenaje de fotografías 2.4. Transferencia Más detalles GUÍA DE GRABACIÓN Y EDICIÓN EN AUDACITY
GUÍA DE GRABACIÓN Y EDICIÓN EN AUDACITY AUDACITY EN UN VISTAZO Audacity es un programa de edición de audio de código abierto y gratuito. Esta es la pantalla que nos muestra al iniciarlo: Vamos a centrarnos Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución