Source: http://docplayer.es/801375-Equipos-de-medicion-y-comprobaciones-electricas.html
Timestamp: 2019-01-18 16:52:21+00:00

Document:
Equipos de medición y comprobaciones eléctricas - PDF
Download "Equipos de medición y comprobaciones eléctricas"
Inmaculada Rey Hernández
1 Equipos de medición y comprobaciones eléctricas Asegure la calidad de sus verificaciones eléctricas con la serie de Multifunción MFT1800 Acceda a mayor rentabilidad de su instalación solar utilizando el Medidor de Irradiancia Solar PVM210 y sus Kits de verificaciones fotovoltaicas PVK con multímetro AVO410 y con Pinza Amperimétrica DCM340 De la mano de expertos, utilice la Serie MIT para mediciones de aislamiento de bobinados, trafos, vehículos eléctricos, puntos de recarga, de <1 kv a 10 kv y más La palabra es una marca registrada
2 Comprobador de Instalaciones Multifunción serie MFT1800 Esta fascinante nueva serie de comprobadores de instalaciones multifunción ofrecen la posibilidad de realizar todas las pruebas necesarias para cumplir con las normas locales en un comprobador sólido y ligero que incluye una serie completa de pruebas de tierra. Páginas 4 y 5. Medidor de Irradiancia Solar PVM210 y sus Kits PVK320 y PVK330 El único medidor de irradiancia solar del mercado que le posibilita rentabilizar al máximo la producción de energía de su instalación fotovoltaica. Consulte los kits fotovoltáicos PVK320 y PVK330 en la página 7. de Aislamiento completa Serie MIT <1 kv, 5 kv y 10 kv recientemente lanzados Innovadora solución para mediciones especiales de Aislamiento tanto para baja tensión como para media y alta. Consulte las páginas 8 a 13. Analizador y Registrador de Redes PQA1000 Analizador de redes con capacidad para registrar hasta 1Gb de información. Ideal para organismos de control o empresas de mantenimiento de instalaciones de baja tensión. Página 20. No se lo pierda! La garantía de muchos productos puede ampliarse a tres años sin cargo, con sólo registrar la compra del producto en en el botón de Registrarse. Además puede acceder a la galería de fotos, descarga de softwares y asistencia técnica completa y gratuita durante los tres años. Escaneando este código con su Smartphone, accederá a más información sobre cada equipo! Manténgase en contacto con Síganos en Twitter en Vea nuestros vídeos en YouTube en Encuéntrenos en Facebook en Y visite nuestra web en 2 NUEVOS PRODUCTOS
3 Novedades, el Número 1 en calidad e innovación El pasado 28 de Octubre del 2012 se celebró en una ceremonia de gala en Londres, la 20ª edición de la entrega de los Premios a la Industria Eléctrica donde se reunión a los mejores y más brillantes e innovadores, pioneros y líderes de la industria eléctrica, para reconocer el talento de vanguardia. Fué una noche de éxito total para, pues fué galardonado con el Premio al Equipo de medición y pruebas más innovador del año gracias al recientemente lanzado reflectómetro de dominio de tiempo TDR1000/3. Es merecido felicitar a los ingenieros y a todo el equipo de trabajo de por este reconocimiento y por su incansable labor focalizada en diseñar soluciones a medida de las necesidades del sector., sigue creciendo no sólo se ocupa de las necesidades del sector, sino que se preocupa en ofrecer soluciones completas en materia de instrumentación para realizar perfectas pruebas eléctricas. Muchos son los casos donde el cableado defectuoso o detereorado por el tiempo, fallas difíciles de localizar, originen grandes pérdidas económicas y falta suministro. Para cubrir esas necesidades ha adquirido recientemente en Julio del 2012, la compañía multinacional SebaKMT, experta y líder mundial en desarrollo, fabricación y venta de sistemas y equipos de medición, en las siguientes áreas: Diagnostico de cables Localización de fallos de cables Localización de fugas Localización de líneas y objetos Cámaras de inspección de tuberías Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra Por qué fue elegido el mejor? El TDR1000 / 3 fue elegido ganador como resultado del consenso alcanzado por un gran jurado, compuesto por un panel de expertos independientes de la industria, que subrayaron que la tecnología implementada por, simplifica el uso de reflectometría de dominio temporal para localización de averías en cables de BT. La facilidad de uso del instrumento es primordial en los criterios de diseño y además de su costo, que hoy permite a los profesionales del sector acceder este tipo de instrumentación y realizar por sí mismos la localización de fallas y averías que puedan detectar en distintas instalaciones. Necesita asistencia personalizada? No dude en ponerse en contacto con nosotros. T F E Desde aquí le ayudaremos a analizar sus necesidades y a tomar la decisión más adecuada para su negocio. Es así como se ha convertido en el único fabricante con la oferta más completa en equipos de medición, localización, diagnóstico y mantenimiento de redes eléctricas, comunicaciones y tuberías a nivel mundial. Dentro de su extensa y variada linea de negocios, cuenta con una variada oferta de instrumentación para la realización de medidas y pruebas eléctricas en baja, media y alta tensión; equipos específicos para el sector de telecomunicaciones; para monitorización y detección de fugas en redes de agua potable, alcantarillado y gas, sistemas de inspección de tuberías, canalizaciones mediante cámaras, así como sistemas de localización portátiles o instalados en el interior de vehículos para localización y ensayo de cables subterráneos. VALUE FOR MONEY 3 NOVEDADES DE MEGGER 3 de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios
4 Multifunción MFT1815, MFT1825 y MFT1835 Rangos de prueba RCD Tipo AC, A, S y B, y RCD programables y de 3 fases en función del modelo Rango de pruebas RCD disponibles ½ x IDN, 1 x IDN, 2 x IDN y 5 x IDN en función del modelo Monitorización automática de polaridad, cambio de la polaridad de entrada e inicio de la prueba RCD automática en MFT1825 y MFT1835 Opción de prueba en rampa rápida de RCD para medir corriente de disparo Rangos de prueba de bucle Monitorización automática de polaridad, cambio de la polaridad de entrada e inicio de la prueba 2 hilos sin disparo 0,01Ω L-PE L-PE 48 V a 280 V, 45 Hz a 65 Hz L-PE 48 V a 480 V, 45 Hz a 65 Hz MCB 6 A sin disparo Medición PFC al mismo tiempo que la resistencia de bucle Prueba de bucle de corriente alta L-L y L-N Prueba de bucle de inicio automático Rango de prueba de continuidad y resistencia Prueba de 200 ma con una opción de 15 ma en MFT1825 y MFT1835 Prueba de continuidad con inversión automática, muestra el resultado más alto Prueba de continuidad de inicio automático Fácil conexión nula de prueba, almacenada incluso cuando se desactiva Zumbador rápido con umbral ajustable en MFT1825 y MFT1835 Medición de resistencia desde 0,01 Ω a 99,9 kω Rangos de prueba de aislamiento 1000 V, 500 V y 250 V con opción de 100 V en MFT1835 Tensión de prueba mostrada con medición de resistencia del aislamiento Umbral del zumbador ajustable Opción de inhibición de prueba de 25 V o 50 V Protección de bloque de tensiones contra circuitos activos hasta 600 V incluso cuando el botón de prueba está bloqueado Pruebas de tierra Dos polos para uso cuando la prueba de 3 polos no resulta práctica en MFT1825 y MFT1835 Prueba de electrodo de tierra de tres polos en MFT1825 y MFT1835 Prueba de electrodo de tierra utilizando la técnica de varilla acoplada en MFT1835 Pruebas sin picas en MFT1835 Rango de prueba de tensión, rotación y frecuencia 10 V 600 V AC. / CC. TEMS en MFT1835 Rotación de fase en MFT1825 y MFT1835 Medición de frecuencia de 15 Hz a 400 Hz Tensión de contacto Comunicación en MFT1835 Descarga Bluetooth Memoria incorporada con capacidad para 1000 registros Pantalla amplia de alto contraste con indicación doble de parámetros Muestra la tensión de prueba al mismo tiempo que la resistencia Recargable Pilas recargables en MFT1835 Accesorios de la serie MFT Cables (rojo/ azul/verde) sin fusible, punta grande Cables puntas, pinzas, clavijas ang recto con fusible 10A Kit de pruebas de tierra 4 MULTIFUNCTION TESTERS 4 COMPROBADORES MULTIFUNCIÓN ICLAMP Pinza Amp. (fuga/tierra-método 2 pinzas) ETL30 Alargador de cable de prueba 30 m VCLAMP Pinza medición de tierra (método dos pinzas sólo para MFT)
5 Novedades Multifunción La serie MFT1800 dispone de botones de prueba en ambos extremos del comprobador, lo que resulta muy útil porque siempre hay uno de ellos a mano. Los selectores codificados con colores le permiten controlar plenamente la prueba. El estuche de transporte tiene espacio extra para guardar herramientas, sondas de medida, e incluso un block de certificados. La pantalla grande de alto contraste con luz de fondo muestra dos parámetros al mismo tiempo, como la resistencia del aislamiento y la tensión de prueba aplicada. TABLA TECNICA COMPARATIVA DE COMPROBADORES MULTIFUNCION MFT1815 MFT1825 MFT1835 Rangos de Pruebas de Aislamiento 100 V 250 V 500 V 1000 V Indicación de tensión de prueba Umbral del zumbador ajustable Rango de Continuidad y Resistencia 200 ma 15 ma Fácil Conexión Nula Prueba de Continuidad de Inversión Automát. Umbral del zumbados ajustable Rangos de pruebas RCD Prueba 1 / 2 x I N (prueba de no salto) Prueba 1 x I N Prueba 2 x I N y 5 x I N Angulo de fase de 0º y 180º Prueba RCD 10mA, 1000mA Prueba RCD automática Prueba de rampa rápida RCD tipo AC, A, S RCD tipo B RCD programables RCD de 3 fases Rangos de Prueba de Bucle 2 hilos sin disparo L~PE Cálculo PSCC y PFC con resistencia de bucle L~PE 48 V a 280 V, 45 Hz a 65 Hz Prueba de corriente CC L-L y L-N L-L 48 V a 480 V, 45 Hz a 65 Hz Corriente de fallo de 20 ka Visualización tensión de contacto V Pruebas de Tierra 2 polos Electrodo de tierra de 3 polos Electrodo de tierra Tec. Varilla acoplada Método sin picas Tensión de salida de 25 V y 50 V Comprobación de tensión de ruido de tierra Rango de frecuencia de tensión y rotación de fase Tensión 6 V V CA y CC TRMS Frecuencia 15 Hz Hz Rotación de fase Sistema de seguridad inteligente Bloqueo de prueba Detector de contacto seguro Aviso de circuito activo Descarga automática Indicación analógica de arco Ventajas adicionales Pantalla brillante de fácil lectura Medición de corriente con pinza opcional Sonda de prueba remota Recargable Protección contra el polvo e intemperie IP54 Clasificación de seguridad CAT.IV 300 V Descarga Bluetooth MULTIFUNCTION TESTERS 5 COMPROBADORES MULTIFUNCIÓN 5 Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios
6 Kits para pruebas eléctricas Serie MTK El kit de pruebas MTK300 ofrece a los instaladores eléctricos todo aquello que necesitan para efectuar inspecciones y pruebas eléctricas con operaciones de una y tres fases. Los kits se componen de tres instrumentos: un comprobador de aislamiento MIT, un comprobador de bucle de tierra LTW y un comprobador de diferenciales RCDT. El Kit equipado con baterías y presentado en un atractivo maletín de viaje que incluye un juego completo de sondas de medida y certificados de calibración. Hay tres kits disponibles: MTK310, MTK320 y MTK330. MTK310: Kit de pruebas eléctricas estándar MIT310 - Comprobador de aislamiento y continuidad LTW315 - Comprobador de bucle de tierra RCDT310 - Comprobador de diferenciales MTK320: Comprobador de pruebas eléctricas avanzado MIT320 - Comprobador de aislamiento y continuidad con alarmas de límites de aislamiento y continuidad LTW325 - Comprobador de bucle de tierra con medición de R1+R2 y MaxZ RCDT320 - Comprobador de diferenciales con capacidad de prueba programable MTK330: Kit de prueba con almacenamiento y descarga de resultados MIT330 - Comprador de aislamiento y continuidad como el modelo MIT320, pero con almacenamiento y descarga LTW335 - Comprobador de bucle de tierra como el modelo LTW325, pero con almacenamiento y descarga RCDT330 - Comprobador de diferenciales como el modelo RCDT320, pero con almacenamiento y descarga TABLA TECNICA COMPARATIVA DE COMPROBADORES MULTIFUNCION MTK310 MTK320 MTK330 Pruebas de Aislamiento Realizadas con MIT310 Realizadas con MIT320 Realizadas con MIT330 Pruebas de Impedancia de bucle Realizadas con LTW315 Realizadas con LTW325 Realizadas con LTW335 Rangos de pruebas RCD o diferenciales Realizadas con RCDT310 Realizadas con RCDT320 Realizadas con RCDT330 Otras características Caucho resistente Estanqueidad acorde IP54 Conectores de prueba incluídos Certificados de calibración incluídos Ampliación de garantía a 3 años por registro Baterías incluídas Atractivo maletín 6 TEST CERTIFICATION SOFTWARE 6 KITS DE PRUEBAS ELÉCTRICAS
7 Novedades Kits para pruebas de Instalaciones fotovoltaicas Serie PVM y Kits PVK Nuevo Medidor de Irradiancia Solar PVM210 Este medidor ofrece lecturas precisas de la energía solar, con el fin de poder colocar de forma óptima los paneles fotovoltaicos desde el principio de la instalación. Medición de la potencia solar para calcular el cortocircuito del panel Pantalla LCD con 3¾ dígitos rango W/m² Manejo con una sola mano Tamaño mini de bolsillo Fijación para montaje de cámara estándar para mayor precisión Advertencia de tensión activa que avisa al usuario cuando existe una tensión de circuito superior a 25 V durante la prueba de aislamiento Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra PVK320 Kit fotovoltaico El kit PVK320 es ideal para la verificación de irradiancia solar con el PVM210 antes y después de cada instalación de tipo terciario e industrial. Además, el Multímetro AVO410 permite la medición de resistencia, tensión, frecuencia y capacitancia que necesita realizar. de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Medidor de irradiancia PVM210 Multímetro AVO410 Bolsa para guardar el Kit FV Conectores solares MC4 a cables de prueba con toma estándar de 4 mm Adaptador de cables de prueba de MC3 a MC4 Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías PVK330 Kit fotovoltaico El kit PVK330 es ideal para la verificación de irradiancia solar con el PVM210 antes y después de cada instalación de tipo residencial. Además la pinza Amperimétrica DCM340 realiza mediciones de resistencia y frecuencia reteniendo los resultados de los datos para facilitar las mediciones tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones Medidor de irradiancia PVM210 Pinza amperimétrica DCM340 Bolsa para guardar el Kit FV Conectores solares MC4 a cables de prueba con toma estándar de 4 mm Adaptador de cables de prueba de MC3 a MC4 TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios MULTIFUNCTION TESTERS 7 MEDIDOR DE IRRADIANCIA SOLAR Y KITS DE PRUEBAS PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 7
8 de Aislamiento y Continuidad Serie MIT200 MIT220 y MIT230 son los dos medidores de aislamiento más pequeños de la serie MIT Ambos productos ofrecen una combinación de lectura digital y pantalla analógica, utilizando la tecnología de visualización DART, patentada por. La pantalla incluye una lectura digital clara y precisa, con una respuesta de puntero analógico para evaluar las características de carga y descarga de circuitos. La resistente carcasa ABS del instrumento está diseñada para hacer frente a los rigores del exigente uso diario, además de ser suficientemente pequeño para llevarlo en el bolsillo cuando no se utiliza. Un indicador de batería baja avisa con antelación de la descarga de los mismos. Prueba de continuidad La prueba de continuidad automática se realiza a 200 ma para garantizar la conformidad con los requisitos internacionales. No es necesario pulsar el botón de prueba. Todos los instrumentos medirán hasta 100 Ω en continuidad, de los cuales 0-10 Ω se realizan a más de 200 ma para cumplir con los requisitos de pruebas eléctricas internacionales. La conexión nula es posible hasta 9,99 Ω de la resistencia de las conexiones para garantizar la capacidad de anular las conexiones con fusible y las conexiones estándar. Zumbador de continuidad que ofrece un medio rápido de prueba de cables e identificación de circuitos, con protección de tensión en caso de que el usuario toque accidentalmente un circuito con corriente. El zumbador funciona con un umbral de 5 Ω. Prueba de aislamiento Existe la posibilidad de elegir dos o tres rangos de tensión de prueba que brindan una solución ideal para la mayoría de las aplicaciones de prueba de aislamiento de baja tensión. La prueba de aislamiento se puede efectuar hasta 1000 MΩ en todos los rangos La descarga automática garantiza que todos los circuitos se descarguen sin riesgo después de la prueba Los rangos de prueba de aislamiento de 1000 V tienen una advertencia de alta tensión antes de aplicar la tensión de prueba La Serie MIT ofrece pruebas seguras Cierres seguros: Evita la realización de pruebas de continuidad en circuitos con corriente Evita la realización de la prueba de aislamiento cuando la tensión del circuito es superior a 50 V Características especiales Excelente relación calidad precio Comprobador de tamaño de bolsillo Protección frente a circuitos con corriente Accesorios de la serie MIT Sondas de medida de dos hilos con fusible de 500 ma Sondas de medida de dos hilos 8 MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD
9 Novedades de Aislamiento y Continuidad Para mantenimiento industrial y telecomunicaciones Serie MIT400 Prueba de aislamiento Tensiones de prueba de aislamiento de 50 V a 1000 V disponibles con resistencia a 200 GΩ Comprobador de tensión variable exclusiva de 10 V a 100 V (MIT40X) Bloqueo de prueba - Bloquea la prueba de aislamiento en curso El display analógico reproduce la respuesta de una pantalla de bobina móvil Funciones de índice de polarización (PI), relación de absorción dieléctrica (DAR) y temporizador Conexiones de silicona para evitar errores en rangos GΩ superiores La inhibición de prueba evita la prueba de aislamiento si las tensiones superan los 50 V o 75 V en los comprobadores de telecomunicaciones Detección de circuitos con corriente y protección frente a ellos Zumbador de aislamiento - Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra Prueba de continuidad La prueba automática de continuidad permite realizar la operación con ambas manos Selección de corrientes de prueba de continuidad de 200 ma o 20 ma para aumentar la vida útil de las baterías Conexión nula - hasta 9 Ω de resistencia Zumbador - Activación/desactivación con sólo pulsar un botón Límite del zumbador ajustable de 1 Ω a 20 Ω en cinco etapas Accesorios de la serie MIT400 Características especiales CAT.IV 600 V Medida de tensión con Verdadero Valor Eficaz Ensayos PI, DAR y temporizador Sonda de ensayo remoto de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías Sondas de medida de dos hilos con fusible de 500 ma Sonda conmutada CAT.IV 600 V Sondas y pinzas rojo negro Sondas de medida de dos hilos tuberías y defectos Su seguridad es la principal preocupación de Estas características de seguridad protegen al usuario y al aparato: Cierre de seguridad para evitar conexiones no seguras de los conectores de prueba Detector de contacto seguro que protege al usuario y al instrumento durante la prueba de seguridad en caso de conexión fortuita a un circuito con corriente Advertencia de tensión activa que avisa al usuario cuando existe una tensión de circuito superior a 25 V durante la prueba de aislamiento Soluciones de Telecomunicaciones TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios INDUSTRIAL MAINTENANCE AND TELECOMMUNICATIONS INSULATION AND CONTINUITY TESTERS 9 MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD 9
10 de Aislamiento y Continuidad Serie MIT300 Los nuevos medidores de aislamiento no se parecen a ningún otro comprobador que usted haya utilizado Los medidores de aislamiento están preparados para aguantar las mas duras condiciones a que son sometidos en el trabajo de campo Llevan una cubierta de caucho resistente y disponen de una sólida tapa integrada que cubre la pantalla. La tapa está dotada de una bisagra de gran resistencia que queda sujeta en la base cuando se utiliza el aparato, facilitando el uso e impidiendo que se pierda. Además, no es necesario desenchufar los conectores de prueba para cerrar la tapa. Cómo funciona La sonda es el lugar idóneo para la ubicación del botón de prueba. Al utilizar una sonda conmutada en lugar de una sonda ordinaria, no es necesario apartar la vista de la sonda para encontrar el botón de prueba en el instrumento, y se evita el inconveniente que surge cuando ambas manos están sujetando las sondas. Sólo tiene que pulsar el botón situado bajo el dedo. Indudablemente es más rápido y seguro. El equipo de medición MIT330 viene con la sonda conmutada y el certificado de calibración. Los medidores de aislamiento MIT son fáciles de utilizar y permiten un aprendizaje rápido Al no existir funciones ocultas, resulta muy fácil utilizar estos nuevos medidores de aislamiento. La codificación por colores ayuda a seleccionar la prueba, acelera el tiempo de prueba y permite identificar los fallos con rapidez. Con la guía de consulta rápida incluida en la tapa, la información básica está disponible cuando se necesita. Características especiales Carcasa gruesa de caucho resistente Selectores claros codificados con colores Pantalla grande de fácil lectura Conectores de prueba de gran agarre con pinzas de cocodrilo con bloqueo Gran resistencia Facilidad de uso Seguro Impermeable Descarga USB en MIT330 Accesorios de la serie MIT Sonda conmutada remota con clavija especial Sondas de medida de dos hilos con fusible de 500 ma Sondas y pinzas rojas y negras Sondas de medida de dos hilos 10 MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD
11 Novedades Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv Cómoda banda de cuello para uso con manos libres Claro selector de rango adecuado para condiciones de luz deficiente Obturador para evitar combinaciones de conectores peligrosas La tapa de doble bisagra protege la pantalla de raspaduras y gira para quedar oculta y sujeta en la base del aparato de Aislamiento MT y AT La tapa resistente del MIT300- evita que la pantalla sufra daños. Uso con manos libres Los medidores de la serie MIT300 están bien equilibrados y pueden colgarse cómodamente al cuello para uso con manos libres cuando sea necesario. La prueba de continuidad y el zumbador se activan automáticamente al realizar la conexión al circuito, para ahorrar tiempo. Las pruebas de aislamiento pueden iniciarse utilizando una sonda conmutada o el botón de prueba de la parte frontal del comprobador. TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD <1 kv Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra de Aparatos Eléctricos Portátiles MIT485 MIT481 MIT480 MIT40X MIT430 MIT420 MIT415 MIT410 MIT400 MIT330 MIT320 MIT310A MIT310 MIT300 MIT230HD MIT230 MIT220 Prueba de Aislamiento 1000 V 500 V 250 V 50 V/100 V 10 V V RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables Otras pruebas y características Indice de Polarización PI Relación absorción dieléctrica DAR Prueba de continuidad Medición de Frecuencia Medida de Capacitancia Medición de tensión CA/CC Almacenamiento de datos Descarga puerto USB Descarga Bluetooth Pilas recargables s s s s s s s s s s s s s s s s s cables y averías tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones Seguridad 600 V CAT.III 300 V CAT.IV 600 V CAT.IV Certificado de calibración Gratis Software Incluído Download manager TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD 11
12 de Aislamiento de Alta Tensión (5 kv y 10 kv) Nueva Serie MIT515, MIT525, MIT1025 y S1 Completa funcionalidad Tensiones de prueba de aislamiento de 50 V a 10 kv para ofrecer la máxima flexibilidad Mediciones de resistencia de aislamiento hasta 35 TΩ para la detección precoz de problemas de aislamiento Función de terminal de guarda disponible para eliminar el efecto de corriente superficial Elevada corriente de carga disponible para la medición de cargas inductivas Para la medición precisa en zonas de elevada interferencia existen comprobadores con inmunidad a interferencias Comprobador de seguridad contra fallos disponible Función de diagnóstico disponible Batería recargable y alimentación de red; puede realizar pruebas mientras se recargan las baterías Almacenamiento de pruebas incorporado Sólida construcción Los mejores medidores de aislamiento de alta tensión del mercado Desde 1903 los instrumentos de la marca han marcado la pauta de las pruebas de aislamiento. En esta selección de comprobadores están representados nuestros mejores instrumentos hasta la fecha. Estos sólidos aparatos ofrecen al usuario seguridad IEC Categoría IV 600 V. Son tan resistentes que se han incluido en la clasificación IP65, lo que significa que son resistentes al polvo y a chorros de agua. Se sirven en un estuche de polipropileno fuerte de fácil transporte y están preparados para soportar las más duras condiciones del trabajo de campo. Toda la gama es relativamente fácil de utilizar. En la tapa del aparato se incluye un guía de consulta rápida que elimina la necesidad de transportar un voluminoso manual de usuario y explica el funcionamiento de los mandos de forma detallada. En este medidor se han integrado un temporizador ajustable y alarmas de alerta. Además en su gran pantalla LCD se ofrece información de la resistencia de aislamiento, la tensión aplicada, la corriente de fuga, la capacidad, el estado de la batería y la constante de tiempo. El tiempo de prueba transcurrido también se muestra a lo largo de toda la prueba para saber en qué punto se encuentra ésta a medida que va avanzando. La iluminación de fondo de la pantalla facilita la lectura tanto cuando se trabaja con sol brillante o en lugares con iluminación deficiente. Estos medidores también pueden utilizarse cuando están conectados a la red mientras se recargan las baterías, o sólo con las baterías, de manera que estarán siempre en disposición de continuar con el trabajo. Para asegurarse de que el usuario está realizando la medición correcta y que no está midiendo una corriente de fuga superficial, estos medidores de aislamiento de alta tensión de, están dotados de un terminal de guarda, como muchos otros 5 kv y 10 kv. Sin embargo, especifica el rendimiento del terminal de guarda para que el usuario pueda saber si está funcionando correctamente. Estos medidores de aislamiento de 10 kv pueden medir la resistencia de aislamiento a 35 TΩ y los 5 kv a 15 TΩ. Esto significa que usted puede detectar el deterioro del aislamiento anticipadamente, conocer la tendencia y predecir cuándo será necesaria la sustitución, lo que le permite disfrutar de un método de mantenimiento realmente planificado. MIT515 Para los Instaladores que necesitan un medidor de aislamiento de alta tensión contra fallos simple, el MIT515 es la herramienta de servicio y mantenimiento perfecta. El robusto MIT515, ofrece las pruebas necesarias básicas, como son la prueba de aislamiento básica y temporizada, el índice de polarización (PI) y la relación de absorción dieléctrica. Estos equipos también disponen de funciones de seguridad, como son el bloqueo de conectores, la inoperatividad del botón de prueba en caso de pulsarlo accidentalmente, etc., para proteger integralmente al usuario. Además, los medidores de, tienen el mérito de estar provistos de una fuente de tensión estable y un terminal de guarda con altas especificaciones que asegura sin lugar a dudas la perfección en los resultados de sus ensayos. Accesorios de las series MIT y S Conectores 3 kv para los nuevos MIT515/525/ Conectores pinza mediana aislada de 10m de longitud Conectores pinza grande aislada de 10m de longitud Conectores para alta tensión sin aislamiento 12 LOOP TESTERS 12 MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD
13 Novedades MIT525 y MIT1025 Los ingenieros eléctricos que necesiten funciones de diagnosis adicionales en sus medidores, requerirán de los NUEVOS MIT525 y MIT1025 para complementar sus necesidades. Ofreciendo pruebas de 5 kv y 10 kv respectivamente, éstos añaden a la prueba automática de resistencia de aislamiento, la prueba de polarización (PI), régimen de absorción dieléctrica (DAR), sumando el salto de tensión (SV), la descarga dieléctrica (DD) y el test de rampa. La prueba de 10 kv de aislamiento, realiza una descarga rápida e intuitiva del almacenamiento en tiempo real de la información a través de un puerto USB. Toda la serie MIT incluye una batería de ion-litio reduciendo el tiempo de carga a 2 horas y media, mientras que media hora de recarga, le ofrece una hora de pruebas de 5 kv a 100 MΩ. S1-552/2, S1-1052/2, S1-554/2 y S1-1054/2 Los ingenieros que comprueben de forma rutinaria cargas capacitivas, como los cables de suministro de energía largos, elegirán un instrumento de la gama S1, que tiene una corriente de carga alta de 5 ma, para acelerar el proceso de prueba. Para quienes trabajan en zonas de alta interferencia, pueden seleccionar el S1-554 o el S1-1054, porque están diseñados especialmente para rechazar el ruido extremadamente alto. Muchas empresas de suministro eléctrico de todo el mundo los utilizan para el trabajo de mantenimiento en sus subestaciones de alta tensión. TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DE MEDIA Y ALTA TENSION Tensiones de prueba 10,0 kv 5,0 kv 2,5 kv 1,0 kv 500 V 250 V Tensiones de prueba Variables Saltos de 10v desde 100v a 1 kv Saltos de 10v desde 50v a 1 kv Saltos de 25v desde 1 kv hasta la tensión de prueba máxima Medición Lectura máxima Lectura mínima Tensión Capacidad Corriente de Fuga Tipo de prueba Resistencia de aisla temporizado Indice de polarización Relación de absorción dieléctrica Salto de tensión Descarga dieléctrica Prueba de rampa Otras características Control de temporizador Visualización de temporizador Rechazo del ruido máx de 4mA Rechazo del ruido máx de 3mA Corriente de cortocircuito o corriente de carga de 5mA Corriente de cortocircuito o corriente de carga de 3mA Alimentación Red Batería recargable Batería de Litio de recarga rápida Interfaces Salida USB Salida RS32 Software suministrado PowerDB lite Peso Kg 4,3 4,3 7,1 7,1 4,3 7,1 7,1 MIT515 MIT525 S1-552/2 S1-554/2 MIT1025 S1-1052/2 S1-1054/2 10 TΩ 10 TΩ 15 TΩ 15 TΩ 20 TΩ 35 TΩ 35 TΩ 10 KΩ 10 KΩ 10 KΩ 10 KΩ 10 KΩ 10 KΩ 10 KΩ Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones Los nuevos medidores de aislamiento MIT515, MIT525 y MIT1025 traen una guía práctica en el frontal que facilita una rápida y completa comprobación de aislamiento. Además de ser pequeño, liviano y seguro, incorporan la funcionalidad de descarga de resultados a su ordenador TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT LOOP TESTERS 13 MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD 13 Servicios
14 Micróhmetros Digitales Serie DLRO Las aplicaciones de medidas precisas de resistencias bajas son bien conocidas y muy variadas, y van desde la inspección inicial de componentes hasta empalmes a tierra y juntas soldadas. Algunas de las aplicaciones típicas incluyen: La medida de resistencias c.c. Resistencia de interruptores y disyuntores Uniones de cables y barras colectoras Circuitos de control estático y empalmes de estructuras para aviación Integridad de juntas soldadas Conexiones entre pilas en sistemas de baterías hasta 600 V pico Control de calidad de componentes resistivos Resistencia de bobinas en motores y transformadores Empalmes de barras y tubos Resistencia de fusibles, soldaduras y aleaciones metálicas Electrodos de grafito y otros compuestos Resistencia de cables y alambres Empalmes de conductores pararrayos y antenas transmisoras El DLRO 10 y el DLRO 10X son instrumentos totalmente automáticos que seleccionan la corriente de prueba más adecuada, hasta 10 A c.c., para medir resistencias entre 0.1 Ω y 2000 Ω, en uno de siete intervalos posibles. El DLRO10 efectúa mediciones con corriente directa y corriente inversa para cancelar los efectos de tensiones presentes en la muestra de prueba y expone los resultados en una pantalla amplia LED grande y clara con 4 1/2 dígitos. El DRLO10X es sin lugar a dudas, el comprobador de baja resistencia más sofisticado del mercado. El DLRO10X efectúa mediciones con corriente directa y corriente inversa, indicando tanto las medidas individuales como su promedio en una pantalla LCD de gran tamaño y con iluminación. Ventajas del DLRO10X Sistema de menús que permite al usuario seleccionar manualmente la corriente de prueba máxima. Función de almacenamiento de resultados y notas que pueden descargarse facilmente en tiempo real a su PC y el almacenamiento de Opción de carga de batería rápida. El DLRO10HD ofrece capacidad de prueba con alta y baja potencia. Esto le confiere un gran potencial para el diagnóstico de las condiciones y es especialmente útil para medir conductores gruesos, empalmes y la calidad de una soldadura. El DLRO10HD es muy adecuado para medir conductores gruesos, uniones y calidad de soldadura debido a su rango de salida de 10 A durante 60 segundos a 250 mω, por ejemplo en vías férreas y aviación. DLRO10HD Protección frente a la conexión accidental a un circuito en tensión Comprobación automática de la continuidad de las conexiones Varios modos de funcionamiento incluido el automático completo Utilizan pilas de níquel-hidruro de metal (NiMH), con la facilidad de carga rápida para que la pila adquiera el 90% de su capacidad en menos de dos horas y media El DLRO 10 y el DLRO 10X llevan la medida de resistencias bajas a niveles nunca vistos. El DLRO200 mide la resistencia entre 0,1 μw y 2 W, a corrientes elevadas de hecho puede proporcionar corrientes de prueba desde 10 amperios hasta 200 amperios, sujetas a la resistencia de carga y voltaje de suministro. La capacidad de funcionar con corrientes elevadas y el diseño compacto hacen que el DLRO200 sea adecuado para probar contactos de disyuntores de circuito, contactos conmutados, uniones de barras colectoras u otras aplicaciones donde se necesita corriente alta. Almacena y descarga resultados directamente al PC o a impresora. DLRO200 DLRO10 DLRO10X 14 MICRÓHMETROS DIGITALES
15 Novedades Micróhmetros Digitales Serie DLRO El DLRO 10 y el DLRO 10X son tan ligeros y robustos que pueden llevarse colgados al cuello e incluso son perfectos para utilizarlos en lugares de difícil acceso. DLRO10X Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MICRÓHMETROS DIGITALES Micróhmetros Digitales Resolución Accesorios de la serie DLRO DLRO10 DLRO10X DLRO10HD DLRO200 Rangos, potencia limitada a 0,25 W 0,1 μω 1,9999 mω 1,9999 mω 2,5000 mω 1 μω 19,999 mω 19,999 mω 25,000 mω 10 μω 199,99 mω 199,99 mω 250,00 mω 100 μω 1,9999 Ω 1,9999 Ω 2,5000 Ω 10 mω 199,99 Ω 199,99 Ω 250,00 Ω 100 mω 1999,9 Ω 1999,9 Ω 2500,0 Ω Rangos, potencia limitada a 2 W 0,1 μω 999,9 mω Rangos, alta potencia 10 μω 250,00 mω 100 μω 2,5000 Ω Modo de medición Manual Automático Continuo Modo inductivo de 10 A Modo inductivo de 1 A Unidireccional Pantalla LED 41 2 LCD con LCD con LCD con dígitos iluminación iluminación iluminación Resultados y almacenamiento de datos RS232 Peso 2.6 kg 2.6 kg 6,7 kg 14,5 kg Alimentación Red Batería recargable Tiempo de carga de la batería 4 hs 4 hs 8 hs Seguridad 4 hs 4 hs 8 hs CAT.III 300 V CAT.III 600 V de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones TDR, Ecométros y Reflectómetros Estuche de prueba y transporte DLRO10HD Juego de palancas de maniobra dobles de 600 V Palancas de maniobra dobles con sonda resorte disponible en 2, 5, 6 y 9 m de longitud Sondas de medida Kelvin disponibles en 30, 50 y 100 m de longitud Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios RCD TESTERS 15 MICRÓHMETROS DIGITALES 15
16 de Impedancia de Bucle Serie LTW Prueba de 2 hilos La prueba de bucle se realiza con sólo dos sondas de medida. Ésta puede ser: Fase a tierra Fase a neutro Fase a fase La prueba es sencilla. No es necesario un tercer hilo que podría confundir a la hora de identificar la parte del circuito sometida a prueba. Prueba de bucle sin disparo Se garantiza que los comprobadores de la serie LTW no desconectan los diferenciales de 30 ma en funcionamiento cuando se utiliza la prueba de bucle sin desconexión. Detección de ruido en pruebas sin desconexión La serie LTW utiliza sofisticados circuitos para la detección de ruido que supervisan continuamente la alimentación, mientras se realiza una prueba de bucle a fin de garantizar que la precisión de los resultados, no se vea afectada por el ruido eléctrico de los equipos y servicios. Hay dos modos de funcionamiento disponibles: a) Realiza una prueba de 10 segundos y si se detecta ruido, se muestra una advertencia. b) Automáticamente se extiende la prueba a fin de mejorar la precisión Prueba de bucle de corriente alta Para aquellos suministros no protegidos por un diferencial, debe utilizarse la prueba de corriente alta, ya que no existe riesgo de desconectar ese diferencial. El conocido dispositivo LTW325 viene listo para trabajar Inicio automático La función de inicio automático comenzará la ejecución de la prueba de bucle tan pronto como se conecten las sondas de medida, de forma que la prueba se realice de forma mucho más rápida. Seguridad trifásica Los instrumentos funcionan con un amplio abanico de tensiones eléctricas. Prueba de alta resolución El modelo LTW425 ofrece una prueba de bucle de corriente de alta resolución, con indicación de tres cifras decimales (0,001 Ω). Pantalla PFC Todos los instrumentos pueden calcular hasta 20 ka. El modelo LTW425 puede calcular hasta 40 ka mediante el rango de prueba de corriente alta y con resolución de 0,001 Ω. Características especiales Emplea sólo dos hilos para la prueba de bucle Garantía de que no se desconectan los diferenciales durante la prueba de bucle No se excluyen los MCB de 6 A Pantalla grande de lectura fácil y clara Seguridad trifásica Funcionamiento de 50 V a 440 V Pantalla PFC Resultados de la prueba estables Descarga USB en LTW335 Función Max Z salvo en LTW315 Cálculo R1 + R2 salvo en LTW LOOP TESTERS 16 MEDIDORES DE IMPEDANCIA DE BUCLE
17 Novedades de Impedancia de Bucle LT300 El modelo LT300 ofrece la prueba de bucle de corriente alta en una amplia gama de frecuencias y tensiones de suministro mediante una operación rápida y sencilla con dos hilos. Rango de frecuencias La frecuencia del suministro se indica tras la conexión; el modelo LT300 ajustará automáticamente la frecuencia del suministro a 16 Hz, 33 Hz, 50/60 Hz, 125 Hz o 400 Hz. La prueba se iniciará automáticamente. Medición de bucle Se facilitan dos rangos de impedancia de bucle. 20 Ω - Resolución a 0,01 Ω 200 Ω - Resolución a 0,1 Ω Tensión de suministro El rango de alimentación operativo abarca de 0 V a 550 V ( Hz), con generación de advertencia para tensiones superiores a 330 V e indicación de conexiones accidentales fase a fase en un sistema nominal de 230 V. Características especiales Prueba de bucle de corriente alta Amplio rango de frecuencias Amplio rango de tensiones de suministro CAT.IV 300 V Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra Accesorios de las series LTW Y LT Cables rojo/verde, puntas, pinzas, clavijas ang recto SIA 40 Adaptador Schuko Pinzas, puntas rojo/ verde y azul Prueba de Bucle TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MEDIDORES DE IMPEDANCIA DE BUCLE Prueba de bucle de dos hilos sin desconexión Prueba de bucle rápida de corriente alta de dos hilos Aplicaciones de 110 V a 280 V Aplicaciones de 50 V a 440 V Aplicaciones de 50 V a 550 V Prueba de fase a fase Rango PFC 20 ka Rango PFC 40 ka Resolución 0,01 ohmios Resolución 0,001 ohmios Detección automática de ruido Inicio automático de la prueba Medición de frecuencia Funcionamiento de 16 Hz a 400 Hz Indicación de Zs máximos Indicación de R1 + R2 máximos Características Pantalla con iluminación de fondo Tapa plegable integrada Guía de consulta rápida en la tapa Almacenamiento de los resultados de la prueba Descarga de los resultados de la prueba Admite baterías recargables LTW315 LTW325 LTW335 LTW425 LT300 LOOP TESTERS 17 MEDIDORES DE IMPEDANCIA DE BUCLE 17 de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios
18 de resistencia de tierra Serie DET Comprobador de tierra de alta resolución DET2/2 Alta resolución 1 mω, ideal para grandes sistemas de tierra Alta repetición para pruebas de electrodos de tierra y resistividad del terreno Tensión de prueba máxima de 50 V para mayor seguridad Batería recargable de larga duración y carga rápida Un instrumento sólido y versátil con protección IP54 Funciones de filtros y corriente alta que permiten realizar pruebas de tierra válidas en situaciones difíciles El comprobador de tierra DET2/2 es un instrumento fiable diseñado para los sistemas de tierra más grandes o más complejos, como los sistemas de tierra de comunicaciones y para entornos de prueba difíciles. Puede utilizarse para realizar pruebas de conformidad con BS 7430 (1991) y con, la normativa sobre cableado de IEE y VDE 0413 parte 7 (1982). El instrumento es adecuado para mediciones de resistividad del terreno. Las pruebas de resistividad son útiles para el diseño de un sistema de tierra correcto y para evitar el riesgo de enfrentarse a costosas correcciones de las instalaciones de electrodos. Comprobador de la resistividad del terreno de cuatro polos DET4T Selección de pruebas de 2, 3 y 4 polos con solo girar un mando Opción de ampliación del rango de prueba a 200 kω Versiones con baterías secas o recargables Opción de frecuencia y tensión de prueba seleccionadas por el usuario Opción técnica de varilla acoplada (ART) Opción de medición sin picas Comprobación automática de circuitos Viene con los formularios de prueba de tierra Power DB Lite para efectuar los cálculos Pantalla con iluminación de fondo Protección contra la intemperie y el polvo IP54 Clasificación de seguridad CAT.IV 100V Se sirve con sondas y picas en un maletín de transporte de gran resistencia Se entrega con certificado de calibración gratuito DET4 TC2 y DET4 TCR2 El modelo DET4TC2 y el modelo equivalente recargable DET4TCR2 son comprobadores de tierra avanzados que pueden realizar mediciones de 2, 3 y 4 polos. Estos instrumentos pueden optimizarse con la incorporación de ICLAMP y VCLAMP. ICLAMP permite al usuario efectuar mediciones ART (técnica de varilla acoplada), eliminando la necesidad de desconectar un electrodo de un sistema para comprobarlo. La utilización de ICLAMP y VCLAMP permite efectuar mediciones sin picas, lo que resulta perfecto en lugares en los que no es práctico el uso de picas auxiliares. La incorporación de frecuencias de prueba variables permite evitar frecuencias con ruido problemático y ampliar los rangos de resistencia, a fin de aumentar capacidad de comprobación de la resistividad del terreno. Comprobador de electrodos de tierra de tres polos DET3T Prueba de electrodos de tierra de 3 polos y prueba de conexión Opción técnica de varilla acoplada (ART) Selección de salida de 25 V o 50 V Sondas de medida y picas incluidos Funcionamiento sencillo con un botón Maletín de transporte de gran resistencia Se entrega con certificado de calibración Clasificación IP54 Accesorios de las series DET3 DET Sondas de medida de tierra de 3 hilos adaptadores en ángulo recto 18 MULTIFUNCTION TESTER 18 COMPROBADORES DE RESISTENCIA DE TIERRA
19 Novedades DET3TD El modelo DET3TD es una de las opciones preferidas por los contratistas debido a su solidez. Estos instrumentos pueden efectuar mediciones de 2 y 3 polos y resultan idóneos para la comprobación de sistemas de electrodos de tierra para la protección de instalaciones y protección contra rayos. El instrumento es sumamente resistente, diseñado para afrontar las condiciones más duras de trabajo en exteriores y para ofrecer al usuario un alto nivel de seguridad eléctrica. Esto queda patente con las especificaciones de protección de entrada IP54, alta inmunidad frente al ruido y seguridad CAT.IV. DET3TC El modelo DET3TC, es similar al modelo DET3TD. Con la incorporación del accesorio ICLAMP adquiere la capacidad de realizar mediciones ART (técnica de varilla acoplada), eliminando la necesidad de desconectar un electrodo de un sistema para poder medirlo. Ver foto Pág. 33. Comprobador de electrodo de tierra tipo pinza DET14C y DET24C Los nuevos modelos DET14C y DET24C inducen una corriente de prueba en los sistemas de tierra y miden la resistencia de las instalaciones sin necesidad de desconectar la conexión de tierra. Estos comprobadores de tierra tipo pinza ofrecen excelentes ventajas de seguridad y acceso. Una clasificación CAT.IV 600 V combinada con una advertencia de corriente automática reduce el riesgo de que el usuario desconecte el electrodo con un flujo de corriente peligroso. La exclusiva forma elíptica de la cabeza y la corta longitud del cuerpo permiten un acceso sin igual a los electrodos situados en lugares difíciles. Forma elíptica de la pinza con dimensiones interiores de la quijada de 39 mm x 55 mm Interfaz de pinza plana de mínimo mantenimiento Seguridad CAT.IV 600 V Función de seguridad de advertencia automática de corriente de ruido Establecimiento automático de rangos de resistencia y corriente Función automática de filtro de ruido Multifunción Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas de Aislamiento y Continuidad <1 kv de Aislamiento MT y AT Micróhmetros Digitales de Impedancia de bucle de Resistencia de Tierra La Interfaz de la pinza plana DET14C ofrece una larga vida útil TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MEDIDORES DE RESISTENCIA DE TIERRA DET2/2 DET4TCR2 DET4TC2 DET4TR2 DET4TD2 DET3CT DET4TD DET14C DET24C Rangos, potencia limitada a 0,25 W Prueba de resistividad de 4 polos Prueba de resistividad de 3 polos Prueba de resistividad de 3 polos Art Prueba de resistividad de 2 polos Prueba sin picas Alimentación Recargable Pilas secas Advertencias Ruido excesivo Alta resist. de la barra de potencial Alta resist. de la barra de corriente Rango de resistencia Indice de polarización 0,010 Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,05 Ω 0,05 Ω 1999 kω 200 kω 200 kω 20 kω 20 kω 2,0 kω 2,0 kω 15,0 kω 15,0 kω Resolución 0,001Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω 0,01Ω Rango de corriente de tierra 05, ma a 35 A 0,5 ma a 19,9 A Frecuencia de la prueba 250,00 mω 05 Hz 94, 105, 94, 105, 128 Hz 128 Hz 128 Hz 128 Hz 1390 Hz 1390 Hz 160 Hz 111 y 111 y 128 Hz 128 Hz 128 Hz 128 Hz 1390 Hz 1390 Hz 128 Hz 128 Hz Almacenamiento de los resultados Rechazo de ruido 40V de pico a pico Clasificación de seguridad CAT.III CAT.IV CAT.IV 1 CAT.IV CAT.IV CAT.IV CAT.IV CAT.IV CAT.IV 300 V 100 Vz 100 V 100 V 100 V 100 V 100 V 600 V 600 V de Aparatos Eléctricos Portátiles RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas Pinzas Amperimetricas y Multímetros Analizador de redes e Identificación de cables cables y averías tuberías y defectos Soluciones de Telecomunicaciones TDR, Ecométros y Reflectómetros Otros equipos de medición y pruebas de MT AT Servicios COMPROBADORES DE RESISTENCIA DE TIERRA 19
20 de aparatos eléctricos portátiles Serie PAT Completos comprobadores portátiles Los comprobadores de la Serie PAT300 se utilizan para realizar una serie de pruebas rutinarias sobre aparatos eléctricos portátiles, llevadas a cabo por contratistas de electricidad, empresas y/o departamentos de servicios y mantenimiento y cualquier empresa que gestione instalaciones eléctricas. El modelo PAT310 es el comprobador PAT para instaladores eléctricos que realizan pruebas de forma ocasional y que para evitar la complejidad de una gestión de base de datos, no les importa extender los certificados a mano. El modelo PAT350 es similar al modelo PAT310 pero con el beneficio añadido de la prueba de rigidez dieléctrica. Debido a su alta capacidad de rendimiento y a la velocidad a la que ofrece los resultados, resulta ideal para aplicaciones en compañías de alquiler de herramientas y centros de fallos. Los nuevos comprobadores portátiles de aparatos eléctricos portátiles de la Serie PAT400 introducen un nuevo nivel de comodidad y velocidad en las pruebas PAT, utilizando el almacenamiento de resultados de prueba integrado. El modelo PAT410 es una solución de bajo perfil, con capacidad de base de datos de hasta resultados El modelo PAT450 tiene la misma capacidad de memoria y descarga con las características añadidas de pruebas de tierra de 10 A y 25 A y pruebas instantáneas de 1,5 kv y 3 kv, ideal para establecimientos de alquiler de herramientas y talleres de reparaciones. Pruebas que se realizan con la serie PAT400 Prueba de conexión de 200 ma y la opción de prueba de conexión de 25 A y 10 A en PAT450 Prueba de conexión nula Posibilidad de repetición de prueba de conexión de corriente alta Prueba de aislamiento a 250 V y 500 V Prueba funcional de carga para aparatos de 230 V Comprobación del conector IEC y extensión que incluye polaridad, continuidad de tierra, continuidad L-N y aislamiento L-N-E Prueba de pérdida de diferencial estándar Prueba de conductores de protección o comprobación de pérdida de corriente de contacto Comprobación del valor de sustitución de pérdida a tierra a 40 V CA Prueba simple de RCD o prueba completa de RCD de 30 ma con conexión completa ½ x IDN, IDN, 5 x IDN Comprobación de fusibles integrados Características principales de la Serie PAT400 Gran capacidad de memoria incorporada que permite ahorrar tiempo en el trabajo. Alamacenamiento de datos incorporado de elementos Funcionamiento continuo sin necesidad de detenerse y esperar a que el aparato se enfríe Reinicio instantáneo mientras usted se desplaza de un lugar a otro Teclas programables para acelerar el proceso de prueba Prueba PAT completa con prueba de diferenciales incluida Acceso rápido a las funciones de pruebas simples El comprobador más productivo de su categoría Accesorios Los accesorios que se suministran con todos los modelos incluyen un cable para pruebas combinadas de tierra y de aislamiento, un adaptador para probar alargadores de cables 230 V, un adaptador de alimentación a ordenador portátil, y un estuche cómodo de transporte para guardar el aparato y el cableado. Todos los aparatos pueden exportar datos en formato CV y ser leídos con Microsoft Excel. La serie PAT400 cuenta con una pantalla grande de colores brillantes que muestra con claridad los resultados de las pruebas y permite la navegación sencilla mediante menús. Los menús se han simplificado para hacer que el manejo sea más rápido e intuitivo. Cinco teclas programables permiten el acceso directo a las funciones utilizadas con más frecuencia para que la navegación sea más rápida, el aparato sea más productivo y que a su vez genere un mayor rendimiento de la inversión. La serie PAT400 permite el acceso rápido y fácil a los registros de la base de datos;. Además, los datos pueden descargarse utilizando una unidad de memoria USB estándar. Para la introducción rápida de datos con los mínimos errores mecanográficos, la serie PAT400 permite elegir un teclado QWERTY o QWERTZ. Para acelerar aún más la realización de pruebas, pueden utilizarse opcionalmente un escáner de código de barras y una impresora de etiquetas con códigos de barra de bajo coste. 20 CLAMPMETERS 20 COMPROBADORES DE APARATOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES
Instrumentos de pruebas eléctricas
Instrumentos de pruebas eléctricas Innovadores comprobadores de instalaciones eléctricas de acuerdo a la reglamentación vigente Profesionales europeos utilizan los comprobadores MFT1835 para una perfecta
SEGURIDAD A BORDO. Generadores Eléctricos, Sistemas de potencia, Torres de A.T., subestaciones, sistemas de puesta a tierra, sistemas de
Aplicaciones y soluciones para pruebas y análisis de: Conexión equipotencial y Conectividad Tensiones de Paso y Contacto Sistemas de Puesta a Tierra y resistividad Impedancias y corrientes de falla Condiciones
rigel 288 Características principales Aplicaciones
rigel 288 Analizador de seguridad eléctrica para dispositivos médicos Características principales Versátil Tests de conformidad con los requerimientos para fugas de las normas CEI/EN 60601-1, AAMI y NFPA,
TEST Y CONTROL UNIVERSAL
TEST Y CONTROL UNIVERSAL VERIFICADORES. MULTIMETROS ANALOGICOS El verificador de seguridad C.A 704 es un aparato sencillo y robusto, adaptado a todas las situaciones de medida: embornados de cuadros eléctricos
DLRO10, DLRO10X, DLRO10HD. Ohmímetros de baja resistencia 10A. Paul Swinerd Power Product Portfolio Manager Megger Ltd Dover England
DLRO10, DLRO10X, DLRO10HD Ohmímetros de baja resistencia 10A Paul Swinerd Power Product Portfolio Manager Megger Ltd Dover England 1 Agenda Presentando la gama de los DLRO10 Características / beneficios.
Cuando lo necesita, verdaderamente lo necesita.
Con nueva ganancia optimizada para tuberías y cables dificiles de ubicar Cuando lo necesita, verdaderamente lo necesita. El TraceMaster II es la elección predilecta de los profesionales para rastrear tuberías

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución