Source: http://docplayer.it/17151724-Allegato-1-all-invito-capitolato-tecnico.html
Timestamp: 2019-01-17 19:36:51+00:00

Document:
ALLEGATO 1 all'invito CAPITOLATO TECNICO - PDF
Download "ALLEGATO 1 all'invito CAPITOLATO TECNICO"
Albano Carboni
1 ALLEGATO 1 all'invit CAPITOLATO TECNICO Frnitura ed installazine di N 3 Wrkstatin di refertazine e di N 8 Negativscpi digitali ad alte prestazini per il nuv D.E.A. del P.O. San Martin di Oristan. CIG:
2 ALLEGATO 1 all'invit SOMMARIO Art. 1 Oggett dell'appalt Art. 2 Ammntare della frnitura Art. 3 Caratteristiche richieste Art. 4 Assistenza tecnica e garanzia Art. 5 Cnsegna e cllaud Art. 6 Penalità Art. 7 Obblighi della Ditta e insservanza delle prescrizini cntrattuali
3 Servizi Sanitari - REGIONE SARDEGNA Art. 1 Oggett dell'appalt L'appalt ha per ggett la frnitura ed l'installazine di N 3 Wrkstatin di refertazine e di N 8 Negativscpi digitali ad alte prestazini per il nuv D.E.A. del P.O. San Martin di Oristan. Art. 2 Ammntare della frnitura L imprt a base di gara della frnitura è di ,00 IVA esclusa. La frnitura è suddivisa in unic ltt, inter e nn frazinabile, aggiudicabile singlarmente alla Ditta che ffrirà il prezz più bass. Art. 3 Caratteristiche richieste VOCE A) N. 3 Wrkstatin di refertazine cmplete di sistemi prduzine CD Caratteristiche tecniche: Cnfrme alla nrmativa 93/42/CEE 07/47/CEE in cnfrmità al D. Lgs. n.37 del in ragine di quant previst dalla regla 3 allegat IX delle summenzinate direttive; Dppi mnitr flat di tip medicale di ultima generazine idne, secnd le ultime raccmandazini SIRM, alla refertazine delle immagini acquisite cn tutte le diagnstiche indicate nel presente capitlat. Cn matrice di visualizzazine caratterizzata da: 3 Mega-pixel tiplgia clre per esami TC/RM/RX (quantità richiesta 3 (tre) stazini dppi mnitr) Per gni stazine di refertazine dvrà essere previst anche un ulterire display da 19 pllici di supprt alla refertazine. (specificare) Altre caratteristiche: Elevat grad di integrazine secnd i prfili IHE previsti per queste classi di apparecchiature. (specificare) Cnfrmità all standard DICOM 3.0 cmprensiva di tutt il necessari (hardware, sftware, licenze d us) ad un utilizz immediat senza neri aggiuntivi. (specificare) Elevate prestazini hardware: dppi prcessre ad alte prestazini ;(specificare) una adeguata capacità di memria di RAM (almen 6 GB); (specificare) elevata velcità del prcessre (almen 3 GHz); (specificare) adeguata capacità in termini di memria di massa (almen 500 GB). (specificare) ASL 5 Oristan Oristan (OR) Pag. 3 di 9 C.F./P.I.:
4 Servizi Sanitari - REGIONE SARDEGNA scheda grafica appsitamente cncepita per garantire un ttimale visualizzazine di immagini aventi elevata qualità ed acquisite da tutte le apparecchiature indicate nel presente capitlat. (specificare) Elevate prestazini di visualizzazine del mnitr: Elevat numer di clri Elevat cntrast Pssibilità di visualizzazine immagini tridimensinali Cntrlli integrati per la reglazine dell immagine Crredat di tutti gli accessri (cavi di cnnessine e alimentazine, supprt, ecc) necessari alla crretta installazine e al cmplet utilizz La pstazine di refertazine dvrà ffrire la pssibilità di interfacciament e sincrnizzazine, tra applicativ RIS e PACS di qualsiasi frnitre (specificare) La pstazine di refertazine dvrà essere ttimizzata per garantire l utilizz dell applicativ syng web space frnit dalla Ditta Siemens insieme alle diagnstiche indicate nel presente capitlat. La Syng WebSpace acquisita cn le diagnstiche radilgiche risulta finalizzata a cnsentire la gestine di esami di TAC RMN e Angi da ulteriri 3 pstazini cn una tecnlgia client-server adatta a gestire funzinalità multi sessine per rendere dispnibili le scansini su diverse pstazini simultaneamente ed è cmpleta di un server da 1 TeraByte per l archiviazine delle immagini. Le Wrkstatin ggett di acquist sarann pertant inizialmente utilizzate cme pstazini client per sfruttare a pien le ptenzialità del sistema Syng web space frnit cn le diagnstiche siemens e successivamente dvrann pter essere utilizzate cl sistema RIS PACS attualmente in fase di acquisizine. Si precisa che il sistema perativ di Syng WebSpace, è stat testat su Windws XP, Vista e Windws 7. Il brwser è Internet Explrer 8. (La Ditta dvrà illustrare cn dettagli cme i sistemi prpsti rispndn alle esigenze indicate nel presente punt). Per gni wrkstatin di refertazine dvrà altresì essere previst un sistema di prduzine CD/DVD che cnsenta l archiviazine su supprt digitale dell esame icngrafic refertat sulle stazini ggett di acquisizine nel presente capitlat. (specificare) Cmpleta di N 2 manuali d'us in lingua italiana, in frmat cartace (una cpia del manuale dvrà essere cnsegnata in frmat elettrnic su supprt CD/DVD (specificare) Apparecchiature cllegate: ASL 5 Oristan Oristan (OR) Pag. 4 di 9 C.F./P.I.:
5 Servizi Sanitari - REGIONE SARDEGNA Apparecchiature fisse: -CORPO DEA PIANO TERRA- Tiplgia Marca Mdell Tmgraf Assiale Cmputerizzat Tmgraf a Risnanza Magnetica Sistema Radilgic Multifunzinale Sistema Radilgic Multifunzinale Tavl telecmandat Plifunzinale SOMATON EMOTION (40 slice) AVANTO (1.5 Tesla) AXIOM ARISTOS MX 80 Kw AXIOM ARISTOS VX PLUS 80 Kw ARTIS-ZEE MULTIPURPOSE Per gnuna delle specifiche spra riprtate la ditta deve relazinare (da inserire nella busta n. 3 dcumentazine tecnica) in merit alle caratteristiche del sistema ffert riprtand gli esatti parametri di riferiment dell'apparecchiatura prpsta cn chiara indicazine dei range di valri e delle unità di misura al fine di dimstrare cme l'apparecchiatura prpsta rispnda ai bisgni rappresentati nel presente dcument. DESTINAZIONE D'USO (specificare e allegare dcument cn indicazine della destinazine d'us per cui l'apparecchiatura è prdtta dal fabbricante): CODIFICA CIVAB (specificare): CODIFICA CND (specificare): ASL 5 Oristan Oristan (OR) Pag. 5 di 9 C.F./P.I.:
6 VOCE B) N. 8 Diafanscpi digitali ultrapiatti Caratteristiche tecniche: Servizi Sanitari - REGIONE SARDEGNA Cnfrme alla nrmativa 93/42/CEE 07/47/CEE in cnfrmità al D. Lgs. n.37 del in ragine di quant previst dalla regla 3 allegat IX delle summenzinate direttive Adatti alla refertazine di immagini radilgiche. Dimensini circa 42 X 140 cm Reglatre della luminsità Ultimissima generazine di negativscpi cn tecnlgia LCD e temperatura clre di almen 7000 K per una visine eccellente. Dppi sstegn per il mntaggi da tavl in rizzntale verticale sulla parete. Crnice in allumini andizzat antigraffi, cn sistema reggi lastra inclus. Vita lampadina almen re. Cmpleta di N 2 manuali d'us in lingua italiana, in frmat cartace (una cpia del manuale dvrà essere cnsegnata in frmat elettrnic su supprt CD/DVD) (specificare) Per gnuna delle specifiche spra riprtate la ditta deve relazinare (da inserire nella busta n. 3 dcumentazine tecnica) in merit alle caratteristiche del sistema ffert riprtand gli esatti parametri di riferiment dell'apparecchiatura prpsta cn chiara indicazine dei range di valri e delle unità di misura al fine di dimstrare cme l'apparecchiatura prpsta rispnda ai bisgni rappresentati nel presente dcument. DESTINAZIONE D'USO (specificare e allegare dcument cn indicazine della destinazine d'us per cui l'apparecchiatura è prdtta dal fabbricante): CODIFICA CIVAB (specificare): CODIFICA CND (specificare): Art. 4 Assistenza tecnica e garanzia Le apparecchiature devn essere apprpriate all'utenza, richiedere bassi csti di gestine e manutenzine semplice. Cn appsita relazine (da inserire nella busta n. 3 dcumentazine tecnica) la Ditta dvrà dichiarare quant necessari a garantire una manutenzine sicura ed efficace cn particlare riferiment a: l'rganizzazine del centr di assistenza tecnica e manutenzine, specificand la sede più vicina e il centr di riferiment; ASL 5 Oristan Oristan (OR) Pag. 6 di 9 C.F./P.I.:
7 Servizi Sanitari - REGIONE SARDEGNA la durata del perid di garanzia rdinaria che cmunque nn ptrà essere inferire a 24 mesi; temp massim di attesa dalla chiamata per l'intervent tecnic, cmunque nn superire alle 24 re; tutte le cndizini di garanzia fferte; le cndizini e le mdalità di esecuzine degli interventi prgrammati (indicandne la frequenza) e di quelli su chiamata. Nel perid della durata della garanzia rdinaria deve essere cmpresa: a) sia la manutenzine prgrammata, csì cme prevista dalla casa cstruttrice, sia quella crrettiva, cn la sstituzine delle parti difettse, danneggiate ed anche di eventuali kit peridici, nnché una verifica di sicurezza elettrica annuale. Pertant nella frmulazine del prezz ffert devn essere ricmpresi anche tutti i csti dei servizi di manutenzine spra descritti per tutta la durata della garanzia rdinaria; b) le cndizini e le mdalità di esecuzine degli interventi prgrammati (indicandne la frequenza) e di quelli su chiamata. Per il perid pst garanzia rdinaria la Ditta dvrà prprre un cntratt triennale FULL RISK (inserire nella busta 3 dcumentazine tecnica senza riferimenti ai csti) cmprendente: sia la manutenzine prgrammata, csì cme prevista dalla casa cstruttrice, sia quella crrettiva, cn la sstituzine delle parti difettse, danneggiate ed anche di eventuali kit peridici, nnché una verifica di sicurezza elettrica annuale; le cndizini e le mdalità di esecuzine degli interventi prgrammati (indicandne la frequenza) e di quelli su chiamata, senza limitazini di chiamate per interventi parti di ricambi. Il prezz del canne annuale/triennale dell'eventuale cntratt triennale di assistenza full risk, pst-garanzia rdinaria (da attivare su eventuale specifica richiesta della ASL 5 di Oristan) nn cncrre alla determinazine dell'aggiudicatari di gara. Il canne annuale del cntratt di manutenzine per le apparecchiature nn ptrà superare l 8% dell imprt a base d asta. Il canne annuale/triennale nnicmprensiv (da indicare SOLO nell'fferta ecnmica busta n. 1), dvrà essere indicat nell'fferta ecnmica senza limitazini di chiamate per interventi parti di ricambi e dvrà cmprendere anche le misure di sicurezza elettrica. Tale canne dvrà rimanere valid per i 6 anni successivi al termine della garanzia rdinaria, fatti salvi gli incrementi ISTAT. L fferta deve rimanere valida anche nel cas in cui l Azienda ASL 5 nn stipuli il cntratt di manutenzine full risk a partire dal prim ann successiv alla scadenza della garanzia rdinaria. Sarà cmunque facltà dell Amministrazine stipulare il cntratt di manutenzine alla scadenza del perid di garanzia rdinaria nel perid successiv. ASL 5 Oristan Oristan (OR) Pag. 7 di 9 C.F./P.I.:
8 Servizi Sanitari - REGIONE SARDEGNA La Ditta dvrà cmunque dichiarare: cndizini e csti degli interventi tecnici pst-garanzia furi cntratt. Devn essere esplicitate tutte le vci che cmprrann l'intervent: cst rari rdinari e strardinari, cst viaggi, spese chilmetriche, diritt di chiamata e quant'altr la Ditta intenda a caric dell'asl 5. La dichiarazine sarà vinclante nella valutazine dei preventivi futuri; la dispnibilità, cn la massima sllecitudine pssibile, alla frnitura, su richiesta dell'amministrazine, dei pezzi di ricambi per almen 10 anni dalla fine della prduzine e cmunque nn men di dieci dalla data del cllaud dell'apparecchiatura; la dispnibilità a frnire, in cas di aggiudicazine, il listin prezzi delle parti di ricambi e il manuale di service in lingua italiana inglese. Nell fferta ecnmica la ditta dvrà inltre presentare l indicazine esatta della percentuale di scnt sul listin ricambi riservata alla Azienda Sanitaria Lcale N 5. Art. 5 Cnsegna e cllaud La Ditta dvrà prcedere alla cnsegna e installazine delle apparecchiature richieste entr 15 (quindici) girni naturali e cnsecutivi dalla ricezine della cmunicazine di aggiudicazine. La cnsegna si intende cmprensiva di trasprt al pian, installazine, cllaud e piena peratività delle apparecchiature e degli accessri fferti. Cstituiscn ggett del cllaud le apparecchiature, i servizi fferti, cmpres l'addestrament in fase di avviament. Il cllaud dvrà essere eseguit entr 7 girni lavrativi dalla cnsegna. La Ditta aggiudicataria dvrà stabilire la data del cllaud in accrd cn il Servizi di Ingegneria Clinica cn un preavvis di almen 7 girni cncrdat cntattand i seguenti recapiti telefnici: fax 0783/779102, Tutte le prve richieste e le single verifiche sarann a ttale caric della Ditta aggiudicataria e sarann eseguite in cntraddittri cn il Persnale incaricat dal Servizi di Ingegneria Clinica. Accertament delle prestazini della macchina e dell installazine: Per quant riguarda le apparecchiature frnite ai fini del cllaud verrà seguit quant stabilit dalla legislazine vigente, cn particlare riferiment al D. Lgs. n. 46/97 e il D. Lgs n. 95/98, nnché le guide CEI e CEI Verrà verificata la dcumentazine cnsegnata, la rispndenza tra quant aggiudicat e quant cnsegnat, tra quant dichiarat e quant risultante dalle prve, e quant'altr sia inerente alla frnitura in ggett. La Ditta dvrà curare l'installazine ttimizzand le prestazini del sistema in gni sua parte. Servizi di avviament del sistema e di istruzine del Persnale: ASL 5 Oristan Oristan (OR) Pag. 8 di 9 C.F./P.I.:
9 Servizi Sanitari - REGIONE SARDEGNA Verrà verificat che sia stata ergata l'istruzine necessaria al persnale sanitari per il crrett utilizz dell apparecchiatura che dvrà avere una durata minima di 3 re e dvrà essere rendicntata tramite un appsita scheda di frmazine del persnale sanitari. Nel cas in cui si verifichin cndizini tali da nn pter prcedere alla firma del cllaud, la Ditta sarà frmalmente infrmata di quant negativamente riscntrat ed avrà 30 girni per prvi rimedi. Il perdurare delle predette cndizini determinerà la cnseguente risluzine del cntratt e le eventuali spese di disinstallazine sarann a ttale caric della ditta. Sl ad esit favrevle delle prve elencate verrà redatt il verbale di cllaud. Art. 6 Penalità Per gni girn di ritard, a partire dalla data entr la quale deve avvenire la frnitura, verrà applicata una penale pari a 50,00. L'ASL si riserva pi di applicare le seguenti penali, in cas di eventuale insservanza degli bblighi cntrattuali inerenti gli interventi di manutenzine: Eur 50,00 per mancat intervent entr le 24 (ventiquattr) re; Eur 50,00 per mancata riparazine entr il terz girn dall inizi dell intervent e per gni girn successiv; Eur 50,00 per gni girn lavrativ successiv al decim per ferm macchina nel crs di un ann, esclus gli interventi di manutenzine preventiva. Le penali ptrann essere applicate cumulativamente. Art. 7 Obblighi della Ditta e insservanza delle prescrizini cntrattuali La Ditta si impegna a frnire i prdtti in perfetta regla d arte e ne garantisce l efficienza per tutta la durata della garanzia rdinaria (di almen 24 mesi dalla data del verbale di cllaud psitiv). Limitatamente alle parti sstituite, riparate mdificate durante il perid di garanzia rdinaria la garanzia verrà prtratta di almen 12 mesi dalla data della suddetta sstituzine, riparazine e mdifica. Fin al cllaud definitiv, e durante il perid di garanzia rdinaria, tutti gli interventi di manutenzine, nnché l eventuale sstituzine di parti di ricambi, sarann a ttale caric della Ditta aggiudicataria. Qualunque dann sanzine, cnseguente ad installazine nn cnfrme alla nrmativa vigente sarà interamente a caric della Ditta aggiudicataria. In cas di ripetute insservanze delle prescrizini cntrattali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed il termine di cnsegna, insservanze da cntestarsi in frma scritta, l'amministrazine avrà diritt di dichiarare rislt il cntratt cn prpri att, cn l'bblig dell'appaltatre decadut, di risarcire gni cnseguente spesa dann. ASL 5 Oristan Oristan (OR) Pag. 9 di 9 C.F./P.I.:
SPECIFICA TECNICA. Fornitura di cancelleria, carta per ufficio, consumabili per stampanti, buste e biglietti da visita
SPECIFICA TECNICA Edizine ttbre 2015 Frnitura di cancelleria, carta per uffici, cnsumabili per stampanti, buste e biglietti da visita Acea SpA - Acquisti e Lgistica INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA POTENZIALI EVOCATI IN CONTINUUM PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI. pr. N. 7-11 CIG n. 08420544FO - n.
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER MONITORAGGIO ECG E POTENZIALI EVOCATI IN CONTINUUM PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN AREA CRITICA - CLINICA NEUROLOGICA pr. N. 7-11
Capitolato Tecnico. Lotto 1. Lotto 2 FORNITURA DI UN SISTEMA RIS PER IL SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.
Capitlat Tecnic Frnitura di un Sistema RIS (Radilgical Infrmatin System) per Il Servizi Di Diagnstica per Immagini e di Un Sistema Cardi Pacs per Il Servizi Di Emdinamica Numer gara 5945500 Ltt 1 FORNITURA
COMUNE di CORATO. Settore Ambiente-Ecologia-Sviluppo Economico-Agricoltura CAPITOLATO D ONERI. Articolo 1 Oggetto dell appalto
COMUNE di CORATO Settre Ambiente-Eclgia-Svilupp Ecnmic-Agricltura CAPITOLATO D ONERI Articl 1 Oggett dell appalt La frnitura ggett di gara riguarda l acquist di n 500 Reti Antinsetti per cmpstiere dmestiche
Bando di gara per l acquisto di attrezzature e tecnologie mediante lettere di invito ad almeno cinque ditte individuate dal gruppo di lavoro
Cn l Eurpa Investiam nel vstr futur Istitut Cmprensiv J. F. Kennedy scula dell infanzia - primaria secndaria di I grad Centr Territriale Permanente per l Istruzine e la Frmazine in Età Adulta distrett
CIG: 6326153A98 CUP: E24H15000470002
U.O.C. STRUTTURE E TECNOLOGIE Tel. 0773/6553721-2 - Fax 0773/6553729 email: areaservizitecnlgici@ausl.latina.it Presidi Ospedalier Nrd S. MARIA GORETTI DI LATINA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE FORNITURA

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Articolo 1