Source: http://docplayer.es/4264836-Detectores-de-fugas-www-testo-com-ar-we-measure-it-para-una-inspeccion-rapida-testo-316-1-testo-316-2-testo-gas-detector-testo-316-ex.html
Timestamp: 2018-06-24 21:32:19+00:00

Document:
Detectores de fugas. We measure it. Para una inspección rápida. testo testo testo gas detector testo 316-Ex - PDF
Detectores de fugas. We measure it. Para una inspección rápida. testo testo testo gas detector testo 316-Ex
Download "Detectores de fugas. www.testo.com.ar. We measure it. Para una inspección rápida. testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex"
Esther Domínguez Camacho
1 Detectores de fugas Para una inspección rápida testo testo testo gas detector testo 316-Ex CH4 C3H8 H 2 Comprobación de fugas de gas Una y otra vez se suceden las devastadoras explosiones o incendios debido a las fugas en tuberías de gas. Pero también las fugas más imperceptibles, algunas de las cuales no se perciben por el olor, causan un mayor consumo y pueden resultar peligrosas a la larga. Comprobación rápida Gracias al desarrollo tecnológico, ahora podemos usar un instrumento para comprobar una tubería de gas (detección de la cantidad de fuga) en un tiempo muy corto. Si se determina que hay una fuga, el lugar se identifica de forma rápida y fiable con un detector de fugas de gas. Como se producen las fugas? Las fugas se producen, por ejemplo, por poros en tuberías (inapreciables a simple vista). El sellador utilizado, tras el paso de los años, también puede deteriorarse y volverse poroso.
2 Gama de detectores de fugas Testo Instrumento de medición testo testo detector de gas testo testo 316-EX Detector de fugas en tuberías de gas natural Detector fugas de gas testo con bomba integrada para la medición y comprobación instantánea Detector de gas Detector de gas con protección ATEX Rango ppm CH ,0 Vol. % CH ppm CH 4 0,1... 4,4 Vol. % CH 4 0 ppm... 2,5 Vol. % CH ,9 Vol. % C ppm C 3 0,1... 1,9 Vol. % C 3 0 ppm... 1,0 Vol. % C 3 Hidrógeno... 4,0 Vol. % H ppm H 2 0 ppm... 2,0 0,1... 4,0 Vol. % H 2 Vol. % H 2 Límites de respuesta inferiores 100 ppm 1er límite de alarma a partir de 200 ppm CH 4 (LED amarillo) 200 ppm CH ppm C ppm H 2 2º límite de alarma a partir de ppm CH 4 (LED rojo) ppm CH ppm C ppm H 2 Resolución LED (3 colores) de visualización de ppm barras de 18 segmentos > 5 h 6 h > 8 h hasta 10 h Sensor semiconductor Conector para auriculares sonda extensible Sensor inherentemente seguro según el DMT Tipo de protección IP54 Directriz UE 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG Protección EX II 2G EEx ib IIC T1 (Zona Ex 1)
3 testo / testo / testo / testo gas detector / testo 316-Ex El detector de fugas de gas más adecuado para principiantes testo Detector de fugas de gas testo incl. estuche con clip para cinturón, cinta sujeción y pilas Modelo Detector de fugas de gas muy práctico para comprobaciones rápidas en conexiones de tuberías de gas, con visualizador de barras. Señalización visual por barras Sensor con auto test tras la puesta en marcha Tono discontinuo creciente según el incremento de la concentración de gas Tono continuo cuando se excede el umbral de alarma Confirmación acústica de la preparación para la medición Control de la vida de la pila con información en el visualizador Rango ppm CH C 3 Límites de respuesta inferiores 100 ppm CH4 50 ppm C3H8 1er límite de alarma ppm CH4 (20% LEL) 5000 ppm C3H8 (20% LEL) Temp. Almac C Temp. Func C t90 Tiempo preparación á 5 s 60 s Tipo de pila 2 pilas tipo AAA 1,5 V (LR03) señal acústica (85 db (A)) 4 h (LR03) á 300 g 2 años de tendencia de 8 segmentos
4 Detector de fugas en tuberías de gas natural testo El detector de fugas de gas testo detecta rápidamente hasta la fuga más pequeña. Detector electrónico de fugas de gas con sonda maleable, incl. pila y protocolo de calibración Modelo Sonda de medición flexible para tuberías inaccesibles Alarma acústica y visual cuando se exceden los límites La funda TopSafe (opcional) protege contra suciedad y golpes Rango ppm CH 4 Límites de respuesta inferiores 100 ppm 1er límite de alarma a partir de 200 ppm CH 4 (LED amarillo) 2º límite de alarma a partir de ppm CH 4 (LED rojo) Temp. Almac C Temp. Func C t90 LED (3 colores) á 5 s Temp. Humedad %HR Tiempo preparación á 30 s Tipo de pila Pila cuadrada de 9V Sensor semi-conductor > 5 h aprox. 300 g 2 años Medidas 190 x 57 x 42 mm (sin sensores) Accesorios Modelo Accesorios para instrumento de medición testo TopSafe para el testo 316-1, funda de protección incl. soporte sobremesa, protege contra suciedad y golpes Maletín de transporte (plástico);, Para transportar y almacenar con seguridad el instrumento y accesorios
5 Detector fugas de gas testo con bomba integrada para la medición y comprobación instantánea testo Detector de fugas de gas electrónico testo con sonda maleable, incl. auriculares, alimentador y estuche Modelo El testo es un instrumento fácil e intuitivo para la medición instantánea gracias a su bomba integrada, la presentación visual de las concentraciones detectadas y su batería recargable. Alarma visual y acústica mediante con indicador de barras para concentraciones incrementales y peligrosas de gas de tendencia, muestra el caudal máximo de fuga Bomba integrada Sonda maleable para lugares de difícil acceso Conexión para auriculares, para oir la detección de la fuga en entornos ruidosos Amplia autonomía gracias a la batería recargable Hidrógeno Rango... 4,0 Vol. % CH ,9 Vol. % C 3 Límites de respuesta inferiores... 4,0 Vol. % H 2 1er límite de alarma 2º límite de alarma 200 ppm CH ppm CH ppm C ppm C ppm H ppm H 2 Temp. Almac C Temp. Func C de barras de 18 segmentos Temp. Humedad %HR t90 á 2 s Tipo de pila Batería NiMH Tiempo preparación 60 s 6 h Conector para auriculares Medidas 348 g 190 x 57 x 42 mm (sin sensores) 2 años Accesorios Modelo Accesorios para instrumento de medición testo Auriculares, negros, con almohadillas Alimentador 12V / DC / 300 ma
6 Detector de gas detector de gas testo Detector de gas incl. cuello maleable, batería, alimentador para conexión a red y recarga de la batería, y protocolo de calibración Modelo De acuerdo al apartado G del DVGW, los detectores de gas estan aprobados para la detección de gas en superfície hasta el "límite inferior de explosividad (LEL)". El detector de gas Testo es un detector de gas multi-rango para metano, propano e hidrógeno. Las concentraciones de gas se miden mediante el sensor semi-conductor en el rango de ppm y se muestran en el visualizador con una resolución de 1 ppm. Avisos acústicos si se aproxima al nivel inferior de explosividad Tono continuo y aviso visual si se alcanza el límite de explosividad Cuello maleable para alcanzar lugares de difícil acceso Hidrógeno Rango ppm CH 4 0,1... 4,4 Vol. % CH ppm C 3 0,1... 1,9 Vol. % C ppm H 2 0,1... 4,0 Vol. % H 2 Límites de respuesta inferiores Resolución Temp. Almac C Temp. Func C t90 Tiempo preparación 2-3 s 40 s Tipo de pila Medidas Batería NiMH, 1600 mah > 8 h 320 g 190 x 40 x 28 mm visualización de ppm sonda extensible Sensor inherentemente seguro según el DMT Instrumento: 2 años Sensor: 1 año
7 Detector de gas con protección ATEX testo 316-EX Detector electrónico de fugas de gas con protección ATEX, pilas, llave Allen, protocolo de calibración y maletín Modelo Detección de fugas de gas en tuberías e instalaciones tanto en zonas interiores como en exteriores Según el procedimiento de la DVGW, la protección EX es obligatoria para las áreas en las cuales se han formado o se prevee que se puedan formar mezclas explosivas de gas. El testo 316-EX (conforme a la directriz 94/9/EG (ATEX)) es un detector de metano, propano e hidrógeno: las concentraciones de estos gases se miden mediante el sensor semi-conductor en el rango de ppm y se muestran en el visualizador con una resolución de 1 ppm. Cuello maleable para acercar el sensor a lugares de difícil acceso 1 ppm de resolución en el visualizador Indicador de supresión para localizar más cómodamente la fuga Conforme al 94/9/EG (ATEX) Hidrógeno Rango 0 ppm... 2,5 Vol. % CH 4 0 ppm... 1,0 Vol. % C 3 0 ppm... 2,0 Vol. % H 2 Umbral de activación 1 ppm 1 ppm 1 ppm Resolución Temp. Almac C Temp. Func C Medidas aprox. 200 g 135 x 45 x 25 mm Temp. Humedad %HR (no condensado) Tipo de protección IP54 Alimentación t 90 2 x AA de 1.5 V Tipo permitido para el uso en áreas con riesgo de explosividad: Camelion Plus Alkaline LR6 (ver datos de pedido, modelo ) hasta 10 h 14 s Directriz UE 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG Protección EX II 2G EEx ib IIC T1 (Zona Ex 1) 2 años para el instrumento 1 año para el sensor Accesorios Modelo Accesorios para instrumento de medición testo 316-EX Adaptador para toma de muestras en botella de gas patrón a presión Botella gás patrón, 1 l. 1 Vol.% CH 4 Pilas de repuesto Camelion Plus Alkaline LR6 (AA) 1,5 V / 2600 mah
8 /cw/A/ Testo Argentina Av. Directorio 4901 (C1440ASB) Bs.As. Argentina Teléfono: (011) Fax: (011) Sujeto a cambios sin previo aviso
Manómetro testo 312-4. Manual de instrucciones
Manómetro testo 312-4 Manual de instrucciones 2 1 Indice 1 Indice...3 2 Seguridad y eliminación...5 2.1. Acerca del manual...5 2.2. Evitar riesgos personales/daños al producto...6 2.3. Eliminación y protección

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución