Source: http://docplayer.es/165985-Transmisor-de-caudal-pd-340.html
Timestamp: 2017-06-23 23:11:33+00:00

Document:
Transmisor de caudal PD PDF
Download "Transmisor de caudal PD 340"
José María Guzmán Castellanos
1 Transmisor de caudal PD 340 Manual E PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8-10, DK-8600 SILKEBORG Tel Fax2 Copyright by PROCES-DATA A/S. Se reservan todos los derechos. PROCES-DATA A/S se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio sin aviso previo. P-NET, Soft-Wiring y Process-Pascal son marcas comerciales registradas.3 Contenido 1 Información general Introducción Características Construcción Principios de funcionamiento Reducción de la influencia de diferentes perfiles de flujo Función de linealización Descripción de las funciones Medición de caudal Modo de prueba Medidor de volumen Funciones automáticas Control de tareas Control de caudal Conmutador limitador Medición de temperatura Output Output Output Input Interfaz P-NET Unidad de display PD Display Unidad local de display PD Visualización de registros Modificación de registro Configuración y calibración usando el PD Lectura de error Construcción Dibujo de montaje del PD Display de medidor de caudal, PD 4000/ Selección del transmisor y instalación Selección del tamaño apropiado de medidor Guía para hacer una selección rápida Instalación y cuidado del transmisor Conexiones eléctricas Fuente de alimentación Output Señales digitales de salida Output Manual Transmisor de caudal PD 340 3/614 5.3.2 Output Output3, current output Señal de entrada (Input1) Señal de temperatura, Pt Conexión de la unidad de display PD Conexiones P-NET Descripción de variables Tabla SoftWire Variables de proceso Parámetros de configuración y calibración Configuración estándar Señales de salida de 3 fases Contador de tres fases sin señal de error separada Contador de dos fases con señal de error separada Contador con señal de arriba/abajo y señal de error Tabla con relaciones de los modos Aplicaciones Control de caudal Control de tareas utilizando el Display PD Búsqueda de fallos Detección de fallos Errores típicos Transmisor de caudal con unidad de Display PD Transmisor de caudal sin unidad de display Lista de piezas de recambio Especificaciones Flow measurement Fuente de alimentación Líquido Medición de temperatura Medio ambiente Homologaciones Dimensiones Caudal máximo y peso Material Conexiones Apéndice Tipos de memoria Apéndice Esquema de software /61 Transmisor de caudal PD 340 Manual5 1 Información general 1.1 Introducción El transmisor de caudal PD 340 es un medidor de precisión para la medición volumétrica de líquidos conductores de electricidad. La resistente construcción del transmisor lo hace apropiado para instalaciones en las cuales haya partículas sólidas en los líquidos. Este manual es aplicable a los PD 340 transmisores de caudal que utilizan la Versión 2 del módulo electrónico. 1.2 Características Diseño higiénico Sin mantenimiento, sin componentes móviles Corrección automática de punto cero Exactitud alta, incluso a flujos muy bajos Flujo bidireccional Medición volumétrica en metros cúbicos, galones estadounidenses, etc. Salida de impulsos a contador electrónico, impulsos por segundo Salida de impulsos a contador electromecánico, 0-10 impulsos por segundo Salida de corriente, 4-20 ma (versión ampliada) Función de control de tareas Función de conmutador limitador Función de regulador de flujo (controlador PI) Prácticamente no hay pérdida de presión Una unidad de display, PD 210, puede conectarse de forma sencilla. La unidad PD 210 puede mostrar el volumen acumulado, el valor establecido para el control de tareas o el regulador PI, el caudal, la temperatura, etc. Función de entrada lógica para detener recuento/borrar. Medición de temperatura usando un detector externo de temperatura. Medición de caudal con compensación por temperatura. Autoverificación continua que puede seguirse a través del P-NET. Comunicación por barra de información P-NET. Homologación EMC (DS/EN ) (DS/EN ) Homologación de vibración (IEC Test Fc) Manual Transmisor de caudal PD 340 5/616 1.3 Construcción El transmisor de caudal PD 340 consta de tres partes: La cabeza medidora, el módulo electrónico y la caja de bornes.¹ El módulo electrónico y la caja de bornes son iguales para todos los tamaños de transmisor. La cabeza medidora consta de una tubería medidora inoxidable con conexión por abrazaderas. Hay dos bobinas magnéticas montadas en la parte exterior de la tubería medidora. Hay dos electrodos inoxidables montados dentro de la tubería medidora. La sección de medición está diseñado con una cámara de medición cuadrado, lo que impide que cambios en el perfil de flujo afecten la precisión del medidor (consulte las secciones siguientes, Principios de funcionamiento, y Reducción de la influencia de perfiles variando de flujo, para ver más detalles). Por lo tanto el transmisor tiene una amplia gama de caudales dentro de su precisión lineal. Los cambios de flujo laminar a flujo turbulento no afectan la precisión lineal, y los cambios en viscosidad no afectan la precisión del medidor. La calibración de la cabeza medidora se efectúa durante su fabricación, usando un sistema de calibración controlado por ordenador. El módulo electrónico está disponible en dos versiones, estándar y ampliada con salida de corriente o con salida de 3 fases. Ver el apéndice 1 para mayor información. La versión estándar tiene dos señales de salidas de impulsos y una entrada lógica. El transmisor también puede ser conectado directamente a una unidad de display. En la versión ampliada, una de las señales de salida de impulsos puede convertirse en señal de salida de corriente analógica, 4-20 ma. La versión ampliada también puede convertirse para salida de 3 fases. En este modo, las señales de salida de impulsos, normalmente separadas, se transforman en una señal de salida combinada de 3 fases. La versión ampliada posee una interfaz de una barra de información P-NET (red de comunicación de datos, IEC tipo 4), cual puede utilizarse para configuración, o para una recolección de datos o control centralizados. La caja de bornes está totalmente separada del módulo electrónico. En consecuencia es posible modificar las conexiones sin producir alteraciones en los componentes electrónicos. Todos los bornes dentro de la caja son marcados distintamente tanto con número como función. Además, la caja es equipada con 3 collarines para cables, tipo PG 11. ¹ Para tamaño C 102: El módulo electrónico es parte integrado de la cabeza medidora. 6/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual 7 Ilustración 1: PD 340 C 25/C 38/C 51/C 63/C 76 Ilustración 2: PD 340 C 102 Módulo electrónico Abrazadera de conexión Cabeza medidora Caja de bornes ORDE- NADOR Detector de temperatura 2 conductores y blindaje Interfaz P-NET 2 conductores - + Batería 24 V Válvula de control, controlador de frecuencia (bomba) o instrumento CONTADOR Display PD 4000/340 medidor de caudal Red 24 V Transformador DISPLAY FOR FLOW TRANSMITTER = FLOW T.C. FLOW TEMP. VOL.1 SETP. VOL.2 Ilustración 3: Esquema del sistema PD 210 E TEST CE , +/- PD Manual Transmisor de caudal PD 340 7/618 1.4 Principios de funcionamiento La cabeza medidora consta de una tubería medidora y dos bobinas magnéticas. Cuando se aplica una corriente eléctrica a las bobinas, se produce un campo magnético a ángulo recto con respecto a la tubería medidora. Cuando fluye un líquido conductor a través de la tubería medidora, se induce un voltaje eléctrico que es medido por dos electrodos instalados en la tubería medidora. Este voltaje es proporcional a la velocidad de flujo y en consecuencia al caudal que fluye. El transmisor de caudal utiliza una cámara de medición cuadrada. La forma de la cámara de medición reduce significativamente la influencia de la viscosidad, el tipo de líquido y los perfiles de flujo (consulte la sección siguiente, Reducción de la influencia de perfiles variando de flujo). Las pruebas prácticas del PD 340 confirman que no es necesario recalibrar el medidor al cambiar de producto, por ejemplo de agua a leche. Esto sería normalmente necesario cuando se usan medidores magnéticos con las tradicionales cámaras de medición redondas. Ilustración 4: Principios de funcionamiento Ue = K x B x V x D Ue = tensión entre electrodos K = constante del sistema B = campo magnético V = velocidad promedio D = distancia entre electrodos El microprocesador en el transmisor controla el generador de corriente, manteniendo constante el campo magnético. La tensión entre los electrodos es amplificada y convertida en un valor digital en base al cual el microprocesador calcula el caudal de flujo. 8/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual9 1.5 Reducción de la influencia de diferentes perfiles de flujo Cuando un líquido fluye a través de un tubo, su velocidad tiende a variar de cero a lo largo de la pared del tubo hasta alcanzar su máxima por el centro de la tubería. El perfil de velocidad depende de la velocidad de flujo real junto con la viscosidad del líquido. Cuando el caudal es bajo, el perfil de velocidad toma la forma de una parábola. Esto se llama flujo laminar. Si el caudal se incrementa gradualmente, el perfil de flujo también cambia gradualmente, manteniendo el perfil de flujo laminar, hasta llegar a la velocidad crítica. A este caudal, el perfil de flujo, a través de una fase de transición, cambia de flujo laminar a flujo turbulento con la formación de remolinos y movimiento caótico, que no contribuyen a la velocidad de flujo de volumen. Los dos tipos de perfil de flujo se ilustran en la figura a la derecha. Precisamente cuando el líquido alcanza la velocidad crítica y se cambia a un flujo turbulento, depende del diámetro de la tubería, y de la viscosidad y la densidad del líquido. Para nata, por ejemplo, la viscosidad depende bastante de la temperatura y el porcentaje de grasa, y por ello no es posible predecir el perfil de flujo en cualquier caudal determinado. La técnica utilizada para evitar que un perfil desconocido de flujo afecte a la exactitud de la medición, consiste esencialmente en medir la velocidad media del líquido en toda la sección transversal de la tubería, por lo tanto registrando todo el líquido pasando a través de ella. La medición media se realiza en un PD 340 por el uso de una cámara de medición plaza, donde cada uno de los dos electrodos está diseñado para medir a través de la sección transversal completa de flujo. Se mide a través de toda la sección transversal de la cámara Esto está en contraste con transmisores de caudal con una sección transversal circular y electrodos tipo punto. Aquí, el "campo visual" entre los electrodos se limita a sólo envolver el líquido que pasa directamente entre los electrodos. Por eso, su calibración depende de un perfil de un flujo determinado y conocido. Campo visual Manual Transmisor de caudal PD 340 9/61 10 1.6 Función de linealización Debido a su construcción, como se describe en la sección anterior, el 340 PD transmisor de caudal es lineal, por su genio, incluso sin ninguna compensación electrónica. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes prefieren no usar ningún tamaño menor de 25 mm de diámetro de la tubería, incluso para caudales muy bajos. Por lo tanto, para mejorar aún más la linealidad, una función especial de compensación ha sido desarrollado e implementado en la Versión 2 del módulo electrónico. En consecuencia, cuando se activa¹ esta función, el PD 340 ahora se puede utilizar incluso con caudales muy bajos, pero ofreciendo todavía la misma conocida medición de alta precisión que normalmente se experimenta con caudales más altos. Durante la calibración de flujo en la fábrica, la curva de linealización se calcula y se descarga en el módulo electrónico. Entonces, todos los nuevos PD 340 transmisores de caudal contienen los datos necesarios para la función de linealización, cuando se entregan como metros completos, es decir, cabeza de medición y un módulo electrónico. Si uno de los nuevos módulos electrónicos debe ser montado con una cabeza medidora con la que no se probó, y la función de linealización se va a utilizar, los datos para la función de linealización se pueden descargar en el módulo electrónico desde un ordenador con VIGO versión 5.6 o superior instalado (eso vale solamente para la versión ampliada del módulo electrónico). El siguiente gráfico muestra la curva de linealización de un transmisor de flujo específico. Si este transmisor de flujo mide la velocidad de flujo al 20% de la escala total, este valor se compensa con el 0,01% de la escala total. 1 Activar/desactivar: Registro E7, Dígito 5. 10/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual11 2 Descripción de las funciones El transmisor de caudal dispone de una serie de funciones internas y bornes para señales externas. Las funciones pueden seleccionarse tecleando un juego de parámetros de configuración. También pueden establecerse parámetros de calibración. Los datos pueden introducirse a través de una unidad de display con teclado o a través de la P-NET. El transmisor de caudal puede ajustarse para funcionar con cualquier unidad volumétrica, litros, metros cúbicos, galones, etc. Puede elegirse que el caudal sea indicado en formato unidades de volumen/hora o /minutos. 2.1 Medición de caudal La medición de caudal puede filtrarse para estabilizar la lectura de un caudal inestable. Puede hacerse caso omiso de los caudales por debajo de un 0,2%. Esto puede resultar útil para evitar totalizar el volumen durante largos periodos sin flujo (ver configuración del Selector de función Código3). El caudal se mide en ambas direcciones. El flujo en el sentido de la flecha en la cabeza medidora se indicará como caudal positivo. Opcionalmente, el flujo negativo puede ser ignorado y puesto a cero para evitar una totalización volumétrica de un flujo a la baja. (ver configuración del Selector de función Código3). Para compensar por la expansión del líquido, el transmisor de caudal puede configurarse para indicar el caudal tal y como si la temperatura del líquido fuera de 4 C (ver también T.C. Flow, caudal con compensación de temperatura) Modo de prueba El transmisor de caudal puede ponerse en modo de prueba. Durante la instalación y el mantenimiento puede utilizarse el modo de prueba para simular el flujo de líquido a través del sistema de tuberías. Todas las señales de salida, tanto las señales de impulsos como la señal de corriente, se comportarán como si estuviera presente un flujo de líquido. De esta forma pueden comprobarse todas las funciones internas, las señales externas y las conexiones de los cables (ver configuración del Selector de función Código2). 2.2 Medidor de volumen El transmisor de caudal utiliza dos totalizadores independientes, Volume1 y Volume2, que indican el volumen medido después de haber sido puestos a cero. Cada medidor de volumen puede ser puesto a cero o prefijado con un valor específico de forma independiente (ver detalles adicionales en la descripción del Volume1). 2.3 Funciones automáticas Puede seleccionarse una serie de funciones automáticas en el transmisor de caudal. Debe seleccionarse sólo una de las funciones (ver configuración del Selector de función Code2 como seleccionar cada función). Manual Transmisor de caudal PD /6112 2.3.1 Control de tareas El transmisor de caudal lleva incorporada una función de control de tareas y en consecuencia puede utilizarse fácilmente para controlar la dosificación de un volumen especificado. El volumen solicitado se introduce en un registro de valor establecido. Puede usarse una entrada digital del transmisor de caudal para iniciar el control de tarea. Una salida digital, Output2, abre la válvula de dosificación o arranca una bomba; cuando se llega al valor preestablecido, la salida se desactiva y la válvula se cierra o se detiene la bomba. El medidor Volume2 indica el volumen dosificado (ver también el ejemplo de aplicación de control de tareas) Control de caudal En sistemas en los que es deseable tener un caudal constante, el transmisor de caudal con la función de control incorporada puede utilizarse directamente para controlar una válvula o bomba. El caudal deseado se introduce en un registro de valor establecido y el controlador interno PI controla la válvula o bomba por medio de la señal de salida de corriente (4-20 ma) (ver el ejemplo de aplicación de control de caudal) Conmutador limitador El transmisor de caudal lleva incorporada una función de conmutador limitador, limit switch. Esta función puede utilizarse para indicar si un valor de medición está por debajo o por arriba del valor en el registro de valor establecido. Por ejemplo, esto puede usarse para indicar un caudal alto/bajo. La indicación puede aparecer en la salida digital, Output2, como "ON" u "OFF" (ver configuración del Selector de Función Code2 para seleccionar esta función para la Output2). 2.4 Medición de temperatura El transmisor de caudal puede medir temperaturas si se le conecta un detector exterior de temperatura tipo Pt-100. La temperatura puede almacenarse en un registro en C o F ( ver configuración de la Selector de Función Code3). Esto es necesario para la medición de caudal con compensación de temperatura. 2.5 Output1 La Output1 es una salida de fuente de alimentación que puede usarse para alimentar un contador externo o circuito de relé (ver detalles adicionales en la sección 5.2). 2.6 Output2 La Output2 puede seleccionarse para una de entre varias funciones: Señal de impulsos, 0-10 Hz. La señal puede ser llevada a un contador, eléctrico o electromecánico, para tener una indicación del volumen total, por ejemplo en litros. (ver la sección Output2). Signo para Output3. La señal indica el sentido del flujo. La salida se enciende cuando el flujo es positivo. Por medio de un contador ARRIBA/ABAJO, esta señal puede usarse para totalizar el volumen que ha fluido, con signo. 12/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual13 Señal de control de la función de control de tareas. Señal de control de la función limitadora. Señal de medición exenta de errores. La señal de salida está ON si no hay error presente. La salida puede ser controlada directamente a través de la P-NET. (Ver configuración del Selector de Función Code2) Hay más detalles para conectar Output2 en la sección Output2. Manual Transmisor de caudal PD /6114 2.7 Output3 La Output3 puede ser usada como una salida de señal digital o como una salida de corriente analógica de 4 a 20 ma. Cuando se usa como señal digital puede usarse como señal de impulsos rápidos ( Hz) para circuitos externos de contadores (ver ejemplo de desmultiplicación en el capítulo 6) o puede ser controlada directamente a través de la P-NET. Hay más detalles sobre la conexión de Output3 en la sección Output Input El transmisor tiene una entrada lógica, Input1, que puede ser seleccionada para una de entre varias funciones: Parar contadores. La señal puede llegar de un detector de aire y se utiliza entonces para hacer que el transmisor deje de contar cuando haya aire en el líquido. Poner a cero el contador Volume2. La entrada puede usarse para control de tareas, para hacer arrancar la función de control de tareas y poner a cero el contador de volumen de tareas. Modo Manual / Automático para el controlador PI. La entrada puede usarse para establecer el modo de funcionamiento del controlador PI. (Ver configuración del Selector de Función Code3). Hay más detalles sobre la conexión de la Input1 en el capítulo 5.4 Señal de entrada. 2.9 Interfaz P-NET La versión ampliada del transmisor de caudal utiliza un interfaz para comunicaciones de barra de información. Este hace posible conectar el transmisor de caudal directamente a una P-NET. La P-NET es una red de barra de información diseñada para controles de procesos y recolección de datos. La P-NET es un estándar internacional (IEC Tipo 4). A través de la P-NET es posible exhibir y modificar todos los datos internos dentro del transmisor de caudal (ver una lista completa en la Descripción de Variables). El display de medidor de caudal PD 4000 utiliza el interfaz P-NET para intercambio de datos entre el display y los transmisores de caudal conectados. Es posible cambiar datos y seleccionar distintas funciones en el transmisor de caudal. La memoria del display de medidor de caudal va equipada con una batería de respaldo, a fin de mantener los datos de medición durante cortes del suministro eléctrico. El interfaz P-NET también puede usarse para recoger datos, por ejemplo desde un ordenador. Puede equiparse el ordenador con una tarjeta de interfaz P-NET, lo que hace posible el tener acceso directo a cualquier variable del transmisor de caudal y de otros módulos P-NET conectados a la red, por medio de un programa del ordenador. 14/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual15 2.10 Unidad de display PD 210 El PD 210 es una unidad local de display, conectada directamente al transmisor de caudal. Desde esta unidad se pueden visualizar el caudal, los contadores de volumen, la temperatura, valores establecidos, etc. Además, la unidad de display PD 210 puede usarse para modificar los valores establecidos y para llevar a cabo una configuración completa del transmisor de caudal. (Ver descripción en la sección 3). Manual Transmisor de caudal PD /6116 3 Display Hay varias opciones para visualizar la información del transmisor de caudal PD 340. El transmisor de caudal puede ser controlado y supervisado a través del interfaz P-NET (se precisa la versión ampliada) y puede entonces tenerse acceso a todos los datos. Otra solución es conectar una unidad local de display al transmisor de caudal, la PD 210. En este caso sólo son accesibles los datos principales. 3.1 Unidad local de display PD 210 La unidad local de display PD 210 puede conectarse directamente al transmisor. Con esta unidad conectada se pueden llevar a cabo distintas funciones. Visualizar los datos del transmisor, por ejemplo caudal o volumen. Modificar los datos del transmisor, por ejemplo el contenido del registro de volumen o del registro de valor establecido. Configurar y calibrar, por ejemplo establecer el tamaño de la cabeza medidora o la función de las señales de salida. Leer y restablecer un código interno de error. La unidad de display se conecta al transmisor por medio de un cable de dos conductores con un largo de hasta 100 m. La unidad de display se alimenta a través de este cable. También pasa por él el intercambio de datos entre el transmisor de caudal y la unidad de display. 16/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual17 3.2 Visualización de registros El contenido de 8 registros distintos del transmisor puede ser visualizado en esta unidad. Pulsando uno de los 8 botones bajo la pantalla se selecciona el registro cuyo contenido se desea leer. La información de la pantalla se actualiza de forma automática aproximadamente una vez por segundo. Pueden verse detalles adicionales en la sección Reg. Nº Nombre Función SWNº FLOW T.C.FLOW TEMP en blanco VOL.1 VOL.2 SETP. en blanco Caudal líquido, por ejemplo en m 3 /h Caudal con compensación de temperatura Temperatura en C o F Registro disponible (el nombre del registro es Available ) Volumen, resultado de totalización, por ejemplo en m 3 Volumen para comparar con valor establecido, p.ej. en m 3 Valor establecido, por ejemplo en m 3 Caudal instantáneo $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17 $ Modificación de registro Si se precisa modificar el contenido de un registro, es necesario visualizar el registro primeramente. Entonces se introduce el contenido deseado, seguido por una pulsación del botón "=". Esto produce una pantalla en blanco durante aproximadamente 1 segundo y después aparece el nuevo contenido de forma normal Configuración y calibración usando el PD 210 El transmisor de caudal contiene 8 registros de configuración. Ver también la sección para una explicación detallada de estos registros y su finalidad (los registros están situados en SoftWire números 20 a 27). Si desea visualizar el contenido de un registro de configuración, pulse el botón E, que dejará en blanco la pantalla. Entonces pulse una tecla numérica del 1 a la 8 para elegir el registro de configuración. El número del registro de configuración aparece en el primer dígito de la pantalla y el contenido del registro ocupa el resto de la pantalla. Se modifica el contenido de un registro tecleando el nuevo contenido y pulsando el botón = Lectura de error Se avisa al usuario por medio de una "A", que significa ALARMA, en el primer dígito de la pantalla. Al apretar el botón "TEST" la pantalla mostrará un código de error de dos dígitos, Manual Transmisor de caudal PD /6118 indicando el tipo de error. El sistema de prueba se asegura de que la alarma no sea cancelada antes de haber sido exhibido el código de error al apretar el botón "TEST" aún si el error hubiera desaparecido. Al volver a pulsar el botón "TEST" la pantalla indicará "0" si el transmisor de caudal está libre de errores ahora. El código de error en pantalla sólo se actualizará al volver a pulsar el botón "TEST". Hay una lista completa de códigos de error en la sección Construcción La unidad de display consta de una pantalla LCD, un teclado y circuitos electrónicos para el intercambio de datos con el transmisor y control de la pantalla y el teclado. La unidad viene en una caja de NORYL PPO, sellada según especificaciones IP 65. Las dimensiones de la caja son L x A x P = 144 x 72 x 8 mm (dimensiones estándar para instrumentos de gabinete) Dibujo de montaje del PD 210 NOTA: le rogamos tome nota de que los agujeros para tornillos de montaje M3 sólo tienen 4 mm de profundidad. NO atornille más allá de esta profundidad. Eso podría dañar la unidad de display. 4 agujeros para tornillos M Apertura en panel para conexiones R Display de medidor de caudal, PD 4000/340 El display de medidor de caudal (Flowmeter-Display) está basado en un controlador PD 4000 P-NET y está diseñado para visualizar datos de transmisores de caudal PD 340. Además es posible modificar datos y seleccionar distintas funciones en los transmisores de caudal. Los datos visualizados pueden ser, por ejemplo, caudal o volumen o pueden seleccionarse para modificación de un valor establecido o una constante de filtro. 18/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual19 FLOWMETER-DISPLAY METER A METER B METER C CE FLOW TOTAL TEMP /- BATCH PRINT SETUP 1 2 3, START STOP CLEAR Prev. Page 0 = PD 4000/ Hasta tres transmisores de caudal pueden ser seleccionados y supervisados simultáneamente en el display de medidor de caudal. El display de medidor de caudal se conecta a los transmisores de caudal por medio de un sistema de barra de información P-NET. Por eso los transmisores de caudal requieren que sea el electrónico la versión ampliada. Una configuración estándar para un transmisor de caudal PD 340 es almacenada en el display de medidor de caudal y puede transferirse automáticamente a través de la P-NET a un nuevo transmisor de caudal en el sistema. La configuración estándar puede ser modificada para ajustarse a la configuración específica de un cliente. La configuración real de cada uno de los transmisores de caudal seleccionados puede visualizarse en texto claro en el display. Se ruega consultar el manual del display de medidor de caudal ( ) para mayor información. Ese manual solamente se encuentra en inglés. Manual Transmisor de caudal PD /6120 4 Selección del transmisor y instalación 4.1 Selección del tamaño apropiado de medidor La familia completa del PD 340 transmisor de caudal tiene una muy amplia gama de medición. Normalmente se recomienda que se seleccione un tamaño particular del transmisor de modo que el transmisor mide entre la mitad superior de su caudal máximo. Eso es por el hecho de que la influencia de error de punto cero es relativamente alta a flujos bajos. Así se vale para cada transmisor de caudal del marcado. Sin embargo, es posible utilizar el PD 340 aún a flujos muy bajos, y al mismo tiempo obtener una precisión alta. Ahora, medición de flujos bajos hasta 1 % del caudal máximo del transmisor es posible (100:1 turndown), cuando la función de linealización está elegida (referir a Función de linealización de la sección 1). La experiencia práctica de distintas instalaciones indica que el caudal varía. En consecuencia se recomienda que el caudal máximo calculado no sobrepase el 90 % del caudal máximo especificado para el transmisor de caudal seleccionado. Pueden hacerse excepciones si el caudal es muy bien conocido y muy estable. Por regla general, un transmisor de caudal debe ser seleccionado así que tiene una dimensión de la tubería igual al resto del sistema de tuberías. El tamaño de la cabeza medidora debe elegirse en función del caudal máximo. Este caudal máximo debe ser el máximo absoluto durante el funcionamiento, limpieza, arranque, etc. Entonces se elige el transmisor más pequeño posible para ese caudal máximo. Esto asegurará una precisión óptima de las mediciones. Si el elemento de medición tiene una sección inferior a la de las tuberías de la instalación, las piezas de conexión deberán ser ahusadas. No debe instalarse un transmisor de caudal en un sistema de tuberías en el que éstas sean menores que las tuberías de conexión. Si dos productos se mezclan antes de su medición, el producto mezclado debe ser un líquido homogéneo antes de entrar en el transmisor de caudal, a fin de asegurar un máximo de precisión. El transmisor de caudal está disponible en 6 tamaños distintos, tal y como se indica en la tabla aquí abajo: Caudal máximo: C 25 C 38 C 51 C 63 C 76 C m 3 /h 20 m 3 /h 40 m 3 /h 80 m 3 /h 120 m 3 /h 200 m 3 /h Nota: El caudal máximo del transmisor de caudal no debe sobrepasarse JAMÁS. De lo contrario puede dañarse la cabeza medidora. 20/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual 21 4.1.1 Guía para hacer una selección rápida Utilice el siguiente diagrama como una guía para la selección del tamaño del medidor, y luego tomar las siguientes precauciones: Nunca sobrepase el caudal máximo del transmisor de flujo. Si la exactitud óptima es de interés primordial, el más pequeño posible transmisor debe ser elegido, con atención de que el caudal máximo no debe ser sobrepasado en ningún caso. Para mejorar aún la precisión, especialmente a caudales muy bajos, la Función de linealización debe ser activado. Manual Transmisor de caudal PD /61 22 4.2 Instalación y cuidado del transmisor El transmisor debe ir instalado dentro del sistema de tuberías de forma tal que la tubería de medición siempre esté llena de líquido, ya que el transmisor puede indicar flujo incluso cuando el medidor esté vacío. Dado que el transmisor trata el aire en un líquido como un volumen, el volumen de aire en el líquido debe reducirse al mínimo y el transmisor debe situarse, dentro del sistema de tuberías, en el punto de máxima presión. Aquí el volumen de aire será el mínimo y la influencia del aire sobre las mediciones será también mínima. Por ello se recomienda que las válvulas de control, u otras restricciones que podría crear una caída de presión, se montan después de que el transmisor de caudal. Incluso cuando no hay aire en el líquido es importante para asegurar que la presión es lo suficientemente alta, de lo contrario la cavitación puede ocurrir en el transmisor. Esto no sólo influye en la exactitud, sino también es destructivo para el revestimiento de teflón Asegúrese de que la válvula está siempre montada después del transmisor de caudal (aguas abajo). Los gráficos de la izquierda muestran la necesaria presión manométrica mínima (medida en la tubería después del transmisor de flujo) como una función del flujo a diferentes temperaturas de funcionamiento. Asegúrese siempre de que la presión manométrica es muy superior a la curva definida por la temperatura de funcionamiento pertinente. Tenga en cuenta que las piezas de puntos de las curvas de caída fuera de las especificaciones de funcionamiento admisible y sólo se muestran como las extrapolaciones de los valores permitidos. Usando el transmisor en estas condiciones puede cau- 22/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual23 sar daños, que no serán cubiertos por la garantía del producto. Si hay fuertes vibraciones en la red de tuberías, como las causadas, por ejemplo, por bombas, o hay una presión pulsativa relacionada, por ejemplo con un homogeneizador o una bomba de desplazamiento positivo, hará falta amortiguar la vibración o bien instalar el transmisor en otro lugar con menores variaciones de presión. Si el líquido contiene aire, debe montarse un eliminador de aire delante del transmisor. El transmisor puede instalarse tanto horizontal como verticalmente. No debe quedar aire atrapado en la cabeza medidora. El sentido positivo del flujo va indicado por una flecha en la cabeza medidora. Instalación vertical Instalación horizontal (visto desde lado) Con el montaje vertical, se recomienda un flujo hacia arriba. La razón de esto es que el aire dentro del líquido fácilmente puede seguir el líquido en su dirección hacia arriba, que no sería el caso con el flujo de líquido hacia abajo. Con el montaje horizontal, se recomienda una orientación, como se muestra a la izquierda. Montaje del medidor como se muestra en la figura a la derecha significaría que uno de los electrodos se colocarían en la parte superior del tubo medidor, y las burbujas de aire podrían causar que los electrodos pierdan el contacto con el líquido. A fin de crear las mejores condiciones para una medición precisa, y para maximizar la vida del transmisor, debe instalarse una tubería recta de al menos tres veces el diámetro de las tuberías de la red tanto aguas arriba como aguas abajo del transmisor. Eso es especialmente importante cuando se ejecuta a alta temperatura y alta velocidad de flujo, ya que el riesgo de cavitación se incrementa con el flujo turbulento. Al elegir el lugar donde ha de instalarse el transmisor es necesario asegurarse de que la temperatura ambiente esté dentro de los límites especificados. Finalmente, el transmisor deberá instalarse de forma tal que el módulo electrónico y la caja de bornes puedan instalarse y desmontarse en el lugar. Manual Transmisor de caudal PD /6124 Nota: Las conexiones de abrazadera deben aflojarse completamente antes de hacer rotar el transmisor. De lo contrario la cabeza medidora puede sufrir daños irreparables. Deben tomarse precauciones para asegurarse de que el módulo electrónico, la cabeza medidora y la caja de bornes no queden expuestos a la humedad al desmontar el transmisor. A fin de impedir humedades, los cables deben ir correctamente montados en collarines y el módulo electrónico y la caja de bornes deben ser cuidadosamente instalados, con todos los tornillos apretados. La fuente de alimentación del transmisor de caudal debe estar siempre conectada, ya que el calor desarrollado por el módulo electrónico impide la condensación, que pudiera dañar el transmisor. En consecuencia, deberá suministrarse energía eléctrica al transmisor tan pronto como se pueda, una vez instalado. 24/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual 25 5 Conexiones eléctricas La ilustración de abajo muestra la placa de bornes con todas las conexiones eléctricas del transmisor de caudal. El conmutador de habilitación de programa, SW1, situado en la esquina superior izquierda, debe estar en posición "ON" para configurar y calibrar el transmisor de caudal. Una vez configurado y calibrado éste, el conmutador debe ponerse en posición "OFF". Ilustración 5: Conexiones eléctricas en la placa de bornes. 5.1 Fuente de alimentación La fuente de alimentación del transmisor de caudal puede ser de 24 V CC o de 24 V CA. Si la conductividad del líquido es inferior a los 5 µs/cm especificados, puede que aún así sea posible medir el caudal. Para hacerlo, el transmisor de caudal deberá conectarse a una fuente de alimentación separada de 24 V CC en la cual el borne de -24 V CC deberá ir conectado a la red de tuberías. Esto aumentará la sensibilidad y quizás sea posible la medición de caudal. 5.2 Output1 Output1 en la placa de bornes es una alimentación de tensión que puede utilizarse para alimentar un circuito de contador externo, relés o artefactos de corriente (4-20 ma). La tensión en la salida puede variar entre 20 a 40 V CC, dependiendo de la tensión de la fuente de alimentación D zener 51 V + - RPTC ~ ~ Circuito de puente Ilustración 1: Salida eléctrica de fuente de alimentación Salida 1 Entrada de alimentación Manual Transmisor de caudal PD /6126 (tensión de alimentación 2 V como mínimo). El suministro de tensión se conecta directamente a un circuito de puente, que rectifica la tensión de la fuente de alimentación para el transmisor. La salida está protegida con un diodo Zener y una resistencia limitadora de corriente, de la misma forma que las salidas de impulsos. Además, la salida está aislada de los componentes electrónicos internos por medio de un transformador. La salida no está aislada de la fuente de alimentación que alimenta el transmisor. 5.3 Señales digitales de salida El transmisor de caudal tiene dos salidas de señales digitales, Output2 y Output3. Se requiere una alimentación de tensión para las señales de salida. Las salidas están aisladas del resto de los componentes electrónicos por medio de optoacopladores. Además las salidas están protegidas contra las sobrecargas por un diodo Zener y una resistencia limitadora de corriente, R PTC. R PTC es de unos 25 ohmios con una carga normal (máx. 100 ma). En caso de sobrecarga, R PTC sube rápidamente, limitando así la corriente a unos 16 ma. Si se ha sobrecargado una salida, la corriente debe ser desconectada totalmente durante unos segundos, apagando la fuente de alimentación del transmisor de caudal, antes de que se pueda volver a cargar normalmente la salida. RPTC D zener 51 V + 18 Una caída de tensión de hasta 1,0 V puede ocurrir cuando se conmuta a "ON" la salida. Debe tenerse esto en cuenta al conectar equipos externos de baja tensión En caso de polaridad equivocada en la conexión, la señal actúa como una señal "ON" constante Output2 La señal de impulsos de salida de Output2 tiene una anchura de impulso de 40 ms. La frecuencia es continuamente variable entre 0 y 10 Hz. 40 ms 26/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual27 Señal de impulsos de Output2 Ejemplo de conexión eléctrica de contadores electromecánicos. Características del contador: Tensión de alimentación: V CC Consumo de energía: Máx. 2,5 W Frecuencia de recuento: Mín. 10 Hz Tiempo ON : Típ. 40 ms Tiempo OFF : Mín. 60 ms TRANSMISOR DE CAUDAL 5 Salida Salida CONTADOR Output3 La versión estándar del transmisor de caudal puede generar una señal de salida de impulsos en Output3. Hace falta alimentación de tensión para esa señal de salida de impulsos. La versión ampliada del transmisor de caudal, puede generar dos señales distintas de salida en Output3, una señal de salida de impulsos o una señal de salida de corriente analógica. Hace falta alimentación de tensión para ambos tipos de señales. La señal de salida de impulsos de Output3 es simétrica (ciclo de trabajo 50% - 50%) y la frecuencia es continuamente variable entre 0 y 1000 Hz. Los contadores electrónicos y los PLCs se conectan normalmente a la salida de impulsos, Output3. La salida de impulsos del transmisor consiste de un contacto de conmutador electrónico libre de tensión. En consecuencia es necesario equipar la entrada de impulsos de recuento del contador/plc con una resistencia de arranque si el contador/plc no tiene arranque interno. La resistencia pull-up R1 debe elegirse de forma tal que la corriente I sea de aprox. 5 ma cuando se cierra el contacto del transmisor de caudal. La ilustración muestra una entrada NPN. Utilizando una entrada PNP, las conexiones deben ser cambiados correspondientemente, y una resistencia pull-down puede ser requerido también. TRANSMISOR DE CAUDAL Salida I R1 CONTADOR / PLC Alimentación + Contador Alimentación MASA Manual Transmisor de caudal PD /6128 5.3.3 Output3, current output La señal de salida de corriente cubre una gama de 4 a 20 ma. La salida de corriente puede llevarse a un regulador para controlar el caudal de líquido. La salida de corriente funciona como una resistencia variable. En consecuencia necesita una fuente de tensión externa, que suministre un mínimo de 12 V en los terminales 17 y 18 del transmisor de caudal + la caída de tensión de la carga y el cable. La tensión de alimentación necesaria debe calcularse para una corriente máxima de 20 ma. Señal de corriente Mín. 12 V Max. 50 V La salida de corriente está aislada del resto de los componentes electrónicos y protegida contra sobrecargas de la misma forma que las salidas de impulsos. Sin embargo, la resistencia limitadora de corriente R PTC está diseñada para que la protección contra sobrecargas actúe a unos 35 ma. Circuito regulador de corriente RPTC D zener 51 V Alimentación por medio de fuente de tensión interna (Output1) Output 1 (Salida 1) Output 3 (Salida 3) Válvula de control, controlador de frecuencia (bomba) o instrumento Alimentación por medio de fuente de alimentación externa Output 3 (Salida 3) V DC Válvula de control, controlador de frecuencia (bomba) o instrumento 28/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual29 5.4 Señal de entrada (Input1) La señal de entrada está galvánicamente aislada. Para activar la entrada debe conectarse a los bornes una tensión mínima de 18 V con la polarización correcta. Esta tensión puede suministrarse desde la fuente de tensión interna o bien desde una fuente de alimentación externa. Aprox. 5 kohm Tensión entrada < 6 V: OFF Tensión entrada > 18 V: ON Señal de temperatura, Pt100 Un sensor de temperatura estándar Pt-100 puede conectarse al transmisor de caudal. El sensor de temperatura debe conectarse con un cable de 4 conductores que vaya ininterrumpidamente desde el sensor a la caja de bornes. Esto debe hacerse a fin de evitar errores por influencia del cable, las uniones y las conexiones. El cable que conecta el sensor de temperatura Pt-100 al transmisor de caudal no debe exceder una distancia de 25 metros. Nota 1: Los cables del sensor no deben ser conectados a la caja del sensor (a masa). Nota 2: Si no utiliza un sensor de temperatura, los bornes o bien deben conectarse entre sí, o no se utiliza con el fin de evitar errores en la medición de flujo. No conecte ningún otro tipo de resistencias, excepto sensores tipo Pt100, como una resistencia fuera de rango podrían influir en los resultados de las mediciones sin su conocimiento. Debido a este hecho, también debe asegurarse de que el cable de cuatro conexiones entre el sensor y el equipo esté estable y confiable. 5.6 Conexión de la unidad de display PD 210 La unidad de display se conecta al transmisor de caudal por medio de un cable trenzado de dos conductores con un largo máximo de 100 m. La unidad de display se alimenta por medio de este cable. También transporta el intercambio de datos entre el transmisor de caudal y la unidad de display. La velocidad de comunicación entre el transmisor de caudal y el PD 210 es de unos 300 bits/s, lo que produce una actualización de datos de lectura cada segundo, aproximadamente. Para mejorar la inmunidad al ruido eléctrico en los cables de larga distancia, se recomienda un cable blindado. El blindaje debe conectarse al borne 8 de la caja de bornes y no debe ir conectado a la unidad de display. Manual Transmisor de caudal PD /6130 5.7 Conexiones P-NET La P-NET es estandarizada internacionalmente (IEC Tipo 4). Hasta 125 unidades pueden conectarse a la barra, pudiendo las unidades ser transmisores de caudal PD 340, displays de medidor de caudal u otro módulo de interfaz P-NET. La interfaz P-NET es aislada galvánicamente. El cable de la barra de información es un par trenzado con blindaje y el blindaje se utiliza como ecualizador de potencial entre los circuitos excitadores/receptores en los nodos conectados a la barra. Una unidad P-NET se conecta a la barra por medio de un conector de 3 bornes, el borne A, el borne B y el borne S. La conexión de una unidad a la siguiente se efectúa conectando A a A, B a B y S a S. El borne S no debe conectarse a masa. Si la longitud del cable sobrepasa los 100 m, el cable de la barra de información tendrá que conectarse de dispositivo de campo a dispositivo de campo, formando un anillo físico. Para más información sobre instalación de P-NET, conexiones y tipos de cables, por favor consulte la guía de instalación P-NET a Características eléctricas de la P-NET: Topología: Un anillo físico sin terminación, o topología de bus. Medio: Par trenzado con blindaje con conductores de área mínima 0,22 mm² e impedancia característica de 100 a 120 ohmios. Por ejemplo, TWINAX IBM pieza Nº con 105 ±5 ohmios, 51 pf/m. Largo de la barra: Máx m (EIA RS 485). 30/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual31 6 Descripción de variables El transmisor de caudal PD 340 almacena una serie de variables y funciones, a todas las cuales se puede tener acceso por la P-NET y a algunas a través de la unidad de display PD Tabla SoftWire Las variables en el transmisor de caudal PD 340 están situadas en direcciones lógicas denominadas "números SoftWire". Estas variables incluyen el tamaño de la cabeza de medición, el valor establecido para el regulador PI, las funciones de las señales de salida, etc. La siguiente tabla SoftWire contiene una lista de estas variables y los números SoftWire con ellas relacionados. El tipo de memoria se explica en el Apéndice 1. Al entregarse, el transmisor está programado para las funciones especificadas en el pedido. SWNº (hex) Identificador Tipo de memoria Lectura Tipo Unidad SI 0 SerialNo Special function Hex LongInteger 1 DeviceType PROM Read Only Decimal Integer 2 PrgVers PROM Read Only Decimal Integer 3 Error3 RAM Read Write Hex Byte 4 Output2 RAM Read Write Hex Byte 5 Output3 RAM Read Write Hex Byte 6 Input1 RAM Read Only Hex Byte 7 BatchStart RAM Read Write Hex Byte.. 11 Flow RAM RPW Decimal Real *1 12 TcFlow RAM Read Only Decimal Real *1 13 Temperature RAM Read Only Decimal Real *2 14 Available RAM Init EEPROM Decimal Real 15 Volume1 RAM Read Write Decimal Real *3 16 Volume2 RAM Read Write Decimal Real *3 17 SetPoint RAM Init EEPROM Decimal Real *3 18 InstantFlow RAM Read Only Decimal Real * MeterSize EEPROM RPW Decimal Real *3 21 Ti RAM Init EEPROM Decimal Real s 22 PICode RAM Init EEPROM Hex LongInteger 23 MeterNumber PROM Read Only Hex LongInteger 24 Scale RAM Init EEPROM Decimal Real *4 25 Code1 EEPROM RPW Hex LongInteger 26 Code2 EEPROM RPW Hex LongInteger 27 Code3 EEPROM RPW Hex LongInteger NOTAS *: 1. El caudal puede leerse en "unidades / min." o "unidades / hora". Manual Transmisor de caudal PD /6132 2. La unidad de temperatura puede ser C o F. 3. La unidad de Flow depende del factor de calibración introducido en MeterSize (Tamaño medidor). 4. Si Output3 es un regulador, la unidad SI de Scale debe ser la misma que en Flow. SWNº 0 P-NET: SerialNo Display PD 210: no accesible Este registro contiene un número de producción, que es establecido por PROCES-DATA y no puede modificarse. El número de serie va impreso en el lateral del transmisor de caudal. El número de serie se usa para fines de mantenimiento y como "clave" para establecer el número P-NET del transmisor de caudal. Al establecer el número P-NET, el byte menos significativo del número de serie contiene el número P-NET y por lo tanto el número de serie está contenido en los 3 bytes más significativos (6 dígitos). El establecer el número P-NET por medio de número de serie se hace escribiendo dentro del número de serie (posiblemente con el número de receptor = $7E (hex)). El último byte de datos debe contener el número P-NET del transmisor de caudal. Los tres primeros bytes deben contener el mismo número de serie que ya estaba en los tres bytes más significativos. Si los dos números de serie no son idénticos, no se establecerá el número P-NET. La lectura del número P-NET a través del número de serie se hace leyendo el número de serie y entonces usando una máscara para obtener el byte menos significativo (posiblemente con el número de receptor = $7F (hex)). NOTA: Al leer el número P-NET / número de serie con número receptor = $7F, todos los módulos en la P-NET responderán, de forma que sólo un módulo debe estar conectado a la P-NET. Al establecer el número P-NET por medio del número de serie con número de receptor = $7E, todos los módulos de la P- NET recibirán el mensaje, pero no darán contestación (como ocurriría en una transmisión normal), por lo cual se genera un error de transmisión. SWNº 1 P-NET: DeviceType Display PD 210: no accesible Este registro contiene información sobre el tipo de dispositivo y sólo puede leerse a través de la P-NET. El tipo de dispositivo correspondiente al transmisor de caudal es 340. SWNº 2 P-NET: PrgVers Display PD 210: no accesible Este registro contiene información sobre la versión del programa y sólo puede leerse a través de la P-NET. SWNº 3 P-NET: Error3 Tecla de Display PD 210: TEST El transmisor de caudal está equipado con un amplio sistema de verificación que puede revelar fallos derivados de un uso inapropiado del transmisor o fallos derivados del transmisor durante su uso. Cuando el sistema de pruebas registra un error, se genera un código de error, que se almacena en este registro. Si más de un error ocurre a la vez, sólo se al- 32/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual33 macena el código mayor. El código de error quedará almacenado hasta que sea leído. Leyendo dos veces el código de error es posible determinar si el error ha vuelto a desaparecer. Los códigos de error F0 a F4 sólo pueden ser leídos a través de la P-NET. Introduciendo $FF (hex) en Error3, el transmisor de caudal ejecutará un restablecimiento (" reset") y se generará un código de error $F2. La unidad de display PD 210 mostrará el texto "P.FAIL" después de restablecer el transmisor, con independencia de la causa del restablecimiento. CODIGO DE ERROR TIPO DE FALLO F4 RESTABLECIMIENTO debido a error interno F3 RESTABLECIMIENTO debido a error interno F2 RESTABLECIMIENTO debido a $FF en código de error a través de P-NET F1 RESTABLECIMIENTO debido a error interno F0 RESTABLECIMIENTO debido a interrupción alimentación 83 Error en memoria de programa (PROM) 82 Error en ejecución de programa - perro guardián 81 Error en memoria de datos (RAM) 80 Error en ejecución de programa 76 Error en memoria EEPROM 75 Error en memoria RAM o memoria EEPROM 64 Conexión defectuosa de detector de temperatura 63 Conexión defectuosa de detector de temperatura 62 Detector de temperatura desconectado 54 Bobina magnética en cabeza de medición desconectada 52 Cortocircuito en bobina magnética en cabeza medidora (también puede ocurrir debido a tubería de medición vacía en medidores marcados "C") 44 Shunt defectuoso en cabeza de medidor 43 Shunt defectuoso en cabeza de medidor 42 Shunt defectuoso en cabeza de medidor 24 Temperatura >> máx. 23 Temperatura > 130 C / 266 F 08 Rebosamiento, contador de Volume2 07 Rebosamiento, contador de Volume1 05 Entrada activa 04 Caudal >> máx. / tubería de medición vacía 03 Caudal > máx. 02 Rebosamiento, Output2 01 Rebosamiento, Output3 00 Ningún error Manual Transmisor de caudal PD /6134 SWNº 4 P-NET: Output2 Display PD 210: no accesible Este registro puede utilizarse para controlar la Output2 y contiene información con respecto a la situación actual de la salida. Si se selecciona una función automática para la Output2, la salida no puede controlarse a través de este registro pero la función automática controlará la situación de la Output2. Output2 = 00 => Salida "OFF" Output2 = 01 => Salida "ON" SWNº 5 P-NET: Output3 Display PD 210: no accesible Este registro puede utilizarse para controlar la Output3 y contiene información con respecto a la situación actual de la salida cuando se utiliza ésta como una simple salida digital. Si se selecciona una función automática para la Output3, la salida no puede controlarse a través de este registro pero la función automática controlará el estado de la Output3. En este caso el estado de Output3 cambiará rápidamente, dependiendo de la frecuencia de los impulsos de salida o del valor de la corriente de salida y no tiene mayor sentido el leer la situación. Output3 = 00 => Salida "OFF" Output3 = 01 => Salida "ON" SWNº 6 P-NET: Input1 Display PD 210: no accesible Este registro contiene información sobre la situación actual de la Input1. La Input1 no puede controlarse. Entrada "OFF" => Input1 = 00 Entrada "ON" => Input1 = 01 SWNº 7 P-NET: BatchStart Display PD 210: no accesible Cuando la función de la Output2 se utiliza para controlar una tarea, esta última se inicia o bien activando Input1 o bien insertando 01 en este registro. El registro se restablece de inmediato, el contador de volumen Volume2 se limpia, la Output2 se pone en "ON" y se inicia la dosificación Variables de proceso SWNº 11 P-NET: Flow Tecla de Display PD 210: FLOW Este registro indica el caudal actual del líquido en el transmisor de caudal. El caudal es un valor promediado, en el cual la constante de tiempo del filtro digital y la unidad de tiempo pueden elegirse en el registro de Code3. La constante de tiempo del filtro puede elegirse dentro de un intervalo que va de aprox. 0,15 s a aprox. 10 s. El flujo negativo del caudal (relativo a la flecha en la cabeza medidora) puede establecerse como 0 y los caudales in- 34/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual35 feriores a un 0,2% del máximo también pueden establecerse como 0 (seleccionado en Code3). SWNº 12 P-NET: TCFlow Tecla de Display PD 210: T.C.Flow Además de la medición normal de caudal, el transmisor de caudal también mide una temperatura, que puede utilizarse para calcular un caudal con compensación de temperatura. El cálculo de un caudal con compensación de temperatura se realiza para compensar por la expansión del líquido en función de la temperatura del mismo. El caudal con compensación de temperatura lo calcula automáticamente el transmisor de caudal, multiplicando el caudal por un factor de corrección dependiente de la temperatura, K. El caudal con compensación de temperatura, TCFlow, puede leerse directamente en este registro. La relación entre la temperatura y K está almacenada en el transmisor de caudal y se muestra aquí abajo. El efectuar un cálculo automático del TCFlow en toda la gama de temperaturas exige que haya un sensor de temperatura Pt-100 conectado a los bornes 9, 10, 11 y K F Temperature C La compensación por temperatura puede efectuarse con líquidos a una temperatura fija sin utilizar un sensor Pt-100. Esto se muestra en el siguiente ejemplo: El líquido está a una temperatura fija de 75 C dur ante la producción, no hay ningún sensor Pt-100 conectado, pero se desea un caudal con compensación de temperatura en los contadores de volumen. Manual Transmisor de caudal PD /6136 El valor necesario del factor de corrección K se obtiene del gráfico anterior, o sea, 0,975. Este valor se multiplica ahora por el valor de SWNº 20 (PD 210: E1), Tamaño de Medidor, y se vuelve a almacenar en Tamaño de Medidor. En el registro de Code2 el dígito 4 debe ser un 1 para seleccionar Caudal como dato para los contadores de volumen. NOTA: El uso de este tipo de compensación por temperatura sólo producirá resultados correctos cuando el líquido esté a la temperatura fija. SWNº 13 P-NET: Temperatura Tecla del Display PD 210: TEMP Este registro indica la temperatura, calculada de forma relativa al detector Pt-100 conectado al transmisor de caudal. Si los cuatro bornes para el detector de temperatura se cortocircuitan, la temperatura calculada será de aproximadamente -245 C, igual a -409 F. La unidad de cálculo de temperatura se selecciona en el registro de Code3. SWNº 14 P-NET: Available Tecla del Display PD 210: "en blanco" Este registro libre tiene varias funciones, dependiendo de las opciones elegidas para la Output3 y el control de tareas / conmutador limitador. Si la función de Output3 se establece como salida de corriente con regulador PI, el registro libre contiene el valor de salida del regulador. El valor de salida estará dentro de una gama de 0 a 100%, correspondiente a 4-20 ma o bien a 20-4 ma dependiendo de lo elegido en el registro de Código PI. Si el regulador PI está en operación manual, entonces podrá introducirse un valor en el registro libre, indicando el valor de salida para la salida de corriente. El registro libre puede ser utilizado como entrada de datos para Control de Tareas / Conmutador Limitador. Si no se selecciona ninguna de las opciones anteriores, este registro puede utilizarse libremente. SWNº 15: Volume1 Tecla de Display PD 210: VOL.1 Este registro indica uno de los dos contadores de volumen internos del transmisor. El contador aumenta cuando el caudal es positivo y disminuye cuando el caudal es negativo. La resolución de lectura (número de dígitos a la derecha de la coma decimal) para el contador en la unidad de Display PD 210 se elige en el registro de Code1. Esta resolución de lectura también determina el valor de rebosamiento del contador. El contador utiliza un total de seis dígitos significativos, incluyendo los dígitos a la derecha de la coma decimal. Cuando el contador ha llegado a su máximo, se genera el código de error 07 y el contador empieza desde 0 otra vez. El valor máximo del contador es alcanzado cuando los seis dígitos significativos muestran el valor 9. El volumen correspondiente a esto depende de la resolución del contador. Si la resolución es de 3 dígitos a la derecha de la coma decimal y el tamaño del medidor se ha introducido en m 3, el máximo será 999,999 m 3, aún si no hay una unidad de display PD 210 conectada al transmisor. 36/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual37 SWNº 16 P-NET: Volume2 Tecla de Display PD 210: VOL.2 El contador de Volume2 es similar al de Volume1, aunque se genera un código de error 08 cuando se rebosa. Además es posible limpiar Volume2 por medio de Input1 o BatchStart. SWNº 17 P-NET: Setpoint Tecla de Display PD 210: SETP. El registro de Valor Establecido tiene varias funciones, dependiendo de las opciones seleccionadas para el regulador PI y Control de Tareas / Conmutador Limitador. Si la función de Output3 es reguladora, el valor establecido para el regulador se introduce aquí. El valor establecido se introduce en las mismas unidades que la cantidad a ser regulada, por ejemplo m³/h. Si la función de Output2 es el control de tareas, el valor establecido para iniciar tareas se introduce aquí. Una vez iniciada una tarea (a través de Input1 o Inicio de Tareas) la Output2 estará "ON" hasta que el contador de volumen alcance el valor establecido. Esta función sólo es utilizable con valores positivos. Si la función de Output2 es la de conmutador limitador, el límite se introduce en este registro. Si los datos para el conmutador limitador están por debajo del límite, la Output2 estará "OFF". Si los datos están por encima del límite, la Output2 estará "ON". Dado que puede usarse un valor establecido tanto para la Output2 como para la Output3, no es posible elegir una función reguladora para la Output3 y una función de control de tareas o conmutador limitador para la Output2 al mismo tiempo. SWNº 18 P-NET: InstantFlow Tecla de Display PD 210: "en blanco" Este registro muestra el caudal directamente, a medida que el mismo es medido en el transmisor. La lectura no está alisada a través del filtro digital Se muestra el caudal negativo Se muestran los caudales inferiores a un 0,2% del caudal máximo Se muestra el caudal real - aún si el transmisor está en modo pruebas (TEST-mode) Parámetros de configuración y calibración SWNº 20 P-NET: MeterSize Dirección en Display PD 210: E1, Tamaño de Medidor El tamaño de medidor, expresado en la cabeza medidora, se introduce en este registro. En la cabeza medidora el tamaño de medidor se expresa en m 3 /h. Si se desean otras unidades volumétricas, el valor en Tamaño de Medidor se convierte a estas unidades y se almacena como factor de calibración. Este valor siempre debe expresarse como unidades de volumen por hora - aún si la lectura de caudal deseada es volumen por minuto. Ejemplo: En la cabeza medidora el tamaño del medidor se indica como 80 m 3 /h. La unidad de volumen deseada es litros. Insertar en Tamaño de Medidor. Manual Transmisor de caudal PD /6138 SWNº 21 P-NET: Ti Dirección en Display PD 210: E2, Tiempo de Integración Ti Ti es la constante de tiempo de integración para el regulador PI, o sea, el tiempo que requiere el componente I del regulador para producir el mismo cambio en la señal de salida que el efectuado por el componente P, después de un cambio permanente en la señal de entrada. Ver también el ejemplo de aplicación Control de caudal. Se ruega consultar la literatura científica relacionada con este campo para obtener información adicional con respecto al establecimiento de los parámetros reguladores. SWNº 22 P-NET: PICode Dirección en Display PD 210: E3, Función Reguladora PI El contenido de este registro define la función del regulador PI y la salida de corriente (en donde ent determina el cálculo de la señal de entrada y sal determina la dirección de control de la salida de corriente). El registro también contiene un selector de modo de funcionamiento (Manual/Auto). El tipo de datos del PICode es un entero largo ("long integer"), que puede considerarse como 8 dígitos en lectura hexadecimal. Los primeros 6 dígitos representan y seleccionan una función opcional. Los dígitos 7 y 8 no se utilizan y deben ponerse a 0. La información debe interpretarse de la forma aquí abajo indicada (sólo los dígitos 1 a 6 son aplicables a la unidad de display PD 210): Díg. 1 Díg. 2 Díg. 3 Díg. 4 Díg. 5 Díg. 6 Díg. 7 Díg. 8 Valor Función reguladora Modo de operación de regulación ent=setpoint-datos sal 0-100%:4-20mA 1 ent=data-setpoint sal 0-100%:4-20mA 2 ent=setpoint-datos sal 0-100%:20-4mA 3 ent=datos-setpoint sal 0-100%:20-4mA Auto 0 0 Manual Entrada ON => función manual SWNº 23 P-NET: MeterNumber Dirección de Display PD 210: E4, Número Medidor Se puede obtener el número de serie del transmisor de caudal en este registro. Este número lo establece PROCES-DATA y su única finalidad es para mantenimiento. El número de serie va impreso en el lateral del transmisor de caudal. SWNº 24 P-NET: Scale Dirección de Display PD 210: E5, Desmultiplicación Output3 38/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual39 Este registro se utiliza para desmultiplicar Output3 cuando se usa como salida de impulsos o de corriente. Si la función de Output3 es salida de impulsos, 0 a 1000 Hz, el número de unidades de volumen por impulso se indica en Scale. Ejemplo: El tamaño de medidor (MeterSize se lee en E1 en la unidad de display PD 210) es de litros por hora. Se precisan 0,01 litros por impulso en Output3 (igual a 100 impulsos por litro). La cifra 0.01 se introduce en Scale (E5 en PD 210). En este ejemplo un caudal de litros por hora producirá una frecuencia en Output3 de l/h = 555,5 impulsos/ 0, 01 l/impulso x 3600 s /h NOTA: Asegúrese de que la frecuencia de la salida no sobrepase 1000 Hz. Si la función de Output3 es de salida de corriente, 4-20 ma, Scale indicará el valor máximo de los datos para la salida de corriente. s Ejemplo: Se desea el valor completo (20 ma) en la salida de corriente a litros por hora. El número se introduce en Scale. 4 ma siempre igualará un resultado de medición de 0. Si la función de Output3 es regulador PI, Scale indicará la gama proporcional del regulador. La gama proporcional de un regulador es el cambio necesario en la señal de entrada para producir un cambio de 0 a 100% en la señal de salida (sin I). La gama proporcional se define en las mismas unidades que la señal de entrada para el regulador, p.ej. m³/h. Ver también el ejemplo de aplicación de Control de caudal. Se ruega consultar la literatura científica relacionada con este campo para obtener información adicional con respecto al establecimiento de los parámetros reguladores. SWNº 25 P-NET: Code1 Dirección de Display PD 210: E6, resolución de display Al utilizar la unidad de display pueden leerse distintos resultados de mediciones provenientes del transmisor de caudal. Para estos valores Code1 determina cuantos dígitos han de aparecer a la derecha de la coma decimal. La resolución puede ir de 0 a 6. El tipo de datos del Code1 es un entero largo ("LongInteger"), que puede considerarse como 8 dígitos en lectura hexadecimal. Los primeros 6 dígitos representan y seleccionan la resolución de un registro. Los dígitos 7 y 8 no se utilizan y deben ponerse a 0. La información debe interpretarse de la forma aquí abajo indicada (sólo los dígitos 1 a 6 son aplicables a la unidad de display PD 210): Manual Transmisor de caudal PD /6140 Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 Dígito 4 Dígito 5 Dígito Flow TCFlow Volume1 Volume2 Setpoint InstantFlow (Caudal) (CaudalCT) (Volumen1) (Volumen2) (Valor est.) (Caudal inst.) Ejemplo: El tamaño del transmisor es 80 m 3 /h. Se pide caudal en el display con una resolución de 0,01 m 3 /h. Ponga el dígito 1 en Code1 igual a 2 (2 dígitos a la derecha de la coma decimal). Cuando la función de Output2 es una salida de impulsos, 0-10 Hz, la resolución de Volume1 indica la resolución de lectura en el display así como la salida de impulsos. Output2 producirá un impulso cada vez que el dígito menos significativo cambie en el display. Ejemplo: En MeterSize, el tamaño del medidor se especifica como 20 m 3 /h. En Output2, hace falta un impulso por cada 0,01 m 3 (10 litros). El dígito 3 de Code1 se establece como 2 (2 dígitos a la derecha de la coma decimal). Con un caudal de 20 m 3 /h la frecuencia de la Output2 es: 3 20 m /h = 0,55 Hz 3 0, 01 m /impulsos x 3600 s /h NOTA: La resolución debe elegirse de forma tal que la frecuencia de Output2 no sobrepase 10 Hz. SWNº 26 P-NET: Code2 Dirección de Display PD 210: E7, Selector de función Code2 El contenido de Code2 define las funciones de Output2, las funciones y datos de control de Output3, los datos para los contadores de volumen, los datos para el control de tareas / conmutador limitador y el modo de funcionamiento del transmisor de caudal. El tipo de datos del Code2 es un entero largo ("LongInteger"), que puede considerarse como 8 dígitos en lectura hexadecimal. Los primeros 6 dígitos representan y seleccionan una de las opciones arriba indicadas. Los dígitos 7 y 8 no se utilizan y deben ponerse a 0. La información debe interpretarse de la forma aquí abajo indicada (sólo los dígitos 1 a 6 son aplicables a la unidad de display PD 210): Valor Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 Dígito 4 Dígito 5 Dígito Función Datos para Función Datos para Modo Datos para Output3 Output3 Output2 cont. vol. tarea / límite 0 Sin función Sin función Sin función No cuenta Normal Sin tarea/ límite 1 Regulador PI Flow Salida imp. Flow Flow 0-10 Hz Salida de corriente, TCFlow Control Tarea TCFlow TCFlow 40/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual41 4-20 ma 3 Temperatura Temperatura 4 Salida de Available Conmutador Available impulsos, de límite Hz 5 Volume1 6 Salida de 3 Código Volume2 fases, error=0 modo 1 7 Salida de 3 fases, modo 2 8 Salida de 3 fases, InstantFlow Signo para Output3 InstantFlow TEST (prueba) InstantFlow modo 3 Si se selecciona Regulador PI para la Output3, entonces no es posible seleccionar Control de Tareas o Conmutador Limitador para Output2 al mismo tiempo, ya que el registro de Valor Establecido (SetPoint) es utilizado por ambas funciones. En el apéndice 1 hay una descripción del modo de la salida de 3 fases. La función de Output2 Signo para Output3 significa que la Output2 está "OFF" para un caudal positivo. En modo de TEST el caudal no es calculado por el transmisor y por lo tanto puede ser introducido en el registro de Caudal, por ejemplo por medio de la unidad de display. Ver también la aplicación de Control de caudal para una configuración específica del registro de Code2. SWNº 27 P-NET: Code3 Dirección de Display PD 210: E8, Selector de función Code3 El contenido del Code3 define el filtro digital para el caudal, selecciona el cálculo del sentido y temperatura del caudal, define la función para Input1 y contiene la dirección del nodo P-NET correspondiente al transmisor de caudal. El tipo de datos del Code3 es un entero largo ("LongInteger"), que puede considerarse como 8 dígitos en lectura hexadecimal. Los primeros 6 dígitos representan y seleccionan una de las opciones arriba indicadas. Los dígitos 7 y 8 no se utilizan y deben ponerse a 0. La información debe interpretarse de la forma aquí abajo indicada (sólo los dígitos 1 a 6 son aplicables a la unidad de display PD 210): Manual Transmisor de caudal PD /6142 Valor Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 Dígito 4 Díg. 5 Díg. 6 Unidad de caudal Cálculo de Cálculo de Función Dirección Constante tiempo caudal temperatura Input1 nodo P-NET Unidad / minuto Tiempo = 0,15 s Caudal unidireccional 0,2% =0 Número de 2 dígitos: 01..7D Unidad / hora Tiempo = 0,15 s 2 Unidad / minuto Time = 1,0 s Unidireccional Unidad = C Parar contadores => sin error 3 Unidad / hora Tiempo = 1,0 s Unidad = F Parar contadores => error = 05 4 Unidad / minuto Tiempo = 5,0 s Caudal bidireccional <0,2% =0 Borrar Volume2 Iniciar tarea 5 Unidad / hora Tiempo = 5,0 s 6 Unidad / minuto Tiempo = 10,0 s Bidireccional 7 Unidad / hora Tiempo = 10,0 s El sentido positivo del caudal se indica por medio de una flecha en la cabeza medidora. Al medir en ambas direcciones, el caudal que fluye en el sentido de la flecha se considera positivo y el que fluye en sentido contrario a la flecha se considera negativo. Cuando se programa para medir sólo en un sentido, se hace caso omiso del caudal que fluye en el sentido contrario. La dirección del nodo P-NET es un número de dos dígitos en la gama 01 a 7D, en lectura hexadecimal, en la cual el dígito 5 es el más significativo. Utilizando la unidad de display PD 210, sólo pueden usarse los dígitos 0 a 9. Ver también el ejemplo de aplicación de control de tareas con una configuración específica del registro de Code3. 42/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual43 6.2 Configuración estándar Si no se solicitan funciones específicas al hacer el pedido, el transmisor será entregado con los siguientes contenidos estándar: Nombre del variable, dirección del PD 210 MeterSize E1 Scale E5 Code1 E6 Code2 E7 Code3 E8 Estándar Ampliada Estándar Ampliada C 25 C 38 C 51 C 63 C 76 C NOTA: Sólo los dígitos 1 a 6 son aplicables a la unidad de display PD 210 Estos ajustes estándar producen las siguientes configuraciones de salida: Versión estándar: Salida 2 (Output2): 1 litro/impulso (C25 y C38) 10 litros/impulso (C51, C63, C76 y C102) Salida 3 (Output3): 0,01 litros/impulso (C25 y C38) 0,1 litros/impulso (C51, C63, C76 y C102) Versión ampliada: Salida 2 (Output2): 1 litro/impulso (C25 y C38) 10 litros/impulso (C51, C63, C76 y C102) Salida 3 (Output3): 20 ma con caudal máximo Manual Transmisor de caudal PD /6144 DISPLAY FOR FLOW TRANSMITTER FLOW TEMP. VOL.1 SETP. VOL.2 TEST Señales de salida de 3 fases El transmisor de caudal PD 340 versión ampliada, se puede configurar para accionar señales de salida de 3 fases. La configuración conlleva que el transmisor se comporta como un medidor de caudal mecánico. Las señales de 3 fases pueden usarse de tres modos distintos: Contador de tres fases sin señal de error separada Contador de dos fases con señal de error separada Contador con señal de arriba / abajo y señal de error: Cuando se utiliza para uno de los modos de señales de salida de 3 fases, las señales de salida y las opciones concordantes NO pueden ser configuradas o utilizadas de la forma descrita en las secciones precedentes, y al mismo tiempo los textos en la placa de bornes pierden su sentido original. En vez, las salidas se utilizan como mostrado en el dibujo abajo. El dibujo es universal para todas las maneras de uso de 3 fases, en cuanto a las conexiones eléctricas de las señales, es decir Señal 1, Señal 2 y Señal 3, respectivamente. El modo de funcionamiento se selecciona por medio del Code2, dígito 1. Por favor, refiere a la tabla al fin de esa sección para ver un esquema con las relaciones mutuales entre los modos de funcionamiento y sus señales y números borne correspondientes. TERMINAL BOARD PD 381 OUTPUT 1 24V DC J2 PIN 5 24 V+ DIGITAL OUTPUT 2 J2 PIN 6 24 V- J2 PIN 3 + SIGNAL 1 SIGNAL 2 SIGNAL 3 Max V each J2 PIN 4 - DIGITAL OUTPUT 3 J3 PIN 16 + J3 PIN 18 + J3 PIN 17 - DIGITAL INPUT J3 PIN 19 + J3 PIN 20 - INPUT SWITCH Pt-100 J2 PIN 12 J2 PIN 11 J2 PIN 10 Pt-100 J2 PIN 9 DISPLAY J2 PIN 7 + J2 PIN 8 - T.C. FLOW = E CE 0, +/- DISPLAY UNIT PD 210 PD 210 P-NET J3 PIN 15 A J3 PIN 14 B P-NET J3 PIN 13 S POWER INPUT 24 V AC/DC +/-15% J2 PIN 1 + J2 PIN 2-24 V AC/DC POWER SUPPLY /61 Transmisor de caudal PD 340 Manual45 7.1 Contador de tres fases sin señal de error separada Ese modo indica el caudal con señales de impulsos de 3 fases. La secuencia de las fases indica el sentido del flujo y la frecuencia de los impulsos indica el caudal. Un error en el transmisor de caudal abre las tres señales de salida (estado de alta impedancia.). Vea el primer de los esquemas de señales más abajo. En el segundo esquema un flujo hacia atrás cambia la secuencia de las señales de salida. Aparte de la secuencia de las fases, la funcionalidad de un flujo hacia atrás es igual a un flujo hacia adelante. Alimentación Error Reloj Señal 1 Señal 2 Señal 3 Arriba / abajo Arranque / recuento con error = Intervalo de tiempo = Salida de tercer estado Error Reloj Señal 1 Señal 2 Señal 3 Arriba / abajo Recuento arriba / abajo con error = Intervalo de tiempo = Salida de tercer estado Contador de dos fases con señal de error separada Ese modo indica el caudal con señales de impulsos de 2 fases. La señal de error se cierra durante las mediciones exentas de error. La secuencia de las fases indica el sentido del flujo y la frecuencia de los impulsos indica el caudal. Un error en el transmisor de caudal abre las tres señales de salida (estado de alta impedancia.). Vea el primer de los esquemas de señales más abajo. En el segundo esquema un flujo hacia atrás cambia la secuencia de las dos señales de impulsos. Aparte de la secuencia de las fases, la funcionalidad de un flujo hacia atrás es igual a un flujo hacia adelante. Manual Transmisor de caudal PD /6146 Alimentación Error Reloj Señal 1 Señal 2 Señal 3 Arriba / abajo Arranque / recuento con error = Intervalo de tiempo = Salida de tercer estado Error Reloj Señal 1 Señal 2 Señal 3 Arriba / abajo Recuento arriba / abajo con error = Intervalo de tiempo = Salida de tercer estado Contador con señal de arriba/abajo y señal de error Ese modo indica el caudal con señal de un impulso. La señal de error se cierra durante las mediciones exentas de error. El sentido del flujo es indicado por la señal arriba/abajo y la frecuencia de los impulsos indica el caudal. Un error en el transmisor de caudal abre las tres señales de salida (estado de alta impedancia). Vea el esquema de señales más abajo. Alimentación Error Reloj Señal 1 Señal 2 Señal 3 Arriba / abajo Arranque / recuento arriba / abajo con error = Intervalo de tiempo = Salida de tercer estado /61 Transmisor de caudal PD 340 Manual47 7.4 Tabla con relaciones de los modos La tabla muestra el sentido de las señales, dependiente del modo seleccionado Modo 1 sencillo Modo 2 2-fases Modo 3 3-fases Borne número Code 2 (E7) dígito Señal 1 Fase 1 Error Fase 1 3 Señal 2 Arriba/abajo Fase 1 Fase 2 16 Señal 3 Error Fase 2 Fase 3 18 La configuración del transmisor de caudal debe ser la siguiente cuando se utilice el modo de salida de 3 fases (esta configuración es igual para todos los tamaños de transmisor de caudal): La variable de Code2 (tecla E7 en Display PD 210) debe establecerse como X * 8 * * 0 0 0, en donde X corresponde a los valores modo 6, 7 y 8. El * indica que éstos dígitos deben configurarse según la aplicación específica y las condiciones de funcionamiento del transmisor de caudal. Manual Transmisor de caudal PD /6148 FLOW TEMP. VOL.1 SETP. T.C. FLOW DISPLAY FOR FLOW TRANSMITTER VOL.2 TEST Aplicaciones 8.1 Control de caudal Manual/ auto PD 210 = E CE 0, +/- PD Una bomba centrífuga, un transmisor de caudal PD 340 y una válvula moduladora con un convertidor I/P constituyen un preciso SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL. Un sistema así es más preciso y normalmente también menos caro que los sistemas que utilizan una bomba positiva de velocidad variable. El transmisor de caudal PD 340 lleva incorporado un REGULADOR PI que puede ser utilizado en AUTO y en MANUAL. La Input1 (entrada 1) se utiliza para la selección manual/auto El caudal deseado se introduce en SETP. (valor establecido) a través del teclado del display PD 210 conectado. El valor de salida puede leerse en % apretando la tecla sin nombre a la izquierda de VOL2. Si el regulador está en MANUAL, el operador puede introducir en ese mismo registro la posición de salida deseada, por medio del teclado. Programación Para habilitar el REGULADOR PI en el PD 340, el transmisor de caudal debe programarse como sigue: El * indica que estos dígitos no se utilizan para esta función pero deben programarse según el tamaño de medidor y otras condiciones de funcionamiento del transmisor de caudal. El conmutador de habilitación de programa debe estar en "ON" durante la programación. E1: ****** E5: Gama-P 48/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual49 E2: --Ti-- E6: ****** E3: 0000AB E7: 18**0* E4: ****** E8: ****** La Gama P indica la sensibilidad proporcional en las mismas unidades de caudal que el registro de "FLOW" (l/h o galones/m). La Gama P es igual al cambio de caudal que modifica la salida de 0 a 100%. Un contenido típico de E5 es un 25% del caudal máximo. El Ti es el tiempo de integración del regulador en segundos. Ti es igual al tiempo que la parte integradora del regulador precisa para provocar el mismo cambio en la salida que la parte proporcional de un paso en el caudal. Un tiempo típico Ti es 2 s. La Gama P y el Ti pueden optimizarse experimentalmente o siguiendo las reglas de la literatura especializada. Hay dos tipos de válvulas. El dígito 5 in E3 se pone a 0 cuando la válvula está normalmente cerrada a 4 ma o se pone a 2 si la válvula está normalmente abierta a 4 ma. El dígito 6 de E3 determina la función del AUTO/MAN. B = 0: el regulador siempre está en AUTO. Dígito 6 = 2: si la Input1 está "ON", el regulador está en MANUAL, de lo contrario en AUTO. La Gama P, Ti y Valor Establecido siempre pueden cambiarse, ya que los registros están almacenados en RAM. El contenido desaparecerá después de un corte en la alimentación, salvo que el conmutador de habilitación de programas esté en la posición "ON". En este caso los contenidos de la Gama P, Ti y valor establecido se almacenan en EEPROM y se restauran en RAM cuando se recupera la alimentación. El conmutador de habilitación de programas debe desconectarse después de programar, a fin de proteger la memoria EEPROM. Manual Transmisor de caudal PD /6150 FLOW TEMP. VOL.1 SETP. T.C. FLOW VOL.2 TEST FLOW TEMP. VOL.1 SETP. T.C. FLOW DISPLAY FOR FLOW TRANSMITTER VOL.2 = E TEST CE 0, +/- PD Conexiones eléctricas PD 340 Input 1 24 v Input ma - Output ma Display Output V PD 210 Output Power Input V AC/DC Es muy importante elegir el tamaño correcto de válvula. Que tamaño elegir depende de la siguiente información: caudal mínimo y máximo, curvas de caudal/presión de la bomba y la caída de presión en la red de tuberías con el caudal especificado. Normalmente se recomienda que el proveedor de la válvula moduladora seleccione el tamaño. 8.2 Control de tareas utilizando el Display PD 210 Start PD 210 DISPLAY FOR FLOW TRANSMITTER = E CE 0, +/- PD El transmisor de caudal PD 340 lleva incorporada una función de control de tareas y en consecuencia es fácil utilizarlo para controlar la dosificación de un volumen especificado. El volumen deseado se introduce en "SETP.", valor establecido, por medio del teclado del PD 210. La Input1 (entrada 1) del PD 340 se usa para iniciar el control de tarea. La Out- 50/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual51 put2 (salida 2) controla la válvula o bomba dosificadora. El contador Vol2 indica el volumen dosificado. Cuando se utiliza la función de control, el regulador de caudal incorporado no puede ser usado. Input 1 1 Setp Vol Output El funcionamiento del sistema Inicialmente se introduce el volumen deseado en "SETP." usando el teclado. La dosificación empezará cuando se active Input1. Esto pone a 0 el contador de Volume2 y se activa Output2. La válvula o bomba que controla el caudal debe ser activada por relé. Cuando el líquido empieza a fluir, "Vol2" irá contando y cuando iguale el Valor Establecido, Output2 se desactivará. Debido al tiempo de reacción de la válvula o bomba, el flujo no se detendrá de inmediato una vez desactivada la Output2. En consecuencia el volumen realmente dosificado será ligeramente superior al valor establecido. Este post-flujo es razonablemente constante si el tiempo de reacción y el caudal son constantes y en consecuencia es posible compensarlo rebajando el valor establecido en una cantidad igual al volumen del postflujo. El volumen de este post-flujo puede calcularse como [Volume2 Valor Establecido]. Programación del control de tareas Para obtener las funciones deseadas el PD 340 debe ser programado de la forma aquí abajo indicada. Al programar el transmisor de caudal el Conmutador de Habilitación de Programa en la placa de bornes debe estar en la posición "ON". Los dígitos marcados * no se utilizan para la función de control de tareas, pero deben programarse según el tamaño del medidor y otras condiciones de funcionamiento. E1: ****** E5: ****** E2: ****** E6: ****** E3: E7: **2106 E4: ****** E8: 3024** Cuando se haya terminado de programar, el Conmutador de Habilitación de Programa debe volverse a poner en "OFF". El valor contenido en el registro de valor establecido antes de desconectar el conmutador de habilitación de programa será utilizado como el valor de arranque después de un corte en la alimentación. Conexiones eléctricas Manual Transmisor de caudal PD /6152 = E PD PD 340 Input 1 24 v Input 1 Output ma Display Output V PD 210 CE 0, +/- Output Relay 24 V / 50 ma Power Input V AC/DC /61 Transmisor de caudal PD 340 Manual53 9 Búsqueda de fallos 9.1 Detección de fallos El transmisor de caudal PD 340 está equipado con un amplio sistema de autoverificación que es capaz de indicar fallos derivados de un uso indebido del transmisor o fallos que han surgido mientras estaba en uso el transmisor. Cuando el sistema interno de verificación detecta un fallo, se genera un código de error en el transmisor de caudal bajo la forma de un número. Si el sistema de verificación de errores detecta varios errores al mismo tiempo, sólo se almacenará el error con número más alto. El error puede ser observado de varias formas: Unidad de Display PD 210: El usuario es informado al aparecer una "A", de "ALARMA", en el primer dígito del display. Al apretar el botón "TEST" el display mostrará un código de error de dos dígitos, indicando el tipo de error. El sistema de verificación hace que la alarma no se cancele antes de haber sido visualizado el código de error al pulsar el botón "TEST" incluso aunque el error haya desaparecido. Al volver a apretar el botón "TEST" el display mostrará "0" si el transmisor de caudal está ahora libre de errores. El código de error en el display sólo se actualiza al volver a pulsar el botón "TEST". Display de medidor de caudal PD 4000: Si ocurre un error, éste será registrado y exhibido en el display en texto claro. Sólo aparecerán los errores del transmisor de caudal que aparece en ese instante en el display. O sea, si ocurre un error en un transmisor que no esté siendo visualizado en ese instante en el display, el texto de error no será exhibido hasta tanto no se seleccione ese transmisor. P-NET: Si ocurre un error, toda respuesta del transmisor de caudal vendrá provista de una indicación de error mientras siga presente un código de error. El código de error puede ser eliminado leyendo el registro Error Errores típicos Transmisor de caudal con unidad de Display PD 210 Si no funcionan ni el transmisor ni la unidad de display: Verifique que el diodo emisor de luz de la caja de bornes está encendido. Verifique que el transmisor está correctamente conectado. Verifique que la tensión de alimentación en el transmisor de caudal es de al menos 20 V CA o CC cuando se enciende el transmisor (con la caja de bornes instalada en el transmisor). Si la unidad de display no funciona: Manual Transmisor de caudal PD /6154 Verifique que el cable entre el transmisor y la unidad de display está bien conectado en ambos extremos. Verifique que el cable no es defectuoso. Verifique que el cable no es ni demasiado largo ni demasiado delgado (máx. 100 m, mín. 0,75 mm²). Si algún equipo externo, por ejemplo un contador electrónico, no funciona o no funciona debidamente: Verifique que el equipo está bien conectado. Verifique que los datos del transmisor están siendo debidamente visualizados (por ejemplo usando el PD 210). Verifique que las funciones deseadas para las señales de salida han sido correctamente establecidas y que el tamaño del medidor es correcto (por ejemplo usando un PD 210). Si el transmisor no indica caudal: Verifique que realmente fluye líquido a través de la tubería de medición. Verifique que el sentido en que fluye el caudal es el correcto. Si el transmisor da una lectura falsa: Verifique si hay aire en el líquido. Verifique que la conductividad del líquido está dentro de la gama especificada Transmisor de caudal sin unidad de display Si el transmisor no funciona: Verifique que el diodo emisor de luz de la caja de bornes está encendido. Verifique que el transmisor está correctamente conectado. Verifique que la tensión de alimentación en el transmisor de caudal es de al menos 20 V CA o CC cuando se enciende el transmisor (con la caja de bornes instalada en el transmisor). Verifique que realmente fluye líquido a través de la tubería de medición. Verifique que el sentido en que fluye el caudal es el correcto. Si el transmisor da una lectura falsa: Verifique si hay aire en el líquido. Verifique que la conductividad del líquido está dentro de la gama especificada. 54/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual55 10 Lista de piezas de recambio Hay disponibles las siguientes piezas de recambio para el PD 340: Cabeza medidora sin módulo electrónico ni caja de bornes: PD 340 C 25 PD 340 C 38 PD 340 C 51 PD 340 C 63 PD 340 C 76 PD 340 C 102 (con módulo electrónico integrado) Módulo electrónico completo: Versión estándar, 2 salidas de impulsos Versión ampliada, 1 salida de corriente, 1 salida de impulsos, salida de impulsos de 3 fases, interface P-NET. Caja de bornes: La caja de bornes contiene bornes claramente identificados para todas las entradas y salidas. La caja está equipada con collarines de 3 cables, PG 11. Juego de abrazaderas para: C 25 C 38 C 51 C 63 C 76 C 102 El juego de abrazaderas consta de: 2 unidades de anillos de abrazadera (AISI 304) 2 unidades de forros de abrazadera (AISI 316) 2 unidades de juntas de estanqueidad para lo anterior (NBR, caucho nitrílico) Manual Transmisor de caudal PD /6156 11 Especificaciones Todas las características eléctricas son válidas para una temperatura ambiente de -10 C a +50 C, salvo donde se exprese lo contrario. Todas las características se respetan en las condiciones homologadas EMI. Las especificaciones de prueba EMC para el PD 340 están disponibles en documentación separada, PD Nº Flow measurement Error % of actual flow rate +/-1,5 +/-1,0 +/-0, % of max. Flow Ilustración 2: error máximo contra caudal real Error medición caudal: Típico menos de la mitad del valor indicado en la Ilustración 2 Error corriente salida: Como en la Ilustración 2, más ±0,3% de la gama de corr. de salida Linearidad: (ver Ilustración 2) Repetibilidad: máx. (0,5 x error), (ver Ilustración 2) Efecto temperatura ambiente: máx. 0,04%/10 C Efecto suministro voltaje: máx. 0,01%/10% Tiempo de respuesta de salida de impulsos: Tiempo de respuesta de salida de corriente: 0,2 sec. 1,0 sec Fuente de alimentación El transmisor siempre debe tener la alimentación conectada, a fin de impedir condensación en los componentes electrónicos. Fuente de alimentación CA (50/60 Hz) o CC: nom. 24,0 V mín. 20,0 V máx. 28,0 V 56/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual57 Corriente al arrancar: máx. 650 ma Fusible (de retraso): 0,8 A Consumo de potencia: máx. 6 W 11.3 Líquido Conductividad: min. 5 µs/cm Gama de temperatura: 30 C a +100 C Presión: máx. 10 bar Prueba de presión: máx. 15 bar 11.4 Medición de temperatura Entrada de temperatura Pt-100 sensor (IEC 751, DIN 43760). Las características excluyen la precisión del medidor Pt-100. Gama: 30 C a +100 C Error: máx. ±0,9 C 11.5 Medio ambiente Temperatura ambiente: 10 C a +50 C Protección: IP Homologaciones Cumple con la directiva EMC Nº: 89/336/ECC Normas generales de emisiones: Residencial, comercial e industria ligera DS/EN Industrial DS/EN Normas generales de inmunidad: Residencial, comercial e industria ligera DS/EN Industrial DS/EN Manual Transmisor de caudal PD /61 58 11.7 Dimensiones 110 D Clamp ferrule DS/ISO 2852 Ilustración 8: Dimensiones (de C25 a C76) Ilustración 9: Dimensiones (de C102) 11.8 Caudal máximo y peso Tamaño del medidor Tamaño nominal D en mm Capacidad en m 3 /h Peso en kg C C C C 63 63, C C ,5 58/61 Transmisor de caudal PD 340 Manual Mostrar más
Transmisor de caudal PD 340 Manual E Noviembre 1994 Proces-Data Silkeborg ApS, Navervej 10, DK-8600 Silkeborg, Dinamarca, teléfono +45-86814033, fax +45-86814088 Copyright 1994 by Proces-Data Silkeborg Más detalles Guía de Instalación. NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com
352&(6'$7$$6 7UDQVPLVRUGHFDXGDO 3' Guía de Instalación (VSDxRO 352&(6'$7$$6 )HEUHUR NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright Más detalles Controlador de nivel LC1000 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
IM-P402-111 AB Issue 3 Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento 1. Seguridad Alarm Power Alarm Pump 2. Aplicación LC1300 3. Instalación 4. Configuración 5. Diagrama de Conexiones Más detalles Inicio rápido. Indicador Sensoface (estado del sensor) Indicación del juego de parámetros activo (Configuración)
Indicador Sensoface (estado del sensor) Hora (o caudal) Indicación del modo de funcionamiento (Medición) Inicio rápido Modo de medición Tras conectar la tensión de alimentación, el equipo pasa automáticamente Más detalles ÍNDICE PRESENTACIÓN... 3 DESEMBALAJE... 3 ESPECIFICACIONES... 4 CONEXIONES... 5
ÍNDICE PRESENTACIÓN... 3 DESEMBALAJE... 3 ESPECIFICACIONES... 4 CONEXIONES... 5 OPERACIÓN... 7 ENCENDIENDO EL MEDIDOR... 8 REALIZANDO LAS PRIMERAS MEDIDAS... 8 FUNCIONES ESPECIALES... 8 CONFIGURACIÓN...10 Más detalles Guía rápida de Instalación
Guía rápida de Instalación Apariencia y Dimensión Método de Instalación Terminales Diagrama de Cables Modo de Coniguración Comunicación Opciones E/S Alarmas Registro de Datos Calidad de la Energía y Captura Más detalles IFC 070 Hoja de datos técnica
IFC 070 Hoja de datos técnica Convertidor de señal electromagnético Accionado mediante batería con bajo consumo energético Rápido y fácil de instalar y utilizar Módulo adquisidor de datos y GSM para la Más detalles Verdadero Valor eficaz: 2,23 V x 1,038 = 2.31 Volts Valor pico : 2,23 V x 1,80 = 4,15 Volts Valor pico a pico : 2,23 V x 3,57 = 7,96 Volts
5- Procedimiento de medición: - Medición de Tensión: Para medir voltaje sobre los componentes, las puntas del instrumento de medición se colocan en los extremos del componente o circuito a medir. Es decir, Más detalles Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella
www.casella-es.com Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Seguridad... 3 1.2 Descripción general del producto... 3 1.3 Cómo funciona?... 3 Más detalles Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU MPI-D, MPI-DN
MUL1217 Multímetro digital 3-3/4 con selección automática del rango Manual de Usuario 2011 Copyright por ProKit s Industries Co., Ltd. Índice General 1 Abrir el embalaje e inspeccionar el producto 2 Aviso Más detalles Termorresistencia con indicación digital Modelo TR75, Alimentación por batería
Instrumentación de temperatura eléctrica Termorresistencia con indicación digital Modelo TR75, Alimentación por batería Hoja técnica WIKA TE 60.75 DiwiTherm Aplicaciones Maquinaria, instalaciones industriales, Más detalles DVM1090 MULTÍMETRO DIGITAL
MULTÍMETRO DIGITAL 1. Introducción Gracias por haber comprado el! Este multímetro digital está provisto de una pantalla LCD de gran tamaño, una función data hold (retención de lectura) y un botón de retroiluminación. Más detalles s c ES - español Manual de instalación y servicio Indicador de datos DD 109
s c ES - español Manual de instalación y servicio Indicador de datos DD 109 Estimado cliente: Muchas gracias por haber elegido el indicador de datos DD 109. Antes de proceder al montaje y puesta en marcha Más detalles Controlador de proceso digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación
Controlador de proceso digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación El Tipo 8693 puede combinarse con... Diseño compacto de acero inoxidable Pantalla gráfica retroiluminada Más detalles Manual de Usuario. ADInstruments. Medidor RLC AD6243
Manual de Usuario ADInstruments Medidor RLC AD6243 Copyright Abacanto Digital SA, Reservados todos los derechos. La información de esta publicación reemplaza a toda la anterior que corresponda con el mismo Más detalles Manual de Instalación de BioClock
www.biotracksoftware.com 1 TABLA DE CONTENIDOS 1 ANTES DE INSTALAR... 1 1.1 NOTA... 1 1.2 PANEL DE OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO... 2 1.3 PUERTOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN... 3 1.4 CONTENIDO Más detalles Contador Calorífico W2 - VA 40
Contador Calorífico W2 - VA 40 El Contador Calorífico Electrónico RESOL W2-VA 40 controla el transporte de calor (en kwh) en sistemas de Calefacción Central o instalaciones de Energía Solar. El portador Más detalles Beck. Transmisor de presión diferencial para Aire
Beck. Transmisor de presión diferencial para Aire Transmisor de presión diferencial 98 Descripción general Los transmisores de presión diferencial de la serie 98 se utilizan para medir presiones diferenciales, Más detalles La central sólo necesita 1 batería de 12V 7A. El código de acceso de fábrica es:
2 / 8 AVISOS IMPORTANTES La central sólo necesita 1 batería de 12V 7A (si se desea poner 2 para una mayor autonomía usar baterías de 6V 12A) El código de acceso de fábrica es: Tecla BUZZER + Tecla SIRENA Más detalles Regulador de temperatura para montaje en cuadro de distribución Regulador PID, dimensiones 48 x 96 mm Modelo CS4H
Accesorios Regulador de temperatura para montaje en cuadro de distribución Regulador PID, dimensiones 48 x 96 mm Modelo CS4H Hoja técnica WIKA AC 85.03 Aplicaciones Ingeniería de plantas y hornos industriales Más detalles Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN
Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN EN ESTE MANUAL: Características - página 1 Soporte - página 1 Cambiando los ajustes - página 2 Tabla del conmutador DIP - página 3 Especificaciones Más detalles AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL SERVOMOTOR DE PRÁCTICAS
3º INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD MECÁNICA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL PRÁCTICA 5 DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL SERVOMOTOR DE PRÁCTICAS OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA Identificar sobre un montaje real Más detalles Medidor ultrasónico de caudal no invasivo para líquidos
Medidor ultrasónico de caudal no invasivo para líquidos Caudalímetro de instalación no invasiva, con los transductores montados en el exterior de la tubería Instalación en tubería horizontal o vertical Más detalles Proteja sus procesos contra daños y tiempos de inactividad. Limitador de par electrónico Emotron M20
Proteja sus procesos contra daños y tiempos de inactividad Limitador de par electrónico Emotron M20 Su seguro contra daños y tiempos de inactividad El limitador de par electrónico Emotron M20 le ayuda Más detalles Tablero de Transferencia SEL-E-804 Contactores
DESCRIPCION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SEL-E-804 El tablero de transferencia está diseñado para operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia Más detalles Medidor ambiental 5 en 1 Modelo: EN300
Manual del usuario Medidor ambiental 5 en 1 Modelo: EN300 Anemómetro Medidor de humedad Medidor de luz Termómetro Medidor de nivel de sonido Introducción Agradecemos su compra de este medidor Extech. El Más detalles TRANSMISOR DE CAUDAL 8035 MANUAL DE INSTRUCCIONES
TRANSMISOR DE CAUDAL 8035 MANUAL DE INSTRUCCIONES 0807/1_ES-es_97383322 Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas sin previo aviso INDICE TRANSMISOR DE CAUDAL 8035 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... Más detalles Instrucciones de uso del multímetro digital DT-9932
www.pce-iberica.es Calle Cruz Nº 19 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es Instrucciones de uso del multímetro digital DT-9932 Más detalles Sensores de condición. Diseñados para producir resultados de alta calidad en una variedad de entornos hostiles
Sensores de condición Diseñados para producir resultados de alta calidad en una variedad de entornos hostiles DETECCIÓN DE CONDICIÓN APLICACIONES Rockwell Automation ofrece una impresionante línea de productos Más detalles COLOCACION SONDA HYDRONIX FUERA DEL CASCO DE LA ARENA
1. Instrucciones para la colocación de la sonda Hydronix fuera del casco de los áridos: Si se desea montar la sonda Hidronix Hydro-Probe II fuera del casco de la arena, es necesario para ello seguir una Más detalles PINZA AMPERIMÉTRICA MULTÍMETRO CPM
PINZA AMPERIMÉTRICA MULTÍMETRO CPM (Cód. M80430) MANUAL DE INSTRUCCIONES ( M981112010104A ) CIRCUTOR S.A. PINZA AMPERIMÉRICA MULTÍMETRO CPM Pag Nº 1 ÍNDICE ANALIZADOR CPM nº página 1. GENERALIDADES...2 Más detalles GA-1 Dispositivo de alarma de aceite para separadores de grasa Instrucciones de instalación y manejo
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLANDIA Tel.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Dispositivo de alarma de aceite para separadores de grasa Más detalles SiAM Conversor Versión 2.0. siam CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS. software i automatismes morvedre. Manual del usuario
CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS CARACTERÍSTICAS Conversor RS232/RS485 externo con detección automática de la transmisión (Auto-RTS) y detección automática de la velocidad (Auto-Velocidad) Más detalles Manual de instalación del sistema de detección de monóxido de carbono KM300
GE Security Manual de instalación del sistema de detección de monóxido de carbono KM300 P/N 1064235 REV 1.3 19NOV08 Copyright Copyright 2008 GE Security, Inc. Reservados todos los derechos. Queda prohibida Más detalles Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33
Transmisores de presión, tipos AKS 32 y AKS 33 Introducción Los transmisores de presión AKS 32 y AKS 33 miden una presión y convierten el valor medido en una señal estándar: 1 5 V c.c. o 10 V c.c. para Más detalles Regulador de temperatura para montaje en cuadro de distribución Regulador PID, dimensiones 48 x 48 mm Modelo CS4S
Accesorios Regulador de temperatura para montaje en cuadro de distribución Regulador PID, dimensiones 48 x 48 mm Modelo CS4S Hoja técnica WIKA AC 85.02 Aplicaciones Ingeniería de plantas y hornos industriales Más detalles Medidores de caudal por ultrasonidos Serie CU Caudalímetro no invasivo para líquidos
Medidores de caudal por ultrasonidos Serie CU Caudalímetro no invasivo para líquidos Modelo CU100: caudalímetro de instalación no invasiva, con los transductores montados en el exterior de la tubería Instalación Más detalles Transmisor de presión Para aplicaciones industriales generales Modelo A-10
Instrumentación de presión electrónica Transmisor de presión Para aplicaciones industriales generales Modelo A-10 Hoja técnica WIKA PE 81.60 Aplicaciones Maquinaria Industria naval Técnica de medición Más detalles Gama de refrigerador de gas TC-MINI
Analysentechnik Gama de refrigerador de gas TC-MINI En la industria química, en la petroquímica y en la bioquímica, la realización de procesos seguros depende directamente de la determinación rápida y Más detalles Controladores electrónicos tipo EKC 201 y EKC 301
Data sheet Controladores electrónicos tipo EKC 201 y EKC 301 Introducción Los EKC 201 (para montaje en panel) y EKC 301 (para montaje en raíl DIN) han sido especialmente desarrollados para tareas de control Más detalles Termómetro infrarrojo (IR), doble láser
Manual del usuario Termómetro infrarrojo (IR), doble láser MODELO 42570 Introducción Agradecemos su compra del Termómetro IR Modelo 42570. Este termómetro infrarrojo mide y muestra las lecturas sin contacto Más detalles COMPARADOR DE TEMPERATURAS CEPRASOL 6000. Manual de instrucciones 3
COMPARADOR DE TEMPERATURAS CEPRASOL 6000 Manual de instrucciones 3 Comparador de temperaturas E) CEPRASOL 6000 ÍNDICE 1.Normas de seguridad...4 2.Introducción...4 3.Instalación...5 3.1.Montaje...5 3.2.Conexión Más detalles Diagrama de contactos (Ladder)
Diagrama de contactos (Ladder) Es un lenguaje gráfico, derivado del lenguaje de relés. Mediante símbolos representa contactos, bobinas, etc. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN SENSOR VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR SERIE FIT FTN-ST FTN-AM FTN-ST: Modelo standard con dos PIR FTN-AM: Igual que el FTN-ST pero con antimasking PRESTACIONES * Diseño compacto * Soporte Más detalles Snifter. Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO
Snifter Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO Casella España S.A. Polígono Európolis Calle Belgrado, nº4b 28232 Las Rozas. Madrid T +34 91 640 75 19 F + 34 91 636 01 96 E online@casella-es.com www.casella-es.com Más detalles Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia Sistema trifásico completo Relación de Transformación: Tensión de Reabsorción:
SISTEMA ETP Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia El mantenimiento predictivo es la solución más eficiente para asegurar el correcto funcionamiento de elementos críticos como los transformadores Más detalles Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones. Arké.
Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones Este manual sirve para configurar Más detalles Posicionador electroneumático digital
SideControl BASIC Posicionador electroneumático digital El Tipo 8791 BASIC puede combinarse con... Carcasa metálica compacta Puesta en servicio sencilla mediante función de ajuste Sistema dinámico de válvula Más detalles Incremento de la producción ya que la velocidad del motor de puede aumentar a elección sin intervenir en el proceso.
Características Los reguladores de velocidad son controles electrónicos de motores que controlan la velocidad y el par de los motores de corriente alterna convirtiendo las magnitudes físicas de frecuencia Más detalles Localizador de cables MI 2093 Manual de funcionamiento Ver.: 2, Code No.: 20 750 706
Localizador de cables MI 2093 Manual de funcionamiento Ver.: 2, Code No.: 20 750 706 Distribuidor: Fabricante METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Slovenia web site: http://www.metrel.si e-mail: Más detalles Manual de instrucciones (Español)
Manual de instrucciones (Español) KM155 / Edición 1.0 Contenido Resumen / Especificaciones Su EZ-SAT / Accesorios / Accesorios opcionales Hacer conexiones Selección de idioma / Búsqueda de satélites Mejorar Más detalles CONTENIDO CONTADORA DE BILLETES MUNDIAL MANUAL DE OPERACION. Alta calidad en la lectura de billetes del mundo
CONTADORA DE BILLETES MUNDIAL CONTENIDO 1. Ilustración 2. Instrucciones generales 3. Instrucciones de seguridad 4. Encender 5. Función contador 6. Detección de billetes falsos 7. Alarma dinero falso 8. Más detalles COC 30 REGULADOR DIGITAL PARA HORNOS DE COCCIÓN
versión.: COC 30 v.1.0 COC 30 REGULADOR DIGITAL PARA HORNOS DE COCCIÓN El COC 30 es un regulador digital diseñado para el control en hornos de cocción, especialmente hornos de pan y pizza. La característica Más detalles http://instrumentacionunexpo.blogspot.com/2007/05/laboratorio-1-calibracin-del-transmisor.html
PRACTICA NO. 1 CALIBRACION DE TRASNMISORES http://instrumentacionunexpo.blogspot.com/2007/05/laboratorio-1-calibracin-del-transmisor.html Transductor de presión de silicio difundido Cuando no hay presión, Más detalles de calibración de presión con el Fluke 718
Calibración de la presión con el Fluke 718 El nuevo diseño protege la bomba interna de daños causados por el líquido VIDITEC Proteja sus herramientas La calibración de la presión implica normalmente una Más detalles TRANSMISOR DE CONDUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA 4 ANILLOS
Manual de instrucciones TRANSMISOR DE CONDUCTIVIDAD CON TECNOLOGIA 4 ANILLOS HI 8936 Pág 1 de 1 DESCRIPCIÓN HI -8936. 1. BASE DE PLÁSTICO. ( PARA COLOCAR EN PARED ). 2. FRONTAL DEL TRANSMISOR DE PLÁSTICO. Más detalles 2. Instalación. Recepción/Inspección. Empaque/Embarque/Devolución. Nota de Calibración en Fabrica. Procedimiento Previo a la Instalación
2. Instalación Recepción/Inspección Desempaque con cuidado el instrumento Verifique que se encuentran, y son las correctas, todas las partes incluidas en la lista de empacado Inspeccione todos los instrumentos Más detalles Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella
www.casella-es.com Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Seguridad... 3 1.2 Descripción general del producto... 3 1.3 Cómo funciona?... 3 Más detalles Límites de uso y precisiones de termorresistencias de platino conformes a DIN EN 60751: 2008
Información técnica Límites de uso y precisiones de termorresistencias de platino conformes a DIN EN 60751: 2008 Hoja técnica WIKA IN 00.17 Información general La temperatura cuantifica la calor de un Más detalles Probador de cables y Multímetro Digital
Manual del usuario Probador de cables y Multímetro Digital Modelo CT40 Introducción Agradecemos su compra del medidor CT40 de Extech. El CT40 es un probador de cables que usa un transmisor/receptor para Más detalles REGISTRADOR DE DATOS SIN PAPEL MODELO VR06 DE 6 CANALES
CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc 30 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel 902 404 748-937 591 484 Fax 937 591 547 e-mail:crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com BC-130.31 REGISTRADOR DE DATOS SIN PAPEL Más detalles CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485/RS422 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS
CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485/RS422 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS CARACTERÍSTICAS Conversor RS232-RS485/RS422 externo con detección automática de la transmisión (Auto-RTS) y detección automática de la velocidad Más detalles Transmisor Para densidad de gas, temperatura, presión y humedad de gas SF₆ Modelo GDHT-20, con salida MODBUS
Instrumentos Transmisor Para densidad de gas, temperatura, presión y humedad de gas SF₆ Modelo GDHT-20, con salida MODBUS Hoja técnica WIKA SP 60.14 Aplicaciones Monitorización permanente de los parámetros Más detalles Indicación simultánea del valor de medición y de la temperatura, caracteres del valor de medición en texto claro. Los pictogramas
Medidores analíticos Stratos Eco 2405 Oxy Medición de oxígeno Indicación simultánea del valor de medición y de la temperatura, caracteres del valor de medición en texto claro. Los pictogramas ofrecen indicaciones Más detalles Manual de instrucciones de uso Logger de datos temperatura y humedad PCE-HT 110
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es Manual de instrucciones de uso Logger de datos temperatura y humedad PCE-HT 110 Tabla de Más detalles OMICRON INGENIERÍA LIMITADA
OMICRON INGENIERÍA LIMITADA CONTROL DE TEMPERATURA ALFA-TEMP 3.0 Manual de referencia para el usuario 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA: Las tarjetas de control de temperatura de la serie ALFA (α-temp) Más detalles CONTROL DE NIVEL VARI-LEVEL
CONTROL DE NIVEL VARI-LEVEL CONTROL DE NIVEL VARI-LEVEL 75 VII.1. INTRODUCCIÓN El equipo VARI LEVEL ofrece posibilidades muy flexibles de control de nivel de refrigerantes. Los puntos o niveles de consigna Más detalles MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL DE SALA DE CALDERAS: SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO NIVEL ALTO Y BAJO + MARCHA/PARO BOMBA Queda reservado el derecho de modifi cación técnica de Más detalles Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes
Serie MKT (E3.1) Cámaras de simulación ambiental Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes Los rangos de temperatura entre -70 ºC y 180 ºC, con la ventaja de la simulación natural Más detalles MANUAL DE OPERACION CONTROL DE DOSIFICACION PARA SISTEMAS DE ENVASADO CP96 V1.33
MANUAL DE OPERACION CONTROL DE DOSIFICACION PARA SISTEMAS DE ENVASADO CP96 V133 TELEFAX: +54-341-4587967 Bolivia 519 - Rosario - Santa Fe - Argentina E-mail: digidata@digi-datacomar wwwdigi-datacomar TELEFAX: Más detalles Catálogo general. Paneles de alarma y Sistemas
Catálogo general Paneles de alarma y Sistemas Paneles de alarma y de indicación SELCO suministra una gama de paneles de alarma y de indicación para el uso en varias aplicaciones. El panel de alarma M4200 Más detalles Manual del Software. Analizador MLT
NGA 2000 Manual del Software Analizador MLT Módulo Analizador MLT (combinado con la plataforma NGA 2000/ analizador MLT / analizador TFID o unidad de control desarrollada por el cliente) Versión del Software Más detalles EWS. Manual de instalacion. www.visual-plus.com. Version 1.2
a Visual Plus Corporation Company EWS Manual de instalacion Version 1.2 www.visual-plus.com Indice Detalles del producto... 3 Especificaciones Caracteristicas tecnicas Conexiones... 4 Lectores... 5 Lectores Más detalles MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA
MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA T3V (Cód. M80410) MANUAL DE INSTRUCCIONES ( M981110010104A ) CIRCUTOR S.A. MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA T3V Pag Nº 1 ÍNDICE ANALIZADOR T3V nº página 1. GENERALIDADES...2 Más detalles SELCO T-Line Control, protección y monitorización de generadores
Catálogo general SELCO T-Line Control, protección y monitorización de generadores SYNCHROSCOPE TOO SLOW SYNC TOO FAST BUS GEN T-Line de SELCO El SELCO T-Line ofrece una gama completa de componentes de Más detalles Interfaz DALI KNX, de IPAS
Interfaz DALI KNX, de IPAS DaliControl SC64IP Contenido 1. General... 2 2. Datos técnicos... 3 3. Ubicación y función del Display y elementos de control... 5 4. Montaje y cableado... 6 5. Funcionamiento Más detalles Manual de Instrucciones
instrumentación para fluidos Sensor electromagnético de inserción Serie FLOMAT FX Manual de Instrucciones R-MI-FlomatFX Rev.: 1 ÍNDICE 1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO... 3 2 RECEPCIÓN... 3 2.1 Desembalaje... Más detalles Manómetro de presión diferencial
Manómetro de presión diferencial testo 521 Medición de gran precisión con tubo de Pitot Sensor de presión diferencial con compensación de temperatura 2 entradas adicionales para la conexión de más sondas Más detalles CS-10 Central digital electrónica de regulación para instalaciones solares INSTALADOR Y USUARIO
CS-10 ES Central digital electrónica de regulación para instalaciones solares Instrucciones de Instalación, Montaje y Funcionamiento para el INSTALADOR Y USUARIO PT Central digital electrónica de regulação Más detalles ICP MANUAL DEL USUARIO INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN. Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA
MANUAL DEL USUARIO ICP INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN.... 1 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD... 2 3. CONEXIÓN.. Más detalles ANEXO IV. Procedimiento Específico
ANEXO IV Procedimiento Específico 1. Objetivo Establecer el procedimiento para la verificación de medidores de Agua potable fría para la provincia de Salta 2. Alcance Aplicable a todas aquellos medidores Más detalles SENSOR DE LUMINOSIDAD 2095 LUX
SENSOR DE LUMINOSIDAD 2095 LUX Sensor de luminosidad Familia: Sensores Producto: Luminosidad 2095 LUX INDICE 1. Descripción de su función:... 3 2. Características técnicas:... 4 2.1. Esquema del aparato:... Más detalles Manual de instrucciones Display gráfico para SINEAX CAM
Manual de instrucciones Display gráfico para SINEAX CAM CAM Display Bs 162 595 06.10 Camille Bauer AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen / Schweiz Telefon +41 56 618 21 11 Telefax +41 56 618 35 35 e-mail: Más detalles ETATRACK Active 400. Sistema de Seguimiento Solar Activo. Aplicaciones. Características generales
ETATRACK Active 400 Sistema de Seguimiento Solar Activo Aplicaciones El seguimiento solar de eje simple proporciona un aumento de energía del 25% al 35% al año, y de hasta el 55% durante los meses del Más detalles INSTRUMENTACIÓN APLICADA, S.A.
INSTRUMENTO DE LECTURA Mod. IL-500.2 Manual de Usuario 2 Señales de entrada: L1 y L2 madc Vdc. (0 4 20 madc. y 0 2 Vdc.) PT100, PTC, TP, RTD 00. ÍNDICE 01. INTRODUCCIÓN 02. CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Más detalles Gasflag Panel de control de un solo canal Aparato solo de alarma
www.pce-iberica.es PCE Ibérica S.. C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es Gasflag Panel de control de un solo Más detalles Indicadores Digitales de Panel Indicador/Controlador para medidas de A,V CC/CA Modelo LDM40
Indicadores Digitales de Panel Indicador/Controlador para medidas de A,V Modelo LDM40 Indicador/controlador modular multientrada con display LED de 4 dígitos Precisión de lectura 0,1% Medidas TRMS de intensidad Más detalles Software EasyKool. Manual de instrucciones
Software EasyKool Manual de instrucciones 2 1 Índice 1 Índice 1 Índice... 3 1.1. Indicaciones sobre este manual... 5 2 Especificaciones... 5 2.1. Uso... 5 2.2. Requisitos del sistema... 6 3 Primeros pasos... Más detalles CAJAS DE CONTROL DE ZONA
CAJAS DE CONTROL DE ZONA Disponibles en dos formatos, para un máximo de 4 y 6 válvulas. Estas cajas están diseñadas y fabricadas totalmente por PEGISDAN y están destinadas al control de todos los parámetros Más detalles Pinzas amperimétricas inalámbricas de CA/CC de verdadero valor eficaz Fluke serie 370 FC
DATOS TÉCNICOS Pinzas amperimétricas inalámbricas de CA/CC de verdadero valor eficaz Fluke serie 370 FC REGISTRO Y OBSERVACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LAS MEDICIONES Transmita los resultados de manera inalámbrica Más detalles LA RESISTENCIA. Resistencias de valor fijo
Resistencias de valor fijo La figura muestra la constitución interna de una resistencia de película de carbón. Durante su fabricación, una fina capa de carbón es depositada sobre una pequeña barra cerámica. Más detalles Series MT Nuevos Analizadores de Redes
GE Energy Industrial Solutions Series MT Nuevos Analizadores de Redes GE imagination at work Nuevos Analizadores de Redes Analizadores de Redes Debido al importante aumento del coste energético, todo el Más detalles PRACTICA 3: Comprobación de Cableado Estructurado CAT 5e en LAN s
PRACTICA 3: Comprobación de Cableado Estructurado CAT 5e en LAN s Apartado a) Fluke Networks LinkRunners Análisis y medición de cables Objetivo Aprender a utilizar las funciones de mapeo de cableado del Más detalles Convertidor MC 608A/B/R DS300-0-ESP
Convertidor MC 608A/B/R DS300-0-ESP 1 Convertidor MC 608 A/B/R Primer producto de la nueva familia de convertidores de altas prestaciones. Disponible en versión alimentada (MC608A). Alimentación por batería Más detalles KAPTIV-CS. Purga capacitiva electrónica 06/13
Instrucciones de la instalación y mantenimiento KAPTIV-CS Purga capacitiva electrónica OPERACIÓN GENERAL 06/13 El KAPTIV-CS remueve todos tipos del condensado de los sistemas de aire comprimido hasta 100 Más detalles MANUAL OPERATIVO DEL UT-201
INTRODUCCION Este manual de operación contiene información de seguridad y precauciones. Por favor lea la información relevante cuidadosamente y observe todas las advertencias y notas estrictamente. Precaución Más detalles Instrucciones de montaje y servicio

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución