Source: https://support.butterflynetwork.com/hc/es-es/articles/360027864632-Predeterminados
Timestamp: 2020-06-05 03:28:17+00:00

Document:
Predeterminados – Butterfly Network
Especificaciones y ajustes predeterminados
8 de mayo de 2020 14:15
El uso ideal de este ajuste predeterminado es mostrar órganos abdominales como el hígado y el riñón. También se puede utilizar para intervenciones abdominales, como paracentesis.
Abdomen profundo
Esta configuración predeterminada se ha diseñado para proporcionar una mejor obtención de imágenes en pacientes con abdómenes que son técnicamente difíciles, normalmente debido a un gran volumen. La frecuencia se ajusta automáticamente según la profundidad para garantizar una visualización coherente y fiable hasta 30 cm.
Aorta y vesícula biliar
Este ajuste predeterminado es un complemento del ajuste predeterminado Abdomen. Se ha optimizado específicamente para estructuras del abdomen que suelen requerir una resolución de alto contraste. Esto reduce los tonos de gris para mostrar la pared de la vesícula biliar y el lumen de los vasos grandes.
Este ajuste predeterminado se ha optimizado para el contraste y detalle necesarios para evaluar una vejiga y se ha personalizado para producir imágenes de mayor resolución de la pared de la vejiga y la pelvis que la rodea. El campo de visión se extiende hasta 120 grados para permitir la visualización de la vejiga en el campo cercano.
Este ajuste predeterminado está diseñado para obtener imágenes de la dinámica cambiante del corazón. Emplea una alta velocidad de fotogramas y aplica una exploración por sectores que permite llevar a cabo una consulta ecocardiográfica fiable en tiempo real.
Cardiaco profundo
Esta configuración predeterminada se ha diseñado para proporcionar imágenes cardíacas de pacientes técnicamente difíciles, normalmente debido a un gran índice de masa corporal. Se han cambiado varios parámetros con el fin de proporcionar una ecocardiografía de calidad diagnóstica, incluso en pacientes difíciles.
La configuración predeterminada FAST se ha desarrollado con parámetros optimizados específicamente para la valoración focalizada de ventanas cardíacas y abdominales estándar en traumatismos. Proporciona altas velocidades de fotogramas para la obtención de imágenes cardíacas y mantiene la resolución necesaria para identificar una patología, como líquido libre en el abdomen.
La configuración predeterminada Pulmón se ha optimizado para obtener imágenes de patologías de pulmón, como, por ejemplo, insuficiencia respiratoria. En un campo muy cercano, se ha optimizado un formato lineal de alta frecuencia para la visualización de deslizamiento pulmonar. A medida que cambia la profundidad, también lo hace el formato de la imagen y el intervalo de frecuencia para una consulta más profunda de líneas A o B.
Este ajuste predeterminado está diseñado para obtener imágenes de alta resolución de músculos, tendones, ligamentos y bolsas. Este ajuste predeterminado también sirve como guía en inyecciones terapéuticas.
Se trata de una configuración predeterminada musculoesquelética mejorada y diseñada específicamente para la delineación del aspecto de «panal de abeja» característico de los nervios periféricos. Este ajuste predeterminado está personalizado para servir de guía de bloqueos de nervios periféricos.
El ajuste predeterminado Obstétrico ofrece una obtención de imágenes curvilíneas de alta frecuencia para proporcionar imágenes transabdominales de alta calidad y capturar la frecuencia cardíaca fetal (FCF).
Oftálmico (solo en la UE, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá)
Este ajuste predeterminado se creó principalmente para ayudar a identificar cuerpos extraños en el ojo, luxación del cristalino o desprendimiento de retina en casos urgentes. También se puede utilizar para identificar una presión intracraneal elevada observando el diámetro de la vaina del nervio óptico, lo que puede ayudar a identificar patologías en el cerebro y alrededor de él.
Abdomen pediátrico
Este ajuste predeterminado se ha optimizado para exploraciones abdominales en pacientes pediátricos. Las frecuencias son mayores y la profundidad menor para proporcionar la precisión detallada necesaria para la población pediátrica.
Cardiaco pediátrico
Esta configuración predeterminada se ha optimizado para satisfacer las necesidades únicas de la exploración del corazón pediátrico. Las frecuencias son mayores y la profundidad menor para proporcionar la precisión detallada necesaria para la población pediátrica.
Pulmón pediátrico
Esta configuración predeterminada se ha optimizado para respaldar las necesidades únicas del sistema respiratorio pediátrico. Se ha diseñado en colaboración con nuestros socios clínicos para servir de ayuda en la investigación de varias afecciones respiratorias en niños, incluida la neumonía.
Órgano pequeño
Este ajuste predeterminado se ha optimizado para mostrar las estructuras de tejidos blandos, como la tiroides y los testículos.
Sistema musculoesquelético (partes blandas)
Este ajuste predeterminado se ha optimizado para obtener imágenes de los primeros centímetros de tejido y para identificar cuerpos extraños, celulitis y abscesos.
Vascular: Acceso
Este ajuste predeterminado está diseñado para observar estructuras vasculares, centrándose en concreto en arterias y venas periféricas. Maximiza la resolución de contraste para proporcionar una visión nítida de los límites vasculares y la aguja. Esta configuración predeterminada es ideal para el acceso venoso central dinámico en tiempo real.
Vascular: Carótida
Este ajuste predeterminado se ha optimizado con la resolución de contraste, las velocidades de fotogramas y la mejora vascular con Doppler color necesarias para observar la arteria carótida.
Vascular: Vena profunda
Este ajuste predeterminado está optimizado para observar las venas profundas de la pierna y el brazo. Está diseñado para su aplicación en la investigación de trombosis venosa profunda.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución