Source: http://ventas.equipamientocientifico.com/shop/product/kit-fisher-scientific-accumet-dual-ph-ise-5164
Timestamp: 2019-08-20 09:56:12+00:00

Document:
KIT FISHER SCIENTIFIC ACCUMET DUAL PH ISE | EQC: Equipamiento Cientifico
KIT FISHER SCIENTIFIC ACCUMET DUAL PH ISE
http://ventas.equipamientocientifico.com/shop/product/kit-fisher-scientific-accumet-dual-ph-ise-5164
Medidor 13-636-XL250
, Electroquímica; Fisher Scientific; accumet; Medidor Dual pH / ISE XL250; Incluye: Medidor, electrodo de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, cables RS-232 y USB, y fuente de alimentación 110 / 220V
Las características recientemente añadidas incluyen dos puertos de sonda de agitación, un soporte de electrodo de 3 posiciones, software actualizable y conectividad USB y RS232. Los precios se han reducido, por lo que estos avanzados medidores XL nunca han sido más asequibles.
La pantalla a color de alta resolución muestra los datos claramente desde amplios ángulos de visión y distancias
La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio / vidrio proporciona una gran facilidad de uso
La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de "ayuda" específicas del contexto
Calibración de pH de uno a seis puntos con una resolución de pH de 0.001
Reconocimiento automático de memoria intermedia con seis conjuntos de búfer de pH o opción de búfer personalizado
Calibración ISE de dos a seis puntos con 0.001 ppm, mg / L o resolución molar
Métodos ISE para adición conocida, resta conocida, adición de analito y sustracción de analito
Compensación automática o manual de la temperatura, mostrada en ° C o ° F
Visualice dos mediciones de pH o ISE simultáneamente con entradas BNC de doble canal
Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas con contraseña, cada una conserva configuraciones únicas de calibración y de instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
Interfaces RS232 y USB para interfaces de impresora o computadora y gráficos en pantalla en tiempo real de mediciones
Puerto Ethernet / Internet RJ45 para conectar la red de área local (LAN) o Internet
Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros
Conectividad para periféricos como teclado, mouse u otro dispositivo USB
Interfaz multilenguaje con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español
Dos puertos para sonda de agitación opcional (Cat. No. 13-620-BSP) con cinco configuraciones de velocidad
Opción para montar en la pared el medidor para crear espacio adicional en el banco
Modelos de Calibración Trazables por NIST (-CERT)
Ayuda a cumplir con las pautas de aseguramiento de calidad ISO, FDA, USDA y EPA
Incluye precisión del medidor en cinco puntos de prueba a través del rango de pH
Incluye precisión del medidor en cinco puntos de prueba en el rango de mV correspondiente
Las pruebas realizadas por un laboratorio acreditado incluyen un certificado rastreable según NIST
Rango de pH: -2,000 a 20,000 pH
Resolución de pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH
Exactitud de pH: ± 0.002 pH
Rango ISE: 0.001 a 19999 ppm, mg / L o molar
Resolución ISE: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automático)
Exactitud ISE: escala completa al 0,5% (ion monovalente); 1% de escala completa (ion divalente)
Alcance del mV: ± 2000.0mV
Resolución de mV: 0.1mV
Precisión del mV: ± 0.2mV o ± 0.05%, el que sea mayor
Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
Rango de temperatura: -5 ° a + 105 ° C (23 ° a 221.0 ° F)
Resolución de la temperatura: 0.1 ° C (0.1 ° F)
Exactitud de la temperatura: ± 0.2 ° C (± 0.3 ° F)
Puntos de calibración: 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de memoria intermedia (ABR)
Puntos de calibración ISE: de 2 a 6 puntos
Calibración de temperatura ATC: desplazamiento en incrementos de 0.1 ° C; Rango de compensación: ± 5 ° C (± 9 ° F)
Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con sello de fecha / hora
Autocomprobación: Sí
Entradas: dos BNC, 2 miniconectores ATC, conexión a tierra
Requisitos de energía: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 in)
Peso: 1.13kg (2.5 lb.)
Farmacéutica, biotecnología, investigación, QA / QC, industrial, alimentos, bebidas
Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.
CE, TUV 3-1, Clase A de la FCC
Rango (pH) -2 a 20
Precisión (pH) ± 0.002
Rango (ISE) ± 2000mV
Precisión (ISE) 0.5% de escala completa (ion monovalente), 1% de escala completa (ion divalente)
Puntos de calibración (ISE) 2 a 6
Precisión (temperatura) ± 0.3 ° C
Detalles de gestión de datos 3 a 86400 seg.
Entradas 2 BNC, 2 ATC
Certificaciones / Cumplimiento NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Peso (métrico) 1.13kg
Exactitud Múltiple
Altura (Inglés) 3.89 in
Longitud (métrico) 24.6cm
Ancho (métrico) 17.3cm
Incluye Medidor, electrodo de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, cables RS-232 y USB, y fuente de alimentación 110 / 220V
Resolución (pH) 0.1 / 0.01 / 0.001
Rango (mV) ± 2000mV
Precisión (mV) ± 0.2mV
Resolución (ISE) 2/3/4 dígitos
Puntos de calibración (pH) Hasta 6 preestablecidos o 5 personalizados
Resolución (temperatura) 0.1 ° C
Puntos de datos 2000
Salidas Puerto agitador RS232, USB-A, Mini-B USB, RJ45 (2)
Dimensiones (L x A x H) 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 in)
Peso (Inglés) 2.5 libras
Rango de detección Múltiple
Altura (métrico) 9.9cm
Longitud (Inglés) 9.68 pulg.
Modelo Kit XL250 Dual pH / ISE
voltaje 100 / 240V

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución