Source: https://www.solinst.com/espanol/productos/registradores-automaticos/3001-serie-levelogger/instrucciones-de-operacion/3001-user-guide/6-conductivity-calibration/6-calibracion-de-conductividad-ltc-levelogger-junior.php
Timestamp: 2020-08-10 08:11:28+00:00

Document:
6 Calibración de conductividad: LTC Levelogger Junior
(800) 661‑2023
6 Calibración de conductividad
Levelogger Edge >
Instrucciones >
Guia del Usuario >
Figura 6-1 LTC Levelogger Edge y Junior
El sensor de conductividad del LTC Levelogger Edge y LTC Levelogger Junior debe estar calibrado para realizar mediciones confiables. Calibre para la conductividad al comenzar cada nuevo proyecto de monitorización o a un mínimo en cada nueva época de monitorización (dos veces al año).
Calibrar el LTC Levelogger directamente después del proyecto o época de monitorización proveerá información sobre el grado de desviación de conductividad durante el proyecto o época. Si fuera necesario, se pueden corregir las lecturas para cualquier desviación de conductividad en un programa de hoja de cálculo después de haber exportado los datos.
El proceso de calibración de conductividad se realiza automáticamente por medio del uso del Asistente de calibración. Coloque el LTC Levelogger en una solución de calibración especificada y siga los pasos provistos por el asistente. Las soluciones de calibración de conductividad están disponibles para Solinst u otro punto de venta de suministros.
El LTC Levelogger Edge tiene un rango de conductividad de 100,000 μS/cm y un rango calibrado desde 50 a 80.000 μS/cm. Se lo puede calibrar para 4 puntos estándar de calibración:
1.413 μS/cm
5.000 μS/cm
12.880 μS/cm
80.000 μS/cm
Si sabe el rango de conductividad aproximado del agua que medirá, la mejor precisión para cuando calibre su unidad es seleccionar dos puntos de calibración: uno arriba y otro debajo de ese rango. Si está midiendo en agua de menos de 1.413 μS/cm o superior a 12.880 μS/ cm o 80.000 μS/cm, use sólo una solución de calibración.
El LTC Levelogger Junior tiene un rango de conductividad de 80,000 μS/cm y un rango calibrado desde 500 a 50.000 μS/cm. Se lo puede calibrar para 3 puntos estándar de calibración:
Si sabe el rango de conductividad aproximado del agua que medirá, la mejor precisión para cuando calibre su unidad es seleccionar dos puntos de calibración: uno arriba y otro debajo de ese rango. Si está midiendo en agua de menos de 1.413 μS/cm o superior a 12.880 μS/cm o 80.000 μS/cm, use sólo una solución de calibración.
Las soluciones deben estar dentro de 10 ºC y 30 ºC durante la calibración real. La temperatura debería permanecer estable durante los 10 - 20 segundos que lleve realizar cada calibración.
Para obtener la mejor precisión se recomienda que use soluciones de calibración que tengan un error de temperatura de ±2% o mejor. También debe mantener la solución lo más aproximada posible a la temperatura especificada en la botella (es decir, 25 ºC). Cuanto más se aproxime a los extremos de temperatura de 10 ºC y 30 ºC, menor puede ser la precisión de sus calibraciones.
Serie Levelogger
Levelogger Edge
Barologger Edge
Levelogger Junior Edge
LTC Levelogger Edge
Rainlogger Edge
Leveloader Gold
Levelogger Gold
Barologger Gold
Levelogger Junior
LTC Levelogger Junior
Rainlogger
Parámetros de medición
1.2.1.1
Calibración de presión
Presión barométrica
Conductividad
1.2.4.1
Calibración del sensor de conductividad
Precipitación total
Comunicación del software
Compatibilidad con versiones anteriores
Instalación de software
Arranque, configuraciones y ajustes
Controles de actualización del software/firmware
Comunicación con un puerto USB
4.1.2.1
HID-Dispositivos USB Complementarios
4.1.2.2
Dispositivos USB antiguos
4.1.2.3
Usando un Adaptador de USB a RS-232
Configuración y ajustes
Directorio de datos
Configuraciones de nombre de archivo
Tipo de archivo predeterminado
Configuración de la serie Levelogger Edge
Configuraciones del Datalogger
Configuración de información del canal
5.1.1.1
Canal de nivel (Canal1)
5.1.1.2
Canal de temperatura (Canal2))
5.1.1.3
Canal de conductividad (Canal3)
5.1.1.4
Rainloggers
Información del Datalogger
Memoria del Datalogger
Hora del Datalogger
Modo de muestreo del Datalogger
Modo de memoria del Datalogger
Guardado y recuperación de archivos de configuración del Levelogger
Iniciar y detener el Datalogger
Configuración de la serie Levelogger Gold
Calibración de conductividad
Introducción a la calibración de conductividad
Calibración de conductividad: LTC Levelogger
Configuración del coeficiente de temperatura
LTC Levelogger Calibración
Proceso de enjuague del LTC Levelogger
Recuperación de calibración de fábrica para el LTC Levelogger
Control de datos
Opciones de descarga y Guardado de archivos de datos
Formato de archivo predeterminado
Descarga de datos
Guardado de datos
Manipulación de gráfico y función del zoom
Exportación de archivo y Función de impresión
Compensación de datos
Asistente de datos
Compensación básica
Compensación avanzada
Compensación manual barométrica
Visualización en tiempo real
de Leveloggers
Instalaciones libres suspendidas
Instalación de cable/cuerda de suspensión
10.1.1.2
Instalación de conjunto de cable de lectura directa
10.1.1.3
Conjunto de tapa pozo Modelo 3001
Instalaciones fijas
10.1.2.1
Monitorización artesiana
10.1.2.2
Monitorización del vacío
Instalación del Barologger
10.1.3.1
Eficiencia barométrica
Instalación del Rainlogger
10.1.5
Instalación en entornos extremos
10.1.5.1
Condiciones de congelamiento y altas temperaturas
10.1.5.2
Instalaciones marinas o salobres
10.1.5.3
Condiciones de incrustación biológica
Mantenimiento del Levelogger
Utilidad del diagnóstico
Diagnóstico de ejecución
Volcado de memoria de lectura
Creación de informe
Envío del informe por correo electrónico
Informe del historial de calibración del LTC
Actualizaciones de software/firmware
Utilidad de actualización de firmware
Guía del usuario de la Serie Levelogger - Índice
Descargar PDF (10 MB)
Modelo 3001
High Quality Groundwater & Surface Water Monitoring Instrumentation
Solinst Canada Ltd.
35 Todd Road,
Georgetown, ON L7G 4R8
Tel: +1 (905) 873‑2255 / (800) 661‑2023
Fax: +1 (905) 873‑1992 / (800) 516‑9081
Level Measurement Devices
Dataloggers & Telemetry
Multilevel Systems
Enhanced Biodegradation
Groundwater Samplers
Direct‑Push Equipment
Subscribe to Solinst Updates
All Rights Reserved - Copyright © 2020 Solinst Canada Ltd.
Solinst Catalogo General
Dispositivos para medición de nivel
101 Nivel para Agua
101 Los Carretes Motorizados
102 Nivel para Agua
102M Mini Nivel para Agua
107 TLC
122 Sonda de Interfase
122M Mini Sonda de Interfase
103 Tag Line
Dataloggers y Telemetría
3001 Levelogger Edge
3001 Levelogger Junior Edge
3001 LTC Levelogger Edge
3002 Rainlogger
3500 AquaVent
3001 Levelogger App y Levelogger App Interface
3001 DataGrabber™
9500 LevelSender
9100 STS Sistema de Telemetría & 9200 RRL Gold Radio Telemetría
Muestreadores de aguas Subterráneas
407 Bomba de vejiga
464 Unidad de Control Electrónica
Compresor de 12 Voltios
408 Bomba de Doble Válvula
408M Bomba Micro de Doble Válvula
410 Bomba Peristáltica
425 Muestreador Discreto de Intervalos
404 Bomba Inercial
429 Bailer de Acero Inoxidable
428 BioBailer™ Biodegradable
800 Empaques Sellantes
Sistemas Multiniveles & Remediación
Por qué Multiniveles?
403 CMT Sistema Multinivel
401 Sistema Multinivel Waterloo
703 Waterloo Emitter™
Piezómetros para Hincado
615 Piezómetros para Hincado
601 Piezómetro
660 Perfilador
Carátula de Respaldo
Instrumentos de Medicion de Nivel
101 Medidor de Niveles de Agua
101 P7/P2 Ficha Técnica
Características del Nivel de Aguas
Especificaciones de la Cinta
Carretes y Opciones de Longitud
Opciones de Sond
P7 Instrucciones de Funcionamiento del Medidor de Nivel de Agua
Cuidado de Rutina, la Batería Sustitución y Solución de Problemas
P2 Instrucciones de Funcionamiento del Medidor de Nivel de Agua
Instrucciones de Funcionamiento del Carrete Eléctrico de 12V
Instrucciones 12V carrete
Operacion Medidor de Nivel de Agua
Medidor de Nivel de Agua de Cuidado y Mantenimiento de Rutina
101 Reemplazo de la Sonda P7
101/102 Reemplazo Completo de los Componentes Electrónicos del Medidor del Nivel de Agua
Herramientas y Materiales Requeridos
Reemplazo de la Placa de Circuitos
101 Conexión al Carrete de la Cinta de Repuesto Marcada con Laser
101 Reemplazo de la Cubierta Frontal
101 P2 Instrucciones para Conectar la Sonda al Medidor de Nivel de Agua
101 Instrucciones Para Empalmar la Cinta
Reemplazo de Estructura, Freno y Soporte Para Sonda
Reemplazo del Cubo del Carrete
Tabla Comparativa Niveles de Agua - PDF (401 KB)
Tabla Comparativa de Cinta y Sonda - PDF (423 KB)
Comparación de Instrumentos de Medición de Niveles
Instrumentos de Medición de Niveles – Comparación de Cinta y Punta
101D Medidor de Abatimiento y Nivel de Agua
101D Ficha Técnica
Características y Especificaciones
Especificaciones de Cinta y Sonda
Carretes y Otras Opciones
Conexión al Carrete de la Cinta de Repuesto Marcada con Laser
101B Medidor de Niveles de Agua
101B Ficha Técnica
Instrucciones de Operación
102/102M Medidor de Niveles de Agua
102/102M Ficha Técnica
Nivel para aguas Marcaciones con Laser y Principios de Operación
Sondas y Características
Carretes y Longitudes Disponibles
102M Mini Marcado con Laser Nivel para Aguas
Otras Opciones y Guía de Cinta
102 Instrucciones de Funcionamiento del Medidor de Nivel de Agua
Cuidado de rutina, Reemplazo de la batería y resolución de problemas
102M Mini Medidor de Nivel de Agua: Instrucciones de Funcionamiento
102 Reemplazo de la Cubierta Frontal
102M Reemplazo de la Cubierta Frontal
102 y 102M Conexión del Cable Marcado con Láser de Repuesto al Carrete
102 Instrucciones para Empalmar el Cable
102M Reemplazo de los Componentes Electrónicos Completos
122 Medidor de Interfase
122 Ficha Técnica
Medidor de Interfase
Principios de Funcionamiento
122M Mini Medidores de Interfase Ficha Técnica
Instrucciones de Funcionamiento del Medidor de Interfase
Toma de Medidas de Campo
Cuidado de Rutina y Mantenimiento
Instrucciones de Funcionamiento del Mini Medidor de Interfase
Reemplazo de la Sonda Modelo 122 P8
201 Medidor de Nivel de Agua y Temperatura
201 Ficha Técnica
Medidor de Nivel de Agua y Temperatura
Medidor WLT Principios de Medición
Instrucciones del Medidor de Nivel de Agua y Temperatura
Principios de Operación
Cuidados de rutina, Reemplazo de la batería y Resolución de problemas
107 Sonda TLC
107 Ficha Técnica
Aplicaciones Sonda TLC
Conductividad, Temperatura, Nivel y Mediciones de Profundidad
Opciones para Desplegar Mediciones
Instrucciones de Funcionamiento del Medidor TLC
Medir los Niveles de Agua, Temperatura y Conductividad
103 Ficha Técnica
103 Instrucciones de Funcionamiento de la Tag Line
Piezas Cuidados y Sustitución de Rutina
Aplicaciones de la Tag Line
105 Indicador de Ademe y Profundidad
105 Ficha Técnica
Instrucciones del Indicador de Ademe y Profundidad
Registradores Automaticos
Levelogger Edge Ficha Técnica
Configuracion del Levelogger
Nuevo tapa-pozo
Cables de Lectura Directa
Compensación Barométrica Exacta
Especifcaciones Levelogger Edge
3001 Serie Levelogger® Guia de Inicio Rapido
Instalación del software
Instalación del hardware
Programación del Levelogger
Inicio y detención del Levelogger
Descarga de datos y trabajo con estos
Compensación de los datos
Medición de campo con Levelogger Edge
Notas de campo del Levelogger
Comunicación en campo
Guía de localización y solución de averías
Guía del usuario de la Serie del Levelogger® - Versión 4 del software
1.1 Serie Levelogger
1.1.1 Levelogger Edge
1.1.2 Barologger Edge
1.1.3 Levelogger Junior Edge
1.1.4 LTC Levelogger
1.1.5 Rainlogger Edge
1.1.6 Leveloader Gold
1.1.7 Levelogger Gold
1.1.8 Barologger Gold
1.1.9 Levelogger Junior
1.1.10 LTC Levelogger Junior
1.1.11 Rainlogger
1.2 Parámetros de medición
1.2.1 Nivel
1.2.1.1 Calibración de presión
1.2.2 Presión barométrica
1.2.3 Temperatura
1.2.4 Conductividad
1.2.4.1 Calibración del sensor de conductividad
1.2.5 Precipitación total
1.3 Comunicación del software
1.3.1 Compatibilidad con versiones anteriores
2 Requerimientos del sistema
3 Instalación de software
4 Arranque, configuraciones y ajustes
4.1 Arranque
4.1.1 Controles de actualización del software/firmware
4.1.2 Comunicación con un puerto USB
4.1.2.1 HID-Dispositivos USB Complementarios
4.1.2.2 Dispositivos USB antiguos
4.1.2.3 Usando un Adaptador de USB a RS-232
4.2 Configuración y ajustes
4.2.1 Directorio de datos
4.2.2 Configuraciones de nombre de archivo
4.2.3 Tipo de archivo predeterminado
5 Configuración de la serie Levelogger Edge
5.1 Configuraciones del Datalogger
5.1.1 Configuración de información del canal
5.1.1.1 Canal de nivel (Canal1)
5.1.1.2 Canal de temperatura (Canal2))
5.1.1.3 Canal de conductividad (Canal3)
5.1.1.4 Rainloggers
5.2 Información del Datalogger
5.3 Memoria del Datalogger
5.4 Hora del Datalogger
5.5 Modo de muestreo del Datalogger
5.6 Modo de memoria del Datalogger
5.7 Guardado y recuperación de archivos de configuración del Levelogger
5.8 Iniciar y detener el Datalogger
5.9 Configuración de la serie Levelogger Gold
6.1 Recuperación de calibración de fábrica para el LTC Levelogger
7 Control de datos
7.1 Opciones de descarga y Guardado de archivos de datos
7.1.1 Formato de archivo predeterminado
7.1.2 Descarga de datos
7.1.3 Guardado de datos
7.2 Manipulación de gráfico y función del zoom
7.3 Exportación de archivo y Función de impresión
8 Compensación de datos
8.1 Asistente de datos
8.1.1 Compensación básica
8.1.2 Compensación avanzada
8.2 Compensación manual barométrica
9 Visualización en tiempo real
10 Instalación y mantenimiento de Leveloggers
10.1 Instalación
10.1.1 Instalaciones libres suspendidas
10.1.1.1 Instalación de cable/cuerda de suspensión
10.1.1.2 Instalación de conjunto de cable de lectura directa
10.1.1.3 Conjunto de tapa pozo Modelo 3001
10.1.2 Instalaciones fijas
10.1.2.1 Monitorización artesiana
10.1.2.2 Monitorización del vacío
10.1.3 Instalación del Barologger
10.1.3.1 Eficiencia barométrica
10.1.4 Instalación del Rainlogger
10.1.5 Instalación en entornos extremos
10.1.5.1 Condiciones de congelamiento y altas temperaturas
10.1.5.2 Instalaciones marinas o salobres
10.1.5.3 Condiciones de incrustación biológica
10.2 Mantenimiento del Levelogger
11 Utilidad del diagnóstico
11.1 Diagnóstico de ejecución
11.2 Volcado de memoria de lectura
11.3 Creación de informe
11.4 Envío del informe por correo electrónico
11.5 Informe del historial de calibración del LTC
11.6 Actualizaciones de software/firmware
12 Utilidad de actualización de firmware
13 Resolución de problemas
Colocar y Comunicarse con Leveloggers
Guía del usuario del sistema STS Gold Telemetry
1 Introducción a STS Gold Telemetry
2 Software del STS Gold
2.1 Requisitos del sistema
2.2 Instalación de software
3 Configuración de Estación Doméstica
3.1 STS Administrator
3.2 Creación de un Nuevo Sitio
3.3 Asignación de Dataloggers a Estación Remota
3.3.1 Configuraciones de Información del Levelogger
3.3.2 Configuración de Parámetros de Medición del Levelogger
3.4 Configuración de Alarmas
3.5 Communication Agent
4 Configuración del Hardware de la Estación Doméstica
4.1 Consideraciones de Red
5 Configuración del Hardware de la Estación Remota
5.1 Controlador del STS Gold
5.2 Caja de Distribución
5.3 Conexión de Dataloggers
5.4 Fuente de Energía
5.5 Configuración del Módem
5.5.1 Configuración del GSM
5.5.2 Configuración del CDMA
5.6 Inicialice el Sistema
6 Configure su Estación Remota en el Campo
6.1 Fuentes de Energía Opcionales
6.2 Empleo del Levelogger
7 Acceso a Sus Datos
7.1 Opciones de Gráficos
7.2 Exportación de Archivo
7.2.1 Exportación de Todos los Datos
7.3 Compensación de Datos
8 Actualizaciones de Firmware
8.1 Actualización en el Campo
8.2 Actualizaciones de Firmware Remotas
9 Mantenimiento
9.1 Diagnóstico del Sistema
Levelogger Junior Edge Ficha Técnica
Levelogger Edge junior y Levelogger Tabla Comparativa Edge
3001 LTC Levelogger Junior Ficha Técnica
3002 Rainlogger Edge Ficha Técnica
3250 LevelVent
AquaVent Ficha Técnica
Especificaciones del LevelVent
Guía de inicio rápido de la LevelVent
Cómo programar el LevelVent
Iniciar y detener el LevelVent
Cómo descargar y trabajar con los datos
Compensar los datos
Rangos del LevelVent
Fundamentos de medición
Notas de campo del LevelVent
Comunicación en el campo
Guía del usuario LevelVent
1.1 Dataloggers venteados de nivel de agua
1.2.2 Temperatura
1.3 Componentes del sistema LevelVent
1.3.1 Cabezal de pozo de comunicación del LevelVent
1.4 Componentes del sistema AquaVent
1.4.1 Cabezal de pozo del AquaVent y cables conectores
1.4.1.1 LED de estado del cabezal de pozo SP
1.5 Cable venteado
1.5.1 Conexiones del cable venteado
1.5.1.1 Conexión al cabezal de pozo del LevelVent
1.5.1.2 Conexión al cabezal de pozo del AquaVent
1.5.1.3 Conexión al logger
1.5.2 Precauciones del cable venteado
2 El software del Levelogger de Solinst
2.3 Comunicación del software
3 Inicio, configuraciones y ajustes del software
3.1 Inicio
3.1.1 Controles de actualización del software/firmware
3.2 Configuración y ajustes
3.2.1 Directorio de datos
3.2.2 Configuraciones de nombre de archivo
3.2.3 Tipo de archivo predeterminado
4 Programación del Datalogger
4.1 Configuraciones del Datalogger
4.1.1 Configuración de información del canal
4.1.1.1 Canal de nivel (Canal1)
4.1.1.2 Canal de temperatura (Canal2)
4.2 Información del Datalogger
4.3 Memoria del Datalogger
4.4 Hora del datalogger
4.5 Modo de muestreo del Datalogger
4.6 Modo de memoria del Datalogger
4.7 Cómo guardar y recuperar los archivos de configuración del Datalogger
4.8 Iniciar y detener el Datalogger
5 Control de datos
5.1 Opciones de descarga y Guardado de archivos de datos
5.1.1 Formato de archivo predeterminado
5.1.2 Descarga de datos
5.1.3 Guardado de datos
5.2 Manipulación de gráfico y función del zoom
5.3 Exportación de archivo y Función de impresión
6 Compensación de datos
6.1 Asistente de datos
7 Visualización en tiempo real
8 Instalación del Datalogger venteado
8.1 Cómo instalar el LevelVent
8.1.1 Cómo instalar el LevelVent en un pozo de 2" (50 mm)
8.2 Cómo instalar el AquaVent
8.2.1 Cómo instalar las pilas del cabezal de pozo del AquaVent
8.2.1.1 Estimaciones de vida útil de las pilas del cabezal de pozo
8.2.2 Cómo instalar el AquaVent en un pozo de 2" (50 mm)
8.3 Orientación del Logger
8.4 Profundidad de instalación del Logger
8.5 Precauciones durante la instalación
8.6 Instalación en entornos extremos
8.6.1 Condiciones de congelamiento o altas temperaturas
8.6.2 Instalaciones marinas o salobres
8.6.3 Condiciones de incrustación biológica
9 Mantenimiento del Datalogger venteado
9.1 Mantenimiento del Logger
9.2 Mantenimiento del cable venteado
9.2.1 Acople de soplado del cable venteado
9.3 Mantenimiento del cabezal de pozo
10 Utilidad de diagnóstico
10.1 Diagnóstico de ejecución
10.2 Volcado de memoria de lectura
10.3 Creación de informe
10.4 Envío del informe por correo electrónico
10.5 Actualizaciones de software/firmware
10.6 Reiniciar el indicador de la pila del AquaVent
11 Utilidad de actualización de firmware
12 Resolución de problemas
12.1 Problemas durante la instalación del software del Levelogger
12.2 Error durante el proceso de desinstalación del software
12.3 Los datos se borraron accidentalmente
12.4 Mensajes de error durante el uso del software
Cabezal de pozo de comunicación del AquaVent
Configuración del AquaVent con el software de Solinst
Especificaciones del AquaVent
Guía de inicio rápido de la AquaVent
Cómo programar los loggers del AquaVent
Cómo iniciar y detener los loggers AquaVent
Rangos del AquaVent
Notas de campo del AquaVent
LED: Estado de conexión del cabezal de pozo
Guía del usuario AquaVent
Guía del usuario de MODBUS para el AquaVent
1.1 Introducción general de la interfaz MODBUS
1.2 LED de estado
2 Opción de registro independiente del AquaVent
2.1 Descarga de datos y programación en Campo
3 Instalación del MODBUS de AquaVent
3.1 Configuración de la dirección del dispositivo MODBUS
3.2 Descripción general del cableado
3.2.1 Conexión de la RS-232
3.2.2 Conexión de la RS-485
3.3 Configuración e inicio del AquaVent
3.3.1 Configuración del AquaVent
3.3.2 Notas de inicio del AquaVent
4 Operación del MODBUS de AquaVent
4.1 Vista general de la configuración del MODBUS del AquaVent
4.2 Tipos de datos del MODBUS de AquaVent
4.3 Funciones MODBUS admitidas por el AquaVent
4.4 Mapa de registro MODBUS del AquaVent
4.5 Códigos de estado y diagnóstico del MODBUS del AquaVent
4.5.1 Estado del dispositivo
4.5.2 Pruebas de diagnóstico
4.5.3 Códigos de respuesta de excepción
5 Mantenimiento y resolución de problemas
5.1 Mantenimiento
5.1.1 Cómo cambiar y actualizar los loggers AquaVent
5.1.2 Cómo cambiar las pilas del cabezal de pozo SPX
5.1.3 Actualizaciones de firmware
5.2 Resolución de problemas
6 Anexo: Información adicional sobre MODBUS
6.1 Orden Endian y paquete de bytes
6.2 Hipótesis de la compensación de registro del AquaVent
7.0 Referencias
Guía del usuario de SDI-12 para el AquaVent
1.1 Interfaz SDI-12
3 Configuración del SDI-12 del AquaVent
3.1 Configuración de la dirección del dispositivo SDI-12
3.2 Instalación del SDI-12 del AquaVent
4 Operación del SDI-12 del AquaVent
4.1 La dirección del SDI-12
4.2 Activación y verificación
4.3 Cómo cambiar y actualizar los loggers AquaVent
4.4 Cómo cambiar las pilas del cabezal de pozo SPX
4.5 Actualizaciones de firmware del AquaVent
5 Comandos SDI-12 admitidos
5.1 Comando activo de reconocimiento: a!
5.2 Comando de consulta de dirección (Address Query Command): ?!
5.3 Comando de envío de identificación (Send Identification Command): aI!
5.4 Comando de cambio dirección (Change Address Command): aAb!
5.5 Comando de inicio de medición (Start Measurement Command): aM!
5.6 Comando de inicio de medición con suma de comprobación: aMC!
5.7 Comando de envío de datos (Send Data Command): aD0!
5.8 Comando de inicio de medición concurrente (Start Concurrent Measurement Command): aM!
5.9 Comando de inicio de medición concurrente con suma de comprobación: aCC!
5.10 Comando de inicio de verificación (Start Verification Command): aV!
6 Resolución de problemas
3001 Levelogger App Interface
Ficha Técnica para Apple®
App Levelogger de Solinst
App Interface de Levelogger
Ficha Técnica para Android
3001 App Interface de Levelogger Guía de Inicio Rápido para Apple®
3001 App Interface de Levelogger Guía de Inicio Rápido para Android
3001 Guía del usuario de la App Interface de Levelogger
1.0 Introducción
1.1 Compatibilidad
2.0 App Interface de Levelogger
2.1 Especificaciones
2.2 Instalación de las Baterías
2.3 Botón de Encendido
2.4 LED de Estado
2.5 Implementación
2.5.1 Instalación del Levelogger
2.5.2 Instalación con el LevelVent
2.5.3 Instalación del AquaVent
3.0 Activación del Sistema
4.0 App Levelogger de Solinst
4.1 Descarga de la App
4.2 Menú de Navegación
4.3 Ajustes Predeterminados del Usuario
4.4 Información de la App
4.5 Conexión de Dataloggers
4.5.1 Firmware del Datalogger
4.6 Pantalla de Inicio del Datalogger
5.0 Descarga de Datos
6.0 Editar las Configuraciones del Datalogger
6.1 Identificación del Datalogger
6.2 Estado del Datalogger
6.3 Modo de Muestreo del Datalogger
6.3.1 Muestreo Lineal
6.3.2 Muestreo de Evento
6.3.3 Programa de Muestreo
6.4 Canales del Datalogger
6.4.1 Canal 1: Nivel
6.4.2 Canal 2: Temperatura
6.4.3 Canal 3: Conductividad
6.4.4 Canal Rainlogger
6.5 Reloj del Datalogger
6.6 Configuración de Datos de la Ubicación Geográfica
6.7 Iniciar y Detener el Datalogger de Solinst
6.7.1 Iniciar Dataloggers de Solinst
6.7.2 Detener Dataloggers de Solinst
7.0 Configuraciones Guardadas
7.1 Programación de Configuraciones
7.2 Aplicar las Configuraciones
8.0 Visualización en Tiempo Real
9.0 Ver los Registros de Datos Guardados
10.0 Compartir Registros de Datos
10.1 Enviar Registros de Datos por Correo Electrónico
10.2 Transferencia de Registros de Datos
11.0 Diagnóstico
11.1 Ejecutar el diagnóstico
11.2 Enviar reporte de diagnóstico
11.3 Recuperar registros o archivos anteriores
11.4 Informe de historial de calibración del LTC
12.0 Calibración de la conductividad
DataGrabber Ficha Técnica
Instrucciones para el uso del DataGrabber
Instrucciones para actualizar el Firmware del DataGrabber
3001 Malla Contra Incrustación Biológica
Malla Contra Incrustación Biológica Ficha Técnica
Instrucciones de la Malla Contra Incrustación Biológica
3001 Tapa Pozos Con Cierre Para Candado
Tapa Pozos con Cierre Para Candado Ficha Técnica
Tapas Para Cierre de Pozo Levelogger
Tapa Pozos con Cierre Para Candado Levelogger
9500 Telemetría LevelSender
9500 LevelSender Ficha Técnica
Operación del LevelSender
Características del LevelSender
Guía de inicio rápido de LevelSender
Configuración de hardware
Actualizaciones remotas
Guía del usuario de LevelSender
2.0 Introducción general del LevelSender
2.1 Estaciones remotas LevelSender
2.1.1 Identificación de la luz LED
2.1.2 Antena del LevelSender
2.2 Requerimientos del proveedor inalámbrico
2.2.1 Cómo instalar la tarjeta SIM
2.3 Pilas del LevelSender
2.3.1 Cómo instalar las pilas del LevelSender
2.3.2 Estimación de la vida útil de las pilas del LevelSender
2.4 Conexión de dataloggers
2.4.1 Conectando los Leveloggers
2.4.2 Conexión con LevelVent
2.4.3 Conectando un AquaVent
2.4.4 Separadores
3.0 Software del LevelSender
3.1 Requisitos del sistema
3.2 Instalación de software
3.3 Comunicación del software del LevelSender
3.4 Ventana principal del software del LevelSender
3.4.1 Opciones del software del LevelSender
3.4.2 Opciones de software del LevelSender conectado
4.0 Configuración del LevelSender
4.1 Configuración del correo electrónico de la estación doméstica
4.1.1 Verificar el correo electrónico de la estación doméstica
4.2 Asistente de configuración del LevelSender
4.2.1 Cómo conectarse al LevelSender
4.2.2 Configuraciones de la tarjeta SIM
4.2.3 Configuración del correo electrónico del LevelSender
4.2.4 Configuración del destinatario de datos
4.2.5 Configuración del LevelSender
4.2.6 Diagnóstico previo al inicio
4.3 Cambios del LevelSender
4.3.1 Actualizaciones del LevelSender por medio de USB
4.3.2 Actualizaciones remotas del LevelSender
5.0 Datos del LevelSender
5.1 Datos desde correo electrónico
5.2 Datos desde SMS
5.3 Datos desde el software del LevelSender
5.3.1 Visualización de los correos electrónicos
5.3.2 Cómo visualizar y exportar los datos de archivo
5.4 Base de datos de la estación doméstica
6.0 Instalación del LevelSender
6.1 Cómo instalar un LevelSender en un pozo
6.2 Ejemplos de instalación del LevelSender
6.3 Instalación con el LevelVent
6.4 Instalación del AquaVent
6.5 Consideraciones de la Antena
7.0 Mantenimiento del LevelSender
7.1 Actualizaciones de firmware
8.0 Resolución de problemas del LevelSender
8.1 Información del diagnóstico del LevelSender
8.2 No Se Puede Comunicar con el Software del LevelSender
8.3 Correo electrónico de Prueba Falla Durante la Configuración
8.4 Home Station (estación base) No Recibe Reportes
8.5 Recepción de Reportes de Data Errónea
8.6 Comandos Remoto por Correo Electrónico
9.0 Anexo
9.1 Información sobre la configuración de Gmail
9.1.1 Configuración IMAP
9.1.2 Configuración POP
9.2 Información sobre la configuración de correo Yahoo
9.2.1 Configuración IMAP
9.2.2 Configuración POP
9.3 Notas adicionales del email
Precisión absoluta Registro de datos de nivel de agua y temperatura
Opciones adicionales de registro de datos
Mejore su red de monitorización
El práctico software del Levelogger
Cómo programar e instalar el Levelogger
Medición del nivel de agua venteada libre de mantenimiento
Hace que la recolección de datos sea más eficiente
Dispositivo de transferencia de datos de campo simple
Telemetría simple para los dataloggers de Solinst
Soluciones de monitorización remota
Sistemas Multiniveles
403 CMT® (Tuberia Multicanal Continua)
403 CMT Ficha Técnica
Ventajas del Sistema Multinivel
Tubería Multicanal
Sellos y rellenos con arena
El Monitoreo Multinivel es Esencial
Monitoreo en Pozos Multiniveles CMT
CMT Aplicaciones en Campo
Programas de Entrenamiento para el CMT
403 Sistema Multiniveles CMT - Manual de montaje
Requerimientos de instalación previa del sistema multiniveles CMT
Montaje de los sistemas multiniveles CMT estándar
Marcado y corte de la tubería
Corte de los puertos externos y orificios de ventilación
Configuración de la parte inferior de la tubería del CMT (zona 7)
Colocación de los centralizadores de la tubería
Colocación del CMT
Sujeción del cabezal de pozo estándar
Conjunto de manifold para purgas múltiples opcional
Opciones de monitoreo
403N Sistema multiniveles CMT de diámetro estrecho - Manual de montaje - PDF (3 MB)
Mini Bomba de Inercia
401 Sistema Waterloo de Niveles Múltiples
401 Ficha Técnica
Sistema Waterloo de Niveles Múltiples
Ventajas y Aplicaciones
Por Qué Niveles Múltiples
Puertos de Muestreo del Sistema de Niveles Múltiples
Tecnología de Puertos de Zonas Discretas
Sellos Mecánicos Permanentes
Flexibilidad del Sistema
Opciones de Monitorización
Bombas de Muestreo Dedicadas
Transductores Dedicados
Diseñe su Sistema de Niveles Múltiples
Datos Confiables
Monitoring Contaminated Flow
401 Manual de Montaje del Sistema Waterloo de Niveles Múltiples
Requerimientos de Instalación Previa del Sistema Waterloo de Niveles Múltiples
2 Componentes de la instalación
3 Preparación
4 Montaje del sistema
5 Conexiones de unión
6 Conexiones de puertos
6.1 Sujeción de tubos abiertos
6.2 Sujeción de transductores de cuerda vibrante (VWT)
6.3 Sujeción de una bomba (de vejiga o doble válvula)
7.0 Comprobación del equipo de monitorización
8.0 Activación de sello mecánico
9.0 Terminación del manifold del cabezal de pozo
9.1 Opción estándar
9.2 Opción de purgado múltiple
9.3 Protección del cabezal de pozo
10.0 Opciones de monitorización
Instalación del Sistema Waterloo Campo Log
Cuerda vibrante Informe de Calibración del Transductor
Cálculo de muestreo
Términos y Condiciones de formación
703 Waterloo Emitter
703 Ficha Técnica
Waterloo Emitter
Principios de Operacion
703 Instrucciones de Instalación Para el Waterloo Emitter™
Instrucciones de Instalación Para el Waterloo Emitter™
Waterloo Emitter™ Las Tasas de Consumo de Oxigeno
Equipos de Direct-Push
615 Drive-Point Piezometers
615 Ficha Técnica
Piezómetros Para Hincar Aplicaciones
Alta Calidad Muestras
Opciones de Muestreo y Monitoreo
Instrucciones Para el Piezómetro Para Hincar
Muestreadores y Bombas Neumaticas
410 Bomba Peristaltica
410 Ficha Técnica
Bomba Peristáltica
Volúmenes de Muestreo y Aplicaciones
410 Instrucciones de Funcionamiento de la Bomba Peristáltica
Cambio o Instalación de Tubería de Silicona de 5/8"
407 Ficha Técnica
Bombas de Vejiga
Bombas Unidades de Control y Compresores
Cómo Funcionan Las Bombas de Vejiga
407 Instrucciones de Funcionamiento de la Bomba de Vejiga de 1,66"
Desmontaje, Descontaminación y Vuelva a Montar
407 Instrucciones de Funcionamiento de la Bomba de Vejiga de 1"
Instrucciones Para el Compresor de 12 Voltios
Modelos 407 y 408 Instrucciones Para el Cabezal de Pozo Dedicado
408 Ficha Técnica
Bomba de Doble Válvula
Sistemas Dedicados y Portátiles
Operación de la Bomba
Controlador Electrónico de la Bomba
1,66" Bomba de Doble Válvula
Funcionamiento de la Bomba
Desmontaje, Descontaminación y Reensamblado
5/8" Bomba de Doble Válvula
408M Micro Bomba de Doble Válvula
408M Ficha Técnica
Bomba de Diseño y Construcción de Doble Válvula Micro
Aplicaciones de la Micro de Válvula Doble
408M Instrucciones de Funcionamiento de la Micro Bomba de Doble Válvula
Descontaminación y Multi-Purge Múltiple
464 Unidad de Control Electrónica de la Bomba
464 Ficha Técnica
Unidad de Control Electrónica de la Bomba
Unidad de Control Neumático de la Bomba
464 Guía del Usuario de la Unidad de Control Electrónica de Bombas
1.1 Instrucciones de funcionamiento
1.2 Especificaciones
1.3 Panel de control
1.4 Pantalla LCD
2.0 Funcionamiento de la unidad de control
2.1 Arranque
2.1.1 Menú principal
2.2 Contraste del LCD
2.3 Acerca de
2.4 Caudales preestablecidos
2.5 Caudales del usuario
2.5.1 Configuraciones guardadas
Edición de configuraciones
Eliminación de configuraciones
2.5.2 Creación de configuración
2.6 Ciclos automáticos de impulsión/venteo
2.7 Ciclos manuales de impulsión/venteo
2.8 Reemplazo de pilas
3.0 Instrucciones de bombeo
3.1 Preparación
3.2 Configuración de bombeo
3.3 Estimación de los Ciclos de Impulsión y Venteo - Bomba de Vejiga
3.3 Estimación de los Ciclos de Impulsión y Venteo - Bomba de Doble Válvula
3.4 Optimización bombas de vejiga
3.4 Optimización bombas de doble válvula
4.0 Accesorios
5.0 Mantenimiento
6.0 Almacenamiento
404 Ficha Técnica
Bomba Inercial
Especificaciones de la Bomba
425 Ficha Técnica
Muestreador Discreto de Intervalos
Aplicaciones y Ventajas
Muestreador/Receptáculo Transportable
Presiones de Operación Recomendadas y Capacidad del Muestreador Discreto de Intervalos
Instrucciones de Funcionamiento del Muestreador a Intervalos Discretos - 1" de Diámetro
Muestreo Operación
Descontaminación
Instrucciones de Funcionamiento del Muestreador a Intervalos Discretos - 1,66" de Diámetro
Instrucciones de Funcionamiento del Muestreador a Intervalos Discretos - 2" de Diámetro
429 Bailer de Fuente Puntual
429 Ficha Técnica
Baileres de Fuente Puntual
Bailer Configuración y Capacit
Operación y Especificaciones
Instrucciones del Bailer de Fuente Puntual - 1,5", 1" y 0,5" de diámetro
Instrucciones del Bailer de Fuente Puntual - 2,0" de diámetro
428 BioBailer
428 Ficha Técnica
800 Sellos Mecánicos de Presión Baja
800 Ficha Técnica
Sellos Mecánicos Neumáticos de Presión Baja
Especificaciones y Accesorios
800 Instrucciones para el Sello Mecánico Neumático
Instrucciones para el Sello Mecánico Neumático
Instalación e Inflado

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución