Source: https://www.sostronic.eu/generador-de-funciones-para-pc-2mhz-con-conexion-usb_pr54419
Timestamp: 2019-04-23 22:27:39+00:00

Document:
Generador de funciones para PC 2Mhz con conexión USB - Osciloscopios
Generador de funciones para PC 2Mhz con conexión USB
Ref.: PCGU1000 BAJO PEDIDO
Comprar Generador de funciones para PC 2Mhz con conexión USB, consulte su precio con nosotros. Producto bajo pedido, recogida en tienda y envío desde 3,87€.
Precio, información, características e imágenes de Generador de funciones para PC 2Mhz con conexión USB referencia PCGU1000, pertenece a las categorías Instrumentos de Medición (9) y Osciloscopios (7).
Encuentra productos relacionados y de similares características a Generador de funciones para PC 2Mhz con conexión USB en "Instrumentos de Medición", "Osciloscopios".
El PCGU1000 es un generador de funciones digital que puede ser conectado a un ordenador por conexión USB.
Incluye las formas de señales estándar como la onda senoidal, triangular y cuadrada. Además es fácil crear otras formas de ondas.
Las ondas se generan en el ordenador y se reproducen por DDS: síntesis de onda directa y digital (Direct Digital wave Synthesis).
Posibilidad de frecuencia hasta 2MHz.
Equipado con 2 salidas iguales y una salida TTL Sync.
Tensión de salida de 1mVtt a 10Vtt con 600 ohm.
Las salidas están aisladas galvánicamente para evitar problemas de medición. Entregado con adaptador de red.
rango de frecuencia: de 0.01Hz a 2MHz
estabilidad a base de cristal cuarzo
Las salidas están aisladas galvánicamente del PC
baja distorsión de la onda senoidal
Dos conexiones de salida paralelos para las formas de ondas
salida sincrónica con nivel TTL
puede guardar formas de onda hasta 8192
señales estándar: senoidal, triangular y cuadrada
señales moduladas: ruido, barrido,...
es posible crear sus propias formas de onda con el editor de ondas (signal wave editor) - formas de onda integrada
Rango 'sweep' de 0.0001Hz a 25MHz
"Sweep time" de 1ms a 10 horas
Ancho de banda de 25MHz
Posibilidad bode plot extendida a utilizar con el osciloscopio para PC.
Generador automatizado de secuencia de ondas, usando un fichero o una conexión de entrada RS232.
DLL disponible para propio desarrollo de software
generador de funciones USB
rango de amplitud: 100mVpp a 10Vpp @ 1KHz// 600ohm carga / 0V offset
resolución frecuencia: 0.01%
Con atenuador interno de 40 dB (salida 1/100)
síntesis de onda directo y digital (DDS), puede guardar formas de onda hasta 8192 muestreas
resolución de amplitud: 0.4% a escala completa
offset: de 0 a -5V o +5V máx. (resolución 0.4% a escala completa)
resolución vertical: 8 bits (0.4% a escala completa)
frecuencia de muestreo: 50MHz
distorsión típico de onda senoidal (THD): < 0.08%
impedancia de salida: 2 x 50ohm
alimentación: adaptador universal de 9VDC / 600mA (incluido)
dimensiones: 55 x 190 x 200mm
PC compatible IBM
Windows™ 98SE, ME, 2000, XP, Vista *
tarjeta de vídeo SVGA (mín. 800 x 600)
Windows™ is a registered trademarks of Microsoft Corporation
Generador de Funciones 1MHz
¡Un generador de funciones completo en formato de bolsillo! A partir de ahora puede generar señales de prueba donde quiera que esté, seleccionando una de las 3 formas de onda. Ajuste en el menú la frecuencia, la amplitud y la forma de onda de la señal. Incluye también una potente función de barrido (sweep). Características generador de funciones tipo DDS (Direct Digital Synthesis) resolución DAC: 10 bits rango de frecuencia: de 1 Hz a 1.000.000 Hz (± 0.01%) paso de frecuencia: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz formas de onda: senoidal, triangular y cuadrada función SWEEP tensión de salida: máx. 8 Vpp medición del nivel de salida real: dBm / Vrms o Vpp (± 3 %) THD onda senoidal: < 0.1% @ 0dB / 600 ohm tiempo de subida/caída de la señal cuadrada: típ. 0.2µs impedancia de salida: 50 ohm menú multilingüe (inglés/francés/neerlandés/alemán/español) retroiluminación con LEDs, color blanco alimentación de recarga: 9Vcc/200mA pack de baterías NiMH recargable (incl.) dimensiones: 74 x 114 x 29mm incluye: Generador de funciones portátil manual del usuario conector BNC macho a conector RCA hembra Conector macho BNC a 2 x conectores banana 4mm cargador USB VIDEO DEMO: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UAcDIcMjnFY
Osciloscopio de 2 canales para PC con conexión USB_ 2x60Mhz
El PCSU1000 es un osciloscopio de memoria digital. Utiliza la potencia del ordenador para visualizar las señales eléctricas. La resolución de la pantalla de alta sensibilidad de hasta 0.15mV, el elevado ancho de banda y una frecuencia de muestreo de hasta 1GHz, convierten el PCSU1000 en un instrumento muy potente. La conexión USB reduce la configuración a un juego de niños. ¡Ya no se necesita una alimentación externa! Realizar mediciones en el campo con un ordenador portátil nunca ha sido tan fácil. Este osciloscopio se entrega en una caja vertical, elegante y compacta. El potente software cubre todas las necesidades pero para aquellos a quienes les gusten los desafíos, se ha incluido un DLL que permite crear una aplicación personalizada. Características osciloscopio: base de tiempo: de 20ns a 100ms / división fuente de disparo (trigger): CH1, CH2 o punto cero flanco de disparo (trigger): ascendente o descendente nivel de disparo (trigger): ajustable en toda la pantalla interpolación: lineal o redondeada puntos de referencia (marcadores) para: tensión y tiempo/frecuencia rango de entrada: 5mV a 2V/división sensibilidad en la entrada: resolución de la pantalla de 0.15mV función de 'set-up' automático y opción X10 función de predisparo (trigger) lectura: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, Frequency… duración de la grabación: 4K muestreos / canal frecuencia de muestreo en tiempo real: de 1.25kHz a 50MHz frecuencia de muestreo para señales repetitivas: 1GHz analizador de espectro: rango de frecuencia: de 0...1.2kHz a 25MHz escala de tiempo lineal o logarítmica principio de funcionamiento: FFT (Fast Fourier Transform) resolución FFT: 2048 líneas canal de entrada FFT: CH1 o CH2 función zoom puntos de referencia (marcadores) de amplitud y frecuencia grabador de señales transitorias: escala de tiempo: de 20ms/div a 2000s/div tiempo de grabación máx.: 9.4h / pantalla almacenamiento automático de datos almacenamiento automático durante más de un año número máx. de muestreos: 100/s número mín. de muestreos: 1 muestreo/20s puntos de referencia (marcadores) de tiempo y amplitud grabación y reproducción de pantallas Especificaciones información general: entradas: 2 canales, 1 entrada disparo (trigger) externa impedancia de entrada: 1Mohm // 30pF ancho de banda: DC de hasta 60 MHz ±3dB tensión de entrada máx.: 30V (AC + DC) conexión en la entrada: DC, AC y GND alimentación por puerto USB (500mA) dimensiones: 205 x 55 X 175 exigencias mínimas del sistema: PC compatible IBM necesita Win98SE o superior tarjeta de vídeo SVGA (mín. 800 x 600, 1024 x 768 recomendado) ratón compatible con puerto USB 1.1 ó 2.0 lector de CD-ROM incluye: osciloscopio USB para PC 2 sondas de 60MHz (PROBE60S) cable USB software en CD manual del usuario para principiantes traducciones en CD
Osciloscopio para PC con conexión USB +generador de funciones 2 canales
Un pequeño laboratorio USB completo Software PcLab2000-LT completo para osciloscopio de dos canales, analizador de espectro, grabador de señales transitorias, generador de funciones y Bode plotter. Es posible crear sus propias formas de onda con el editor de ondas (signal wave editor) incorporado. Junto con la entrada RS232, es posible generar las secuencias para las mediciones automáticas. Características generador de funciones: estabilidad a base de cristal de cuarzo formas de onda estándar: senoidal, triangular y cuadrada señales moduladas: sine(x)/x, DCV, sweep, ... osciloscopio: función de ajuste automático y opción X10 función de predisparo (pre-trigger) lectura: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, Frequency… grabador de señales transitorias: almacenamiento automático de datos almacenamiento automático durante más de un año grabación y reproducción de pantallas Bode plotter: sincronización automática entre el osciloscopio y el generador función de escala logarítmica escala volt o dB trazado en fase analizador de espectro: escala de tiempo lineal o logarítmica principio de funcionamiento: FFT (Fast Fourier Transform) canal de entrada FFT: CH1 o CH2 función zoom incluye: manual del usuario USB PC Scope + Generador cable USB software en CD-ROM 1 sondas de 60MHz (PROBE60S) Conector BNC macho a conector RCA hembra (CBNC15) Especificaciones general: puntos de referencia (marcadores) para: amplitud/tensión y frecuencia/tiempo conexión en la entrada: DC, AC y GND alimentación por puerto USB (500mA) dimensiones: 205 x 55 X 175 generador de funciones: amplitud: de 100mVpp a 10Vpp @ 1KHz// 600 ohm / 0V offset offset: de 0 a -5V o +5V máx. (resolución 0.4% de la escala completa) resolución vertical: 8 bits tiempo de subida y caída de la onda cuadrada: 0.2µs frecuencia de muestreo: 12.5MHz distorsión típico de onda senoidal (THD): < 1% impedancia de salida: 50 ohm rango de frecuencia: de 0.005Hz a 500kHz osciloscopio: ancho de banda: DC dos canales a 12 MHz ±3dB impedancia de entrada: 1 Mohm / 30pF tensión de entrada máx.: 30V (AC + DC) base de tiempo: de 0.1µs a 500ms / división rango de entrada: 10mV a 3V/división sensibilidad en la entrada: resolución de la pantalla de 0.3mV duración de la grabación: 4K muestreos / canal frecuencia de muestreo para señales repetitivas: 250Hz a 25MHz grabador de señales transitorias: escala de tiempo: de 20ms/div a 2000s/div tiempo de grabación máx.: 9.4h / pantalla número máx. de muestreos: 100/s número mín. de muestreos: 1 muestreo/20s Bode plotter: rango de tensión: 10mV, 30mV, 0.1V, 0.3V, 1V, 3V rango de frecuencia: 1kHz , 10kHz, 100kHz, 500kHz frecuencia de arranque: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz analizador de espectro: rango de frecuencia: 0 .. 120Hz a 12MHz resolución FFT: 2048 líneas exigencias mínimas del sistema: PC compatible IBM Windows™ 2000, XP, Vista * tarjeta de vídeo SVGA (mín.1024 x 768) ratón puerto USB libre 1.1 ó 2.0 lector de CD-ROM
Osciloscopio Portátil 40Ms/s
¡No se deje engañar por las apariencias! ¡Este pequeño osciloscopio ofrece muchas posibilidades! Ahora, es verdaderamente posible llevar consigo un potente osciloscopio a donde quiera. Para demostraciones y más información, visite la página web del HPS140: www.hps140.com Visite nuestro foro del HPS140: Foro osciloscopio portátil HPS140 Características 40M muestreos/s en tiempo real ancho de banda hasta 10MHz función de ajuste automático sensibilidad hasta 0.1mV puntos de referencia (marcadores) para la amplitud y el tiempo función de memoria medición directa de la potencia audio se entrega con cargador USB HPS140I se entrega con sonda para osciloscopio opcional: adaptador USB de recambio para HPS140: PSMWUP1 Especificaciones ancho de banda: hasta 10MHz (-3dB o -4dB según la selección) rango de entrada: de 1mV a 20V/división en 14 niveles conexión en la entrada: DC, AC y GND frecuencia de muestreo en tiempo real hasta 40MS/s resolución AD: 8 bits base de tiempo: de 250ns a 1h por división función de instalación automática (o manual) conversión de la visualización si la sonda x10 visualizaciones: DC, AC+DC,True RMS, dBm, Vpp, Min-Max. (±2.5%) cálculo de potencia audio en 2 a 32 ohm función de memoria de la señal puntos de referencia (marcadores) para la tensión y el tiempo máx. 100Vp AC+DC retroiluminación con LED blanco alimentación: pack de baterías NiMH recargable (incl.) autonomía hasta 6h después de la recarga completa* alimentación de recarga : 9Vcc/200mA para mediciones de CLASSE II, grado de contaminación II dimensiones: 74 x 114 x 29mm peso: 200g, (7oz)
Osciloscopio Portátil con conexión USB
¡Diseñado por ingenieros electrónicos para ingenieros electrónicos! Potencia, dimensiones compactas y una conexión USB: todo lo que se necesita en un osciloscopio. El gran teclado y la pantalla LCD de alta luminosidad facilitan el uso de este osciloscopio. ¡Estas características hacen de este osciloscopio un instrumento de medición que se vuelve imprescindible! Características frecuencia de muestreo de 40MHz ancho de banda analógico de 12MHz sensibilidad de 0.1mV de 5mV a 20V/div en 12 pasos base de tiempo de 50ns a 1 hora/div en 34 pasos posibilidad de programación automática muy rápida nivel de disparo (trigger) ajustable desplazamiento de la señal a lo largo de los ejes X e Y lectura DVM cálculo de potencia audio (rms y pico) en 2, 4, 8, 16 & 32 ohm medidas dBm, dBV, DC, rms ... puntos de referencia (marcadores) para tensión y tiempo visualización de la frecuencia (por puntos de referencia) función grabadora (roll mode) almacenamiento de la señal (2 memorias) LCD de alta resolución 192x112 píxeles iluminación LCD salida USB para PC galvánicamente aislada descarga de datos o bitmap a PC diferentes modos de visualización visualización normal visualización pantalla ancha con voltímetro digital visualización normal con ancho voltímetro digital breite Bildschirmansicht mit großem digitalem Voltmeter captura de pantalla simultáneamentel en el ordenador y el oscilocopio conectado incluye: adaptador de cargador universal sonda aislada x1 / x10: PROBE60S cable USB osciloscopio portátil Especificaciones alimentación: pila Li-ion: 7.4V / 1050mAh peso: 440g dimensiones: 110 x 175 x 40mm

References: resolución 

resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución