Source: http://hannachile.com/productos/producto/1597
Timestamp: 2017-06-28 05:31:15+00:00

Document:
Conector rápido (Quick Din) de sonda digital Códigos de color, sensores reemplazables en terreno Reconocimiento automático del sensor Compensación automática de temperatura Compensación automática de la presión barométrica Registro de datos Función de calibración rápida o estándar Datos GLP Teclado intuitivo Tecla de ayuda dedicada Conectividad de PC Batería de larga duración Maleta resistente termoformada
El HI98195 es un medidor Multiparametrico portátil impermeable con registro que monitorea hasta 9 parámetros de calidad del agua incluyendo 4 medidos y 5 calculados. La sonda multisensor con microprocesador permite la medición de parámetros claves como pH, ORP, conductividad y temperatura. La sonda transmite lecturas digitalmente al medidor, donde se pueden exhibir y registra los datos. El uso de la comunicación digital permite que sea libre de ruido en la transferencia de datos de hasta 100 metros de longitud. El sistema completo es simple de configurar y fácil de usar. El HI98195 el medidor presenta una pantalla de matriz de punto, retroiluminada con capacidad de gráficos y la habilidad de automáticamente de cambiar de tamaños los dígitos que aparecen de lectura basadas en el número de parámetros seleccionados. Cada parámetro medido es totalmente configurable. HI98195 está diseñado para soportar ambientes demandantes y es la solución ideal para las mediciones de campo de lagos, ríos y océanos. El medidor cumple con IP67 y la sonda multisensor cumple con las normas IP68. ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR:
Rango 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV Resolución 0.01 pH / 0.1 mV Precisión ±0. 02 pH / ±0. 5 mV Calibración automático uno, dos, o tres puntos con automática reconocimiento de cinco estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado ORP
Rango ±2000.0 mV Resolución 0.1 mV Precisión ±1, 0 mV Calibración automático en un punto personalizado (mV relativo) CE
Resolución Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm;
Auto-rango: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm;
0.1 mS/cm de 100.0 a400.0 mS/cm; Autorango(fijo mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm;
Calibración automático a un punto, con seis estándar soluciones
(84 µS/cm, 1413 µS/cm,
5.00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado TDS
Rango 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.000 a 400.0 ppt (g/L) (máximo valor depende del factor TDS ) Resolución manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); auto-rango: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L);
Precisión ±1% de de lectura o ±1 ppm (mg/L), cual sea mayor Calibración basado en la calibración de conductividad Resistencia
Rango 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm Resolución Depende de la lectura de la resistencia Calibración Basado en la calibración de conductividad Salinidad
Rango 0.00 a 70.00 PSU Resolución 0.01 PSU Precisión ±2% de de lectura o ±0. 01 PSU Cual sea mayor Calibración basado calibración de conductividad Agua de mar Σ
Rango 0.0 a 50.0 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ Resolución 0.1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ Precisión ±1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ Calibración basado en la calibración de conductividad Temperatura
Rango -5.00 a 55,00 ° C; 23.00 a 131,00 ° F; 268.15 a K 328,15 Resolución 0.01° C; 0,01 ° F; 0,01 K Precisión ±0. 15 ° C; ±0.27 ° F; ±0.15K Calibración automática en un punto personalizado Especificaciones Adicionales
Compensación de Temperatura automática de -5 a 55 ° C (23 a 131 ° F) Registro Memoria 45.000 registros (Registro continuo o a demanda de todos los parámetros) Registro Intervalo una segundo a tres horas PC Conectividad USB para PC con el software de Hanna HI9298194 Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR 100% IP67 Batería Tipo / vida Pilas 1, 5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz (50 horas con retroiluminacion) Dimensiones / Peso 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1,4") / 400 g (14.2 oz.) ESPECIFICACIONES DE LA SONDA:
2 (pH, EC) Muestras ambientales
Fresca, salobre, agua de mar Protección IP68 Temperatura de funcionamiento
-5 a 55 ° C Temperatura de almacenamiento
-20 a 70 ° C Profundidad máxima
20 m (66') Dimensiones (sin cable)
342 mm (13,5 pulgadas); diámetro 46 mm (1,8 pulg.) Peso (sin pilas y sensores)
570 g (20,1 oz.) Especificación del cable
Cable apantallado multiconductor con juntura interna clasificado para el uso de hasta de 68 kg (150 lb). Uso intermitente Materiales para humedad
Cuerpo ABS Hilos de rosca Nylon Protector ABS / 316 SS Sonda de temperatura 316 SS Juntas tóricas EPDM ESPECIFICACIONES DEL SENSOR:
Sensor HI7698194-0
Sensor pH Sensor de pH/ORP Sensor CE Tipo de medida
pH, pH- mV pH, pH- mV , ORP CE, TDS, salinidad Rango de medición
±600.0pH-mV pH de 0.00 a 13.00; ±600.0 pH mV; ±2000.0 mV (ORP) 0.0 a 200.0 mS/cm; 0.0 para 400 mS/cm
(absoluta) Rango de temperatura
-5 a 55 ° C -5 a 55 ° C -5 a 55 ° C Código de color
rojo rojo azul Materiales
Punta vidrio (pH) vidrio (pH); Pt (ORP) acero inoxidable acero electrodos
Cruce cerámica cerámica Cuerpo PEI PEI ABS/epoxico Electrólito gel gel Referencia doble doble Solución de mantenimiento
HI70300 (solución de almacenamiento) HI70300 (solución de almacenamiento) ninguno Dimensiones
118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm Profundidad
20 m (65') 20 m (65') 20 m (65') HI 7007L Solucion pH 7.01 500 ml
HI98195 se suministra con sonda HI7698195, sensor de pH HI7698194-0, sensor de CE HI7698194-3, Kit de mantenimiento de sonda HI 76981942 orings para sensores (5), jeringa de grasa para lubricar las juntas tóricas), Hanna PC software HI9298194, cable micro USB HI920015, baterías 1.5V AA (4), manual de instrucciones, guía de inicio rápido, certificado de calidad y resistente estuche con termoformado personalizado. Contacto

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución