Source: http://docplayer.es/11991163-Medidores-de-oxigeno-disuelto.html
Timestamp: 2018-12-17 15:22:05+00:00

Document:
Medidores de oxígeno disuelto - PDF
Download "Medidores de oxígeno disuelto"
Juan Luis Contreras Sandoval
1 SECCION M.qxp 09/06/ Page 1 Medidores de oxígeno disuelto ÍNDICE Tabla de comparación de productos Introducción Oxímetros portátiles Oxímetros con registro de datos Oxímetro de sobremesa Sondas de oxígeno disuelto Página M2 M3 M5 M10 M11 M12 M1
2 SECCION M.qxp 09/06/ Page 2 Tabla de comparación de productos HI 9146 HI 93732N HI 8043 HI 9142 HI 9143 HI 9145 HI 9141 HI HI 2400 Medidores de oxígeno disuelto Rango de 0.0 a 10.0 mg/l Rango de 0.0 a 19.9 mg/l Rango de 0.00 a mg/l Rango de 0.00 a mg/l Rango de 0.0 a % O 2 Rango de 0.0 a 50.0 C Precisión ±1.5% F.R. Visualización Visualización O 2 y Compensación automática (*) Compensación altitud (*) Compensación salinidad (*) Calibración automática Impermeable Alimentación 12Vdc Impresora incorporada Memorización datos Sonda oxígeno incluida (*) Membranas de repuesto incluidas (*) Maletin robusto de transporte Página M5 M6 M7 M8 M9 M9 M10 M10 M11 (*) El modelo HI 93732N utiliza un método de medida colorimétrico que no necesita de Compensación de, salinidad, altitud; además, no utiliza sonda de medida con membranas. M2
3 SECCION M.qxp 09/06/ Page 3 Oxímetros Tecnología avanzada en una amplia gama de modelos para todas las exigencias HANNA instruments ha realizado un esfuerzo notable de innovación tecnológica en el sector electrónico y en el diseño de sensores de oxígeno, con el fin de ofrecer precisión y fiabilidad en las medidas. En su filosofía productiva, HANNA instruments tiende a la propuesta de una vasta gama de instrumentos para responder adecuadamente a las exigencias de las diferentes aplicaciones. Gracias a estas premisas, han nacido las sondas polarográficas suministradas con los oxímetros HANNA instruments. Construidas con Ultem, un material de gran resistencia, se caracterizan por la membrana fácilmente sustituible y por el sensor de incorporado que permite una respuesta rápida para cada variación de las condiciones de medida. Las sondas están disponibles con cables de longitud variable hasta de 20 mts. En esta sección, además de presentar las características de los oxímetros de tipo tradicional, ha sido también incluido un medidor de oxígeno disuelto que usa un método de tipo colorimétrico, el modelo HI 93732N. HI 9143, HI9145, y HI 9146 son modelos innovadores, dotados de microprocesador interno, que permite la calibración automática, rápida y precisa. Además de la compensación automática de, HI 9143 y HI 9146 también compensan las medidas tomando como base los factores de salinidad y altitud, para garantizar la mayor precisión posible. Ambos modelos son ideales para las medidas de campo, gracias al cuerpo robusto e impermeable, que los protege contra la humedad y el contacto accidental con el agua. Gracias a los rangos ampliados de medida desde 0.00 a mg/l y desde 0.0 a 300.0% de O 2, estos instrumentos tienen un vasto campo de aplicación y pueden ser usados incluso para aguas mezcladas artificialmente con oxígeno, típicamente usadas en acuicultura y en laboratorio. HI 9141 es el único instrumento portátil para la medida del oxígeno disuelto capaz de suministrar la información de las medidas efectuadas. En efecto, los datos pueden ser obtenidos e impresos automáticamente con la impresora incorporada. Junto con este modelo, el HI 91410, además de estar dotado de impresora, ofrece la posibilidad de memorizar automáticamente hasta 8000 lecturas. HI 2400 es el nuevo oxímetro de laboratorio que permite medir, registrar y transmitir los datos al ordenador. La pantalla visualiza paso a paso los comandos para la calibración automática del oxígeno disuelto y. La compensación de es automática y también es posible la compensación de los factores de altitud y salinidad. Los datos pueden ser registrados automáticamente en intervalos seleccionables. Este instrumento también tiene el rango ampliado de medida del oxígeno, y por lo tanto es idóneo para cualquier tipo de aplicación. M3
4 SECCION M.qxp 09/06/ Page 4 Medidas de oxígeno disuelto Definición El oxímetro es el instrumento utilizado para la obtención de la cantidad de oxígeno disuelto en los líquidos. Normalmente se utilizan dos rangos de medición: partes por millón (ppm); o porcentaje de saturación (%). La determinación de la cantidad de oxígeno disuelto se hace necesaria porque constituye un indicador de la calidad del agua, por ejemplo, en el control de las aguas residuales civiles e industriales donde las concentraciones bajas de este parámetro son un signo de contaminación. Aplicaciones ppm Efecto de la contaminación en el oxígeno disuelto Emisión de contaminantes en el río agua limpia degradación descomposición activa Recuperación agua limpia oxígeno disuelto domanda bio-química de oxígeno Distancia río abajo desde el punto de contaminación Una de las aplicaciones del control del oxígeno disuelto en el agua es en la prevención de la corrosión de los metales; por ejemplo, en las instalaciones de calefacción. De hecho, dicho fenómeno y la velocidad en la cual se realiza, dependen también del porcentaje de oxígeno presente. Otra importante aplicación se encuentra en la piscicultura, donde el nivel de oxígeno se controla constantemente tanto para obtener una mejor reproducción de los peces como para prevenir su mortandad, resultado de la disminución de dicho factor por debajo de límite de control necesario para la sobrevivencia. Acuicultura Control de Calidad Sondas de oxígeno disuelto El sistema de medición de oxígeno disuelto está compuesto por el instrumento y la sonda polarográfica tipo "Clark". La sonda es la parte más importante del sistema así como la más delicada. La sonda consta de un mango en cuya extremidad están ubicados dos electrodos, uno de plata (ánodo) y uno de platino (cátodo). La parte terminal se introduce en una cubierta protectora llena de una solución electrolítica de cloruro de potasio. La cubierta tiene en su extremo una membrana de Teflón, un material permeable al gas que permite el paso del oxígeno presente en la solución, pero no el paso de la solución en si. Mediante la aplicación de un potencial de 790 mv, el oxígeno presente en la cámara se reduce a iones de hidróxido en el cátodo, y contemporáneamente se deposita cloruro de plata en el ánodo. Esta reacción provoca un flujo de corriente con intensidad proporcional a la cantidad de oxígeno presente en la muestra. El medidor convierte la medición del flujo de corriente en la concentración correspondiente de oxígeno disuelto. Para una mejor conservación de la sonda polarográfica, se deben seguir algunas reglas, por ejemplo, la solución electrolítica debe ser mantenida en un determinado nivel y debe ser periódicamente renovada. Del mismo modo, se debe verificar la integridad de la membrana de Teflón y en caso de rasguños, desgarros o perforaciones, hay que proceder a su sustitución. Para terminar, también se recomienda calibrar periódicamente el instrumento, utilizando soluciones con oxígeno cero y en aire para fijar el punto a 0% y el punto a 100% respectivamente. Calidad del agua Tratamiento de aguas residuales M4
5 SECCION M.qxp 09/06/ Page 5 HI 9146 Oxímetro portátil para medidas de campo HI 9146 es un oxímetro impermeable, con microprocesador, dotado de calibración y compensación de la automáticas. Mide y visualiza contemporáneamente en la pantalla de dos niveles, tanto la concentración de oxígeno disuelto (en mg/l o en %) así como la de la solución a examinar. Además, es posible programar los valores de altitud y salinidad para una compensación automática de las medidas respecto a estos factores. La sonda, de dotación, de tipo polarográfico, se suministra completa de una funda protectora de la membrana. Gracias a la tecla HOLD, es posible congelar la lectura en la pantalla para anotarla cómodamente. HI 9146 puede ser alimentado con pilas (con indicador de bajo voltaje que se enciende en la pantalla para avisar al usuario), o a través de adaptador de 12 Vdc. nuevo HI HI Rango O 2 de 0.00 a mg/l % saturación O 2 de 0.0 a 300.0% de 0.0 a 50.0 C Resolución O mg/l % saturación O 2 0.1% 0.1 C Precisión (a 20 C) O 2 ±1.5% F.R. % saturación O 2 ±1.5% F.R. ±0.5 C Calibración automática, en aire, a 100% Compensación automática de 0 a 50 C Compensación altitud de 0 a 4 km (resolución 0.1 km) Compensación salinidad de 0 a 80 g/l (resolución 1 g/l) Sonda (incluida) HI 76407/4F con cable de 4 m HI 76407/10F con cable de 10 m Alimentación 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 200 horas de uso continuo auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 100% Dimensiones 196 x 80 x 60 mm Peso 500 g Como pedir HI se suministra completo con sonda HI 76407/4F con cable 4 m y funda protectora de la membrana, 2 membranas de repuesto, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), pilas, maletín robusto de transporte e instrucciones. HI se suministra completo con sonda HI 76407/10F con cable 10 m y funda protectora de la membrana, 2 membranas de repuesto, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), pilas, maletin robusto de transporte e instrucciones. HI 7041S Solución electrolítica para sonda oxígeno (30 ml) HI 76407/4F Sonda oxígeno disuelto con cable de 4 m y funda protectora de la membrana HI 76407/10F Sonda oxígeno disuelto con cable de 10 m y funda protectora de la membrana HI 76407A/P HI HI HI Membranas de repuesto (5 pz) Adaptador 115 Vac/12 Vdc Adaptador 230 Vac/12 Vdc Maletín robusto de transporte Para otros accesorios, consulte la sección U. M5
6 SECCION M.qxp 09/06/ Page 6 HI 93732N Medida del oxígeno disuelto con el método colorimétrico HI 93732N es un fotómetro electrónico que utiliza un método colorimétrico para la determinación del oxígeno disuelto en una muestra. Las medidas son precisas y rápidas y pueden ser realizadas tanto por personal técnico o no. De hecho, bastan pocas y simples operaciones: es suficiente seguir las instrucciones del manual para leer el valor de concentración en mg/l O 2 directamente en la pantalla. Además de ser práctico y de fácil uso, el HI 93732N es muy económico, comparándolo con los medidores de oxígeno disuelto de tipo tradicional, sobre todo por el bajo costo de los reactivos colocados para hacer de 100 a 300 tests. Rango Resolución Exactitud a 20 C Fuente luminosa Duración de la fuente Sensor Tipo pila / duración Condiciones de trabajo Dimensiones Peso Método de análisis HI 93732N de 0.0 a 10.0 mg/l 0.1 mg/l ±0.2 mg/l ±3% de la lectura LED (Light Emitting Diode) 470 nm vida del instrumento fotocélula de silicio 1 x 9V / aprox. 40 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 10 minutos de inactividad de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación 180 x 83 x 46 mm 290 g método Winkler modificado; la reacción entre el oxígeno disuelto y el reactivo produce un tinte amarillo en la muestra Como pedir HI HI HI HI HI Funda de goma de protección (color azul) Funda de goma de protección (color naranja) Paños de limpieza cubetas (4 pz) Cubetas de medida (4 pz) Tapas para cubetas (4 pz) HI HI HI HI Botella de vidrio de 60 ml con tapa Solución para limpieza cubetas, botella de 230 ml Kit reactivos para oxígeno disuelto (100 tests) Kit reactivos para oxígeno disuelto (300 tests) HI 93732N se suministra completo con botella de vidrio de 60 ml, con tapa (para preparación muestras), 2 cubetas de medida, pila e instrucciones. Para otros accesorios, consulte las secciones U y V. M6
7 SECCION M.qxp 09/06/ Page 7 HI 8043 Oxímetro para uso didáctico HI 8043 es un instrumento para la medida del oxígeno disuelto, desarrollado para su uso en el sector escolar. Portátil y ligero, puede ser utilizado tanto en laboratorio como in situ. HI 8043 funciona hasta 100 horas con una pila común de 9V. Se suministra completo con sonda y con todo lo necesario para la ejecución de las medidas. La señal de nivel bajo de la pila advierte al usuario acerca de la necesidad de proceder a la sustitución, evitando que sean efectuadas lecturas erróneas. HI 8043 es robusto y fácil de usar. Girando el conmutador colocado en el panel frontal del instrumento, se selecciona la modalidad de lectura de la concentración de oxígeno, leyéndose el valor medido por la sonda, directamente en la pantalla del instrumento. Seleccionando el modo C es posible visualizar la medida de la en la pantalla, mientras que el modo STB permite mantener la sonda constantemente polarizada y lista para su uso en el curso de las labores de medida. HI 8043 Rango O 2 de 0.00 a mg/l de 0.0 a 50.0 C Resolución O mg/l 0.1 C Precisión (a 20 C) O 2 ±1.5% F.R. ±0.5 C Calibración manual en 2 puntos (cero y curva) Compensación automática de 0 a 30 C Sonda HI 76401, polarográfica, cable 3 m (incluida) Tipo pila / duración 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% Dimensiones 180 x 83 x 40 mm Peso 240 g Como pedir HI 8043 se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto HI con cable 3 m, destornillador para calibración, 2 membranas de repuesto para la sonda, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), pila e instrucciones. HI HI HI HI Sonda oxígeno disuelto, cable 3 m Funda de goma de protección (color azul) Funda de goma de protección (color naranja) Estuche mórbido HI 7040L Solución de calibración oxígeno cero, botella 500 ml HI 7040M Solución de calibración oxígeno cero, botella 230 ml HI 7041S Solución electrolítica para sonda oxígeno (30 ml) HI 76407A/P Membranas de repuesto (5 pz) Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas de oxígeno disuelto, consulte pág. M12. M7
8 SECCION M.qxp 09/06/ Page 8 HI 9142 Oxímetro impermeable, robusto y fiable HI 9142 es un instrumento robusto y preciso que permite realizar medidas de oxígeno disuelto directamente in situ, sin necesidad de recurrir a los análisis de laboratorio. En efecto, gracias a la carcasa impermeable, HI 9142 resiste las condiciones ambientales desfavorables (humedad, polvo, contacto accidental con los líquidos) y también puede ser usado para medidas al aire libre o en ambientes industriales. El HI 9142 es un instrumento fiable y fácil de usar. La calibración se realiza directamente en aire, en pocos minutos, sin necesidad de soluciones. Las medidas son automáticamente compensadas para la. La sonda polarográfica (de dotación) mide con precisión y rapidez, y está equipada con un cable de 4 metros, para la mayor utilización en las medidas de campo. Para aplicaciones particulares, dispone de sondas con cables de mayor longitud. HI 9142 Rango de 0.0 a 19.9 mg/l Resolución 0.1 mg/l Precisión (a 20 C) ±1.5% F.R. Calibración manual en 1 ó 2 puntos (cero y curva) Compensación automática de 0 a 30 C Sonda HI 76407/4, polarográfica, cable 4 m (incluida) Tipo pilas/duración 4 x 1.5V AA / aprox. 500 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 100% Dimensiones 196 x 80 x 60 mm Peso 500 g Como pedir HI 76407/4 HI 76407/10 HI 76407/20 HI 7040M Sonda oxígeno disuelto con cable de 4 m Sonda oxígeno disuelto con cable de 10 m Sonda oxígeno disuelto con cable de 20 m Solución de calibración oxígeno cero, botella 230 ml HI 7040L Solución de calibración oxígeno cero, botella 500 ml HI 7041S Solución electrolítica para sonda oxígeno (30 ml) HI 76407A/P Membranas de repuesto (5 pz) HI Maletin robusto de transporte HI 9142 se suministra completo con sonda oxígeno disuelto HI 76407/4 con cable 4 m, 2 membranas de repuesto para sonda, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), destornillador para calibración, pilas, maletin robusto de transporte e instrucciones. Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas de oxígeno disuelto, consulte la pág. M12. M8
9 SECCION M.qxp 09/06/ Page 9 HI 9143 HI 9145 Oxímetros portátiles impermeables, con amplio rango Las condiciones ambientales desfavorables, típicas de las medidas al aire libre o de ambientes industriales, pueden deteriorar los instrumentos de medida. HI 9143 y HI 9145 han sido diseñados para ofrecer lo mejor de la tecnología para la medida del oxígeno disuelto en las aplicaciones in situ, en particular en lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales y en acuicultura. La calibración en un punto no requiere soluciones químicas y se realiza exponiendo la sonda directamente al aire: en pocos minutos el instrumento estará calibrado y listo para usar. La calibración automática elimina la necesidad de usar el destornillador u otras herramientas para regular la lectura. Ambos modelos miden el oxígeno en un amplio rango (hasta 45 mg/l ó 300%) y compensan automáticamente las medidas en, visualizando ambos valores (concentración de oxígeno y ) contemporáneamente en la pantalla. Además de las características del modelo básico HI 9145, el HI 9143 efectúa también la compensación de salinidad y altitud. HI 9143 HI 9145 Rango O 2 de 0.00 a mg/l % saturación O 2 de 0.0 a 300.0% de 0.0 a 50.0 C Resolución O mg/l % saturación O 2 0.1% 0.1 C Precisión (a 20 C) O 2 ±1.5% F.R. % saturación O 2 ±1.5% F.R. ±0.5 C Calibración automática, en aire, a 100% Compensación automática de 0 a 50 C Compensación altitud de 0 a 1900 m (resolución 100 m) Compensación salinidad de 0 a 40 g/l (resolución 1 g/l) Sonda HI 76407/4 polarográfica, cable 4 m (incluida) Alimentación 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 200 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 100% Dimensiones 196 x 80 x 60 mm Peso 500 g Como pedir HI 9143 se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto HI 76407/4 con cable 4 m, 2 membranas de repuesto para sonda, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), pilas, maletin robusto de transporte e instrucciones. HI 9145 se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto HI 76407/4 con cable 4 m, 2 membranas de repuesto para sonda, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), pilas, maletín robusto de transporte e instrucciones. HI 76407/4 Sonda oxígeno disuelto, cable 4 m HI 76407/10 Sonda oxígeno disuelto, cable 10 m HI 76407/20 Sonda oxígeno disuelto, cable 20 m HI 7041S HI HI 76407A/P HI Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas de oxígeno disuelto, consulte la pág. M12. Solución electrolítica para sonda oxígeno (30 ml) Adaptador 230 Vac/12 Vdc Membranas de repuesto para sonda (5 pz) Maletín robusto de transporte M9
10 SECCION M.qxp 09/06/ Page 10 HI 9141 HI Oxímetros portátiles con impresora y memorización datos HI 9141 HI Rango O 2 de 0.00 a ppm (mg/l) de 0.0 a 50.0 C Resolución O ppm (mg/l) 0.1 C Precisión (a 20 C) O 2 ±1.5% F.R. ±0.5 C Calibración automática, en aire, a 100% Compensación automática de 0 a 30 C Compensación altitud de 0 a 1900 m (resolución 100 m) Compensación salinidad de 0 a 40 g/l (resolución 1 g/l) Sonda HI 76407/4, polarográfica, cable de 4 m cable (incluida) Impresora de bajo consumo, papel normal, ancho del papel 38 mm (HI ) Intervalos impresión seleccionables entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos Intervalo memorización 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos Conexión al ordenador puerta RS232 con transmisor HI 9200 y programa de aplicación HI (no incluidos) Alimentación 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 70 horas de uso continuo (con intervalos de impresión frecuentes); auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación Dimensiones 220 x 82 x 66 mm Peso 550 g HI 9141 y HI son dos oxímetros portátiles que ofrecen la posibilidad de medir e imprimir automáticamente las medidas de oxígeno disuelto. En efecto, ambos modelos tienen una impresora incorporada que permite registrar automáticamente las medidas obtenidas, en intervalos de tiempo programados por el usuario, y archivarlos completos con fecha, hora y número de muestra. El HI 91410, además de imprimir las medidas, puede memorizar hasta un máximo de 8000 datos, siempre obtenidos en forma automática en intervalos de tiempo definidos. Las medidas memorizadas pueden ser retomadas en la pantalla en cualquier momento, o incluso transferidas al ordenador por medio de la interfaz de infrarrojos HI 9200, que se conecta a la puerta serial del ordenador. Es posible dejar el transmisor siempre conectado: en el momento de transferir las medidas, es suficiente apoyar el instrumento en el soporte y en pocos segundos, gracias al programa compatible con Windows HI 92000, se completa la transferencia de datos. HI 9141 y HI pueden funcionar con pilas comunes o con adaptadores de 12 Vdc. Ambos modelos se calibran fácilmente gracias al procedimiento automático y compensan las medidas tomando como base la, la altitud y la salinidad. Como pedir HI 76407/4 Sonda oxígeno disuelto, cable de 4 m HI 76407/10 Sonda oxígeno disuelto, cable de 10 m HI 76407/20 Sonda oxígeno disuelto, cable de 20 m HI 7041S Solución electrolítica para sonda oxígeno (30 ml) HI Adaptador 230 Vac/12 Vdc HI 76407A/P Membranas de repuesto sonda (5 pz) Windows es una marca registrada Microsoft Co. HI Adaptador 115 Vac/12 Vdc HI 9200/9 Transmisor para conexión al PC (serial de 9 agujas) HI Programa de conexión a PC, compatible con Windows HI Repuestos papel impresora (10 pz) HI Repuesto tinta impresora HI Maletín robusto de transporte HI 9141 se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto HI 76407/4 con cable de 4 m, 2 membranas de repuesto para sonda, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), 5 repuestos de papel para impresora, pilas, maletín robusto de transporte e instrucciones. HI se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto HI 76407/4 con cable de 4 m, 2 membranas de repuesto para sonda, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), 5 repuestos de papel para impresora, pilas, maletín robusto de transporte e instrucciones. M10
11 SECCION M.qxp 09/06/ Page 11 Oxímetro de laboratorio HI 2400 Para las medidas de oxígeno disuelto, HANNA instruments propone el nuevo HI 2400, indispensable para el análisis de productos farmacéuticos y alimenticios, y en los controles para la monitorización de las instalaciones de depuración. Gracias a este instrumento, el usuario puede decidir si medir la concentración de oxígeno disuelto en mg/l o en porcentaje de saturación. Dicho oxímetro se adapta a cualquier tipo de laboratorio o a cualquier tipo de agua, ya que además de la compensación de la, es posible la compensación de la altitud y de la salinidad, por lo que es un medio eficiente en una realidad académica o de investigación donde se quieran obtener datos repetibles y comparables con otros laboratorios de este tipo. Gracias al intervalo de memorización seleccionable, es posible realizar análisis prolongados en el tiempo, que serán salvados en una memoria no volátil del instrumento para después transferirlos en el ordenador a través de la puerta serial RS232. La capacidad máxima de la memoria es de 8000 datos. La calibración del HI 2400 es automática y puede ser seleccionada entre 1 ó 2 puntos (0 y 100% de saturación de oxígeno). La sonda que se suministra con el oxímetro, es un sensor de tipo polarográfico que aprovecha la reacción química simple que existe entre O 2 y Ag. Esta reacción genera una corriente que después será tomada por el instrumento. HI 2400 Rango O 2 de 0.00 a mg/l (ppm) % saturación O 2 de 0.0 a % de 0.0 a 50.0 C Resolución O mg/l (ppm) % saturación O 2 0.1% 0.1 C Precisión O 2 ±1.5% F.R. (a 20 C) % saturación O 2 ±1.5% F.R. ±0.5 C Calibración automática, 1 ó 2 puntos a 0% (con solución HI 7040) y 100% (en aire) Compensación de altitud de 0 a 4000 m (con resolución 100 m) Compensación de salinidad de 0 a 40 g/l (con resolución 1 g/l) Compensación de automática, de 0.0 a 50.0 C Sonda HI 76407/2 con 2 metros de cable (incluida) Intervalo de memorización 1, 15, 30 segundos o 1, 2, 5, 15, 30, 60, 120, 180 minutos Conexión al ordenador puerta serial RS232 (opto-aislada) Alimentación adaptador a 12 Vdc Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. 95% Dimensiones/Peso 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg nuevo Como pedir HI 2400 se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto con 2 metros de cable HI 76407/2, 2 membranas de repuesto, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), adaptador 12 Vdc e instrucciones HI 76407/4 Sonda oxígeno disuelto con 4 metros de cable HI Sonda oxígeno disuelto con 2 metros de cable y cuerpo estrecho HI 76407/10 Sonda oxígeno disuelto con 10 metros de cable HI 76407/20 Sonda oxígeno disuelto con 20 metros de cable HI 76407A/P Membranas de repuesto (5 pz.) HI 7040M Solución de calibración cero oxígeno (230 ml) HI 7040L Solución de calibración cero oxígeno (500 ml) HI 7041S Solución electrolítica (30 ml) HI Programa compatible con Windows HI Cable para conexión a PC M11
12 SECCION M.qxp 09/06/ Page 12 Sondas para la medida del oxígeno disuelto Las sondas polarográficas HANNA instruments de la serie HI y HI son perfectas tanto para aplicaciones en laboratorio como in situ. Gracias a su tecnología, la calibración de los instrumentos es simple y rápida y las medidas de oxígeno disuelto se compensan en. La membrana de Teflón puede ser sustituida en pocos segundos con gran facilidad. Dispone de la sonda HI con varias longitudes de cable para cubrir sus necesidades concretas, una posibilidad útil en las medidas de campo. cable Impermeable Funda de protección del cable cuerpo resistente ideal para las medidas de campo Preciso sensor de termistor protegido tras una tapa de acero inoxidable ánodo de plata cátodo de platino encapsulado en vidrio HI 7041S - Solución electrolítica para la sonda Es importante realizar un mantenimiento constante para mantener el sensor de las sondas de oxígeno disuelto en buen funcionamiento. Para este fin, se rellena el alojamiento de la membrana con la solución electrolítica consumida. Sonda Longitud cable Instrum. HI metros HI 8043 HI 76407/2 2 metros HI 2400 HI 76407/4 4 metros HI 9142 HI 9143 HI 9145 HI 9141 HI HI 76407/10 10 metros como el anterior HI 76407/20 20 metros como el anterior solución electrolítica de KCl (HI 7041S) fina membrana permeable de Teflon aísla el sensor de la solución a analizar, pero permite la entrada del oxígeno (HI 76407A/P) Membranas de Teflón Cuando se realizan muchas mediciones es oportuno tener membranas de repuesto disponibles. HI 76407A/P membranas de Teflón de repuesto para sonda ( 5 piezas) Teflón es una marca registrada du Pont de Nemours & Co. M12
13 SECCION M.qxp 09/06/ Page 13 HI 76407/4F HI 76407/10F La sonda para la medida del oxígeno disuelto HI 76407/4F está especialmente estudiada para un uso de campo y donde se requiera una protección particular de la membrana contra posibles roturas por cuerpos contundentes o agresiones de animales. Este tipo de sonda está disponible con 2 diferentes longitudes de cable: HI 76407/4F con cable de 4 metros HI 76407/10F con cable de 10 metros cable Impermeable funda de protección del cable cuerpo resistente ideal para las medidas de campo Preciso sensor de termistor protegido tras una tapa de acero inoxidable membrana permeable Sonda Longitud cable Instrum. HI 76407/4F 4 metros HI 9146 HI 76407/10F 10 metros HI 9146 cátodo de platino encapsulado en vidrio Orificio de reciclado solución Cilindro de protección para usos de campo Membranas deteflón Cuando se realizan muchas mediciones es oportuno tener membranas de repuesto disponibles. HI 76407A/P membranas de Teflón de repuesto para sonda ( 5 piezas). Teflón es una marca registrada du Pont de Nemours & Co. M13
14 SECCION M.qxp 09/06/ Page 14 cable Impermeable funda de protección del cable cuerpo resistente ideal para las medidas de campo HI A causa de la exigencia de realizar medidas de oxígeno disuelto en los laboratorios, HANNA instruments ha creado una nueva sonda que se conecta a los instrumentos de sobremesa, volviéndola más maniobrable y adecuada para las condiciones normales de estos lugares. Por estas razones, ha nacido la sonda HI 76408, más ligera que las anteriores. En este modo, se puede colocar en el vaso sin tener que fijar el recipiente en la mesa (o lastrarlo), evitándose caídas improvisas. Preciso sensor de termistor protegido tras una tapa de acero inoxidable ánodo de plata cátodo de platino encapsulado en vidrio solución electrolítica de KCl (HI 7041S) Sonda Longitud cable Instrum. HI metro HI 2400 fina membrana permeable de Teflon aísla el sensor de la solución a analizar, pero permite la entrada del oxígeno (HI 76407A/P) M14

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución