Source: http://docplayer.pl/2867200-Przetarg-nieograniczony-nr-350-118-2014-zakup-i-dostawa-urzadzen-medycznych.html
Timestamp: 2017-07-24 03:01:55+00:00

Document:
Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych. - PDF
Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych.
Download "Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych."
1 Poznań, dn /118/2014/11 Wg rozdzielnika Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zostały złożone do ww przetargu pytania, na które Zamawiajacy udzielił odpowiedzi. Pakiet nr 3 LAMPA SUFITOWA ZABIEGOWA JEDNORAMIENNA 1 sztuka Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w pkt. 3 lampę z widocznymi w matrycy diodami? Opisana obecnie w SIWZ konstrukcja jest unikalnym rozwiązaniem jednego konkretnego wytwórcy. Lampy z widocznymi w matrycy diodami wytwarzają wszyscy wiodący producenci w tym Maquet, Draeger, Trumpf, Trilux by wymienić tylko najbardziej uznane firmy. Pozostawienie takiego zapisu w SIWZ dowiedzie, że Zamawiający z góry wybrał już produkt, który zamierza kupić a całe postępowanie jest tylko ruchem fikcyjnym dla wypełnienia narzuconych wymogów PZP i bez wątpienia będzie podstawą do zawiadomienia stosownych służb kontrolnych. Zamawiający dopuszcza. Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w pkt. 4 lampę o kształcie sześciokąta foremnego a więc minimalnie odbiegającym od koła, która przystosowana jest do pracy z nawiewem laminarnym? Kształt sześciokątny z podziałem po przekątnej ma lepsze parametry kompatybilności z nawiewem laminarnym i zdecydowanie mniej wpływa na zaburzenia nawiewu laminarnego niż okrągły. Odp. Nie. Kształt konstrukcji opraw oświetleniowych został dokładanie i wyczerpująco określony w pkt. 4 siwz w pakiecie 3. Rozwiązanie konstrukcyjne opraw oświetleniowych o skomplikowanym kształcie kopuł (np. płatki kwiatów, kształt sześciokąta, plastra miodu) utrudniają utrzymanie czystości i dezynfekcję sprzętu tym samym nie są dopuszczone. Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści w pkt.5 lampę, która nie posiada funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego realizowana w każdej lampie oddzielnie? Oferowana lampa posiada tak dobre parametry bezcieniowości (mierzone wg metodologii normy PN-EN ), że nie jest potrzebne dodatkowe doświetlania centralnej części pola. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy wskazać jakie istotne korzyści kliniczne chce osiągnąć Zamawiający oraz na jakiej normie dot. oświetlenia chirurgicznego opiera się wymagając takiej konstrukcji? Obowiązująca bowiem norma PN-EN NIE przewiduje takich rozwiązań. 12 Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na charakter i specyfikę wykonywanych operacji konieczne jest zastosowanie systemu, który pozwała chwilowo doświetlić istotnie środek pola operacyjnego; nie dopuszcza się lampy bez możliwości wzmocnienia doświetlenia w części centralnej oświetlanego pola proponowane rozwiązanie obniża jakość i funkcjonalność lampy. Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści w pkt.7 lampę, której średnica plamy świetlnej pola operacyjnego lampy głównej w odległości 1m od czoła lampy zmienia się w zakresie cm? Odp. Nie. Proponowane rozwiązanie istotnie różni się od wymaganego. Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści w pkt.8 lampę, której regulacja natężenia oświetlenia jest w zakresie 10%- 100% i regulowana jest z panelu umieszczonego na przegubie czaszy lampy? Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści w pkt.10 lampę, której ustawienie parametrów świetlnych i pozycjonowanie opraw oświetleniowych realizowane jest za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu umieszczonego w centralnej części oprawy oświetleniowej? Odp. Nie. Zgodnie z doświadczeniem użytkownika bardziej funkcjonalne rozwiązanie to umieszczenie uchwytu regulacyjnego w części bocznej kopuły. Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści w pkt.11 lampę, która zawiera 60 diod LED w matrycy? Ograniczenie ilości diod do 30 jest parametrem nie posiadającym żadnego uzasadnienia klinicznego a ma jedynie jak zresztą większość pozostałych punktów SIWZ wskazywać na konkretnego wytwórcę. W wielokrotnie utrwalonym orzecznictwie KIO Zamawiający ma obowiązek opisywać przedmiot zamówienia za pomocą parametrów skorelowanych klinicznie z nie przy użyciu danych technicznych całkowicie nie związanych z funkcją kliniczną a jedynie ograniczających konkurencję. Pyt. 8 Czy Zamawiający dopuści w pkt.14 lampę, w której w uchwycie regulacyjnym umieszczonym w centrum oprawy jest możliwość sterowania intensywnością oświetlenia a zmiana wielkości pola świetlnego odbywa się poprzez przełącznik na panelu sterującym przy czaszy? Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego, uchwyt sterylizowany ma służyć zarówno do pozycjonowania jak i ustawienia parametrów świetlnych lampy. Pakiet nr 4 LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA TRZYRAMIENNA W TECHNOLOGII DIODOWEJ LED i KOLOROWYM MONITOREM - 1 sztuka Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści w pkt. 3 oprawy oświetleniowe z diodami LED w 3 barwach emitujące światło białe? Widoczność kolorowych diod LED nie ma żadnego wpływu na funkcje użytkowe a w polu operacyjnym jest jednorodne światło białe. Odp. Nie. Zamawiajacy nie dopuści, ponieważ światło białe nie jest generowane bezpośrednio z systemu świetlnego czaszy. Zamawiający nie dopuszcza wymagane jest rozwiązanie konstrukcyjne układu optycznego, w którym kolorowe diody nie są widoczne przez personel operujący. Różnorodność barw generowanych przez kolorowe diody jest widoczne w kopułach oświetleniowych niekorzystnie wpływa na personel operujący, dlatego wymaga się kopuł świecących w białym kolorze. 23 Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści w pkt. 4 lampę o kształcie struktury plastra miodu 5 i 3 segmentową, która przystosowana jest do pracy z nawiewem laminarnym? Kształt zaoferowanej lampy mniej wpływa na zaburzenia nawiewu laminarnego niż okrągły. Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści. Zaproponowane rozwiązanie jest bardzo uciążliwe w utrzymaniu czystości lampy. Pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści w pkt.5 lampę, która nie posiada funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego realizowana w każdej lampie oddzielnie? Oferowana lampa posiada tak dobre parametry bezcieniowości (mierzone wg metodologii normy PN-EN ), że nie jest potrzebne dodatkowe doświetlania centralnej części pola. Obowiązująca bowiem norma PN-EN NIE przewiduje takich rozwiązań. Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza lampy bez możliwości wzmocnienia doświetlenia w części centralnej oświetlanego pola proponowane rozwiązanie obniża jakość i funkcjonalność lampy. Patrz odpowiedź na pytanie 5 pisma WCO z dn r. Pyt. 12 Czy Zamawiający dopuści w pkt.11 lampę, której ustawienie natężenia oświetlenia i pozycjonowanie opraw oświetleniowych realizowane jest za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu umieszczonego w centralnej części oprawy oświetleniowej? Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego w siwz, uchwyt sterylizowany ma służyć zarówno do pozycjonowania jak i ustawiania parametrów świetlnych lampy. Patrz odpowiedź na pytanie 9 pisma WCO z dnia r. Pyt. 13 Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści lampę, która posiada jeden uchwyt do pozycjonowania opraw umieszczony na górze centralnego segmentu czaszy lampy głównej oraz jednego uchwytu umieszczonego na przegubie czaszy lampy satelitarnej? Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści. Proponowane rozwiązanie jest niefunkcjonalne i gorsze od wymaganego w siwz. Pyt. 14 Czy Zamawiający dopuści w pkt. 19 oprawy oświetleniowe z diodami LED w 3 barwach emitujące światło białe? Widoczność kolorowych diod LED nie ma żadnego wpływu na funkcje użytkowe a w polu operacyjnym jest jednorodne światło białe. Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Światło białe nie jest generowane bezpośrednio z systemu świetnego czaszy. Pyt. 15 Czy Zamawiający dopuści lampę w pkt. 25, która posiada Zapasowe uchwyty wielorazowe zunifikowane, sterylizowane w autoklawie w ilości 8 sztuk, które są montowane w centralnej części opraw oświetleniowych? Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego w siwz, uchwyt sterylizowany ma służyć zarówno do pozycjonowania jak i ustawiania parametrów świetlnych lampy. Patrz odpowiedź na pytanie 9 pisma WCO z dnia r. Pyt. 16 Czy Zamawiający dopuści lampę w pkt. 27, która posiada kamerę medyczną cyfrową o wysokiej rozdzielczości HD 1080p umieszczoną w centralnej części opraw świetlnych? Odp. Zamawiający nie dopuszcza kamery umieszczonej centralnie w czaszy w sterylizowanym uchwycie, ponieważ jest to rozwiązanie niefunkcjonalne, które powoduje zabrudzenie kamery przy 34 dotykaniu uchwytu przez operatorów oraz może powodować kontaminację operatorów w czasie zabiegu. Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 3 Lampa operacyjna bezcieniowa, jednoramienna w technologii LED 1 sztuka Pyt. 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną bez funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego? Oferowana lampa posiada wysokiej jakości parametry świetlne, a innowacyjna technologia HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu ( lx) jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy. Ponadto pragniemy zauważyć, że funkcja doświetlenia wskazuje na bardzo niską wgłębność oświetlenia lampy opisanej przez Zamawiającego wymuszającej zwiększenie natężenia w centralnej części oświetlanego pola, co skutkuje niejednorodnym oświetleniem pola roboczego. Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Z uwagi na charakter i specyfikę wykonywanych operacji konieczne jest zastosowanie systemu, który pozwala chwilowo doświetlić istotnie środek pola operacyjnego, nie dopuszcza się lampy bez możliwości wzmocnienia doświetlenia w części centralnej oświetlanego pola proponowane rozwiązanie obniża jakość i funkcjonalność lampy. Pyt. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną ze zdejmowanym sterylizowanym uchwytem umieszczonym dokładnie w środku geometrycznym czaszy? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, znacznie ułatwiające dokładne pozycjonowanie czaszy względem pola operacyjnego. Ponadto operator ma zawsze łatwy dostęp do uchwytu zamontowanego centralnie w przeciwieństwie do uchwytu umieszczonego w części bocznej oprawy. Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego, uchwyt sterylizowany ma służyć zarówno do pozycjonowania jak i ustawienia parametrów świetlnych lampy. Pyt. 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w 39 diod LED po 13 diod w każdym z 3 paneli świetlnych rozłożonych symetrycznie? Jest to rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie wysokiego natężenia na poziomie lx. Ponadto ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe wymagania dotyczące oświetlenia tj. natężenie, temperatura barwowa i żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika końcowego ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego. Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 4 Lampa operacyjna bezcieniowa, trzyramienna w technologii diodowej LED, z systemem wideo HD i kolorowym monitorem 1 sztuka Pyt. 20 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną (czasza główna i satelitarna) bez funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego? Oferowana lampa posiada wysokiej jakości parametry świetlne, a innowacyjna technologia HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy. Ponadto pragniemy zauważyć, że funkcja doświetlenia wskazuje na bardzo niską wgłębność oświetlenia lampy opisanej przez Zamawiającego wymuszającej zwiększenie natężenia w centralnej części oświetlanego pola, co skutkuje niejednorodnym oświetleniem pola roboczego. 45 Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza lampy bez możliwości wzmocnienia doświetlenia w części centralnej oświetlanego pola proponowane rozwiązanie obniża jakość i funkcjonalność lampy. Patrz odpowiedź na pytanie 5 pisma WCO z dn r. Pyt. 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną (czasza główna i satelitarna) ze zdejmowanym sterylizowanym uchwytem umieszczonym dokładnie w środku geometrycznym czaszy? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, znacznie ułatwiające dokładne pozycjonowanie czaszy względem pola operacyjnego. Ponadto operator ma zawsze łatwy dostęp do uchwytu zamontowanego centralnie w przeciwieństwie do uchwytu umieszczonego w części bocznej oprawy. Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego w siwz, uchwyt sterylizowany ma służyć zarówno do pozycjonowania jak i ustawiania parametrów świetlnych lampy. Patrz odpowiedź na pytanie 9 pisma WCO z dnia r. Pyt. 22 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której czasza satelitarna wyposażona jest w 39 diod LED po 13 diod w każdym z 3 paneli świetlnych rozłożonych symetrycznie? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe wymagania dotyczące oświetlenia tj. natężenie, temperatura barwowa i żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika końcowego ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego. Zamawiający dopuszcza. Powyższe zostało zawarte w zmodyfikowanym zał. nr 7 opisie przedmiotu zamówienia. Pyt. 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną (lampa główna i boczna) ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra 95? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zmawiającego i jest niezauważalny gołym okiem. Co więcej, wartość współczynnika odwzorowania barw na poziomie >90 uważany jest za bardzo wysoki odpowiedni dla stanowisk pracy, w których rozróżnianie barw ma zasadnicze znacznie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej ( 97), niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżniania i oceny niewielkich różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. Zamawiający dopuszcza. Pyt. 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z wbudowaną w czaszę główną kamerą HD (1080i oraz 720p) z funkcją rotacji obrazu o 180 o? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, umożliwiające rejestrację operacji w wysokiej rozdzielczości z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań Zamawiającego stawianych wobec kamery. Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz Dotychczasowa praktyka zamawiającego wykazuje przewagę użytkowania kamery zamontowanej w czaszy satelitarnej lampy. Manewrowanie lampą główną (by zmienić obraz z kamery) zaburza chwilowo oświetlenie pola operacyjnego. Manewrowanie mniejszą (lżejszą) czaszą jest wygodniejsze i nie wpływa na dobre oświetlenie miejsca operowanego, gdyż duża czasza nie zmienia swego położenia. Pyt. 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z monitorem medycznym bez wejścia HDMI? Biorąc pod uwagę fakt, iż kamera medyczna nie nagrywa dźwięków to nie ma potrzeby aby komunikacją między nią, a monitorem realizowana była kablem HDMI, który 56 służy do jednoczesnego przesyłania obrazu i dźwięku w tym przypadku złącze DVI jest w zupełności wystarczające i gwarantuje uzyskanie na monitorze obrazu w rozdzielczości HD. Pyt. 26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z monitorem medycznym bez wyjścia RGB i S-Video? Oba te złącza nie umożliwiają przesyłania obrazu w formacie HD, a więc są w tym przypadku zbędne. W nowoczesnych monitorach, tak jak i w np. telewizorach, odchodzi się od implementacji złączy ograniczonych technologicznie Zamawiający mając na myśli zestaw HD powinien ograniczyć ilość złączy do takich, które umożliwiają przesyłanie obrazu w takiej właśnie rozdzielczości. Pakiet nr 3 Lampa operacyjna bezcieniowa, jednoramienna w technologii diodowej LED 1 szt. Pyt. 27 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji zwartej w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego? Odp. Nie. Kształt konstrukcji opraw oświetleniowych został dokładanie i wyczerpująco określony w pkt. 4 siwz w pakiecie 3. Rozwiązanie konstrukcyjne opraw oświetleniowych o skomplikowanym kształcie kopuł (np. płatki kwiatów, kształt sześciokąta, plastra miodu) utrudniają utrzymanie czystości i dezynfekcję sprzętu tym samym nie są dopuszczone. Pyt. 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji zwartej w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego? Odp. Nie. Patrz odpowiedź na pytanie 27 Pyt. 29 Czy w ramach wymogu w punkcie 5 tabeli technicznej Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z funkcją Show Management System redukcji cieni włączaną jednym przyciskiem po wybraniu której następuje wyłączenie części diod w środkowej części lampy a następnie zwiększenie natężenia oświetlenia w diodach znajdujących się na obrzeżach lampy, tym samym całkowite natężenie nie ulega zmianie a cienie powstające poprzez głowę chirurga znajdującą się najczęściej blisko środkowej części lampy zostają zredukowane? Dotyczy punktu 5 oraz 12 tabeli technicznej. Odp. Nie. Zamawiający wymaga systemów opisanych w punktach 5 oraz 12 tabeli zawartej w zał. 7 proponowane rozwiązanie jest odwrotnością wymaganego. Pyt. 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez systemu centralnego doświetlenia pola operacyjnego ze środka oprawy? Dotyczy punktu 5 oraz 12 tabeli technicznej. Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Z uwagi na charakter i specyfikę wykonywanych operacji konieczne jest zastosowanie systemu, który pozwala chwilowo doświetlić istotnie środek pola operacyjnego, nie dopuszcza się lampy bez możliwości wzmocnienia doświetlenia w części centralnej oświetlanego pola proponowane rozwiązanie obniża jakość i funkcjonalność lampy. Pyt. 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której natężenie oświetlenia kopuły wynosi lux przy jasności 100%? Pyt. 32 67 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której ustawienie parametrów świetlnych tj. regulacja średnicy pola operacyjnego i pozycjonowanie oprawy oświetleniowej dokonywane jest za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu umieszczonego w centralnej części oprawy oświetleniowej, a pozostałe parametry świetlne regulowane z panelu sterowania umieszczonego na ramieniu przy kopule? Odp. Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwiązania, w którym wielorazowe uchwyty regulacyjne umieszczone są w części centralnej opraw oświetleniowych, ponieważ zgodnie z doświadczeniem użytkownika bardziej funkcjonalne rozwiązanie to umieszczenie uchwytu regulacyjnego w części bocznej kopuły. Pyt. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza składa się z 6 segmentów świetlanych/matryc zawierających po 16 diod w 5 segmentach na obrzeżach oraz 15 diod w segmencie środkowym? Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej, której czasza zawiera sumarycznie 95 diod LED, ponieważ proponowana ilość znacznie odbiega od wymagań. Pyt. 34 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza składa się z 4 segmentów świetlanych/matryc zawierających po 16 diod w 3 segmentach na obrzeżach oraz 9 diod w segmencie środkowym? Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną, której czasza zawiera sumarycznie 57 diod LED. Pyt. 35 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza posiada pięć zintegrowanych uchwytów do pozycjonowania oprawy umieszczone na części zewnętrznej oprawy? Pyt. 36 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza posiada trzy zintegrowane uchwyty do pozycjonowania oprawy umieszczone na części zewnętrznej oprawy? Pyt. 37 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja pola operacyjnego / ogniskowanie odbywa się za pomocą uchwytu sterylizacyjnego umieszczonego w centralnej części oprawy? Odp. Nie. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym wielorazowe uchwyty regulacyjne umieszczone są w części centralnej opraw oświetleniowych, ponieważ zgodnie z doświadczeniem użytkownika bardziej funkcjonalne rozwiązanie to umieszczenie uchwytu regulacyjnego w części bocznej kopułyuchwyt sterylizowany ma służyć zarówno do pozycjonowania jak i ustawienia parametrów świetlnych lampy. Pyt. 38 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której temperatura barwowa wynosi 4300 K? Pyt. 39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w zapasowe uchwyty wielorazowe zunifikowane, sterylizowane w autoklawie 2 szt. montowane w części centralnej oprawy oświetleniowej? Odp. Nie. Nie dopuszcza się proponowanego rozwiązania. Patrz odpowiedź na pytanie 37. 78 Pakiet nr 4 Lampa operacyjna bezcieniowa, trzyramienna w technologii LED z systemem wideo HD i kolorowym monitorem 1 szt. Pyt. 40 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną zapewniającą możliwość obrotu dla czaszy głównej ramienia stałego o 302 wokół mocowania głównego, możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335 wokół przegubu łączącego ramiona, możliwość obrotu o 280 na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym, następnie dla czaszy satelitarnej możliwość obrotu ramienia stałego o 360 wokół mocowania głównego, możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335 wokół przegubu łączącego ramiona, możliwość obrotu o 280 na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym oraz dla ramienia z monitorem możliwość obrotu ramienia stałego o 302 wokół mocowania głównego, możliwość obrotu ramienia uchylnego o 335 wokół przegubu łączącego ramiona, możliwość obrotu o 280 na przegubie łączącym uchwyt monitora z ramieniem uchylnym? Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane rozwiązanie jest dużo gorsze od wymaganego, nie jest funkcjonalne i znacznie ogranicza ruchy ramionami lampy przez użytkownika. Pyt. 41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której zasada oświetlenia oparta jest na dwóch diodowych głowicach oświetleniowych wyposażonych w jednokolorowe białe diody LED zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego? Zamawiający dopuszcza. Pyt. 42 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z układem optycznym generującym światło o barie białej diody jednokolorowe białe LED? Zamawiający dopuszcza. Pyt. 43 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji zwartej w której kopuła główna składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego, a kopuła satelitarna składająca się z 4 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie o skomplikowanym kształcie kopuł utrudnia utrzymanie w czystości i dezynfekcji kopuł. Pyt. 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji zwartej w której kopuła główna i satelitarnej składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie o skomplikowanym kształcie kopuł utrudnia utrzymanie w czystości i dezynfekcji kopuł. Pyt. 45 Czy w ramach wymogu w punkcie 5 tabeli technicznej Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z funkcją Show Management System redukcji cieni włączaną jednym przyciskiem po wybraniu której następuje wyłączenie części diod w środkowej części lampy a następnie zwiększenie natężenia oświetlenia w diodach znajdujących się na obrzeżach lampy, tym samym całkowite natężenie nie ulega zmianie a cienie powstające poprzez głowę chirurga znajdującą się najczęściej blisko środkowej części lampy zostają zredukowane? Dotyczy punktu 5 oraz 14 tabeli technicznej. Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga systemów opisanych w punktach 5 i 14 tabeli technicznej proponowane rozwiązanie jest odwrotnością wymaganego. 89 Pyt. 46 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez systemu centralnego doświetlenia pola operacyjnego ze środka oprawy? Dotyczy punktu 5 oraz 14 tabeli technicznej. Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na charakter i specyfikę wykonywanych operacji konieczne jest zastosowanie systemu, który pozwala chwilowo doświetlić istotnie środek pola operacyjnego, nie dopuszcza się lampy bez możliwości wzmocnienia doświetlenia w części centralnej oświetlanego pola, proponowane rozwiązanie obniża jakość i funkcjonalność lampy. Pyt. 47 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą wysokie natężenie światła na polu operacyjnym o łącznym możliwym do wyemitowania natężeniu światła (przy jasności 100%) wszystkich oferowanych, zawieszonych współosiowo czasz lx? Zamawiający dopuszcza. Pyt. 48 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której ustawienie parametrów świetlnych tj. regulacja średnicy pola operacyjnego i pozycjonowanie opraw oświetleniowych dokonywane jest za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu umieszczonego w centralnej części oprawy oświetleniowej, a pozostałe parametry świetlne regulowane z paneli sterowania umieszczonych na ramionach przy kopułach? Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym wielorazowe uchwyty regulacyjne umieszczone są w części centralnej opraw oświetleniowych, ponieważ zgodnie z doświadczeniem użytkownika bardziej funkcjonalne rozwiązanie to umieszczenie uchwytu regulacyjnego w części bocznej kopuły. Pyt. 49 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza główna posiada pięć zintegrowanych uchwytów do pozycjonowania oprawy umieszczone na części zewnętrznej oprawy, a czasza satelitarna posiada trzy zintegrowane uchwyty do pozycjonowania oprawy umieszczone na części zewnętrznej oprawy? Zamawiający dopuszcza. Pyt. 50 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasze posiadają po pięć zintegrowanych uchwytów do pozycjonowania opraw umieszczone na części zewnętrznej opraw? Zamawiający dopuszcza. Pyt. 51 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja pola operacyjnego / ogniskowanie odbywa się za pomocą uchwytu sterylizacyjnego umieszczonego w centralnej części oprawy? Odp. Nie. Nie dopuszcza się rozwiązania się rozwiązania, w którym wielorazowe uchwyty regulacyjne umieszczone w części centralnej opraw oświetleniowych, ponieważ zgodnie z doświadczeniem użytkownika bardziej funkcjonalne rozwiązanie to umieszczenie uchwytu regulacyjnego w części bocznej kopuły. Pyt. 52 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95? Zamawiający dopuszcza. Pyt. 53 910 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której oprawy emitują jednorodne światło białe z jednokolorowych diod białych Zamawiający dopuszcza. Pyt. 54 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której temperatura barwowa wynosi 4300 K? Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza temperatury barwowej 4300 K bez 5 stopniowej regulacji. Pyt. 55 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w zapasowe uchwyty wielorazowe zunifikowane, sterylizowane w autoklawie min. 8 szt. montowane w części centralnej oprawy oświetleniowej? Odp. Nie. Nie dopuszcza się rozwiązania się rozwiązania, w którym wielorazowe uchwyty regulacyjne umieszczone w części centralnej opraw oświetleniowych, ponieważ zgodnie z doświadczeniem użytkownika bardziej funkcjonalne rozwiązanie to umieszczenie uchwytu regulacyjnego w części bocznej kopuły. Pyt. 56 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w obrotową kamerę medyczną umieszczoną w centralnej części oprawy kopuły głównej? Odp. Zamawiający dopuszcza umieszczenie kamery w centralnym punkcie oprawy satelitarnej pod warunkiem, iż nie będzie ona zintegrowana z uchwytem sterylizowanym do regulacji parametrów lampy przez osoby operujące, ponieważ kamera umieszczona w centralnym uchwycie sterylnym może zostać zabrudzona przez operujących, znacznie ograniczając lub nawet uniemożliwiając poprawne przekazywanie obraz proponowane rozwiązanie nie jest funkcjonalne. Pyt. 57 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera posiada możliwość sterowania ogniskową manualnie i automatycznie oraz przesłoną tylko automatycznie? Odp. Nie, proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego. Pyt. 58 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której panel sterowania kamerą wyposażony jest w przyciski i funkcje do zmiany powiększenia, rotacji obrazu, zmiany ogniskowej oraz z automatyczną regulacją przesłony? Zamawiający dopuszcza. Pyt. 59 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z monitorem kolorowym o przekątnej 21? Odp. Nie. Zamawiający wymaga monitora o przekątnej 24 cali. Pytanie 60 Dotyczy zapisów SIWZ, punkt II.10 w zakresie pakietu nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 6 na 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 61 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 17b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: W okresie gwarancji wymaga się prowadzenia minimum 2/dwóch przeglądów gwarancyjnych (nie częściej niż raz x rok) lub w ilości tych przeglądów wg zaleceń producenta, wliczonych w cenę 1011 oferty. W przypadku konieczności wykonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, który trwałby powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca dostarczy na ten czas urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach niż oferowane w przetargu. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 62 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 17c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji z 24 na 48 godz. w dniu roboczym? Odp. Tak ( W związku z tym modyfikuje również odpowiedź na pytanie 20 w piśmie WCO z dnia r) Pytanie 63 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 17d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na podjęcie czynności serwisowych z 2 na 3 dni robocze? Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 64 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 17e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii z 4 na 6 dni roboczych? Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pismem z dnia r (odpowiedź WCO na pytanie 21) wyraził zgodę na 5 dniowy termin usunięcia awarii. Pytanie 65 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 17f Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wady gdy na czas trwającej usługi serwisowej Wykonawca dostarczy odpowiedni sprzęt zastępczy. Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż w złożonej ofercie. Pytanie 66 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 17g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy Urządzenia, o ile trwał on powyżej 6 dni roboczych w przypadku jego uzasadnionej reklamacji. Odp. Nie Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany. Pytanie 67 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 17j Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia, w przypadku jego uzasadnionej reklamacji. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 68 Dotyczy wzoru umowy 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. Odp. Nie Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany. Pytanie 69 Dotyczy wzoru umowy 5 ust. 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,1% na 0,05%? Zamawiający wyraża zgodę. 1112 Pytanie 70 Dotyczy wzoru umowy 5 ust. 1 b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 5% na 2%? Odp. Nie Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany. Pytanie 71 Dotyczy wzoru umowy 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 72 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? Odp. Nie. Pyt. 73 Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści obrotową kamerę wideo HD (1080i) umieszczoną w części bocznej oprawy świetlnej? Pyt. 74 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemu wideo, w którym sygnał z kamery będzie mógł być modyfikowany np. za pomocą specjalistycznych układów dla prawidłowego przekazu i zachowania dobrej jakości sygnału umożliwiając jednocześnie wyjście obrazu z systemu video celem przekazu do Sali audytoryjnej VI piętro WCO i transmisji do stacji przeglądowej typu DICO zgodnie z wymaganiem opisanym w punkcie 35 tabeli opisu parametrów technicznych? W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający załączył do niniejszego pisma zmodyfikowane załączniki do siwz: załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 5 projekt umowy. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia r na dzień r składanie ofert do godz i otwarcie ofert do godz Z poważaniem Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna 12 Pokazać jeszcze
Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA Bardziej szczegółowo Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :
Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu Bardziej szczegółowo Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grodzisk Wlkp. 2016-02-15 r. ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Sekretariat tel. 061/ 44 36 501 fax. 061/ 44 45 720 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne i zabiegowe
Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi, Bardziej szczegółowo ... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:
... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt., Bardziej szczegółowo LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI
Zadanie Nr 11 / Podzadanie 11.2 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.
Lampy operacyjne www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna Lampa jako źródło światła wykorzystuje białe diody LED. Dzięki zastosowaniu technologii Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl
Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa Bardziej szczegółowo W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:
Numer sprawy: DTZ.382.15.2015 Golub-Dobrzyń, dn. 16.05.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę lampy operacyjnej. W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, Bardziej szczegółowo dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych
Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, Bardziej szczegółowo dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/75/16 na dostawę sprzętu medycznego do SPSK 1 PUM.
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.
Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2. Bardziej szczegółowo Szczecin, dnia roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11
Szczecin, dnia 2.08.2011 roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11 Dotyczy: pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-19/11 na dostawę lamp zabiegowych i operacyjnych do budynku Centrum Diagnostyki Bardziej szczegółowo dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.
Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z Bardziej szczegółowo GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dział Zamówień Sekcja Zamówień Publicznych 80-210 Gdańsk ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a tel. +4858 349 12 23, fax. +4858 349 12 24 zp@gumed.edu.pl Gdańsk, dnia 01.04.2016 r. Bardziej szczegółowo Protokół konieczności będzie spisywany przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Pytanie 3
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP: 796-00-12-187 tel.: Bardziej szczegółowo EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej
SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Bardziej szczegółowo Lampy operacyjne i zabiegowe
Lampy operacyjne i zabiegowe NEXUS OL-01/OL-02 ONYX TL-01 NEXUS i ONYX Lampy operacyjne i zabiegowe OL-01 / Głowica lampy operacyjnej Nowoczesna stylistyka Lampy operacyjne INFIMED NEXUS i lampy zabiegowe Bardziej szczegółowo Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych. tel. 74/64 89 600 fax.
DZPZ-530-Zp/80/PN-70/11 Wałbrzych 06.10.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i urządzeń medycznych Zp/80/PN-70/11 w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Bardziej szczegółowo LAMPY OPERACYJNE. Pentaled 81. Pentaled 30 E. Pentaled 12 PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY. Producent. Przeznaczenie. Możliwości zawieszenia, instalowania
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 5/2014 PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY LAMPY OPERACYJNE Pentaled 81 Eres Medical Producent Przeznaczenie Możliwości zawieszenia, instalowania Rodzaj źródła światła Liczba diod LED Możliwość Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16
SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia Bardziej szczegółowo Dräger Polaris 600 Lampa operacyjna
Dräger Polaris 600 Lampa operacyjna Oferujemy najnowocześniejszą lampę operacyjną: Dräger Polaris 600 znacznie ułatwia codzienną pracę dzięki intuicyjnemu sterowaniu i bogatym opcjom konfiguracji. Przyszłościowa Bardziej szczegółowo Seria TriLite. LAMPY OPERACYJNE Serii TriLite. diodowe lampy operacyjne. Profesjonalne i niezawodne. Spełniają wszystkie wymagania kliniczne
wydanie 1/2016 LAMPY OPERACYJNE Serii TriLite Profesjonalne i niezawodne Seria TriLite Spełniają wszystkie wymagania kliniczne Producent: Benq Medical Technology www.benq.medicaltech.com Wyłączny Dystrybutor Bardziej szczegółowo INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA
INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA W W W. A LVO. P L 2 PO PIERWSZE INTEGRACJA Zintegrowany System Sterowania Salą Operacyjną ALVO Integra umożliwia intuicyjne bezprzewodowe sterowanie wyposażeniem medycznym Bardziej szczegółowo EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.
EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor Bardziej szczegółowo Dräger Polaris 600 Lampa operacyjna
Dräger Polaris 600 Lampa operacyjna Oferujemy najnowocześniejszą lampę operacyjną: Dräger Polaris 600 znacznie ułatwia codzienną pracę dzięki intuicyjnemu sterowaniu i bogatym opcjom konfiguracji. Przyszłościowa Bardziej szczegółowo najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa
Lampa zabiegowa najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa TECHNOLOGIA DLA SAL ZABIEGOWYCH I CHIRURGICZNYCH Za pomocą konstrukcji i koncentracji niezrównanej Bardziej szczegółowo Lampy Operacyjne. marled V10 / V16 znakomite światło w technologii LED
Lampy Operacyjne marled V10 / V16 znakomite światło w technologii LED PATRZĄC PRZYSZŁOŚCIOWO Technologia i Ergonomia Wśród lamp operacyjnych w technologii LED są najlepsze w swojej klasie Obecnie na rynku Bardziej szczegółowo Opis parametrów technicznych lamp operacyjnych sztuk 2. Producent/firma -... Kraj produkcji... Rok prod.
Załącznik nr 7 Opis parametrów technicznych lamp operacyjnych sztuk 2 Nazwa i typ aparatu:.. Producent/firma -... Kraj produkcji..... Rok prod. Zapis w kolumnie 3 należy traktować jako wymóg graniczny, Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015
Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych
D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy! Bardziej szczegółowo DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl Bardziej szczegółowo ULTRAJASNE I SUPERWYDAJNE NOWA GENERACJA LAMP CHIRURGICZNYCH
ULTRAJASNE I SUPERWYDAJNE NOWA GENERACJA LAMP CHIRURGICZNYCH DEWILUX 160/130LED 02 WYZWANIE KORZYŚCI DZIAŁANIE ASPEKTY PRAKTYCZNE DANE TECHNICZNE WYZWANIE DOSKONAŁE ŚWIATŁO! W salach operacyjnych, oświetlenie Bardziej szczegółowo Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska IŁŻA tel./fax.48/
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 IŁŻA tel./fax.48/616-31-75 dzialzamowien@szpitalilza.com.pl Iłża, dnia 02.11.2015r. Do zainteresowanych Bardziej szczegółowo PODWÓJNA SUFITOWA LAMPA OPERACYJNA LED Z KAMERĄ HDTV, EKRANEM LCD, JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ I URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI 2 ZESTAWY DLA 2 SAL OPERACYJNYCH
Załącznik nr 7 PODWÓJNA SUFITOWA LAMPA OPERACYJNA LED Z KAMERĄ HDTV, EKRANEM LCD, JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ I URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI 2 ZESTAWY DLA 2 SAL OPERACYJNYCH Nazwa i typ lampy:.. Producent/firma -... Bardziej szczegółowo Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa!
Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa! Właściwe oświetlenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na sali operacyjnej. Lampy operacyjne Polaris 100/200 zapewniają zimne światło o naturalnych kolorach i Bardziej szczegółowo Polaris 100/200 Lampy operacyjne i systemy wideo
Polaris 100/200 Lampy operacyjne i systemy wideo Właściwe oświetlenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na sali operacyjnej. Lampy operacyjne Polaris 100/200 zapewniają zimne światło o naturalnych Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej
Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Bardziej szczegółowo dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007
Kraków, dnia 29.10.2007 r. DO WYKONAWCÓW dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Ostrów Wielkopolski, dnia 23.09.2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski Otrzymują: wykonawcy strona internetowa http://www.szpital.osw.pl/ Znak sprawy: FDZZ.226.22.2016 Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na Zakup, dostawa, montaż i Bardziej szczegółowo Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015
DZPi Z-271/126/2015 Kraków, 21 maja 2015 roku Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 I. Pytania do zapisów Bardziej szczegółowo Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ
Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie Bardziej szczegółowo Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T
Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T 1.- Wprowadzenie Serdecznie dziękuję za zaufanie okazane Firmie ORDISI SA reprezentowanej w Polsce przez firmę Naturfarm przy zakupie lampy Bardziej szczegółowo MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.
MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji Bardziej szczegółowo Suwałki, dnia 05.04.2013 r. L.dz 148/2013/DZI. Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2270-21/PN/2013
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz Bardziej szczegółowo Coolview HD-LED. Lampa zabiegowa
Coolview HD-LED Lampa zabiegowa Lampa operacyjna w technologii HD HD-LED jest najnowszą technologią stosowaną w oświetleniu o znacznie lepszych parametrach działania niż standardowe lampy LEDowe lub konwencjonalne Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15 Bardziej szczegółowo Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki
Maków Mazowiecki 30.11.2016 Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Znak sprawy: 23/2016 Prosimy o udzielenie Bardziej szczegółowo Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie Bardziej szczegółowo GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dział Zamówień Sekcja Zamówień Publicznych 80-210 Gdańsk ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a tel. +4858 349 12 23, fax. +4858 349 12 24 zp@gumed.edu.pl Gdańsk, dnia 04.04.2016 r. Bardziej szczegółowo dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi Bardziej szczegółowo KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić
NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu Bardziej szczegółowo o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego
Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę metalowych mebli, sprzętu ze stali Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii
Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu Bardziej szczegółowo Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry. Pyt Nr 2 Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry
Dotyczy: Postępowanie na dostawę na dostawę: Pak Nr 1- Aparat USG Pak Nr 2 Videogastroskop Pak Nr 3 Krioterapia Przetarg znak: 16/2014 Maków Mazowiecki 29.07.2014r Pyt Nr 1 Zamawiający opisując przedmiot Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 20.04.2011 r.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460 Bardziej szczegółowo SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz parametrów technicznych sprzętu LP. WYMAGANE PARAMETRY Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK/NIE Parametry oferowane (podać Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Chełmno, dnia 14.07.2010 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Bardziej szczegółowo Pismo: PZP-225/16/2012 Korfantów dnia: 2012-12-20. O D P O W I E D Z I na pytania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opolskie Centrum Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Szczecin, dnia 10.11.2015 r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do obsługi rejestracji obrazu filmowego na potrzeby Centrum Bardziej szczegółowo Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:
Poznań, dnia 04.03.2015 EZ/350/20/2015/296 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr EZ/350/20/2015 dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bardziej szczegółowo Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków
Kraków, dnia 18.02.2013 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. zo.o. w związku z prowadzoną procedurą przetargową o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, Bardziej szczegółowo INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Poznań, dnia 28 października 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.17.2015 Dot. Bardziej szczegółowo Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu.
ZOZ/ZP P/29/11 Busko Zdrój, dnia 11 lipca 2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8
SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.: Bardziej szczegółowo Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2 Bardziej szczegółowo ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Bardziej szczegółowo SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28
SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Bardziej szczegółowo Oricare jest pierwszym producentem stosującym w lampach operacyjnych półprzewodnikowe diody LED generujące ciepło-białe światło.
Zaprojektowana przez Oricare seria L2700 lamp operacyjnych wykorzystuje wiodącą obecnie technologię LED. Nasza zaawansowana a optyka generuje jasne światło tworzące całkowicie bezcieniowe środowisko spełniające Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia
Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych Bardziej szczegółowo Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy
SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt Bardziej szczegółowo PYTANIE Pakiet nr 3 - Pulsoksymetr Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o następujących parametrach:
Poznań, dnia 17.04.2014 EZ/350/20/2014/518 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr EZ/350/20/2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego: Zakup Bardziej szczegółowo Znak: AE/ZP-27-50/16 Tarnów,
Znak: AE/ZP-27-50/16 Tarnów, 2016-05-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Katowice, dn. 16.08.2016r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Bardziej szczegółowo Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia
Lubaczów, 30.06.2015 ZP-III-343/6/2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy :przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego Bardziej szczegółowo konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.
Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych Bardziej szczegółowo NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice
Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników Bardziej szczegółowo P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K
Znak sprawy: DZP-271-43/15 Kraków, 2 września 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu dozymetrii względnej Bardziej szczegółowo Załcznik nr 3 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:
Sprawa Nr : NA-P/ 59 /2008 Załcznik nr 3 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. LAMPA OPERACYJNA POTRÓJNA Z KAMER NA TRZECIM RAMIENIU 1 komplet ( główna + satelitarna + kamera na trzecim ramieniu) Bardziej szczegółowo Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania
XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Dotyczy treści Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego L.p Wymaganie Parametr wymagany 1. Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa z bateriami automatycznymi bezdotykowymi (1 sztuka) Urządzenie fabrycznie Bardziej szczegółowo Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. Bardziej szczegółowo FAX/WIADOMOŚĆ DATA: 02/11/2010 LICZBA STRON: 6
SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ UL. śelazna 90, 01-004 WARSZAWA, TEL.CENTR. 53-69-300, SEKR.DYR. 53-69-301, FAX 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, pacjent@szpitalzelazna.pl Bardziej szczegółowo Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości
(pieczęć wykonawcy) Załącznik nr b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych PAKIET Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Bardziej szczegółowo PYTANIA I. Ostrów Wielkopolski dn., r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa
Ostrów Wielkopolski dn., 04.08.2015 r. Znak sprawy FDZP.226.17.2015 Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitorów. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa W związku z otrzymaniem pytań Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 4
 art. 38
 art. 38