Source: https://www.rapp-iso.de/service/qualit%C3%A4tssicherung/
Timestamp: 2020-07-05 10:01:27+00:00

Document:
Qualitätssicherung | rapp-iso
© rapp-iso GmbH 2020
Überwachung der Patientendosis
Angiographien einschließlich DSA und kardiologische Serien
interventionelle radiologische Eingriffe
kinderradiologischen Untersuchungen am Körperstamm
Kinderradiologie an kombinierten Aufnahme- und Durchleuchtungsgeräten, an denen hauptsächlich Säuglinge und Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren untersucht werden. Durchleuchtungsuntersuchungen des Gastrointestinaltraktes (Übergangsfrist bis 31.12.2007)
Aufnahme und Durchleuchtungsgeräte ohne Nachanzeige des mAs-Produktes bei Belichtungsautomatik (Übergangsfrist bis 31.12.2007)
Sollte kein Dosisflächenprodukt vorhanden sein, müssen diese nachgerüstet werden. Nach § 3 Abs. 3 Nr.2 b RöV muss jede Röntgeneinrichtung, die nach Inkrafttreten der Neufassung der Röntgenverordnung (1.Juli 2002) erstmals in Betrieb geht, mit einem Dosisflächenprodukt ausgestattet sein. Ausgenommen sind lediglich dentale Röntgeneinrichtungen, sowie Röntgeneinrichtungen für die Mammographie.
Dosisflächenprodukte müssen laut MPBetreibV §11 Anlage 2 alle 5 Jahre einer messtechnischen Kontrolle unterzogen werden, sowie
nach Reparaturen oder andere Einwirkungen auf das Gerät, die die Richtlinien der Messung beeinflussen können
sofern Anzeichen dafür vorliegen, dass die spezifizierten Fehlergrenzen nicht eingehalten werden.
Die Frist einer MTK beginnt mit Ablauf des Jahres der Inbetriebnahme bzw. nach der letzten messtechnischen Kontrolle.
Da wir von den Herstellerfirmen zertifiziert und von dem Amt für Eichwesen eingetragen sind, würden wir gerne für Sie die MTK durchführen und sichern Ihnen schon heute eine zuverlässige Bearbeitung zu.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach einmal an.
Medizin Physik Experte für die Nuklearmedizin
Nach Strahlenschutzverordnung § 82 Abs.4 regelmäßige Begutachtung der Praxis.
Überprüfung der Vorgehensweise:
bei Untersuchung und Standardbehandlung
bei Gerätekontrollen
bei Konstanzprüfungen
Beratung zu strahlenschutztechnischen Sicherheitsmaßnahmen Strahlenschutz der Patientendosimetrie, Berechnung von Abfall-, Abluft-, Abwasserbeseitigung jährliche Unterweisung nach § 38 StrlSchV
Aufgaben und Einhaltung des Medizinproduktegesetzes.
Physikalische Betreuung und Service aus einer Hand.
Wir erstellen Wartungsverträge SPEZIELL für IHRE BEDÜRFNISSE, diese enthalten auch:
Kontrollieren der Betriebsparameter
Durchführung von MTK
Austausch von Verschleißelementen
2x-jährliche Wartung
Zwischen den Wartungsdiensten anfallende Reparaturen sind im Wartungsvertrag enthalten
inkl. Ersatzteilen
Ausstellung von Wartungsprotokollen
Ihre Geräte sind immer einsatzbereit
Minimieren der Betriebsausfallzeiten
Absicherung gegenüber der Behörden nach § 72 StrlSchV
Wir führen nachfolgende Servicearbeiten durch:
Durchführung von Messtechnischen Kontrollen am Aktivimeter
Durchführung von Messtechnischen Kontrollen an den Dosisflächenprodukten
Durchführung von Laserjustierungen
Durchführung von Qualitätskontrollen nach StrSchV, MPBetreibV, MPG und DIN
Durchführung von Arbeiten des Medizin Physik Experten
Wiederholungsprüfung von elektrischen Anlagen nach DGUV Vorschrift 3 (Messung von Ableitstrom)
herstellerkonforme Kalibrierung der VDC-405 Aktivimeter von Fa. Comecer
Die halbjährliche Konstanzprüfung umfasst die Messung des/der:
Background DIN 6855, Teil 2, Absatz 4,2.2
Ausbeute DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.2.3
Peak DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.2.1
Homogenität DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.2.4
Rotationszentrum DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.3.1.3 nur für Spect-Kamera
Ortsauflösung und Linearität DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.2.6
Abbildungsmaßstab DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.2.5
Ganzkörperzusatz Din 6855, Teil 2, Absatz 4.4 nur für Spect-Kamera
Tomogr. Inhomogenität DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.3.22 nur für Spect-Kamera
Tomogr. Kontrast DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.3.2.3 nur für Spect-Kamera
Prüfung der Dokumentationseinrichtung DIN 6855, Teil 2, Absatz 4.3.2.3
Spectaufnahmen inkl. entsprechender Phantome
Die Arbeiten werden nach dem Einheitlichen Bewertungssystem der Ärztlichen Stellen (ÄSt.en) nach §17a RöV und §83 StrlSchV in der Version 7.01 (02.2016) ausgewertet.

References: § 3
 §11
 § 82
 § 38
 § 72
 §17
 §83