Source: https://www.bruker.com/es/products/infrared-near-infrared-and-raman-spectroscopy/terahertz/vertera.html
Timestamp: 2020-07-04 11:21:29+00:00

Document:
Extensión verTera THz
VERTEX 80/80v - Espectrómetros FT-IR
La exclusiva extensión verTera convierte al famoso VERTEX 80v en el primer y único espectrómetro híbrido FT-IR/cw (onda continua) de THz.
Además del incomparable rendimiento FT-IR y la flexibilidad de VERTEX 80v, la extensión verTera proporciona acceso a la gama de números de onda de un solo dígito con la más alta resolución espectral sin necesidad de componentes criogénicos. Esto sería imposible para una configuración FT-IR convencional, ya que se necesitarían bolómetros a temperaturas de helio líquido. La extensión verTera ofrece muchas posibilidades interesantes:
Tecnología cw-THz integrada de última generación
Rango espectral hasta 3 cm-1 (< 90 GHz) accesible
Resolución espectral única < 0,0007 cm-1 (< 20 MHz)
Mismo compartimento de muestras y accesorios para espectroscopia FT-IR y THz
Máxima calidad del espectro de THz gracias al vacío y al exclusivo algoritmo de THz
Medición y evaluación de FT-IR y THz utilizando el software OPUS
Última tecnología CW-THz:
verTera utiliza fotomezcladores basados en semiconductores de alta precisión para generar radiación THz a partir de la radiación láser NIR. La fuente y el detector están integrados en la trayectoria del haz del VERTEX 80v y la radiación láser NIR de clase 1 se conecta al dispositivo a través de fibras ópticas y un conducto estanco al vacío.
Máximo rendimiento en THz gracias a la óptica de vacío:
Las mediciones de vacío permiten eliminar las interferencias atmosféricas no deseadas y ofrecen las condiciones de medición más estables, lo que da como resultado una calidad del espectro de THz claramente mejorada.
Máxima resolución gracias al exclusivo procesamiento de datos en THz:
Los espectrómetros convencionales solo leen los puntos extremos de la fotocorriente oscilante, lo que reduce notablemente la resolución espectral efectiva. Solo verTera utiliza un algoritmo único que logra una resolución espectral efectiva significativamente mejor < 0,0007 cm-1 (< 20 MHz) comparable al tamaño de paso de THz aplicado.
Diferentes versiones de verTera:
La extensión verTera está disponible en tres versiones diferentes que proporcionan acceso a regímenes espectrales distintos. Todas las versiones alcanzan la impresionante resolución espectral de 0,0007 cm-1 (20 MHz). En la siguiente tabla se ofrece un resumen de las versiones que hay disponibles. El rango espectral por encima del límite superior especificado puede ser cubierto sin separación por el modo FT-IR del VERTEX 80v usando componentes a temperatura ambiente.
Espectroscopia THz sin componentes criogénicos:
Los bolómetros son detectores THz de alta sensibilidad y eficacia probada que permiten mediciones con una frecuencia de hasta 5 cm-1. Sin embargo, por lo general requieren helio líquido, lo que requiere costes adicionales y experiencia, sin contar que esto podría suponer un problema en aquellas regiones donde no hay suministro de helio líquido. Los bolómetros alternativos "secos" refrigerados por tubo de impulsos son comparativamente caros, causan vibraciones perjudiciales para la medición y requieren un tiempo de enfriamiento de varias horas. La extensión verTera está lista para su uso con tan solo pulsar un botón, no tiene costes operativos significativos y ofrece un límite espectral y una resolución superiores.
Un espectrómetro para infrarrojos, THz y más:
Incluyendo la extensión verTera, el VERTEX 80v en su configuración más amplia puede cubrir un impresionante rango espectral de 3 cm-1 a 50.000 cm-1; es decir, desde THz hasta el rango UV. La extensión verTera puede combinarse con accesorios de compartimento de muestras FT-IR compatibles con THz, unidades de transmitancia o reflectancia, células de gas e incluso accesorios ATR compatibles con THz. Esto permite un flujo de trabajo unificado para el rango espectral extremadamente amplio cubierto por la tecnología FT-IR y cw-THz.
El mayor rango espectral y la resolución mejorada de THz que proporciona verTera añaden información valiosa para muchas aplicaciones, por ejemplo: estudios de polimorfismo, investigación de polímeros, espectroscopia de gases de alta resolución, estructura cristalina (física de estado sólido y semiconductores) e investigación farmacéutica.

References: resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución