Source: http://docplayer.es/919267-Medida-de-la-respuesta-acomodativa-con-un-sistema-de-doble-paso-aplicacion-al-estudio-de-la-acomodacion-en-funcion-de-la-edad.html
Timestamp: 2017-02-22 00:01:33+00:00

Document:
MEDIDA DE LA RESPUESTA ACOMODATIVA CON UN SISTEMA DE DOBLE PASO. APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA ACOMODACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD - PDF
Download "MEDIDA DE LA RESPUESTA ACOMODATIVA CON UN SISTEMA DE DOBLE PASO. APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA ACOMODACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD"
María del Rosario Núñez Guzmán
1 MEDIDA DE LA RESPUESTA ACOMODATIVA CON UN SISTEMA DE DOBLE PASO. APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA ACOMODACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD Mikel Aldaba 20122 3 4 5 Acta de calificación de tesis doctoral Nombre y apellidos MIKEL ALDABA AREVALO Curso académico: DNI / NIE / Pasaporte Programa de doctorado Unidad estructural responsable del programa s INGENIERÍA ÓPTICA ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Resolución del Tribunal Reunido el Tribunal designado a tal efecto, el doctorand / la doctoranda expone el tema de la su tesis doctoral titulada MEDIDA DE LA RESPUESTA ACOMODATIVA CON UN SISTEMA DE DOBLE PASO. APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA ACOMODACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD. Acabada la lectura y después de dar respuesta a las cuestiones formuladas por los miembros titulares del tribunal, éste otorga la calificación: APTA/O NO APTA/O (Nombre, apellidos y firma) (Nombre, apellidos y firma) Presidente/a Secretario/a (Nombre, apellidos y firma) (Nombre, apellidos y firma) (Nombre, apellidos y firma) Vocal Vocal Vocal, de de El resultado del escrutinio de los votos emitidos por los miembros titulares del tribunal, efectuado por la Escuela de Doctorado, a instancia de la Comisión de Doctorado de la UPC, otorga la MENCIÓN CUM LAUDE: SI NO (Nombre, apellidos y firma) (Nombre, apellidos y firma) Presidenta de la Comisió de Doctorado Secretaria de la Comisión de Doctorado Barcelona, de de6 7 Jaume Pujol Ramo, Catedrático de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y María Montserrat Arjona Carbonell, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña CERTIFICAN que Mikel Aldaba Arévalo, Licenciado en Optometría y Ciencias de la Visión, ha realizado bajo su dirección, encuadrado en el programa de Doctorado de Ingeniería Óptica del Departamento de Óptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña, el trabajo: Medida de la respuesta acomodativa con un sistema de doble paso. Aplicación al estudio de la acomodación en función de la edad para optar al grado de Doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y para que conste, de acuerdo con la legislación vigente, firma el presente certificado, Jaume Pujol Ramo María Montserrat Arjona Carbonell Terrassa, 2012 Terrassa, 20128 9 10 11 AGRADECIMIENTOS Cuando ojeo una tesis, lo primero que busco son los agradecimientos, y supongo que muchos de vosotros lo primero y único que mirareis será esto mismo. Aunque alguna vez pensé en no escribir el capítulo de agradecimientos creyendo que si la tesis salía adelante era básicamente por mi trabajo, me di cuenta que debo mucho a mucha gente y principalmente al aita y la ama, por la educación y apoyo que siempre me han dado. A Eneko y Lorea, que en breve me harán tío, y que siempre que vuelvo a casa están ahí. Mi agradecimiento también es para Jaume y Montserrat, por darme la oportunidad de realizar la tesis, su acogida en el grupo y el trabajo dedicado. Fernando, casi también podría constar como codirector, por todo el trabajo aportado, lo que me ha enseñado y ayudado, tanto dentro como fuera de la tesis. Sin olvidarme de la gente del grupo: Sergio desde el inicio, Harold compartiendo muchas horas de charla, Ferràn compartiendo medidas, cafés e incluso furtivismo boletaire, Meritxell gran ayuda en la escritura de los artículos, Aida y Adenay que me ayudaron en las primeras medidas. También del CD6: Jorge compañero de trabajo y aficiones, Reza la salsa del laboratorio, Cristina M., Jordi, Pepe, Esther, Edgar, Cristina C., Fermín, Miguel, Anna, Siscu, Jordi, Rosa, etc. y como no al gran Xavi Murcia. Y gente de etapas anteriores como Vizmanos, Apa, Victoria, Sergio Nascimento, Paulo y Joao. La gente cercana que no pertenece a la universidad también me ha ayudado, interesándose, alentando, apoyando o simplemente haciéndome pasar buenos momentos que me han ayudado a llevar mejor la tesis. Como son me olvidaré de más de pero más o menos serían: Joanes, Berridi, Juanillo, Aitor, Hartitzo, Asier, Jurgi, Imanol, Gorka, Gari, Mega, Javitxu, Txunda, Gindi, Mac, Gato, Jaime, Oroitz; los pegecepos Porras, Carmen especialmente, Gonzalo, Julito, Julia y Serena y Ana; Jordi, David y Pepe de la colla; Buba; Dani Priaranza y Pablo Campaspero; Pablo Pérez; Laura, muchas horas de consuelo al teléfono; Ciscu, Cris, Martini, Jose, Montse y Dani; Ester y12 Miguel Angel. También a la familia de Izkue y Matapozuelos, y en especial un recuerdo para Chris. Durante la realización de la tesis he disfrutado de una beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio... qué Ministerio? misterio de Ministerio, ya que cuando empecé se llamaba de Educación y Ciencia, que pasó a ser el de Ciencia e Innovación y acabó siendo el de Educación. Sea como fuere, agradezco al Ministerio la beca recibida. También agradezco al Ministerio de Educación y Ciencia la subvención a proyectos y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la ayuda recibida para realizar una estancia en Tucumán (Argentina). Acabo estas líneas volviendo a agradecer al aita y la ama todo lo que me han dado, gracias.13 14 Índice ÍNDICE 1. Introducción Visión y calidad óptica del ojo humano Acomodación Mecanismo de la acomodación Procesos fisiológicos asociados a la acomodación Procesos patológicos asociados a la acomodación Objetivos de la tesis Estado del arte Medidas para la evaluación del sistema acomodativo Medida de la respuesta acomodativa. Medida del retraso acomodativo Medida de la amplitud de acomodación Técnicas para la medida de la acomodación Técnicas subjetivas Método de Donders Método de Sheard CCJ Examen con Cilindros Cruzados de Jackson Técnicas objetivas Retinoscopía dinámica Retinoscopía infrarroja Autorrefractómetros Doble paso Medida de la aberración de onda Metodología Montaje experimental Montaje óptico Software Validación del montaje Procedimiento de medida de la respuesta acomodativa15 Índice 4. Estudio 1. Validación de la medida de la respuesta acomodativa basada en la técnica de doble paso Material y método Pacientes Protocolo de medida Estadística Resultados Análisis de la respuesta acomodativa en función de la métrica Doble paso Hartmann Shack Comparación de la respuesta acomodativa medida con sistemas de doble paso y Hartmann Shack Medida de la respuesta acomodativa con un sistema de doble paso Estudio 2. Estudio de la acomodación en función de la edad Material y método Pacientes Protocolo de medida Estadística Resultados Acomodación total Curva de estímulo-respuesta acomodativa Pendiente de la curva de estímulo-respuesta acomodativa Calidad óptica en función de la respuesta acomodativa Conclusiones y trabajo futuro Bibliografía Publicaciones y comunicaciones a congresos vinculados con la tesis16 1417 Introducción 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Visión y calidad óptica del ojo humano. El género humano utiliza la visión más que ningún otro sentido y nuestra civilización ha incrementado esta primacía [Le Grand 1980]. De aquí la importancia y el interés que ha despertado el estudio de la visión a lo largo de los años, tanto en su conjunto como por separado en las diferentes etapas en que está estructurada la visión: el sistema óptico, la fotorrecepción y el procesado neural [Artigas 1995]. La evaluación de la calidad de la visión ya se realizaba en la antigüedad determinando la capacidad de discriminación del sistema visual mediante la distinción de estrellas dobles. Desde entonces ha ido evolucionando hasta nuestros días: Daza Valdés (1623), los optotipos de Jaeger (1854), la fórmula de Donders (1861), la C de Landolt (1888), los optotipos de Sloan (1959), el sistema de Bailey-Lovie (1976) [Colenbrander 2001]... En la 1518 Introducción actualidad la medida de la agudeza visual está estandarizada [ANSI 1992, UNE-EN 1996] y tiene una gran importancia, no solo a nivel clínico-científico (seguimiento de patologías, refracción, etc.) sino también en otros ámbitos (determinar grados de discapacidad, acceso a oposiciones, etc.). En los últimos años se utilizan cada vez más técnicas más complejas que aportan mayor información como la de sensibilidad al contraste [Moseley 1994]. Todas estas medidas son subjetivas, de manera que el resultado de las mismas se ve afectado por la respuesta del paciente. Para la evaluación de la primera etapa del proceso visual, la óptica, desde mediados del siglo XX se han desarrollado técnicas objetivas que en la actualidad están implementadas en instrumentos clínicos. Primero fue la técnica de doble paso y más tarde técnicas para la medida de la aberración ocular. La técnica de doble paso que analiza la calidad de la imagen retiniana, consiste en formar la imagen de una fuente puntual en la retina del sujeto y capturar la imagen de la luz reflejada en ésta, tras su doble paso por los medios oculares [Santamaría 1987]. La aberrometría analiza la imagen en el plano pupilar de una fuente puntual tras su reflexión en la retina, a fin de obtener el frente de onda [Salomon 2002]. La técnica de doble paso se ha revelado como la única que permite obtener información de los dos factores que influyen en la calidad de la imagen retiniana: las aberraciones y la difusión intraocular [Díaz-Doutón 2006a]. Los sensores de frente de onda presentan la ventaja de describir el comportamiento óptico mediante diferentes términos de aberración de onda, aunque no proporciona información debida a la difusión intraocular. Ambas técnicas están plenamente implementadas en la práctica clínica. En la actualidad existe un único instrumento comercial basado en la técnica del doble paso [Güell 2004a] que ha sido desarrollado en el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6) con la colaboración del Laboratorio de Óptica de la Universidad de Múrcia (LOUM) para la empresa Visiometrics S.L, spinoff surgida del CD6 y varios aberrómetros comerciales [ImagineEyes 2012, Hament 2002, WaveFrontSciences 2012]. 1619 Introducción Ambas técnicas desde su aparición se han utilizado en numerosos estudios que han derivado en una gran cantidad de publicaciones científicas. En el caso del doble paso se ha estudiado, entre otros, la repetitividad del sistema [Saad 2010], así como la repetitividad entre sesiones [Vilaseca 2010a] y se han realizado trabajos donde se estudia calidad óptica normal en pacientes jóvenes [Martínez-Roda 2011] y su evolución con la edad [Guirao 1999]. También se ha estudiado el efecto de defectos refractivos como el astigmatismo [Pujol 1998] o de diversas afecciones como puedan ser la difusión intraocular [Artal 2011], la queratitis [Jiménez 2009] o el ojo seco [Benito 2011]. Además se ha utilizado para evaluar la calidad de la imagen retiniana con diversas ayudas ópticas, como puedan ser las lentes de contacto [Torrents 1997, Gispets 2002, Pujol 2003] o las lentes intraocuclares [Artal 1995a, Vilaseca 2009a] y el efecto de intervenciones quirurgicas encaminadas a reducir el defecto refractivo, como es la cirugía refractiva [Vilaseca 2009b, Alió 2005, Fernández-Vega 2009]. Por otro lado, los sensores de frente de onda también han sido ampliamente utilizados en diversos trabajo, como por ejemplo estudios extensivos para describir el comportamiento óptico en ojos sanos [Castejón-Mochón 2002], estudio de la dinámica de las aberraciones [Hofer 2001], relación entre refracción subjetiva y aberraciones [Cheng 2004a] o adaptación del sistema neural a las aberraciones [Artal 2004]. Ambas técnicas también han sido aplicadas en estudios relacionados con la acomodación [López-Gil 1998, Cheng 2004b, Fernández 2005] tema que se desarrollará en esta tesis. 1.2 Acomodación Mecanismo de la acomodación. La acomodación se define como el cambio dióptrico en la potencia del ojo [Keeney 1995], lo que permite la visión nítida a diferentes distancias. A pesar de algunas teorías discordantes [Schachar 1999, Coleman 2001] mayoritariamente se acepta que el mecanismo de acomodación básicamente funciona tal como se muestra en la figura 1.1 y lo 1720 Introducción describieran Helmholtz y Fincham [Charman 1991]: las fibras zonulares que soportan el cristalino se encuentran en el máximo grado de tensión cuando la lente tiene el menor poder dióptrico, con la acomodación se activa la contracción del músculo ciliar, lo que provoca la reducción de la tensión de la zónula, que a su vez y debido a las propiedades elásticas de la cápsula y viscoelásticas del cristalino conlleva al aumento de la curvatura del mismo (disminuye el radio anterior y el diámetro), y en consecuencia al aumento de su potencia. Figura 1.1. Dibujo de Helmholtz en la parte superior e imagen de resonancia magnética en la parte inferior [Strenk 2005]. A la izquierda se muestra el ojo relajado, y a la derecha acomodado, donde se aprecia disminución del radio de curvatura de la cara anterior del cristalino por la contracción del músculo ciliar que provoca un aumento de la potencia del ojo Procesos fisiológicos asociados a la acomodación. Con el paso del tiempo, el ojo sufre cambios que afectan al mecanismo de acomodación. La pérdida de amplitud de acomodación con la edad o presbicia es un hecho ampliamente aceptado [Atchison 1995a]. Diversos trabajos [Duane 1922, Kragha 1986, Brückner 1986, Mordi 1998] han estudiado este fenómeno y han concluido que con la edad se da una pérdida continua de la amplitud de acomodación de en torno a 0.3D por año y han establecido el comienzo de la presbicia entre los 35 y 40 años (figura 1.2). 1821 Introducción Figura 1.2. Evolución de la amplitud de acomodación con la edad según Duane, en un estudio realizado con 2000 sujetos [Le Grand 1980]. En cambio no existe la misma unanimidad a cerca del mecanismo del desarrollo de la presbicia. Existen diversas teorías que explican la pérdida de la amplitud de acomodación por diferentes cambios: de la mecánica de la lente y cápsula, de geometría de la lente, del músculo ciliar o de componentes elásticos [Atchison 1995a]. De todas las teorías a cerca del desarrollo de la presbicia, las dos que más se han estudiado son la de Duane-Fincham y la de Hess-Gullstrand. Ambas están basadas en cambios en el cristalino: con la edad el cristalino se endurece y es más resistente a las fuerzas elásticas de la cápsula. Según la teoría de Duane-Fincham la cantidad de contracción de músculo ciliar para una determinada cantidad de acomodación incrementa con la edad. Mientras que de acuerdo con la teoría de Hess-Gullstrand la contracción del músculo ciliar es constante con la edad, de manera que a medida que se envejece cierta cantidad de contracción del músculo ciliar queda latente [Atchison 1995a]. Estas diferencias entre las teorías se reflejan en la evolución de la curva de estímulo-respuesta acomodativa: de ser cierta la teoría de Duane- Fincham la pendiente de la curva debería disminuir con la edad al requerirse una mayor fuerza para la contracción del músculo ciliar, mientras que en el caso de cumplirse la 1922 Introducción teoría de Hess-Gullstrand la pendiente de la curva sería constante con el paso de los años, figura 1.3. [Kalsi 2001]. Figura 1.3. Evolución de la curva de estímulo-respuesta acomodativa con la edad según las diferentes teorías que explican el desarrollo de la presbicia. A la izquierda se muestran las curvas de estímulo-respuesta acomodativa con la edad según la teoría de Hess-Gullstrand, donde la pendiente es constante a lo largo de los años. A la derecha se muestra la curva según la teoría de Duane-Fincham, donde se observa una pérdida de pendiente con la edad [Kalsi 2001]. Otro proceso fisiológico inherente al envejecimiento es la opacificación del cristalino [Pastor 1999], también conocido como catarata, que acarrea pérdida de visión y es la causa del 75% de casos de baja visión en pacientes de más de 65 años [Wormald 1992] y cuya única solución terapéutica es la cirugía. Las cataratas son la causa principal de operaciones oculares y el número va en aumento. Hace treinta años esta cirugía sólo se realizaba cuando la agudeza visual disminuía a 6/36 [Charman 1991], pero el avance de las técnicas quirúrgicas, las necesidades de la sociedad industrializada (actualmente se opera cuando la agudeza visual disminuye a 6/12 o antes) y el envejecimiento de la población ha hecho que las intervenciones de cataratas, donde se extrae el cristalino y se sustituye por una lente intraocular, aumenten considerablemente. El incremento de sujetos pseudofáquicos, portadores de lentes intraoculares tras la operación de cataratas, y las exigencias de la sociedad han avivado el interés por devolver la capacidad de ver nítidamente a diferentes distancias tras la extracción del cristalino y para ello se han propuesto numerosas soluciones desde las más clásicas como la monovisión [Jain 2001] o lentes multifocales [Leyland 2003], hasta las más novedosas que intentan devolver la capacidad acomodativa y 2023 Introducción que se conocen como restauración de la acomodación [Glasser 2006]: relleno del cristalino con gel [Koopmans 2003, Parel 1986] o lentes intraoculares acomodativas [Menapace 2007] Procesos patológicos asociados a la acomodación. Aparte de los procesos naturales debidos al envejecimiento del ojo humano, también se pueden encontrar una serie de patologías que afectan al sistema acomodativo. Siguiendo la clasificación realizada por Duke-Elder [Duke-Elder 1985], haremos un breve repaso de las enfermedades acomodativas: Insuficiencia acomodativa. El paciente con insuficiencia acomodativa presenta una amplitud de acomodación reducida respecto a la normal debida a la edad. Es un proceso relativamente frecuente [Cacho 2010] y puede deberse a uno de dos factores: esclerosis excesiva del cristalino (en esencia es una presbicia prematura) o debilidad del músculo ciliar [Duke-Elder 1985]. Los pacientes refieren malestar general en visión cercana, incluyendo dolores de cabeza, fatiga ocular e irritación ocular [Charman 1991]. Como signo diagnóstico, aparte de la medida de la amplitud de acomodación, se ha sugerido medir la flexibilidad acomodativa [Cacho 2002]. Acomodación poco mantenida. La acomodación poco mantenida es una situación en la que con una amplitud de acomodación normal, aparecen signos de fatiga con una estimulación continuada de la acomodación [Cooper 1998]. Es un proceso similar a la insuficiencia acomodativa pero menos acentuado. 2124 Introducción Inercia de acomodación. La inercia de acomodación es un proceso poco frecuente donde se presenta dificultad para cambiar el estado acomodativo. El paciente refiere visión borrosa de cerca, dolores de cabeza y astenopía [Daum 1983]. La respuesta acomodativa se hace más lenta de lo normal y puede llegar a demorarse hasta un segundo, cuando en un paciente sano el tiempo de latencia es de 200ms aproximadamente [Charman 1991](figura 1.4). Figura 1.4. Respuesta acomodativa en un paciente con inercia acomodativa. En la imagen superior se muestra el estímulo y respuesta acomodativa del paciente afectado por inercia acomodativa. En la imagen inferior se muestra el estímulo y respuesta acomodativa después del tratamiento de la enfermedad [Charman 1991]. Parálisis de la acomodación. La parálisis de la acomodación es una condición en la que ante estímulos cercanos no se produce una respuesta del sistema acomodativo [Cooper 1998]. Es de origen nervioso, tóxico o traumático y suele ir asociada con una dilatación paralítica de la pupila. Con la parálisis de la acomodación el punto próximo se aproxima al remoto. En esta patología también son frecuentes los deslumbramientos y el fenómeno de la micropsia o disminución del tamaño de la imagen [Duke-Elder 1985]. 2225 Introducción Espasmo acomodativo. El espasmo acomodativo es un estado de tonicidad aumentada del músculo ciliar, de origen parasimpático, que provoca una pseudomiopía [Charman 1991]. El paciente refiere visión borrosa de lejos y puede aparecer el fenómeno de la macropsia o aumento del tamaño de la imagen [Duke-Elder 1985]. Por último y para cerrar este subapartado de patologías asociadas a la acomodación, cabe mencionar que las disfunciones acomodativas pueden tener consecuencias en la visión binocular y viceversa. Esto hace que en algunas patologías binoculares, como pueda ser la insuficiencia de convergencia, la medida de la amplitud de acomodación pueda servir de criterio diagnóstico [Arnoldi 2007] Objetivos de la tesis. Como se ha visto en lo expuesto hasta el momento, la acomodación presenta numerosas razones para su estudio. Por un lado, los procesos fisiológicos que afectan al sistema acomodativo, la presbicia y las cataratas. Ante la pérdida gradual de capacidad acomodativa es necesario tener técnicas de medida que nos permitan cuantificar esta disminución. En el caso de la cirugía de cataratas, la aparición de la restauración de la acomodación hace necesarias medidas objetivas que determinen la capacidad real de restablecer la acomodación de estos mecanismos. Por otro lado, los procesos patológicos descritos anteriormente también demandan un avance en la medida de la acomodación, tanto para una mejor comprensión de estas enfermedades como para un diagnóstico más eficaz. Otro factor que ha avivado el interés por la medida de la respuesta acomodativa en los últimos años ha sido la posible relación entre el error acomodativo y el desarrollo de la miopía [Gwiazda 1995]. 2326 Introducción Las medidas de amplitud de acomodación más extendidas en la práctica clínica son subjetivas, pero como se verá con mayor extensión en el próximo capítulo, presentan una serie de limitaciones. Una de ellas es el hecho de no diferenciar entre acomodación y pseudoacomodación [Thornton 2005], rango en el que sin participación de la acomodación, se ve nítidamente gracias básicamente a la profundidad de foco [Glasser 2006, Wang 2006]. Las razones expuestas en el párrafo anterior, especialmente la aparición de técnicas para restaurar la acomodación, exigen medidas objetivas y precisas cuyo resultado no se vea afectado por la pseudoacomodación. Diversos métodos se han propuesto para lograr este fin, sin que hasta la fecha ninguno de ellos haya logrado establecerse como referente a nivel clínico. Es por ello que nos hemos propuesto como objetivo de esta tesis el desarrollar un nuevo método que permita la medida objetiva de la respuesta acomodativa de una manera precisa, basado en la técnica de doble paso y su aplicación para el estudio de los cambios en la acomodación con la edad. Para ello hemos dividido el objetivo principal, en tres objetivos específicos que se detallan a continuación: Objetivo específico 1: Montaje experimental para la medida de la respuesta acomodativa que combine un sistema de doble paso y otro aberrométrico. Construcción de un sistema experimental compuesto por un doble paso y un sensor de frente de onda, que permita simular las condiciones de visión y acomodación naturales y analizar los factores que puedan influir en la acomodación. Objetivo específico 2. Desarrollo de un nuevo método para la medida de la respuesta acomodativa basado en la técnica de doble paso. Aplicación del sistema desarrollado en el objetivo específico 1 en la medida de la respuesta acomodativa. Se han realizado medidas en una población controlada a fin 2427 Introducción de establecer un criterio que permita determinar la amplitud de acomodación con la técnica doble paso y se ha validado el mismo por comparación con medidas realizadas con un aberrómetro. Objetivo específico 3. Aplicación de la metodología desarrollada en un rango extenso de población; estudio de la acomodación en función de la edad. Medida de la respuesta acomodativa en una muestra poblacional amplia que abarque la franja de edad de mayor interés para el estudio de la acomodación. Se aplicará la metodología establecida en el objetivo específico 2 y se estudiarán los cambios en la acomodación con la edad. La medida objetiva de la respuesta acomodativa es un tema de investigación no resuelto en la actualidad. Pensamos que con el desarrollo de esta tesis hacemos aportaciones importantes para la resolución de este problema. Asimismo creemos que con la realización del objetivo principal y los específicos mencionados ayudamos a una mejor comprensión del funcionamiento del sistema acomodativo. Por otro lado el desarrollo de un método objetivo y preciso para la medida de la respuesta acomodativa es una herramienta útil a la hora de evaluar las diferentes técnicas propuestas para la restauración de la acomodación. Consideramos novedoso el abordar este problema mediante el uso de un sistema de doble paso y creemos que basar la medida de la respuesta acomodativa en la calidad de la imagen retiniana, tal como se viene haciendo cada vez más en el uso de sistemas aberrométricos, puede ser una solución adecuada. La explotación comercial por parte de la empresa spinoff del CD6 Visiometrics S.L. de la patente (P ) generada a partir del trabajo realizado en la presente tesis pone de manifiesto el potencial clínico de la metodología desarrollada. 2528 Introducción Esta tesis doctoral se ha enmarcado dentro de los proyectos de investigación Desarrollo de nuevas técnicas e instrumentación avanzada en óptica visual y color basadas en dispositivos de captura de imágenes y "Nuevos métodos e instrumentación para el estudio de la óptica del ojo humano e imágenes multiespectrales", dentro del Programa Nacional de Diseño y Producción Industrial y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (DPI C02-01 y DPI C02-01). Asimismo, dentro de un acuerdo de colaboración financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (D/030286/10), el doctorando realizó una estancia en el Instituto de investigación en luz, ambiente y visión de la Universidad de Tucumán (Argentina) donde trabajó conjuntamente con el personal de dicho laboratorio. Igualmente se ha contado con financiación a través del contrato de investigación con la empresa Visiometrics S.L. Asesoramiento, formación y consultoría relacionadas con el desarrollo de técnicas e instrumentos para el control de la visión humana. El doctorando ha sido beneficiario de una beca de Formación de Personal Universitario (FPU) concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia. El trabajo se ha desarrollado en el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6) del Departamento de Óptica y Optometría (DOO) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Esta tesis se divide en 8 capítulos. En el segundo capítulo se resume el estado del arte de las técnicas que se quieren aplicar así como de los métodos de medida de la acomodación actualmente utilizados. En el capítulo tercero se detallan el montaje experimental desarrollado así como la metodología empleada para la medida de la respuesta acomodativa. En el cuarto capítulo se muestra el experimento llevado a cabo en pacientes a fin de establecer el criterio para la medida de la respuesta acomodativa. En el capítulo quinto se desarrolla el experimento llevado a cabo en una muestra poblacional amplia y se muestran los resultados de respuesta acomodativa obtenidos dependiendo del rango de edad. En el sexto capítulo se recogen las conclusiones obtenidas del trabajo realizado. En 2629 Introducción los dos últimos capítulos se recopila la bibliografía utilizada y los trabajos generados hasta la fecha relacionados con esta tesis. 2730 2831 Estado del arte 2. ESTADO DEL ARTE Como hemos visto en el capítulo introductorio hay una gran cantidad de procesos asociados a la acomodación, lo que hace que existan muchas medidas distintas para la evaluación del sistema acomodativo: respuesta, error, amplitud, dinámica, etc. En este capítulo, primero haremos una breve descripción de las medidas más comunes, la respuesta y la amplitud de acomodación, para después describir en mayor profundidad las técnicas utilizadas. 2932 Estado del arte 2.1. Medidas para la evaluación del sistema acomodativo Medida de la respuesta acomodativa. Medida del error acomodativo. La respuesta acomodativa se define como la respuesta del sistema de acomodación al variar la distancia del punto de fijación. Asimismo, el error o retraso acomodativo se define como la diferencia entre la respuesta acomodativa y la potencia dióptrica del estímulo [Millodot 1990]. La respuesta acomodativa se mide estimulando la acomodación en el grado deseado y registrando la variación de la potencia dióptrica del ojo. El error acomodativo se calcula como la diferencia entre la acomodación estimulada y la respuesta medida. La medida de la respuesta y el error acomodativo van ligados, y el cambio de una a otra se calcula mediante una simple resta: AR= AS AE (Ec. 2.1) AE= AS AR (Ec. 2.2) donde AR es la respuesta acomodativa en dioptrías, AS la vergencia del estímulo acomodativo en dioptrías y AE el error acomodativo en dioptrías. Como se ha indicado en el capítulo anterior la respuesta acomodativa puede estar relacionada con el progreso de la miopía [Gwiazda 1995]. Otro aspecto interesante es la posible relación entre la refracción del paciente y el error acomodativo [McBrien 1986]. Su importancia también radica en ser la base en que se fundamentan la mayoría de las medidas de la acomodación, como por ejemplo la amplitud. Por lo tanto es importante establecer un método correcto para su medida. 3033 Estado del arte Medida de la amplitud de acomodación. La amplitud de acomodación se define como la máxima variación de acomodación que puede haber en el ojo. Se mide como la diferencia entre el punto remoto (punto en el espacio conjugado con la foveola en estado de relajación de la acomodación) y el punto próximo (punto en el espacio conjugado con la foveola en estado de máxima acomodación) [Millodot 1990]. De manera que la amplitud de acomodación se mide como la diferencia entre la respuesta acomodativa del ojo totalmente desacomodado y el ojo en el máximo grado de acomodación. Tal como se ha comentado en el capítulo inicial, la amplitud de acomodación se relaciona con la presbicia [Atchison 1995a] y también con algunas patologías acomodativas [Duke- Elder 1985]. Otras medidas de acomodación son las relacionadas con la dinámica y la flexibilidad acomodativa. La acomodación es un proceso dinámico con numerosos factores de interés para su estudio: tiempo de latencia, velocidad de la respuesta, evolución con la edad, microfluctiaciones, etc. [Anderson 2010, Kasthurirangan 2006a, Kedzia 1999]. La medida de la dinámica de la acomodación se realiza normalmente mediante el registro temporal de la respuesta acomodativa [Monticone 2011]. La flexibilidad acomodativa, evalúa la capacidad del sistema visual para el cambio acomodativo y su medida se basa en contar el número de veces por minuto que se puede cambiar el estado acomodativo [Kedzia 1999] Técnicas para la medida de la acomodación. Como hemos visto, el estudio del estado acomodativo del ojo requiere una serie de medidas y para tal fin se han desarrollado diversas técnicas. En esta sección se hará un resumen de las técnicas más habituales para la medida de la acomodación. Estas se dividirán en técnicas subjetivas, donde la acomodación se determina en función de la 31 Mostrar más
TEMA 12. Determinación de la refracción en los sujetos con Baja Visión El objetivo es que el óptico optometrista conozca las peculiaridades que tiene la refracción de una persona de Baja Visión. Llegar Más detalles CD6. Biofotónica aplicada al ojo. Jaume Pujol / Meritxell Vilaseca
CD6 Biofotónica aplicada al ojo Jaume Pujol / Meritxell Vilaseca Objetivos Desarrollo de nuevas técnicas e instrumentación para la evaluación de la calidad óptica del sistema visual Realización de estudios Más detalles Escuela de Medicina Departamento de Oftalmología Curso de oftalmología 2011 El ojo como sistema óptico.
Escuela de Medicina Departamento de Oftalmología Curso de oftalmología 2011 El ojo como sistema óptico. Dra. Silviana Barroso Arentsen Pontificia Universidad Católica de Chile Departamento de Oftalmología Más detalles 4. Dioptrios. Vamos a estudiar dioptrios esféricos con rayos paraxiales. La ecuación de un dioptrio esférico para rayos paraxiales
4. Dioptrios. Un dioptrio es la superficie de separación entre dos medios con distinto índice de refracción, pero isótropos, homogéneos y transparente. Un rayo paraxial es aquel que forma un ángulo muy Más detalles NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 AMETROPIAS
NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 AMETROPIAS EL OJO NORMAL (EMETROPE) AMETROPIAS LA HIPERMETROPÍA LA MIOPÍA EL ASTIGMATISMO LA PRESBICIA RX DIOPTRIA INTERPRETACION DEL Rx EL OJO NORMAL Más detalles I V. A M E T R O P Í A S P R I M A R I A S
La Contactología Avanzada es una parte importante de la Contactología Clínica que trata de la adaptación de lentes de contacto fabricadas con diseños especiales. De izquierda a derecha, primera fila: Lente Más detalles Astigmatismo: Concepto, clasificación, punto remoto, grado de ametropía.
Ergonomía La vista y el trabajo VISION Uno de los sistemas más complejos que posee el ser humano es el óptico, el cual es utilizado con mayor intensidad que otros sentidos, fundamentalmente en puestos Más detalles SENSIBILIDAD AL CONTRASTE TRAS LASIK CONVENCIONAL Y PERSONALIZADO
UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE TRAS LASIK CONVENCIONAL Y PERSONALIZADO Yolanda Iribarne Ferrer Barcelona, 2005 6- DISCUSIÓN 192 6.1- DISCUSIÓN Más detalles AMETROPIAS NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 EL OJO NORMAL (EMETROPE) AMETROPIAS CAUSAS DE LAS AMETROPIAS
NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 AMETROPIAS EL OJO NORMAL (EMETROPE) AMETROPIAS LA HIPERMETROPÍA HIPERMETROPIA NO CORREGIDA LA MIOPÍA MIOPIA NO CORREGIDA EL ASTIGMATISMO ASTIGMATISMO Más detalles TEMA 7.- DISFUNCIONES ACOMODATIVAS. Gran incidencia en la población (entre el 69 y el 85%, según autores) Clasificación de Duane (1915):
TEMA 7.- DISFUNCIONES ACOMODATIVAS Gran incidencia en la población (entre el 69 y el 85%, según autores) Clasificación de Duane (1915): Insuficiencia acomodativa Mal sostenimiento acomodativo Parálisis Más detalles EL OJO Y SUS DEFECTOS DE GRADUACIÓN CÓMO FUNCIONA EL OJO?
EL OJO Y SUS DEFECTOS DE GRADUACIÓN CÓMO FUNCIONA EL OJO? CONJUNTIVA ESCLERÓTICA IRIS COROIDES CRISTALINO RETINA CÓRNEA NERVIO ÓPTICO HUMOR VÍTREO 1. LA CÓRNEA Las imágenes entran en el ojo atravesando Más detalles 2006-11 American Optometric Association. All Rights Reserved. LA MIOPÍA
LA MIOPÍA La miopía es una condición visual en la cual los objetos cercanos son vistos claramente, pero los objetos que se encuentran más lejos aparecen borrosos. La miopía ocurre cuando el globo ocular Más detalles ALGUNOS ASPECTOS DE LA ÓPTICA
ALGUNOS ASPECTOS DE LA ÓPTICA El ojo humano El ojo humano El ojo humano Modelo del ojo humano Fotos de detalles del ojo humano Ojo humano visto de perfil Músculos ciliares y cristalino Bastoncillos y conos Más detalles CIRUGÍA REFRACTIVA CÓMO SE OPERAN LOS DEFECTOS DE GRADUACIÓN?
CIRUGÍA REFRACTIVA CÓMO SE OPERAN LOS DEFECTOS DE GRADUACIÓN? QUÉ ES Y CÓMO ACTÚA LA CIRUGÍA REFRACTIVA? EL ESTUDIO PREVIO Hablamos de cirugía refractiva cuando modificamos la graduación de un ojo utilizando Más detalles CD6. Medida de la calidad óptica visual por medio de la técnica del doble paso. Temario. Grupo de trabajo. Doble Paso. Primer Paso
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Medida de la calidad óptica visual por medio de la técnica del doble paso Autores: Sergio Luque ernando Diaz Monserrat Arjona Jaume Pujol Centre de Desenvolupament Más detalles X simposio de investigaciones en salud: universidad del Valle 24 Octubre 2008 Oscar E Piñeros S, MD Alejandro De La Torre, MD César A. Amaya, MD Clínica De Oftalmología De Cali Universidad Del Valle, Cali Más detalles Como se mencionó en el capítulo 2 la presbicia es un trastorno conocido comúnmente
Capítulo 5 Aplicaciones Como se mencionó en el capítulo 2 la presbicia es un trastorno conocido comúnmente como vista cansada y es la dificultad de leer o escribir debido al proceso del envejecimiento, Más detalles El proceso fundamental en óptica es la formación de imágenes por los sistemas ópticos. Los sistemas ópticos pueden ser lentes, espejos y prismas.
OPTICA CLINICA Prof. Dr. José Espíldora, Dr. René Moreno N. El proceso fundamental en óptica es la formación de imágenes por los sistemas ópticos. Los sistemas ópticos pueden ser lentes, espejos y prismas. Más detalles OPERACIONES PARA QUITARSE LAS GAFAS
OPERACIONES PARA QUITARSE LAS GAFAS LA CIRUGÍA REFRACTIVA EN QUÉ CONSISTE Los defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia (o vista cansada) se pueden corregir Más detalles Código: GP OPT 003 Versión: 001
Código: GP OPT 003 Versión: 001 Tipos: - Compuesto: ambas líneas focales a un mismo lado de la retina ( AMC, AHC). - Simple: una línea focal se forma sobre la retina y la otra por delante: AMS y por detrás: Más detalles SESIÓN 3: MICROSCOPIO TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES
SESIÓN 3: MICROSCOPIO TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES En esta sección se describen algunas de las características del microscopio compuesto. También la propiedad de las láminas planoparalelas de Más detalles La verdadera razón de por que vemos mejor y con más luz con las lámparas de inducción magnética y de
La verdadera razón de por que vemos mejor y con más luz con las lámparas de inducción magnética y de tecnología LED de AXOLED WWW.AXOLED.COM AXOLED, S.L. P.I. Les Mases, C/ Almansa, 3 ROTOVA 46725 Valencia Más detalles 2006-11 American Optometric Association. All Rights Reserved. Astigmatismo
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Alcon ACRYSOF ReSTOR Lente intraocular de cámara posterior de óptica difractiva apodizada FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Alcon ACRYSOF ReSTOR Lente intraocular de Más detalles 21/agosto/07 Por: Yesenia Williams A.
Agudeza visual: ver detalles. Es lo primero que se hace en el examen físico oftalmológico. Se expresa en fracción?. Por ejemplo 20/20, que significa que el paciente ve a 20 pies lo que DEBE ver en 20 pies, Más detalles TEMA V ACOMODACIÓN Y PRESBICIA. VI - Pseudoimagen y círculo de desenfoque en el ojo acomodado
TEMA V ACOMODACIÓN Y PRESBICIA I - Acomodación: Punto próximo II - Amplitud de acomodación e intervalo de visión nítida III - Modificaciones del ojo durante la acomodación IV - El ojo teórico acomodado Más detalles ENTENDER EL ASTIGMATISMO
ENTENDER EL ASTIGMATISMO MAS450/854 PRIMAVERA 2003 9 de marzo de 2003 Introducción Lente esférica sin astigmatismo Lentes cilíndricas cruzadas con astigmatismo o Enfoque horizontal o Enfoque vertical o Más detalles 04.1 DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. Envejecimiento ocular: mejorando la calidad visual en cataratas y presbicia. La presbicia
04.1 DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Envejecimiento ocular: mejorando la calidad visual en cataratas y presbicia El envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida en los Más detalles Poder Refractivo / Analizador Corneal. OPD-Scan III
Poder Refractivo / Analizador Corneal OPD-Scan III Comprehensive Vision Analysis NIDEK, líder mundial en exámenes a la vista e instrumento de diagnostico ha creado el OPD-Scan III, la tercera generación Más detalles EXAMEN FÍSICA 2º BACHILLERATO TEMA 4: ÓPTICA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN La prueba consiste de dos opciones, A y B, y el alumno deberá optar por una de las opciones y resolver las tres cuestiones y los dos problemas planteados en ella, sin Más detalles CONSENTIMIENTO INFORMADO LASER EXCIMER MIOPIA/ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO LASER EXCIMER MIOPIA/ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA En cumplimiento de la Ley 41/2002, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información Más detalles SIN aberraciones. oculares degradan la calidad de imagen. Desarrollo de dos aberrómetros para aplicaciones biomédicas. Procedimientos quirúrgicos
Congreso del Centenario de la Real Sociedad Española de Física y Química - Madrid Julio de 2003 Desarrollo de dos aberrómetros para aplicaciones biomédicas Introducción Las aberraciones oculares degradan Más detalles TEMA 10: INSTRUMENTOS ÓPTICOS.
TEMA 10: INSTRUMENTOS ÓPTICOS. 10.1. El ojo humano. De forma muy simplificada, podemos considerar que el ojo humano está constituido por una lente (formada por la córnea y el cristalino) y una superficie Más detalles Óptica VESILE SAMI RAMADAN DAIRIS SUÁREZ SUÁREZ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE GRADO EN FARMACIA
Óptica VESILE SAMI RAMADAN DAIRIS SUÁREZ SUÁREZ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE GRADO EN FARMACIA ÍNDICE: 1. El ojo humano. Pagina 3 2. Lentes. Página 5 Definiciones. 3. Miopía. Página 6 Desarrollo de la miopía. Más detalles GPC. Rehabilitación visual en pacientes operados de catarata congénita
Rehabilitación visual en pacientes operados de catarata congénita GPC Guía de Práctica Clínica Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-619-13 Guía de Referencia Rápida CIE-10: Q12.0 Catarata Más detalles Física 2º Bach. Óptica 01/04/09
Física 2º Bach. Óptica 0/04/09 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Nombre: [3 PUNTO /UNO]. Un objeto O está situado a 30 cm del vértice de un espejo cóncavo, tal y como indica la figura. Se observa Más detalles BLOQUE 4.2 ÓPTICA GEOMÉTRICA
FÍSICA de 2º de BACHILLERATO ÓPTICA -GEOMÉTRICA- EJERCICIOS RESUELTOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2013) DOMINGO Más detalles SENSIBILIDAD AL CONTRASTE TRAS LASIK CONVENCIONAL Y PERSONALIZADO
UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE TRAS LASIK CONVENCIONAL Y PERSONALIZADO Yolanda Iribarne Ferrer Barcelona, 2005 A mis padres. A mi hija. Más detalles Clase Nº 1. Preparado por: Jaime F. Cortés Durán
Clase Nº 1 Preparado por: Jaime F. Cortés Durán Luz Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, el término luz Más detalles CORRELACIÓN DEL CAMPO VISUAL MANUAL Y COMPUTARIZADO EN PACIENTES CON GLAUCOMA
CORRELACIÓN DEL CAMPO VISUAL MANUAL Y COMPUTARIZADO EN PACIENTES CON GLAUCOMA V/S 1/19 Introducción La agudeza visual nos sirve para saber el estado de la región macular, ya que con ella medimos la visión Más detalles La Luz y las ondas electromagnéticas. La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones
La luz y las ondas electromagnéticas Cuestiones (96-E) a) Qué se entiende por interferencia de la luz? b) Por qué no observamos la interferencia de la luz producida por los dos faros de un automóvil? (96-E) Más detalles ÓPTICA VISUAL. Calidad óptica del ojo fuera de eje. 1. Introducción. n. 2. Errores refractivos periféricos.
ÓPTICA VISUAL (3º Óptica y Optometría; curso 2010 2011) 2011) Calidad óptica del ojo fuera de eje 1. Introducción. n. 2. Errores refractivos periféricos. ricos. 3. Aberraciones y calidad óptica fuera del Más detalles OPTICA BASICA LENTES OFTALMICOS LENTES OFTALMICOS MODULO 1
OPTICA BASICA MODULO 1 LENTES OFTALMICOS LENTES OFTALMICOS SEGUN SU REFRACCION SEGUN SU FORMA PARTES DEL LENTE OFTALMICO TIPOS DE LENTES OFTALMICOS PLASTICO 3R39 FOTOSENSIBLES POLARIZADOS DURAMAX ANTIREFLEJO Más detalles Técnicas de alta resolución y óptica adaptativa
Capítulo 3 Técnicas de alta resolución y óptica adaptativa 3.1 Introducción Bajo el nombre de técnicas de alta resolución se suele denominar el conjunto de estrategias que permite superar el límite de Más detalles ALTERACIONES BINOCULARES ASOCIADAS A LA PRESBICIA
ALTERACIONES BINOCULARES ASOCIADAS A LA PRESBICIA MCO Elizabeth Casillas Casillas Universidad Autónoma de Aguascalientes Introducción Una evaluación visual completa involucra las áreas: refractiva, salud Más detalles MODELADO ZONAL DE SUPERFICIES PARA EL COMPORTAMIENTO MULTIFOCAL DE UN SISTEMA ÓPTICO
MODELADO ZONAL DE SUPERFICIES PARA EL COMPORTAMIENTO MULTIFOCAL DE UN SISTEMA ÓPTICO Sofía Saiz Ávila Director: Dr. José María Saiz Vega Codirector: Dra. Dolores Ortiz Márquez Trabajo Fin de Carrera, Licenciado Más detalles 3.3.6 Introducción a los Instrumentos Ópticos
GUÍA DE ESTUDIO Complemento a la Unidad 3.3 LUZ 3.3.6 Introducción a los Instrumentos Ópticos. Instrumentos de Lente.. Imágenes Reales... El Proyector Opera con el objeto (diapositiva) muy cerca de la Más detalles Concepto, epidemiología, etiología clínica, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato de la visión, globo ocular y anejos.
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Oftalmología Aprobada en Consejo de Departamento de Cirugía y sus Especialidades el 16 de julio de 2015 MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Nombre del módulo Oftalmología Más detalles PRÁCTICAS DE ÓPTICA VISUAL I ASTIGMATISMO, PARTE 1, curso 2011-12 PRÁCTICA Nº 7
Departamento de Óptica, Farmacología y natomía PÁCICS DE ÓPIC VISUL I SIGMISMO, PE, curso 0- PÁCIC Nº 7 stigmatismo, parte : Visualización y caracterización del conoide de Sturm OBJEIVO Construir un modelo Más detalles GUÍA DE ATENCIÓN PROGRAMA SALUD VISUAL
SUBPROCESO PROGRAMAS EDUCATIVO-PREVENTIVOS Revisó Jefe DBU / Coordinadora Prog. Educativos - Preventivos 1. OBJETIVO Aprobó Rector Página 1 de 6 Fecha de aprobación Febrero 27 de 2008 Resolución No. 294 Más detalles CURSO 2006/2007 TEMA 1:
HOJA DE PROBLEMAS ÓPTICA I CURSO 2006/2007 TEMA 1: 1.1.- La anchura de banda del espectro de emisión de una fuente láser es: ν = 30 MHz. Cuál es la duración del pulso luminoso emitido por la fuente? Cuál Más detalles ÓPTICA GEOMÉTRICA Aplicación de la Refracción
LENTES DELGADAS ÓPTICA GEOMÉTRICA Aplicación de la Refracción Entendemos por lente un sistema óptico formado por dos o más superficies refractoras, siendo al menos una de ellas curva. Generalmente las Más detalles LASIK. Este sumario le explicará la cirugía LASIK, los beneficios y los posibles riesgos de esta cirugía. Córnea. Iris
LASIK Introducción La cirugía LASIK es un procedimiento que mejora la visión y puede disminuir o eliminar la necesidad de usar anteojos, gafas o lentes de contacto. Si usted y su médico deciden que la Más detalles Cataratas. Ver más allá de lo borroso
Cataratas»» Ver más allá de lo borroso ES SU VISION BORROSA O NUBLADA? Le parecen los colores apagados o sin vida? Ya no le sirven sus anteojos? Le parece que la luz artificial o la luz natural es excesivamente Más detalles LE PARECE QUE LA LUZ ARTIFICIAL O LA LUZ NATURAL ES EXCESIVAMENTE BRILLANTE O DESLUMBRANTE?
CATARATAS VER MÁS ALLÁ DE LO BORROSO ES SU VISIÓN BORROSA O NUBOSA? LE PARECEN LOS COLORES APAGADOS O SIN VIDA? YA NO LE SIRVEN SUS ANTEOJOS? LE PARECE QUE LA LUZ ARTIFICIAL O LA LUZ NATURAL ES EXCESIVAMENTE Más detalles 6. LENTES OFTÁLMICAS. 6.1. Lentes Esféricas. puntos situados a 30º del eje óptico. Para conseguir esta condición debemos aplicar las Elipses de
6 L e n t e s O f t á l m i c a s 6. LENTES OFTÁLMICAS Las lentes oftálmicas están formadas por materia mineral u orgánica, transparentes y delimitadas por dos superficies Según sea la forma de estas superficies Más detalles TEMA I LENTES MULTIFOCALES I PROGRAMA
TEMA I LENTES MULTIFOCALES I - Introducción - Bifocales en dos piezas - Bifocales en una sola pieza - Lentes trifocales - Problemas de adaptación PROGRAMA 1. Introducción 2. Lentes bifocales 2.1. Bifocales Más detalles Este trabajo esta dividido en tres partes:
ASTROPALMA OBSERVATORIO DE TACANDE, LA PALMA Joan Genebriera CONTROL ÓPTICO DE UN OBJETIVO REFRACTOR DE 20 cm Objetivo 20 cm. f/15 Este trabajo esta dividido en tres partes: - Examen del Objetivo - Métodos Más detalles 11 Número de publicación: 2 267 604. 51 Int. Cl.: 74 Agente: Curell Suñol, Marcelino
19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 267 4 1 Int. Cl.: A61F 9/01 (06.01) 12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 00991629.7 86 Fecha de Más detalles Reconocimiento de imágenes
Capítulo 4 Reconocimiento de imágenes En la actualidad, el reconocimiento de imágenes es una herramienta de gran utilidad en el área de control y automatización. Varias empresas usan el reconocimiento Más detalles La solución para el óptico
La solución para el óptico Tres soluciones en un único producto: Solución Técnica. Optometría: completa ficha con todos los test, información de los valores normales, avisos programados de posibles anomalías. Más detalles TEMA 18. Sistemas de Baja Visión para cerca: Microscopios y Lupas.
TEMA 18. Sistemas de Baja Visión para cerca: Microscopios y Lupas. Microscopios Se denomina microscopio en rehabilitación visual a una lente muy positiva o combinación de lentes montadas en gafa, para Más detalles PROYECTO DE EXTENSIÓN SALUD VISUAL PARA TODOS
INFORME GENERAL 2007 2008 2009 En relación al trabajo de asistencia primaria fueron atendidas 1859 personas en el período lectivo de 2007 2008 y 2009. El Gráfico Nº 1 Muestra la cantidad de personas del Más detalles Óptica Física y Geométrica
Óptica Física y Geométrica INDICE Diversas teorías acerca de la luz 1 Propagación de las ondas electromagnéticas 3 Ondas electromagnéticas. La luz. 3 Índice de refracción de la luz 4 Reflexión de la luz Más detalles no se puede garantizar un resultado exacto en la corrección de un determinado número de dioptrías.
INFORMACIÓN SOBRE LA CIRUGÍA DE MIOPIA, HIPERMETROPÍA Y ASTIGMATISMO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE QUERATOMILEUSIS IN SITU ASISTIDA POR LÁSER ÉXCIMER TAMBIÉN CONOCIDO COMO LASIK. En cumplimiento de la Ley Más detalles Córnea. Contactología I Tema 2
Contactología I Tema 2 Objetivos Enumerar las dimensiones de la córnea Describir los diferentes aparatos que pueden utilizarse en la evaluación de la topografía de la córnea: queratómetro y topógrafo Enumerar Más detalles IMPORTANCIA DEL OPTOMETRISTA COMO PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y TERAPEUTA VISUAL EN LA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
IMPORTANCIA DEL OPTOMETRISTA COMO PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y TERAPEUTA VISUAL EN LA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA Carlos Luis Saona Santos Profesor Titular de Optometría y Contactología Universidad Politécnica Más detalles DR. JORGE KARIM ASSIS REVEIZ CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGIA DE QUERATOPLASTIA CONDUCTIVA
Página 1 de 5 La o CK es el único procedimiento que corrige la visión indicado específicamente para personas mayores de 40 años que desean disminuir su dependencia de las gafas de lectura. Es la ÚNICA Más detalles MANUAL DE ADAPTACION DE LENTES OFTALMICOS
MANUAL DE ADAPTACION DE LENTES OFTALMICOS ÍNDICE Introducción 1. Historia clínica o anamnesis 2. La refracción 3. Guía general para la prescripción de lentes 4. Prescripción de lentes progresivo INTRODUCCIÓN Más detalles I.E.S. Sierra de Mijas Curso 2014-15 PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA
PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD DEL TEMA 4: ÓPTICA Selectividad Andalucía 2001: 1. a) Indique qué se entiende por foco y por distancia focal de un espejo. Qué es una imagen virtual? b) Con ayuda de un diagrama Más detalles 5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON
5.1. INTERFERENCIA MEDIDA DE LA LONGITUD DE ONDA Y ANÁLISIS DE LA POLARIZACIÓN MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MICHELSON 5.1.1 OBJETIVOS: Comprender los aspectos fundamentales de un interferómetro de Michelson. Más detalles SELECTIVIDAD LOGSE: ÓPTICA GEOMÉTRICA PROBLEMAS RESUELTOS
SELECTIVIDAD LOGSE: ÓPTICA GEOMÉTRICA PROBLEMAS RESUELTOS JUNIO 96 C3. Explica por qué cuando se observa desde el aire un remo sumergido parcialmente en el agua parece estar doblado. Ayúdate de construcciones Más detalles VALORACIÓN DE LA ACOMODACIÓN EN PACIENTES MIOPES PRE Y POST CIRUGÍA REFRACTIVA LÁSER TÉCNICA LASIK
VALORACIÓN DE LA ACOMODACIÓN EN PACIENTES MIOPES PRE Y POST CIRUGÍA REFRACTIVA LÁSER TÉCNICA LASIK INVESTIGADOR PRINCIPAL VIVIANA PAOLA BECERRA GARCÍA OPTÓMETRA ASESORA METODOLÓGICA MARÍA MARGARITA SEGURA Más detalles MANUAL DE LENTES PROGRESIVAS APÉNDICE B S í n t o m a s y s u s C a u s a s
APÉNDICE B S í n t o m a s y s u s C a u s a s APÉNDICE B Síntomas y sus causas La localización de las causas de posibles dificultades en la adaptación puede ser difícil, ya que cada usuario tiene un lenguaje Más detalles FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS LAS TUNAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS LAS TUNAS TRABAJO TITULADO CIRUGÍA REFRACTIVA AUTOR: DARIEL LOBAINA BALDOQUIN. 2010 INDICE INTRODUCCIÓN RESUMEN DESARROLLO LA MIOPIA QUERATOTOMIA RADIAL. LASIK LA FOTOQUERATECTOMIA Más detalles LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL (y III)
3.5. Visor LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL (y III) En fotografía, el visor es el sistema óptico que permite encuadrar el campo visual que se pretende que abarque la imagen. Es decir, el visor es la ventanilla, Más detalles Relación Problemas Tema 9: La luz y las ondas electromagnéticas
Relación Problemas Tema 9: La luz y las ondas electromagnéticas Problemas 1. Una onda electromagnética (o.e.m.) cuya frecuencia es de 10 14 Hz y cuyo campo eléctrico, de 2 V/m de amplitud, está polarizado Más detalles Métodos Subjetivos de Refracción
Métodos Subjetivos de Refracción Objetivos Específicos del Tema Al finalizar el tema el alumno será capaz de: 1. Identificar cuando la pérdida de AV puede ser consecuencia de un error de refracción utilizando Más detalles Problemas de Campo eléctrico 2º de bachillerato. Física
Problemas de Campo eléctrico 2º de bachillerato. Física 1. Un electrón, con velocidad inicial 3 10 5 m/s dirigida en el sentido positivo del eje X, penetra en una región donde existe un campo eléctrico Más detalles OFERTA ESPECIAL PARA EL COLECTIVO DEL ISFAS (Y FAMILIARES)
OFERTA ESPECIAL PARA EL COLECTIVO DEL ISFAS (Y FAMILIARES) Oferta válida hasta 31/12/2011 QUIENES SOMOS Clínica Oftalmológica Castilla ofrece a todos sus pacientes una cirugía refractiva personalizada, Más detalles Capítulo 21 Óptica 1
Capítulo 21 Óptica 1 Reflexión y refracción Las leyes de la reflexión y de la refracción nos dicen lo siguiente: Los rayos incidente, reflejado y transmitido están todos en un mismo plano, perpendicular Más detalles CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE LA CATARATA. (Leyes 26.529-26742 y Decreto Reglamentario 1089 / 2012)
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE LA CATARATA (Leyes 26.529-26742 y Decreto Reglamentario 1089 / 2012) Nota: El diseño y contenido de este consentimiento, evaluado y aprobado por el Consejo Argentino Más detalles Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a
Física P.A.U. ELECTOMAGNETISMO 1 ELECTOMAGNETISMO INTODUCCIÓN MÉTODO 1. En general: Se dibujan las fuerzas que actúan sobre el sistema. Se calcula la resultante por el principio de superposición. Se aplica Más detalles CONTACTOLOGIA II María Isabel Soro Martínez Diego García Ayuso
Endocrinas Alergias E. Autoinmunes Anticonceptivos orales Antibióticos y corticoides Ansiolíticos Antihistamínicos y descongestionantes Tratamiento antiacne Historia general Embarazo Menopausia Historia Más detalles Magister 3D Diseño de cámara estereoscópica real y virtual. Diseño cámara estereoscópica
Diseño cámara estereoscópica Líneas: Para el diseño de las cámaras hemos tenido en cuantos parámetros presentes en la visión humana y se ha estudiado lasdiferentes partes que la componen. Se ha emulado Más detalles ombre:... Comisión:...
Trabajo Práctico o 1: Trabajo Práctico º 1: Microscopía Microscopía Óptica ombre:... Comisión:... Objetivos 1. Reconocer las partes del microscopio. 2. Aprender las normas básicas para el manejo y cuidado. Más detalles ) ( ) Visión y trabajo. Año: 2008 1. AGUDEZA VISUAL. Vision et travail Vision and work. Redactor: Alfredo Álvarez Valdivia Ingeniero industrial
Año: 28 79 Visión y trabajo Vision et travail Vision and work Redactor: Alfredo Álvarez Valdivia Ingeniero industrial CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus Más detalles PROTOCOLO DE CIRUGÍA REFRACTIVA
PROTOCOLO DE CIRUGÍA REFRACTIVA ÍNDICE 1. Objetivos 2. Definición 3. Diagnóstico Exploración oftalmológica 4. Tratamiento Indicaciones Contraindicaciones Evaluación médica preoperatoria Anestesia Técnicas Más detalles FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES
Laboratorio de Física de Procesos Biológicos FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES Fecha: 19/12/2005 1. Objetivo de la práctica Estudio de la posición y el tamaño de la imagen de un objeto formada por una lente Más detalles En segundo lugar, se determinan los criterios para el diagnóstico, la valoración y cuantificación de las deficiencias de la visión.
En este capítulo se proporcionan criterios para la valoración de la discapacidad originada por las deficiencias visuales que pueden existir como consecuencia de padecer afecciones o enfermedades oculares Más detalles FAQ - GENERAL. 2. Cuentan con opciones de financiamiento? Sí. Se aceptan pagos sin intereses a 6 y 12 meses con Tarjetas Bancomer.
Dudas Sobre El Centro 1. Qué formas de pago aceptan? Se acepta efectivo, cheques y tarjetas de crédito. 2. Cuentan con opciones de financiamiento? Sí. Se aceptan pagos sin intereses a 6 y 12 meses con Más detalles Capítulo 6 Filtrado en el Dominio de la Frecuencia
Capítulo 6 Filtrado en el Dominio de la Frecuencia...39 6. Método en el Dominio de la Frecuencia...39 6. Filtros Espaciales en la frecuencia...40 6.. Convolución Lineal y la Transformada Discreta de Fourier...45 Más detalles PROBLEMAS LUZ Y ÓPTICA SELECTIVIDAD

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución