Source: http://docplayer.es/903313-Reglamento-general-de-seguridad-radiologica-indice.html
Timestamp: 2017-11-24 13:44:00+00:00

Document:
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA ÍNDICE - PDF
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA ÍNDICE
Download "REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA ÍNDICE"
Bernardo Córdoba Sosa
2 ÍNDICE página TÍTULO PRIMERO Generalidades 2 Capítulo Único TÍTULO SEGUNDO Terminología 3 Capítulo Único TÍTULO TERCERO Capítulo I Disposiciones Generales 8 Capítulo II De la Aplicación del Sistema de Limitación de Dosis 9 Capítulo III De los Límites de Equivalentes de Dosis 10 Capítulo IV De las Condiciones de Irradiación 13 Capítulo V De los Irradiaciones Planeadas y de Emergencia 14 TÍTULO CUARTO Capítulo I Disposiciones Generales 17 Capítulo II De los Fuentes Selladas 18 Capítulo III De las Fuentes Abiertas 20 Capítulo IV De los Dispositivos Generadores de Radiación Ionizante 22 TÍTULO QUINTO De las Instalaciones Radiactivas Capítulo I Clasificación 23 Capítulo II De las Condiciones de las Instalaciones Radiactivas 25 TÍTULO SEXTO Del Equipo Capítulo Único Disposiciones Generales 29 TÍTULO SEPTIMO Del Permisionario, Encargado de Seguridad Radiológica y Personal Ocupacionalmente Expuesto Capítulo I Disposiciones Generales 31 2
3 página Capítulo II De las Obligaciones del Permisionario 31 Capítulo III De los Requisitos, Clasificacl6n y Obligaciones del Encargado de Seguridad Radiológica y sus Auxiliares 34 Capítulo IV De los Requisitos y Obligaciones del Personal Ocupacionalmente Expuesto 39 TÍTULO OCTAVO De las Aplicaciones Médicas Capítulo Único De la Administración, Aplicación e Implante de Material Radiactivo 40 TÍTULO NOVENO De los Accidentes Radiológicos y Medidas Preventivas o de Seguridad Capítulo I De los Avisos o Informes 43 Capítulo II De las Medidas Preventivas o de Seguridad 44 TÍTULO DÉCIMO De las Autorizaciones, Permisos y Licencias Capítulo I De las Autorizaciones 47 Capítulo II De los Permisos y Licencias 54 Capítulo III De los Requisitos para Renovación de las Autorizaciones, Permisos o Licencias 57 Capítulo IV De la Evaluación de la Solicitud de Autorizaciones, Permisos y Licencias y su Renovación 57 Capítulo V Del Otorgamiento de Autorizaciones, Permisos, Licencias o su Renovación 58 TÍTULO DÉCIMOPRIMERO Procedimientos Administrativos Capítulo I De las Inspecciones, Auditorías, Verificaciones y Reconocimientos 59 Capítulo " página De las Sanciones 62 Capítulo III Del Recurso de Reconsideración 66 TRANSITORIOS 66 3
4 PRESENTACIÓN El uso de material radiactivo en nuestro país, en aplicaciones a la medicina, industria e investigación datan desde hace varias decenas de años; obteniendo de ello beneficios en el diagnóstico y tratamiento médico. La inspección de soldaduras, el control de espesores en la industria papelera, la erradicación y control de plagas entre otros, en estas aplicaciones es necesario reducir los riesgos a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, al público y al ambiente a niveles tan bajo como razonablemente puedan lograrse. Dado lo anterior surge la necesidad de contar con normas básicas de protección, de observancia obligatoria; es por eso que el Gobierno de la República conciente de su responsabilidad, emite el REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, en donde se establecen los requerimientos técnicos para la organización del permisionario, fijando su responsabilidad, las funciones a cumplir en lo referente a protección radiológica, así también, los criterios para el diseño, construcción y operación de las instalaciones, sistemas y equipos de las instalaciones radiactivas; los lineamientos para desarrollar y establecer procedimientos para el uso seguro de las fuentes de radiación, incluyendo el entrenamiento del personal y para la actuación en emergencias. El Reglamento General de Seguridad Radiológica obedece al requerimiento legal establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y en los convenios internacionales que México ha suscrito con organismos como son el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las disposiciones plasmadas en el reglamento tienen como base las recomendaciones emitidas por los organismos antes señalados. Las normas técnicas señaladas en el cuerpo del reglamento se emitirán por separado y en ellas se aplicarán métodos y valores de parámetros especificados para cumplir con los preceptos reglamentarios. 4
5 SECRETARÍA DE ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. MIGUEL DE LA MADRID H. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los Artículos 1o, 2o, 4o, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, y CONSIDERANDO Que dentro de los objetivos permanentes asumidos por el Gobierno a mi cargo, destaca el fortalecimiento del marco jurídico que regula las actividades públicas, a fin de propiciar los cambios que impone la tesis de renovación moral de la sociedad que en la práctica se traduce como el otorgamiento de los mecanismos a través de los cuales el Estado promueve la satisfacción de las necesidades colectivas; Que para el logro de tales objetivos, en el Plan Nacional de Desarrollo se consigna como estrategia, para hacer frente a los grandes retos del país. revisar a fondo el sistema normativo nacional y simplificar los procedimientos administrativos. proponiendo y, en su caso, auspiciando las reformas legales y reglamentarias que se estimen necesarias; Que el dominio directo de la Nación sobre nuestros recursos naturales y el derecho a regular su explotación, uso y aprovechamiento se plasman de manera expresa en el Artículo 27 Constitucional y en su oportunidad, el Ejecutivo a mi Cargo propuso la adecuación al Ordenamiento Legal al que se rige la Materia Nuclear. Que el 4 de febrero de 1985, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentarla del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, cuya vigencia inició al día siguiente de su publicación; Que la Ley mencionada es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y regula la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos del material radiactivo y de la energía nuclear, la investigación de la ciencia y las técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado con la misma; Que la misma Ley establece que la seguridad es primordial en todas las actividades que involucren a la energía nuclear, debiendo tomarse en cuenta desde la planeación hasta el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas y el destino final de esos desechos, definiendo a su vez la seguridad radiológica en congruencia con los lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil, como aquella que tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población ya sus bienes. así como el ambiente en general mediante la prevención y limitación de los efectos que puedan resultar de la exposición a la radiación ionizante; Que la Ley Reglamentarla del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece que las instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con sistemas de seguridad radio1ógica y su operación requerirá de la satlsfacci6n de los requisitos que, sobre el particular se determinen en la misma ley y en las disposiciones reglamentarias respectivas, por lo que resulta pertinente disponer de los instrumentos reglamentarios para hacer efectivas las disposiciones del mismo Ordenamiento, he tenido a bien expedir el siguiente: 5
6 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES CAPÍTULO ÚNICO Artículo 1o. Este Reglamento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto proveer en la esfera administrativa a la observancia de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear en lo relativo a seguridad radiológica. Artículo 2o. La Secretaría de Energía. Minas e Industria Paraestatal queda facultada para expedir por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. los apéndices. normas técnicas, manuales e instructivos, así como sus actualizaciones, necesarios para desarrollar, hacer explícitas y determinarla forma en que deben cumplirse las disposiciones de este Reglamento. Artículo 3o. Tanto los documentos a que se refiere el Artículo anterior. como sus actualizaciones. para su obligatoriedad y general observancia deberán invariablemente, ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 4o. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, es la facultada para interpretar y aplicar este Reglamento, así como los apéndices, normas técnicas, instructivos, manuales y condiciones de licencias, autorizaciones y permisos que con base en el mismo se expidan y, para determinar las normas de seguridad radiológica que a su juicio sean aplicables sin perjuicio de la competencia que de acuerdo a la Ley les corresponda a otras Secretarías de Estado. Artículo 5o. En todos los casos en que este Reglamento haga referencia a la Ley, se entenderá que se trata de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Cuando aluda a la Secretaría, será la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y cuando mencione a la Comisión, será la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en los términos del Artículo 50 de la Ley Reglamentarla del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. TÍTULO SEGUNDO TERMINOLOGÍA CAPÍTULO ÚNICO Artículo 6o. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: ACCIDENTE y/o INCIDENTE: Cualquier evento anormal que involucre a fuentes de radiación ionizante. ACTIVIDAD: El número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren por unidad de tiempo en una Cantidad dada de material radiactivo. Formalmente, la actividad A, de una cantidad dada de material radiactivo, es el cociente de dn entre dt, siendo dn el número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren en el Intervalo dt. La unidad de actividad es e! becquerel (Bq), donde 1 Bq = 1 desintegración/s (1 Ci = 3.7x10 10 desintegraciones/s). ALMACEN TEMPORAL: La instalación radiactiva autorizada por la Comisión para almacenar fuentes de radiación ionizante por tiempo limitado y que será necesariamente determinado en forma expresa en la autorización correspondiente. 6
7 ALMACEN EN TRÁNSITO: Las áreas utilizadas durante el transporte de material radiactivo en las que se almacenen embalajes, contenedores, bultos y las zonas no controladas, tales como: área de estacionamiento; estación terminal; cuarto de almacén o patio de carga y descarga. AUDITORÍA: El examen de los registros, documentos, programas y procedimientos relacionados con la seguridad radiológica de la instalación radiactiva, así como del inventario de material radiactivo o los equipos que lo contengan conforme a lo establecido en la autorización, permiso o licencia correspondiente, así como en las disposiciones de este Reglamento CONCENTRACIÓN DERIVADA EN AIRE: La concentración derivada en aire (COA) para un radionúclido determinado es un límite derivado que designa la concentración en aire que, de ser respirada por un trabajador durante un año laboral de 2,nd0 horas a un ritmo de respiración de 1.2 m 3 /h se alcanzaría el límite anual de incorporación (LAI). CONTAMINACIÓN RADIACTIVA SUPERFICIAL: La presencia de una sustancia radiactiva sobre una superficie en cantidades superiores a: 4x10 3 Bq/m 2 (10 5 pci/cm 2 ) en el Caso de emisiones beta y gamma, o 4x10 2 Bq/m 2 (10 6 pci/cm 2 ), en el caso de emisiones alfa, ésta puede ser fija o removible. DESCONTAMINACIÓN: Proceso mediante el cual se reduce o se elimina la contaminación radiactiva. DESECHOS RADIACTIVOS: Cualquier material que contenga o esté contaminado con radionúclidos o concentraciones o niveles de radiactividad, mayores a las señaladas por la Comisión en la norma técnica correspondiente y para el cual no se prevé uso alguno. Se clasifican en desechos radiactivos de nivel bajo, intermedio y alto. DISPOSITIVO GENERADOR DE RADIACIÓN IONIZANTE: Es el equipo que produce radiación ionizante en forma controlada. DOSIS ABSORBIDA: La energía depositada por la radiación ionizante en la materia. Técnicamente, la dosis absorbida, D, se define como el cociente de de entre dm, donde de es la energía promedio depositada por la radiación ionizante en una masa dm. La unidad es el Gray (Gy), donde: 1 Gy = 1 J/kg (1 rad = 10 2 J/kg). DOSIS UMBRAL: El valor de la dosis por debajo del cual se considera que un efecto no estocástico determinado no se manifestará. EMERGENCIA: Acto, omisión, situación o suceso que ocasiona un riesgo importante y para cuyo control o eliminación es necesario emprender acciones correctivas inmediatas. EMPLAZAMIENTO: El proceso de selección de un sitio adecuado para la localización de una instalación radiactiva y la determinación de las características físicas y demográficas del mismo. a fin de evaluar y definir adecuadamente las bases para el diseño, construcción y operación de las mismas. con el objeto de que éstas no se traduzcan en un detrimento apreciable de la seguridad de las personas ni de la calidad del ambiente. EQUIVALENTE DE DOSIS: Con fines de protección radiológica se ha encontrado conveniente introducir una magnitud física que correlaciona la dosis absorbida con los efectos deletéreos más importantes de la exposición a la radiación, en particular con los efectos estocásticos tardíos. El equivalente de dosis es la Cantidad que resulta de la ecuación: 7
8 H = DQN. donde D es la dosis absorbida en Gy, Q es el factor de calidad y N es el producto de todos los demás factores modificantes, tomándose por ahora un valor para N igual a la unidad. El nombre especial para la unidad de equivalente de dosis es el Sievert (Sv). El rem puede ser usado temporalmente. EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO: El equivalente de dosis efectivo, H e, es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos H T, tanto por irradiación externa como por incorporación de radionúclidos. Se define como: H e = Σ W T H T donde W T son los factores de ponderaclón. EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO COMPROMETIDO: El equivalente de dosis efectivo comprometido. H e,50, resultante de una incorporación de material radiactivo, es el equivalente de dosis efectivo que se acumulará durante 50 años, como resultado de la incorporación. FUENTE ABIERTA: Todo material radiactivo que durante su utilización puede entrar en contacto directo con el ambiente. FUENTES DE RADIACION IONIZANTE: Cualquier dispositivo o material que emita radiación ionizante en forma cuantificable. FUENTE SELLADA: Todo material radiactivo permanentemente incorporado a un material encerrado en una cápsula hermética, con resistencia mecánica suficiente para impedir el escape del radioisótopo o la dispersión de la substancia radiactiva. en las condiciones previsibles de utilización y desgaste. INDICES DE EQUIVALENTE DE DOSIS: En el Caso de irradiación externa del cuerpo entero, se aplican los conceptos de: a).- INDICE SUPERFICIAL DE EQUIVALENTE DE DOSIS: El índice superficial de equivalente de dosis H I,S en un punto, es el equivalente de dosis máximo dentro del volumen comprendido entre 0.07 mm y 1 cm, medidos a partir de la superficie de una esfera de 30 cm de diámetro centrada en ese punto y formada por material equivalente a tejido blando con una densidad de 1 g/cm 3. b).-índice PROFUNDO DE EQUIVALENTE DE DOSIS: El índice profundo de equivalente de dosis H I.P. es el equivalente de dosis máximo dentro del núcleo de 28 cm de diámetro, inscrito en una esfera de 30 cm de diámetro centrada en ese punto y formada por material equivalente a tejido blando y con una densidad de 1 g/cm 3. INSPECCIÓN: El examen de las condiciones de seguridad física y radiológica de una instalación radiactiva, sus sistemas, equipos y la aplicación de los procedimientos de operación, documentos y registros. LÍMITE ANUAL DE INCORPORACIÓN: Es el límite secundario para la irradiación ocupacional interna, y es el valor menor de la incorporación de un radionúclido determinado en un año por el Hombre de Referencia que se traducirla bien en un equivalente de dosis efectivo comprometido de 50 msv (5 rem) o bien, en un equivalente de dosis comprometido en el cristalino de 150 msv (15 rem) o en un equivalente de dosis comprometido en cualquier otro órgano o tejido de 5nd msv (50 rem). 8
9 MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA: Documento cuyo objetivo es el de que todas las acciones que involucren fuentes de radiación, se ejecuten bajo normas y procedimientos de protección radiológica adecuados, para reducir las exposiciones ocupacionales y del público a valores tan bajos como razonablemente pueda lograrse. PERMISIONARIO: Persona física o moral que posee la titularidad de la autorización, permiso o licencia expedidos por la Comisión para desarrollar una actividad autorizada por la misma. PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO: Aquel que en ejercicio y con motivo de su ocupación está expuesto a radiación ionizante o a la incorporación de material radiactivo. Quedan excluidos los trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a este tipo de radiación. siempre que el equivalente de dosis efectivo anual que reciban no exceda el límite establecido en este Reglamento para el público. RADIACIÓN IONIZANTE: Toda radiación electromagnética o corpuscular Capaz de producir iones directa o indirectamente. debido a su interacción con la materia. RECONOCIMIENTO: El examen y comprobación de la información proporcionada a la Comisión de hechos o circunstancias que pudieran significar un riesgo radiológico a las personas y las propiedades. VERIFICACION: La revisión y examen de la información proporcionada a la Comisión con motivo de las actividades reguladas por este Reglamento y de acciones correctivas derivadas de las deficiencias o anomalías que como consecuencia de las inspecciones o auditorías se hubieren encontrado. VIDA MEDIA BIOLÓGICA: Es el tiempo necesario para que la mitad de una sustancia administrada, sea excretada del cuerpo o de un órgano o de un tejido. VIDA MEDIA FÍSICA: Es el tiempo requerido para que un radionúclido pierda el 50% de su actividad, mediante decaimiento radiactivo. Cada radionúclido tiene una vida media física propia. ZONA CONTROLADA: Es la zona sujeta a supervisión y controles especiales con fines de protección radiológica. TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 7o. Las dosis recibidas a consecuencia de la exposición a fuentes de radiación ionizante y de prácticas que entrañan la irradiación con radiación ionizante o incorporación de material radiactivo, se sujetarán a un sistema de limitación de dosis cuyos fundamentos son: I).- No se aprobará ninguna práctica menos que su aplicación produzca un beneficio neto positivo; II).- El diseño. planificación. uso y aplicación subsiguiente de las fuentes y prácticas. deberán realizarse de manera que aseguren que las exposiciones se mantengan tan bajas como razonablemente pueda lograrse, teniendo en cuenta factores sociales y económicos; III).- El establecimiento de límites para equivalente de dosis. Artículo 8o. El sistema de limitación de dosis tiene como finalidad evitar los efectos no estocásticos y limitar la ocurrencia de los estocástlcos a un nivel aceptable, por lo que se 9
10 establecen límites para cada caso. Debiendo aplicarse el que resulte más restrictivo para el órgano o tejido irradiado. Artículo 9o. Los efectos no estocásticos son aquellos en los que la severidad del efecto es función de la dosis y se presentan a partir de un valor umbral. Estos efectos se presentan en el individuo expuesto. Los efectos estocásticos son aquellos en los que la probabilidad de que el efecto se presente, se considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral y pueden manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su descendencia. Artículo 10. Para los fines exclusivos de este Reglamento, en el cálculo de los equivalentes de dosis, se considerarán los factores que se establezcan en la norma técnica correspondiente. CAPÍTULO II DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS Artículo 11. Para la aplicación del Sistema de Limitación de Dosis se establecerán límites y niveles de referencia: Un límite es el valor de una magnitud que no ha de ser superado. Un nivel de referencia no es un límite, sino el valor de una magnitud que sirve para decidir una conducta determinada. Los límites podrán ser primarios, secundarios, derivados y autorizados. Los niveles de referencia podrán ser de registro, de investigación y de intervención. Artículo 12. Los límites primarios se definen para el equivalente de dosis, el equivalente de dosis efectivo, el equivalente de dosis comprometido o el equivalente de dosis efectivo comprometido, según las circunstancias de la exposición. Estos límites se aplican a cada individuo, y en caso de irradiación del público. al grupo crítico. Artículo 13. Los límites secundarios son utilizados cuando los límites primarios de equivalente de dosis no pueden aplicarse directamente. En el caso de la irradiación externa, los límites secundarios pueden expresarse en función del índice profundo de equivalente de dosis o del índice superficial de equivalente de dosis. En el caso de la irradiación interna, los límites secundarios pueden expresarse en función de los límites anuales de incorporación. Artículo 14. Los límites derivados se aplican a magnitudes diferentes a las de los límites primarios, se determinan a partir de éstos mediante un modelo definido, de manera tal que, si se satisfacen los límites derivados, también se satisfacen los límites primarios. Pueden establecerse por ejemplo, para cantidades tales como la rapidez de exposición en un lugar de trabajo. la contaminación del aire, del agua y de superficies, entre otros. Artículo 15. Los límites autorizados son aquellos establecidos por la Comisión para cualquier magnitud y que en general son inferiores a los límites derivados, aunque en casos excepcionales pueden ser iguales. Estos límites se aplican solamente a circunstancias limitadas que deberán definirse con claridad Los límites autorizados tienen prioridad sobre los derivados. Artículo 16. A los efectos del Artículo 11, anterior, el permisionario como parte de su programa de protección radiológica, deberá establecer niveles de referencia, incluyendo como mínimo los siguientes: nivel de registro, nivel de investigación y nivel de intervención. Artículo 17. El nivel de registro es un valor definido por la Comisión para el equivalente de dosis. equivalente de dosis efectivo o la incorporación de radionúclidos, por encima del cual la información tiene el interés suficiente, desde el punto de vista de la seguridad radiológica para su registro y conservación. 10
11 El nivel de investigación es un valor del equivalente de dosis del equivalente de dosis efectivo o de la incorporación. que se considera suficientemente importante para justificar una investigación de las causas por las que se rebasó. El nivel de Intervención es el valor previamente establecido para cualquier magnitud usada en seguridad radiológica. que de superarse indica una situación que requiere tomar medidas correctivas. CAPÍTULO III DE LOS LÍMITES DE EQUIVALENTE DE DOSIS Artículo 18. Ninguna persona deberá recibir un equivalente de dosis que exceda de los límites correspondientes indicados en este Título. Artículo 19. Los Límites de equivalente de dosis señalados en este Título no se aplican a la exposición médica de pacientes. ni a la debida a la radiación natural. Sin embargo. deberán aplicarse en los casos de irradiación con fines médicos de investigación cuando no exista ningún beneficio directo para el individuo expuesto. y en los casos de irradiación debida a fuentes naturales de radiación incrementada por motivos tecnológicos, para los cuales la Comisión establecerá los límites en cada caso. Artículo 20. Para el personal ocupacionalmente expuesto. el límite del equivalente de dosis efectivo anual H E.L para los efectos estocásticos es de 50 msv (5 rem). Artículo 21. Para el personal ocupacionalmente expuesto el límite de equivalente de dosis anual para los efectos no estocásticos es de 500 msv (50 rem), independientemente de si los tejidos son irradiados en forma aislada o conjuntamente con otros órganos. Este límite no se aplica al cristalino, para el cual se establece un límite de 150 msv (15 rem). Artículo 22. El equivalente de dosis que reciba cualquier órgano o tejido como consecuencia de la irradiación, incluirá el equivalente de dosis debido a fuentes externas y el equivalente de dosis comprometido debido a fuentes internas incorporadas en el mismo intervalo de tiempo. Artículo 23. El límite para el control de los efectos estocásticos se expresa en función del equivalente de dosis efectivo. debiéndose cumplir que: Σ T W T H T H E.L en donde H E.L es el límite de equivalente de dosis efectivo anual y cuyo valor es de 50 msv (5 rem); W T es el factor de ponderación del tejido T; y H T es el equivalente de dosis anual del tejido T. Artículo 24. En el caso de que el personal ocupacional mente expuesto se irradíe interna y externamente y con el objeto de que no se sobrepasen los límites anuales de equivalente de dosis, se deberá cumplir con las dos condiciones siguientes: H I: S 500 msv 1 HI:P 50 msv I + I Siendo: H I,S el índice superficial de equivalente de dosis. H I.P el índice profundo de equivalente de dosis. j j j.l 1 11
12 I j la incorporación anual debida a ingestión e inhalación del radioisótopo j. I j.l el límite anual de incorporación para el radioisótopo j. Artículo 25. Los límites secundarios de incorporación para el personal ocupacionalmente expuesto serán los que se establecen en la norma técnica correspondiente de este Reglamento. Artículo 26. Cuando un límite está expresado como el valor promedio correspondiente a un período, se entiende que el valor real de la magnitud limitada puede presentar fluctuaciones considerables en períodos de tiempo más breves. Artículo 27. La irradiación que reciban las mujeres ocupacionalmente expuestas con capacidad reproductiva deberá distribuirse lo más uniformemente posible en el tiempo. con objeto de proteger el embrión durante el período de organogénesis antes de conocerse el embarazo. Artículo 28. Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren embarazadas sólo podrán trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y que la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 15 msv (1.5 rem) sea muy baja. Artículo 29. Las mujeres ocupacional mente expuestas que se encuentren en período de gestación o de lactancia NO deberán trabajar en lugares donde exista riesgo de incorporación de materiales radiactivos. Artículo 30. Los estudiantes que por la naturaleza del aprendizaje deban realizar experimentos con fuentes de radiación ionizante serán considerados como individuos del público. sin embargo sólo se permitirá que reciban por motivo de la enseñanza. la décima parte de los límites establecidos en este Reglamento para los individuos del público. Artículo 31. Los estudiantes que lleven cursos a nivel profesional o técnico, cuya finalidad sea la capacitación para el uso de fuentes de radiación ionizante. estarán sujetos a las siguientes reglas: I).-Si tienen 18 años o más. serán considerados como personas ocupacionalmente expuestas y por lo tanto sujetos a los límites de equivalente de dosis anuales correspondientes a esa calidad, establecidos en este Reglamento. y II).-Si son menores de 18 años. pero mayores de 16, serán considerados como personas ocupacionalmente expuestas. sin embargo. no podrán recibir anualmente un equivalente de dosis a cuerpo entero superior a 15 msv (1.5 rem) Artículo 32. Fuera de los casos a que se refiere el Artículo anterior, ninguna persona menor de 18 años podrá ser considerada como ocupacionalmente expuesta. Artículo 33. Los estudiantes considerados como personal ocupacionalmente expuesto. estarán sujetos a los requisitos, obligaciones, supervisión y vigilancia radiológica individual y médica que para esa calidad se establecen en el presente Reglamento. Artículo 34. Con objeto de mantener una vigilancia permanente de las tendencias del equivalente de dosis recibido por el personal ocupacionalmente expuesto y poder optimizar las condiciones de seguridad en el trabajo, deberá llevarse un registro del equivalente de dosis mensual, del acumulado durante los 12 meses anteriores y del total acumulado durante la vida laboral del personal ocupacionalmente expuesto, de los que deberá estar informado. Artículo 35. Toda Irradiación recibida por el personal ocupacionalmente expuesto deberá asentarse en el registro del equivalente de dosis del individuo. 12
13 Artículo 36. Las personas no ocupacionalmente expuestas que laboren en la proximidad de zonas controladas o que ocasionalmente en el curso de su trabajo entren en una zona controlada, son considerados como individuos del público. Artículo 37. Los límites de equivalente de dosis para individuos del público son la décima parte de los límites estipulados en los Artículos 20 y21. Estos límites han de aplicarse al grupo crítico de la población o al individuo más expuesto. Artículo 38. Cuando los mismos individuos del público puedan estar expuestos durante períodos prolongados a un equivalente de dosis efectivo igual al límite anual o cercano a él, se deberán adoptar medidas con el fin de reducir su equivalente de dosis efectivo para toda la vida a un valor que corresponda a un promedio anual de 1 msv (0.1 rem). Artículo 39. En el cálculo del equivalente de dosis para individuos del público debido a incorporación de material radiactivo, deberán tenerse en cuenta los parámetros biológicos y metab6llcos, así como otros factores que sean característicos del grupo crítico, tales como costumbres alimentarias, distribución demográfica y utilización del terreno. CAPÍTULO IV DE LAS CONDICIONES DE IRRADIACIÓN Artículo 40. Las condiciones bajo las cuales un individuo puede verse expuesto a la radiación ionizante, se clasifican en normales y anormales. Las condiciones normales de irradiación son aquéllas en las cuales la ocurrencia de la irradiación es previsible y puede ser limitada por control de la fuente y por aplicación del sistema de limitación de dosis, en particular estableciendo procedimientos de operación satisfactorios. Las condiciones anormales de irradiación son aquéllas en las que la fuente de irradiación no está sujeta a control, de modo que la magnitud de toda irradiación resultante solo puede limitarse, eventualmente, mediante medidas correctivas. Artículo 41. Si como resultado de situaciones anormales ciertas personas ocupacionalmente expuestas recibieran equivalente de dosis mayores a los límites señalados en los Artículos 20 y 21, el permisionario deberá adoptar las siguientes medidas: I).- Reunir la información que ayude a estimar los equivalentes de dosis y las incorporaciones de material radiactivo; II).- Obtener, según proceda. muestras de excretas para bioanálisis; III).- Iniciar pruebas médicas y hacer los consiguientes diagnósticos. y IV).- Recabar información sobre las circunstancias del accidente. La necesidad de controlar la contaminación no deberá entorpecer ni disuadir de dispensar los primeros auxilios y el tratamiento consecutivo a los individuos que requieran asistencia médica por otras razones. Artículo 42. Si como resultado de situaciones anormales, ciertas personas del público recibieran equivalentes de dosis mayores a los límites señalados en el Artículo 37, el permisionario deberá adoptar las siguientes medidas: I).- Reunir la información que ayude a estimar los equivalentes de dosis y las incorporaciones de material radiactivo de las personas afectadas, y II).- Recabar la información sobre las circunstancias del accidente. 13
14 La necesidad de controlar la contaminación no deberá entorpecer ni disuadir de dispensar los primeros auxilios y el tratamiento respectivo a los individuos que requieran asistencia médica por otras razones. CAPÍTULO V DE LAS IRRADIACIONES PLANEADAS y DE EMERGENCIA Artículo 43. Las irradiaciones planeadas se considerarán como casos excepcionales y se justificarán únicamente cuando las técnicas que evitan la sobreexposición de las personas ocupacionalmente expuestas no sean practicables o disponibles. Estas irradiaciones podrán permitirse siempre que: I).- En un solo evento la suma del equivalente de dosis debido a irradiación externa y del equivalente de dosis comprometido debido a la incorporación de material radiactivo, no exceda del doble de los límites de equivalente de dosis anual correspondientes, establecidos en este Reglamento, y II).- En la vida del personal ocupacional mente expuesto la suma del equivalente de dosis debido a irradiación externa y del equivalente de dosis comprometido debido a la incorporación de material radiactivo, no exceda cinco veces los límites del equivalente de dosis anual correspondiente. Artículo 44. El personal que participe en las irradiaciones planeadas deberá: I).- Ser consultado para la planeación de las operaciones a realizar; II).- Estar informado acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de los límites de equivalentes de dosis establecido en este Reglamento; III).- Estar adiestrado en las operaciones específicas que se han de llevar a cabo; IV).- Contar con la conformidad escrita del encargado de seguridad radiológica, y V).- Ser provisto del equipo y de la ropa adecuados para su protección, a fin de que la irradiación externa y la contaminación sean mínimas. Artículo 45. El permisionario deberá justificar previamente ante la Comisión cualquier irradiación planeada. Artículo 46. Un individuo podrá recibir dosis que excedan de los límites de equivalente de dosis establecidos en este Título, únicamente en operaciones de emergencia. Artículo 47. En las operaciones de emergencia que tengan por objeto salvar vidas o evitar la irradiación de un gran número de personas, el límite estimado de equivalente de dosis efectivo será de 1 Sv (100 rem), y para manos y antebrazos será de 3 Sv (300 rem). Artículo 48. Cuando las operaciones de emergencia tengan por objeto acciones distintas a las señaladas en el Artículo anterior, como por ejemplo proteger instalaciones valiosas o controlar incendios, el límite estimado de equivalente de dosis efectivo será de 250 msv (25 rem) y para manos y antebrazos será de 1 Sv (100 rem). Artículo 49. El personal que participe en las operaciones de emergencia deberá en los términos del Plan de Emergencia: I).- Ser de preferencia voluntarios y mayores de 45 años, cuando no estén obligados a ello por motivo de sus funciones o responsabilidades; II).- Estar informados acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de los límites de equivalente de dosis establecidos en este Reglamento; 14
15 III).- Estar adiestrados si es posible, en las operaciones específicas que se han de llevar a cabo; IV).- Contar con la conformidad escrita del encargado de seguridad radiológica; V).- Ser provistos del equipo y de la ropa adecuados para su protección, a fin de que la irradiación externa y la contaminación sean mínimas, y VI).- Evitar la procreación durante los 6 meses posteriores a la irradiación cuando el equivalente de dosis efectivo sea de 1 Sv (100 rem) o mayor. Artículo 50. Las irradiaciones de emergencia deberán limitarse a una sola vez en la vida del personal ocupacional mente expuesto. Artículo 51. Una vez conseguido el control sobre el incidente o accidente inicial, el resto de la acción correctiva deberá ejecutarse respetando los límites de equivalente de dosis. Excepcionalmente, pueden darse situaciones que requieran estudiar la conveniencia de autorizar una irradiación planeada de un número limitado de individuos para que realicen diversas operaciones esenciales, dejando que las restantes se ejecuten con sujeción a los límites. Artículo 52. Las mujeres con capacidad reproductiva y los estudiantes que se estén capacitando en el uso de fuentes de radiación ionizante, no podrán participar en irradiaciones planeadas ni en operaciones de emergencia. Artículo 53. Todo equivalente de dosis o incorporación accidental, planeada o de emergencia, deberá asentarse en el registro de equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto. Pero se deberá distinguir de las irradiaciones normales. Artículo 54. Toda irradiación accidental o de emergencia que alcance o exceda un equivalente de dosis efectivo de 250 msv (25 rem), deberá comunicarse a la Comisión para que formule las recomendaciones que estime convenientes respecto de la irradiación laboral futura del personal. La aplicación de estas recomendaciones será responsabilidad exclusiva del permisionario. Artículo 55. El personal ocupacionalmente expuesto que haya recibido un equivalente de dosis efectivo superior a 100 msv (10 rem) que corresponde al doble del límite anual para efectos estocásticos en un solo evento, deberá sujetarse a examen médico en los términos de la norma técnica correspondiente de este Reglamento y podrá seguir en su trabajo rutinario si no existe objeción para ello desde el punto de vista médico, tomando en conslderaci6n sus irradiaciones previas, su salud, su edad, sus habilidades especiales y sus responsabilidades económicas y sociales, y en su caso, proceder conforme a la Ley Federal del Trabajo. TÍTULO CUARTO DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 56. Los dispositivos generadores de radiación ionizante y equipos que contengan fuentes de radiación ionizante deberán contar con los sistemas de seguridad apropiados que impidan su uso por personal no autorizado. Artículo 57. El permisionario sólo podrá modificar el diseño, las condiciones de operación y el uso de los equipos señalados en el Artículo anterior o sus componentes si cuenta con la autorización previa de la Comisión. Artículo 58. Para los efectos de este Reglamento, los materiales radiactivos se clasifican en fuentes selladas y fuentes abiertas. Ninguna fuente de radiación sujeta a licencia podrá ser 15
16 transferida a terceros, a menos que el receptor cuente con la licencia respectiva y la Comisión autorice la transferencia. CAPÍTULO II DE LAS FUENTES SELLADAS Artículo 59. Todas las fuentes selladas de materiales radiactivos deberán poseer un certificado expedido por el fabricante que indique la actividad de las mismas y las pruebas de fuga correspondientes. Artículo 60. Los certificados a que se refiere el Artículo anterior, deberán incluir por lo menos, la información relativa a: radioisótopo, actividad y fecha en que es válida, formas física y química, material y tipo de encapsulado, marca, modelo y número de serie de la fuente y en su caso, el procedimiento y resultado de la prueba de fuga. Artículo 61. Para transferir fuentes selladas de material radiactivo, se deberán efectuar pruebas y mediciones a fin de que se aseguren la integridad del encapsulado de la fuente y del contenedor, conforme a lo dispuesto en los Artículos 67 y 69 de este Reglamento. Artículo 62. Las fuentes selladas solo podrán manejarse mediante el empleo de los dispositivos manuales o automáticos de manipulación a distancia apropiados. Artículo 63. Las fuentes selladas deberán estar debidamente almacenadas en contenedores apropiados cuando no estén en uso. Artículo 64. Las fuentes selladas deberán someterse a pruebas de fuga al momento de su recepción y después en forma periódica. de acuerdo con las condiciones establecidas en la licencia expedida por la Comisión, tomando en consideración las características y uso dado a estas fuentes. Artículo 65. Deberá llevarse un registro de las pruebas de fuga efectuadas a cada una de las fuentes selladas. En este registro se asentarán los datos relativos al método empleado, equipo usado. resultado de la prueba y fecha en que se efectuó. así como el nombre y la firma de la persona que la realizó. Artículo 66. El resultado de la prueba de fuga deberá enviarse a la Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se cuente con los resultados. En caso de que se detecte fuga se deberá notificar inmediatamente a la Comisión. Artículo 67. Se considerará que una fuente sellada es hermética cuando el resultado de la prueba de fuga sea inferior a 185 Bq (5 nci) de material radiactivo removible para fuentes diferentes al Radio-226. Para las fuentes de Radlo-226, la fuga de Radón-222 en 24 horas no debe ser mayor o igual a 37 Bq (1 nci). Artículo 68. En caso de que la fuente no sea hermética conforme a lo establecido en el Artículo anterior, la fuente se introducirá en un contenedor adecuado y no podrá ser utilizada hasta que se le hayan hecho las reparaciones necesarias y haya satisfecho los requisitos de hermeticidad. Artículo 69. El permisionario será responsable de que se realicen al momento de su recepción y después en forma periódica al menos cada seis meses, las mediciones de los niveles de radiación alrededor de los contenedores de transporte, almacenamiento o uso, que alojen fuentes selladas. Estos niveles se medirán en la superficie del contenedor y a 1 metro del mismo en diferentes direcciones. 16
17 Artículo 70. En base a los niveles de radiación medidos, el permisionario limitará el tiempo de permanencia del personal ocupacionalmente expuesto en el área donde se localiza el contenedor, a fin de que el equivalente de dosis que reciba el personal sea tan bajo como razonablemente pueda lograrse, sin rebasar los límites establecidos en el presente Reglamento. Artículo 71. Las zonas en donde se encuentren localizados los contenedores que alojen fuentes selladas deberán ser consideradas en los procedimientos de seguridad física y radiológica de la instalación, contenidos en el Manual de Seguridad Radiológica. Artículo 72. Deberán efectuarse periódicamente pruebas de buen funcionamiento a los equipos que operen con fuentes selladas y calibración a los que lo requieran. Artículo 73. Deberá llevarse un registro de las pruebas de buen funcionamiento y de las calibraciones, en el que se asentará la fecha, tipo de pruebas efectuadas, equipo empleado en su caso, así como el nombre, cargo y firma de la persona que las ejecutó. Artículo 74. Los equipos que contengan fuentes selladas, se usarán con los accesorios o componentes previamente autorizados por la Comisión. Artículo 75. Los contenedores que se utilicen para transportar, usar o almacenar fuentes selladas y equipos que las contengan, llevarán rótulos fijos con el símbolo internacional que indica la presencia de radiación, la información en español relativa al radioisótopo, actividad y fecha en que es válida, modelo, marca y número de serie de la fuente, así como el índice de transporte, los nombres y teléfonos del permisionario y del encargado de seguridad radiológica cuando corresponda. Artículo 76. Cada vez que se cambie la fuente que alberga el contenedor se modificará la información del rótulo. Artículo 77. Los rótulos se conservarán siempre en buen estado y en caso de deterioro se reemplazarán de inmediato. Artículo 78. La rapidez de exposición en la superficie de los contenedores de fuentes selladas no deberá exceder de 5.2 x 10 5 C/kg h (200 mr/h), ni de 5.2 x 10 7 C/kg h (2 mr/h) a 1 metro del mismo. Artículo 79. Podrá usarse el mismo contenedor para almacenamiento, uso y transporte de fuentes selladas, si a juicio de la Comisión reúne los requisitos de seguridad necesarios. Artículo 80. Los contenedores para el transporte de fuentes selladas, quedan sujetos además a los requisitos que se establecen en la reglamentación correspondiente. Artículo 81. Todo permisionario que posea fuentes selladas de material radiactivo, deberá llevar un inventario de las mismas en el que se estipule: fecha de recepción, marca, modelo y número de serie de la fuente, radioisótopo, actividad y fecha en que es válida, contenedor de la fuente, marca, modelo y número de serle del mismo, y su ubicación. Se deberá anotar también, en su momento, fecha y causa del retiro de la fuente del trabajo rutinario, así como el destino final de la misma. CAPITULO III DE LAS FUENTES ABIERTAS Artículo 82. Para la recepción y apertura de los bultos que contengan fuentes abiertas, deberá seguirse un procedimiento previamente establecido por el permisionario, en el que se 17
18 especifiquen al menos, el lugar y condiciones de recepción y apertura, la revisión de la integridad del embalaje y la medición de los niveles de radiación. Artículo 83. Las fuentes radiactivas abiertas deberán almacenarse en recipientes cerrados que impidan su dispersión. El diseño mecánico de los recipientes deberá considerar las presiones que pudieran producirse por la naturaleza química de la fuente. Estos recipientes deberán facilitar la manipulación de las fuentes. Artículo 84. Todo recipiente que contenga fuentes abiertas, cuando no se encuentre en uso. deberá estar en un contenedor apropiado y en un área dedicada al almacenamiento de fuentes abiertas, que deberá ser adecuada desde el punto de vista de la seguridad radiológica y física. Artículo 85. Los recipientes y contenedores que alberguen fuentes abiertas deberán llevar un rótulo en español en el que aparezca: I).- El símbolo internacional que indica la presencia de radiación; II).- El radioisótopo que contiene; III).- La actividad y fecha en que es válida. y IV).- La forma química y física de la fuente. Artículo 86. Los rótulos deberán conservarse siempre en buen estado y, en caso de deterioro serán reemplazados de inmediato. Artículo 87. Al término de la jornada de trabajo deberán revisarse los niveles de radiación y de contaminación en las superficies de trabajo, equipo y vestuario del personal y, en caso de incidente o accidente radiológico esta revisión se realizará además en todos los lugares donde se presuma contaminación. Cuando las lecturas obtenidas sean mayores a las establecidas por la Comisión en la norma técnica correspondiente, se aplicarán las medidas correctivas necesarias. Artículo 88. El equipo que se utilice para efectuar estos levantamientos de niveles de radiación y de contaminación, estará calibrado y en buen estado de funcionamiento, será adecuado para detectar el tipo de radiación involucrada y tendrá suficiente sensibilidad para medir con precisión el 50% del límite aplicable para contaminación removible indicado en la norma técnica correspondiente. Artículo 89. Cuando se manejen fuentes abiertas deberán usarse los equipos y accesorios que brinden la debida protección radiológica. Artículo 90. Todo aquel permisionario que posea fuentes abiertas deberá llevar un registro, en el cual se asentará: tipo de radioisótopo, actividad a la fecha en que se recibe la fuente, actividades empleadas y su uso, actividades residuales desechadas. así como fecha y forma de eliminación de las mismas. CAPÍTULO IV DE LOS DISPOSITIVOS GENERADORES DE RADIACIÓN IONIZANTE Artículo 91. Para el caso de aparatos de Rayos-X con fines de diagnóstico médico, se deberá cumplir con lo indicado en las normas técnicas correspondientes que expida la Secretaría por conducto de la Comisión. Artículo 92. Antes de que se inicie la operación de un dispositivo generador de radiación ionizante para las actividades autorizadas, deberá comprobarse el buen funcionamiento de todos los sistemas del dispositivo, incluyendo los sistemas de alarma, luces indicadoras. tablero de control, colimación del haz de radiación, tiempo de exposición, y otros. Esta revisión se efectuará 18
19 cada seis meses a partir del inicio de operaciones y se conservarán registros de estas revisiones así como del mantenimiento preventivo y correctivo que se realicen. Artículo 93. Antes de que se inicie por primera vez la operación del dispositivo generador de radiación ionizante para las actividades autorizadas, se deberá calibrar el haz de radiación, con objeto de conocer la intensidad de radiación con diferentes voltajes, corrientes eléctricas, filtros, áreas de colimación y distancias. Esta calibración se deberá efectuar acorde a la utilización del dispositivo. Posteriormente, la calibración se deberá realizar cada seis meses, de la cual se llevará registro, indicando la fecha, procedimiento y firma de la persona que la efectuó. Artículo 94. El permisionario deberá verificar por medio de pruebas que los niveles de radiación existentes en las áreas colindantes a la instalación, cuando el dispositivo se encuentre en posición de encendido, sean inferiores o iguales a los indicados en el informe de Seguridad Radiológica aceptado por la Comisión. En caso de que los niveles de radiación sean mayores a los valores aceptados, deberán efectuarse las correcciones necesarias. Artículo 95. Deberán instalarse letreros de "PELIGRO" y "PRECAUCION", así como el símbolo internacional que indica la presencia de radiación en los accesos a las zonas controladas. Estos letreros deberán cambiarse de inmediato en caso de deterioro. Artículo 96. Las alarmas asociadas a los dispositivos generadores de radiación ionizante deberán estar siempre calibradas y en condiciones de operación. Artículo 97. Con objeto de aplicar las medidas de seguridad radiológica durante la operación de aceleradores de partículas, se deberán considerar y evaluar los siguientes aspectos: I).- La distribución de la energía e intensidad del campo de radiación; II).- La activación de materiales pertenecientes al acelerador, blindajes o a la instalación; III).- La producción de radiación derivada de la interacción de la radiación primaria con los materiales de la instalación; IV).- La radiactividad inducida en el aire y la producción de gases nocivos; V).- La alteración debida a la radiación de los componentes electrónicos, y VI).- Los efectos de calentamiento y posibles riesgos de fuego o explosión. 19
20 TÍTULO QUINTO DE LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS CAPÍTULO I CLASIFICACIÓN Artículo 98. Para los efectos de este Reglamento, las instalaciones radiactivas se clasifican en: Tipo I.- Aquéllas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes selladas o dispositivos generadores de radiación ionizante; en las que se extrae o procesa mineral radiactivo, o en las que se tratan, acondicionan o almacenan desechos radiactivos de niveles bajo e intermedio. Tipo II.- Aquéllas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes abiertas. Artículo 99. Atendiendo a la magnitud del riesgo relacionado con las operaciones en que se involucren fuentes de radiación, las instalaciones a que se refiere el Tipo I del Artículo anterior, se clasifican a su vez en tres grupos: A, B y C. Artículo 100. Se consideran como instalaciones Tipo I-A aquéllas que tengan instalados irradiadores en los que las fuentes salen del blindaje durante su operación o aceleradores de partículas con energías iguales o mayores a 10 MeV; minas y plantas de tratamiento de minerales radiactivos, sus presas de jales y las zonas de trabajo asociadas a ellas y los almacenes temporales o definitivos de desechos radiactivos de niveles bajo o intermedio. Quedan comprendidos en este tipo de instalaciones los lugares en donde se realicen trabajos de radiografía industrial con equipo portátil, ya sea a base de material radiactivo o de Rayos X, asimismo, quedan comprendidos en esta clasificación los lugares en donde se realicen estudios geofísicos de pozos en los que la fuente de radiación salga de su contenedor, y los lugares de permanencia de pacientes con aplicaciones de braquiterapia Artículo 101. Se consideran como instalaciones Tipo I-B, aquéllas que alojen unidades de teleterapia, de braquiterapia, de Rayos X con fines terapéuticos, irradiadores en los que las fuentes NO salen del blindaje durante su operación o aceleradores de partículas con energías menores de 10 MeV. Pertenecen a este tipo, las instalaciones fijas en las que se realicen trabajos de radiografía industrial, ya sea con material radiactivo o con Rayos X. Artículo 102. Se consideran corno instalaciones Tipo I-C, aquéllas en las que se hagan uso de aplicadores oftálmicos, medidores de espesor, densidad o nivel, o eliminadores y medidores de electricidad estática. Artículo 103. Atendiendo a la actividad y radiotoxicidad de las fuentes de radiación que se utilicen, las instalaciones Tipo-II se clasifican en tres grupos: A, 8 y C. Artículo 104. Para los fines de este Reglamento, los radionúclidos según su toxicidad por unidad de actividad, podrán ser de muy alta, alta, moderada o baja radiotoxicidad, de acuerdo con la norma técnica correspondiente. Artículo 105. Son instalaciones Tipo II-A, aquéllas en las que puedan estar presentes, en cualquier momento dado, más de 370 M8q (10 mci) de radionúclido de muy alta radiotoxicidad, más de 3.7 G8q (100 mci) de radionúclidos de alta radiotoxicidad, más de 37 G8q (1 Ci) de radionúclidos de moderada radiotoxicidad o más de 370 G8q (10 Ci) de radionúclidos de baja radiotoxicidad. Artículo 106. Son instalaciones Tipo II-B, aquéllas en las que pueden estar presentes, en cualquier momento dado, hasta 370 MBq (10 mci) de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad, 20
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA (Publicado en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1988) TEXTO VIGENTE
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA (Publicado en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1988) TEXTO VIGENTE Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia
REGLAMENTO No. 1 ================ REGISTRO DE FUENTES DE RADIACION ================================ CAPITULO I ========== REGISTROS ========= Art. 1o. Art. 2o. Art. 3o. Art. 4o. Art. 5o. Toda persona,

References: Artículo 27
 Artículo 89
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 1
 Artículo 27
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 27
 Artículo 50
 Artículo 27
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 11
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 37
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 72
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 79
 Artículo 80
 Artículo 81
 Artículo 82
 Artículo 83
 Artículo 84
 Artículo 85
 Artículo 86
 Artículo 87
 Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 90
 Artículo 91
 Artículo 92
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 95
 Artículo 96
 Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 105
 Artículo 106