Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-28-agosto-2007-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-307430
Timestamp: 2016-10-28 17:18:35+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-M023, modelos FH-62-I y FH-62 I-R
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-M023, modelos FH-62-I y FH-62 I-R	RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-M023, modelos FH-62-I y FH-62 I-R Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-M023, modelos FH-62-I y FH-62 I-R Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado, con fecha 4 de diciembre de 2006, a instancia de don Luis Lombana, en representación de Exten Control, S. L., con domicilio social en avenida de Alfonso XIII, 72, Madrid, por el que solicita la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de referencia.
De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (BOE de 31 de diciembre de 1999) y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001).
1.ª El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba es de la marca Thermo Electrón (anteriormente Eberline o FAG), modelos FH-62-I y FH-62 I-R, tipo 1. Estos equipos llevan incorporada una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85, de diferentes modelos en función del modelo del aparato radiactivo.
A) Para el modelo FH-62-I, de alguno de los siguientes modelos:
1. Una cápsula tipo S-41 fabricada por el Instituto Nacional de Radioelementos de Bélgica, con una actividad nominal máxima de 1,85 GBq (50 mCi).
2. Una cápsula tipo S-41 fabricada por Bebig Isotopentechnik & Umweltdiagnostik, GmbH, con una actividad nominal máxima de 1,85 GBq (50 mCi).
3. Una cápsula tipo X1266 fabricada por Amersham Buchler, GmbH & Co., con una actividad nominal máxima de 1,3 GBq (35 mCi).
B) Para el modelo FH-62-I-R, de alguno de los siguientes modelos:
1. Una cápsula tipo S-42 fabricada por Bebig Isotopentechnik & Umweltdiagnostik, GmbH, con una actividad nominal máxima de 1,85 GBq (50 mCi).
2. Una cápsula tipo S-41 fabricada por Amersham International PLC, con una actividad nominal máxima de 1,85 GBq (50 mCi).
2.ª El uso al que se destinan los aparatos radiactivos es la medida de polvo en aire.
3.ª Cada aparato radiactivo ha de llevar marcado de forma indeleble, al menos, la marca y modelo o el número de aprobación de tipo y la palabra «RADIACTIVO».
Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el fabricante, la fecha de fabricación, el número de serie, el distintivo básico recogido en la norma UNE 73-302 y la palabra «EXENTO»; así como una advertencia de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir al final de su vida útil, según lo indicado en el apartado h)iv) de la especificación 4.ª La marca y etiquetas indicadas se situarán en el exterior de los aparatos de manera visible.
g) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de tipo del aparato
iii) Cuando se detecten daños en un aparato cuya reparación implique el acceso a la fuente radiactiva, se deberá poner en contacto con el fabricante.
6.ª Las siglas y número que corresponden a la presente aprobación de tipo son NHM-M023.
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-M023, modelos FH-62-I y FH-62 I-R	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN