Source: https://www.fluke.com/es-ar/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-herramientas-de-prueba/camaras-infrarrojas/componentes-de-la-calidad-de-una-imagen-infrarroja
Timestamp: 2018-10-21 06:42:58+00:00

Document:
Componentes De La Calidad De Una Imagen Infrarroja | Fluke
Componentes de la calidad de una imagen infrarroja
Una imagen infrarroja usa tonos de color para representar diferencias de temperatura entre varias áreas de un objetivo analizado. La calidad de la imagen es crítica para localizar áreas específicas de preocupación. Hay varios factores que deben considerarse para alcanzar la mayor calidad de imagen:
CALIDAD DE IMAGEN = foco + óptica + resolución espacial (pixeles + campo de visión)
El enfoque de una cámara infrarroja afecta directamente la precisión de los datos de la medición de temperatura que se capturan. Una imagen fuera de foco puede generar errores en la medición de temperatura de 20 grados o más. Los tipos principales de sistemas de enfoque en las cámaras infrarrojas incluyen el enfoque fijo, el enfoque manual y el enfoque automático. Las cámaras de enfoque fijo generalmente se diseñan para analizar objetivos desde 0.45 m (1.5 pies) o más. Muchas cámaras de enfoque manual pueden capturar imágenes desde más cerca. Las cámaras de enfoque manual de Fluke, por ejemplo, pueden enfocarse manualmente con una cercanía de hasta 0.15 m (6 pulg.). Algunas cámaras también ofrecen enfoque automático. Las cámaras de enfoque automático de Fluke incluyen un medidor de distancia láser incorporado para calcular la distancia del usuario al objetivo deseado y ajustar el enfoque de manera precisa para esa medición. Esto se llama enfoque automático LaserSharp®.
Los componentes ópticos de una cámara termográfica enfocan la energía infrarroja sobre el detector para producir una respuesta. Los materiales usados para estos componentes ópticos determinan qué tan eficazmente la energía infrarroja se transmite al detector y por tanto la calidad de la imagen resultante. Las lentes de germanio cubiertas con recubrimientos especiales se usan en las mejores lentes de cámaras infrarrojas. El germanio es el material disponible más eficiente para transmitir energía al detector infrarrojo y producir imágenes infrarrojas de alta calidad.
Resolución del detector (pixeles)
Los detalles pueden ser cruciales cuando se visualizan objetivos pequeños, componentes pequeños en objetivos o cuando se realiza una inspección desde la distancia. Para imágenes más detalladas, necesita que más pixeles del detector se enfoquen en el objetivo. Por eso es importante conocer la resolución del detector o el número de pixeles del detector en la cámara infrarroja. Cada pixel detecta la medición de temperatura aparente de un área en el objetivo. Si todo lo demás es igual, puede obtener una imagen más detallada con una cámara que tenga más pixeles del detector.
El campo de visión (FOV) de una cámara termográfica es tan importante como la resolución del detector para determinar la calidad de la imagen. El FOV define el área que la cámara ve en un momento dado. Se determina por la combinación del tamaño del sensor, el lente y la distancia al objetivo. Una cámara con un FOV más amplio muestra un área más grande. Si necesita inspeccionar su objetivo desde la distancia debido a obstrucciones o consideraciones de seguridad, una cámara con un campo de visión más amplio podría mostrar un área más grande de lo que necesita. Cada pixel detectará la medición de temperatura aparente del área total y como consecuencia la imagen no será tan detallada.
Si comparara cámaras desde la misma distancia con la misma resolución del detector, pero una cámara tuviera un campo de visión más estrecho, esta imagen sería más detallada porque los pixeles se enfocan en un área más pequeña. Si su cámara es compatible con lentes teleobjetivo de 2x o 4x, esas lentes estrecharán más el campo de visión, lo que permitirá ver mayor detalle desde la misma distancia.
Ya que tanto el detector de pixeles y el campo de visión juegan un papel crucial en el detalle de la imagen infrarroja, hay una especificación que toma ambos en cuenta: la resolución espacial. La mejor resolución espacial tiene el mayor número de pixeles del detector dentro del campo de visión más pequeño. Esta combinación se mide en mrad. Busque un número de mrad más pequeño para obtener una imagen más detallada. Las cámaras termográficas Fluke, por ejemplo, tienen un rango que va de 0.6 mrad (lo mejor) a 7.8 mrad.
©2018 Fluke Corporation. Información sujeta a modificación sin previo aviso. 6005956

References: resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución