Source: https://la.flukecal.com/products/data-acquisition-and-test-equipment/bench-multimeters/mult%C3%ADmetro-digital-8808a
Timestamp: 2019-08-22 08:00:11+00:00

Document:
﻿ Multímetro digital 8808A
Multímetro versátil para aplicaciones de mantenimiento desarrollo y fabricación
Resolución de 5,5 dígitos
Precisión básica de V CC del 0,015%
Medida de corriente de fuga CC específica
Seis botones específicos para un acceso rápido a las configuraciones del instrumento
Comparación de límite alto y bajo para comprobación "pasa/no pasa"
El multímetro Fluke 8808A dispone de una amplia gama de funciones, medidas de voltaje, resistencia e intensidad con una precisión básica de V CC del 0,015%. Resulta muy fácil de usar, incluso si no se cuenta con experiencia, ya que facilita y agiliza considerablemente las medidas que se realizan con más frecuencia.
Los seis botones de configuración del panel frontal del 8808A funcionan como la función de sintonización de emisoras de la radio de un coche. Basta con configurar el multímetro para una medida común y, a continuación, presionar el botón shift (cambio) seguido de un botón de configuración (S1 a S6) para guardar la configuración. Desde ese momento, cada vez que realice la medida, solo tendrá que presionar la tecla de configuración adecuada. Así de fácil.
Los botones de configuración eliminan la necesidad de seguir complejas hojas de instrucciones de trabajo. Los usuarios ya no tienen que presionar varios botones para configurar una función de medida e intervalo, límites de prueba o ingresar otros parámetros para realizar una medida.
Elimine errores de producción
El multímetro Fluke 8808A de 5,5 dígitos realiza de manera confiable las medidas más comunes exigidas por las aplicaciones actuales. Independientemente de si está realizando pruebas funcionales o medidas críticas en puntos de comprobación, si utiliza el modo de comparación de límites con indicadores "pasa / no pasa", eliminará los errores de producción, especialmente aquellos en los que los resultados son críticos. La pantalla del 8808A dispone de indicadores que muestran claramente si una prueba es apta o no. Los indicadores de "pasa/no pasa" acaban con cualquier incertidumbre: el resultado está dentro o fuera de los límites.
Mejore la calidad y la eficiencia en las aplicaciones de pruebas de fabricación, I+D o mantenimiento
Las aplicaciones de pruebas de fabricación, I+D, mantenimiento y desarrollo demandan prestaciones y flexibilidad en un multímetro de banco. El Fluke 8808A realiza medidas que soportan cualquier análisis. Posee una amplia variedad de funciones, incluidas las medidas de voltaje, resistencia, intensidad y frecuencia, todas realizadas con una precisión y resolución excelentes.
Mida dos parámetros al mismo tiempo
El multímetro 8808A dispone de un singular modo de visualización doble que permite medir simultáneamente dos parámetros distintos de la misma señal con una conexión de prueba. Observar simultáneamente parámetros duales relacionados entre sí, como voltaje y corriente, puede ayudar a señalar condiciones que, de otra forma, pasarían desapercibidas, lo que simplifica notablemente las medidas y la solución de problemas.
Mida la corriente de fuga sensible
Los multímetros habituales utilizan un método de derivación para medir la corriente, lo que crea una tensión de carga de medida que aumenta el error en medidas de bajas corrientes. Esto dificulta, y casi imposibilita, realizar tareas como determinar la corriente de fuga verdadera de un dispositivo con batería mientras está desconectado o medir pequeñas corrientes en circuitos críticos. El multímetro Fluke 8808A es el único de su clase que utiliza un amplificador de funcionamiento de baja impedancia y una técnica de conversión de corriente a voltaje para eliminar la tensión de carga y medir bajas corrientes sensibles. En este modo especial, el 8808A puede medir pequeñas corrientes con una resolución de hasta 100 nA.
Realice mediciones de 4 cables con solo 2 cables de prueba
Las clavijas divididas patentadas para la función de medida de resistencia 2x4 le permiten realizar medidas de 4 hilos con solo dos en lugar de cuatro. Los componentes de montaje en superficie actuales dificultan las conexiones. La tarea es incluso más difícil cuando debe emplear una técnica de 4 cables para medidas precisas de baja resistencia. El cable accesorio de prueba de Fluke combina los cuatro hilos en dos pares de cables de prueba, facilitándole el establecimiento de las conexiones. Conseguirá una resolución y precisión excelentes, además de la comodidad y facilidad de uso que supone trabajar con un solo par de cables.
Fluke View Forms aumenta el potencial de su instrumento Fluke, ya que le permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos de medidas y, a continuación, convertirlas en documentos con apariencia profesional. Transfiera los puntos de datos de su medidor a su computadora y utilice las plantillas de formularios no personalizables para visualizar sus lecturas en forma de tabla o en forma gráfica. Para una variedad más amplia de formularios y para utilizar Fluke View® Forms Designer para personalizar sus formularios, actualice a Fluke View® Forms 3.0 con FVF-UG.
La calidad de Fluke está integrada
El nombre de Fluke está asociado en todo el mundo a sus multímetros resistentes, fiables y precisos. Con nuestra experiencia, estándares de diseño y procesos de control de calidad, hemos diseñado un multímetro que soportará cualquier análisis de sus especificaciones. De hecho, un multímetro Fluke tiene normalmente un rendimiento superior al especificado. Trabajamos para garantizar medidas seguras de manera continua y con confianza.
Pantalla Pantalla VDF multisegmento, lectura doble
Resolución 5,5 dígitos
Intervalos: de 200 mV a 1000 V
Resolución máx.: 1 uV
Exactitud: 0,015 + 0,003
Intervalos: de 200 mV a 750 V
Exactitud: 0,2 + 0,05
Frecuencia: 20 Hz a 100 kHz
Intervalos: de 200 Ω a 100 MΩ
Resolución máx.: 1 mΩ
Exactitud: 0,02 + 0,003
Intervalos: de 200 µA a 10 A
Resolución máx.: 1 nA
Exactitud: 0,02 + 0,005
Intervalos: de 20 mA a 10 A
Resolución máx.: 100 uA
Exactitud: 0,3 + 0,06
Frecuencia: 20 Hz a 2 kHz
Intervalos: de 20 Hz a 1 MHz
Resolución máx.: 0,1 MHz
Funciones avanzadas: Prueba de comparación de límites con indicadores "pasa/no pasa"
Interfaces RS-232, USB con adaptador adicional
Lenguajes/modos de programación: ASCII simplificado, emulación de comando remoto Fluke 45
Tamaño (A x L x P) 88 x 217 x 297 mm (3,46 x 8,56 x 11,7 pulg.)
Seguridad Diseñado conforme a las normas EN 61010-1:2001, ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, AN/CSA C22.2 n.º 61010.1:2004
Multímetro de 5,5 dígitos, 0,01%
Cable adaptador de interfaz USB a RS232
Declaración de prácticas de calibración
Hoja de información WEEE
Guía de inicio (inglés, francés, alemán, español, italiano, chino simplificado y japonés)
CD con manual del usuario (inglés)
Cables de prueba de pinzas para medida de resistencia 2X4
Cortocircuito con 4 cables
Cables de prueba para medida de resistencia 2x4
Kit de montaje de rack, doble, 19 pulgadas
Cable adaptador de USB a RS232
FlukeView Forms para actualización de software del 8845/8846
Inicio|Productos|Calibración eléctrica|Multímetros de banco|Multímetro digital 8808A

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución