Source: https://www.lukasz.med.pl/bip/?id=1195&det=det
Timestamp: 2017-11-20 13:26:10+00:00

Document:
86-zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie: Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem iprzebudowš pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansumagnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. 
Dz.U./S S193
340333-2014-PL
08/10/2014S193
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340333-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Urzšdzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
2014/S 193-340333
Poz. 1 - Rezonans Magnetyczny szt.1. dostawa fabrycznie nowego rezonansu magnetycznego o parametrachopisanych w Zestawieniu Parametrów Technicznych wraz z Informacjami Dodatkowymi (załšcznik nr 1 A dospecyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej w treci: SIWZ)
montaż nowego rezonansu magnetycznego,
instalacja nowego rezonansu magnetycznego,
dostawa akcesoriów i sprzętu innego niż rezonans magnetyczny o parametrach opisanych w ZestawieniuParametrów Technicznych wraz z Informacjami Dodatkowymi (załšcznik nr 1A do SIWZ).
przeszkolenie personelu zgodnie z warunkami opisanymi w Zestawieniu Parametrów Technicznych wraz zInformacjami Dodatkowymi (załšcznik nr 1A do SIWZ),
co najmniej 12 miesięczna gwarancja,
Poz. 2 - Przebudowa pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowaniarezonansu magnetycznego w budynku B.
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostosowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla rezonansumagnetycznego.
W zakres zmówienia wchodzi również wykonanie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich miejscewyrzutu helu.
zco najmniej 36 miesięczna gwarancja na wykonane roboty budowlane
- co najmniej 24 miesięczna gwarancja na zainstalowane urzšdzenia i na wyposażenie
33113000, 45453000, 71000000
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoci:32 639 PLN
10) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnociowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzajšcy, że Wykonawca posiada rodki na rachunku lub zdolnoć kredytowš potwierdzajšcšspełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.SIWZ - wystawionš nie wczeniej niż 3 miesišce przed upływemterminu składania ofert. W przypadku wykazania wartoci posiadanych rodków na rachunku lub zdolnocikredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiajšcy przeliczy wykazane kwoty Wg redniego kursu danejwaluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
12) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalnoci jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 dostawę rezonansumagnetycznego wraz z przebudowš pomieszczeń o wartoci brutto nie niższej niż 3 000 000 PLN z podaniem
ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załšczeniem dowodów, czy zostały wykonanenależycie,
13) Katalogi/Foldery lub materiały ródłowe producenta w języku polskim lub inne materiały informacyjneoferowanego wyrobu medycznego potwierdzajšce wymagane parametry w załšczniku nr 1A.
14) Aktualne Deklaracja zgodnoci dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE orazcertyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeli jest wymagane lub Wpis zRejestru Wyrobów Medycznych.
15) Wykaz osób potwierdzajšcy spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.3. SIWZ zał. nr 8.
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informacja z banku lubspółdzielczej kasy oszczędnociowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzajšcy,że Wykonawca posiada rodki na rachunku lub zdolnoć kredytowš potwierdzajšcš spełnienie warunkupostawionego w pkt. 2.4.SIWZ - wystawionš nie wczeniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składaniaofert. W przypadku wykazania wartoci posiadanych rodków na rachunku lub zdolnoci kredytowej w walutachinnych niż PLN, Zamawiajšcy przeliczy wykazane kwoty Wg redniego kursu danej waluty, ogłaszanego przezNarodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jestposiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnociowo  kredytowej rodkifinansowe lub posiadać zdolnoć kredytowš w wysokoci nie mniejszej niż wartoć brutto: 1 000 000 PLN.
Zamawiajšcy uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada rodki finansowe lubzdolnoć kredytowš w wysokoci nie mniejszej niż wartoć brutto : 1 000 000 PLN. Zamawiajšcy uwzględniwartoć zadania i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolnoć finansowš wymaganš przezSIWZ.
O zamówienie mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy złożš owiadczenie, że dysponujš osobami posiadajšcymiodpowiednie uprawnienia budowlane, projektowe w zakresie robót przewidzianych w przedmiociezamówienia.
Osoby te muszš posiadać aktualny wpis na listę członków właciwej izby samorzšdu zawodowego. Dokumentypowiadczajšce odpowiednie uprawnienia i przynależnoć do izb będš wymagane jako załšczniki dopodpisywanej umowy.
a) co najmniej 1 osobę  posiadajšcš uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnocikonstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art.. 12 a ust. 1 oraz art.14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokuprawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz. pón. zm.) lub odpowiadajšce im uprawnienia budowlane ,które zostały wydane na podstawie wczeniej obowišzujšcych przepisów, (załšcznik Nr 8 do SIWZ)
b) co najmniej 1 osobę  posiadajšcš uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnociinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzšdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art.12 a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z pón. zm.) lub odpowiadajšce im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawiewczeniej obowišzujšcych przepisów. (załšcznik Nr 8 do SIWZ)
1. Cena oferty. Waga 70
2. Jakoć techniczna. Waga 30
Warunki i sposób płatnoci: Na wniosek wykonawcy, zamawiajšcy Specyfikacje Istotnych WarunkówZamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN. - przy odbiorze osobistym lub przelewem nakonto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
Data: 27.11.2014 - 11:00
Specyfikacja - 2014-10-08 (0141008103414-siwz- ue spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103426-zal.1- 1a spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103431-forl og. nr 2 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103436-umowa nr 3 - spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103449-oswiadczenia 5,6, spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103457-wykaz dost nr 7 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103500-wykaz osob. nr 8 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103505-zobowiazan nr 9 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103515-rys.załacznik 1a spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103715-rys.zalacznik 1a spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103720-rys.zalacznik nr 2a spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103726-zal.przykladowa tabl. nr 3aspr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103730-kodeks etyki zal. nr 10 spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103734-qp-034 zal. 11 spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-11-19 (0141119133810-forl og. nr 2 spr.86 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-11-19 (0141119133819-umowa nr 3 - spr.86 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-11-19 (0141119133835-zal.1- 1a spr.86-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-11-21 (0141121152545-umowa nr 3 - spr.86 - modyfikacja2.doc)
Załącznik - 2014-11-21 (0141121152920-zalacznik do pytan nowy obszar adaptacji.pdf)
Pytanie: dodano: 2014-10-21
Odpowiedź: dodano: 2014-10-21
znak pisma: SWLOG-271-KS-86-4722/14 Tarnów, dnia 17.10.2014 r.
Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.10.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Medrad Spectris Solaris EP, charakteryzujący się takimi cechami jak:
- praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T
- dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD
- funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w
przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60, 75 sekund
- możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji – każdy składający się z maksymalnie 6 faz
- ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kPa)
- funkcja wstrzymania iniekcji – do 20 minut
- funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem – do 15 min)
Wstrzykiwacz Medrad Spectris Solaris EP to absolutny lider na rynku tego typu wstrzykiwaczy w Polsce, o czym świadczy liczba ponad 130 instalacji tego właśnie systemu w okresie ostatnich 10 lat.
System ten wykorzystywany jest w badaniach przeprowadzanych metodą rezonansu magnetycznego, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego Użytkowników.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony dwugłowicowy wstrzykiwacz był wyposażony w 2 baterie i był zasilany tylko bateryjnie?
Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjności urządzenia (nie istnieje ryzyko zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych oraz wpływa na jakość obrazowania badania gdyż w ten sposób (brak kabla zasilającego) wyeliminowanie zostaje źródło potencjalnego powstawania zakłóceń w polu magnetycznym a co za tym idzie w uzyskiwanym obrazie MR.
Istotnym jest również fakt, ze eksploatacja dwukomorowych strzykawek (wstrzykiwaczy) automatycznych, które są zasilane bateryjnie i są urządzeniami „komunikującymi sie” za pomocą światłowodu, nie generuje konieczności stosowania filtrów.
Filtr/ekranowanie to element niezbędny dla systemów zasilanych ze źródła prądu stałego o napięciu 230 V, których okablowanie wymaga ekranowania (w celu redukcji potencjalnych zakłóceń pola magnetycznego)
Czy – w trosce o dobro publiczne, kierując się poszanowaniem pieniędzy budżetowych - będzie wymagał dostarczenia wraz z systemem Rezonansu Magnetycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu będącego systemem typu „otwartego” – tj. z możliwością eksploatacji urządzenia, z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch rożnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego?
Proponowane rozwiązanie (system typu „otwartego”) umożliwia Zamawiającemu stosowanie zarówno oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta oferowanego wstrzykiwacza, jak również ich tańszych i w pełni kompatybilnych z urządzeniem zamienników (rekomendowanych w takim przypadku przez Wykonawcę), co przekładać się może w przyszłości na swobodę Zamawiającego, w zakresie dowolności wyboru dostawców sprzętu jednorazowego użytku i skutkować będzie obniżeniem kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanego obecnie wstrzykiwacza kontrastu.
Eksploatując wstrzykiwacz kontrastu - system typu „otwartego” - Zamawiający nie będzie uzależniony od jednego tylko potencjalnie dostawcy materiałów eksploatacyjnych (wkładów jednorazowego użytku produkowanych i oferowanych przez producenta takiego wstrzykiwacza), co umożliwi Zamawiającemu optymalną pod względem ekonomicznym eksploatację zakupionego sprzętu. Koszty eksploatacji strzykawek automatycznych, z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku wyłącznie oryginalnego (producenta wstrzykiwacza), nie należą do najniższych.
Dotyczy: Załącznik 1A Zakres nr 1 poz. 1-2 Parametry techniczne, 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 152
Czy Zamawiający będzie wymagał wstrzykiwacza kontrastu, który ma możliwość używania wielogodzinnych materiałów zużywalnych jak i możliwość używania materiałów zużywalnych jednorazowych?
Uzasadnienie: Dzięki stosowaniu materiałów zużywalnych o 8 godzinnej gwarancji sterylności użytkownik może podzielić koszt wkładów i węża pompy na wszystkich pacjentów, którzy mieli badanie w przeciągu 8 godzin. Jest to rozwiązanie, które w znaczący sposób obniża koszty ponoszone na materiały zużywalne.
Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawka automatyczna do podawania kontrastu posiadała zasilanie bateryjne (bezprzewodowe)?
Uzasadnienie: Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjność urządzenia( nie istnieje niebezpieczeństwo zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma też duże znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych.
Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w funkcje jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej?
Proponowana funkcja umożliwiającą zaprogramowanie przez Operatora procentowej wartości podawanego roztworu kontrastu i soli pozwala na podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa badanego Pacjenta (można obniżyć w ten sposób koncentrację/stężenie podawanego środka kontrastowego) oraz umożliwia obniżenie kosztów prowadzonych badań (redukcja stężenia i ilości drogich środków kontrastowych poprzez „rozrzedzenie” ich tanią solą fizjologiczną), co wydaje sie istotne ze względu na ewidentne korzyści materialne wynikające z tego faktu dla Zamawiającego w przyszłości, podczas eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu.
Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w możliwość zapamiętania do 80 profili iniekcji (każda iniekcja może składać się z 1-6 faz)?
Uzasadnienie: Powyższe funkcja ma duży wpływ na ergonomię pracy oraz na umożliwienie przeprowadzania wielofazowych iniekcji. W funkcję przeprowadzania iniekcji składających się od 1 do 6 faz wyposażone są wstrzykiwacze kontrastu takich firm jak Medtron, Medrad, Covidien.
Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona zarówno w wbudowany w urządzenie dotykowy kolorowy ekran sterujący LCD jak i zdalny (bezprzewodowa komunikacja z wstrzykiwaczem) kolorowy ekran sterujący LCD?
Uzasadnienie: Dzięki posiadaniu 2 dotykowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny panel sterujący LCD przy konsoli CT) Zamawiający może programować oraz uruchomiać strzykawkę zależnie od sytuacji jak mu jest wygodniej.
Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był wyposażony w funkcje utrzymywania drożności żył?
Sprostowanie: dodano: 2014-10-22
znak pisma: SWLOG-271-KS-86-4746/14 Tarnów, dnia 21.10.2014 r.
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 86/2014
Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. kryteria oceny i wyboru, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:
1. Rozdział XV Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty (str. 13) SIWZ
L.p.	Kryterium	Max. ilość punktów	Waga
1	Cena oferty	100	70
2	Jakość techniczna	100	30
L.p.	Kryterium	Max. ilość punktów	Waga%
1	Cena oferty	100	70%
2	Jakość techniczna	62 zgodnie z zasadami oceny rubryka „e” zał. 1A	30%
2. Termin składania ofert: 01.12.2014 godz. 10.00, otwarcie 01.12.2014 godz. 11.00
5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 29.01.2015 roku
6. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 29.01.2015 roku
Sprostowanie: dodano: 2014-10-24
Odpowiedź: dodano: 2014-10-24
362496-2014-PL
24/10/2014S205
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362496-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
2014/S 205-362496
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.10.2014, 2014/S 193-340333)
CPV:33113000, 45453000, 71000000
Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
27.11.2014 (11:00)
1.12.2014 (10:00)
1.12.2014 (11:00)
znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5131/14 Tarnów, dnia 12.11.2014 r.
1.	Dot. załącznika 1A zakres nr 1 poz. 1 (Rezonans Magnetyczny), C. Cewki,
punkt 20 i punkt 22
20..	Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie	(*)	0 pkt.- 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
2 pkt.- największa liczba elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, inne proporcjonalnie
22..	Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta)	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie	(*)	0 pkt.- 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
2 pkt.- największa liczba elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie,
inne proporcjonalnie
W systemie, który chcielibyśmy zaoferować cewka do badania głowy i szyi posiada
11 elementów obrazujących, jest kompatybilna ze spektroskopią protonową oraz umożliwia akwizycję równoległe SPEEDER. Konstrukcja tej cewki umożliwia regulację kąta nachylenia, co znacząco poprawia komfort badania osób starszych i chorych. Ponadto dzięki połączeniu z cewką do badania kręgosłupa powstaje 23 elementowy zestaw do badania całego centralnego układu nerwowego, umożliwiający stosowania akwizycji równoległych SPEEDER we wszystkich kierunkach Badanie CUN odbywa się z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta.
Pragniemy podkreślić, iż dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu technologicznemu cewki o mniejszej liczbie elementów mogą mieć porównywalne lub nawet lepsze własności użytkowe takie jak maksymalny FOV czy SNR.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 11-elementowej cewki do badania głowy i szyi oraz 12-elementowej cewki do badania kręgosłupa, tworzących razem 23 elementowy zestaw do badania CUN (z min. 8 elementami obrazującymi jednocześnie w polu widzenia FOV)?
2.	Dot. załącznika 1A zakres nr 1 poz. 1 (Rezonans Magnetyczny), C.Cewki,
punkt 24, punkt 25, punkt 27
24..	Osobna cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego typu „but” lub „komin”. Zaoferowana cewka musi być inna, tzn. nie ta sama i nie taka sama jak zaoferowane w pozostałych punktach.	Tak, podać nazwę cewki	(*)	Bez oceny
25..	Cewka sztywna lub elastyczna do badania stawu kolanowego o minimum 4 kanałach pomiarowych obrazujących jednocześnie. Zaoferowana cewka musi być inna, tzn. nie ta sama i nie taka sama jak zaoferowane w pozostałych punktach.	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie	(*)	Bez oceny
27..	Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza lub odbiorcza, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie	(*)	0 pkt – cewka odbiorcza
4 pkt - cewka nadawczo-odbiorcza
Tak sformułowane parametry uniemożliwiają Pytającemu, będącemu przedstawicielem jednego z największych producentów systemów do diagnostyki obrazowej, w tym najwyższej jakości systemów rezonansu magnetycznego, zaoferowanie żadnego z naszych systemów MR.
Posiadamy w swojej ofercie cewki elastyczne 4- i 16-elementowe umożliwiające wykonanie badań stawu skokowego, kolanowego i innych z wykorzystaniem technologii akwizycji równoległej SPEEDER.
Nowoczesne wielokanałowe elastyczne cewki do badania określonego obszaru anatomicznego (np. stopy) dzięki optymalnemu rozmieszeniu elementów obrazujących umożliwiają wykonanie badania o wysokiej jakości diagnostycznej. Takie cewki nie tylko zachowują funkcjonalność cewek sztywnych, ale także poszerzają zakres diagnostyki o możliwość wykonywania badań, w których użycie cewki sztywnej jest niemożliwe, np. spuchnięta, unieruchomiona kończyna.
Ponadto pragniemy zauważyć niekonsekwencję w opisie wielokanałowych cewek. W prawie wszystkich opisach Zamawiający wymaga wielokanałowych i wieloelementowych cewek umożliwiających akwizycje równoległe całego obiektu, z kolei w przypadku cewki do badania barku/stopy, kolana oraz małych stawów technologia akwizycji równoległej nie została wyspecyfikowana.
Obrazowanie równoległe umożliwia znaczące przyspieszenie akwizycji (zbierania) danych obrazowych w stosunku do klasycznych technik akwizycyjnych, dzięki czemu można zredukować czas skanowania oraz poprawić jakość diagnostyczną obrazów.
Naszym zdaniem nie ma powodu aby rezygnować tej użytecznej klinicznie funkcjonalności,
a tak opisany przedmiot Zamówienia przede wszystkim budzi poważną wątpliwość co do równego i uczciwego traktowania Wykonawców.
W związku powyższym wnosimy o wykreślenie punktu C.25 (Cewki) i modyfikację parametrów opisanych w pkt. C.24, C.27 (Cewki) poprzez nadanie im treści następującej:
24..	Osobna cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego typu „but” lub „komin” lub lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stopy i stawu skokowego. Zaoferowana cewka musi być inna, tzn. nie ta sama jak zaoferowane w pozostałych punktach.	Tak, podać nazwę cewki	(*)	Bez oceny
27..	Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza lub odbiorcza, lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu kolanowego, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie	(*)	0 pkt – cewka odbiorcza
3.	Dot. załącznika 1A zakres nr 1 poz. 1 (Rezonans Magnetyczny), D. System RF,
punkt 36 i 37
36..	Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę	(*)	Bez oceny
37..	Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak, podać nazwę	(*)	Bez oceny
Pragniemy wskazać, że punkty 36 i 37 opisują to samo rozwiązanie technologiczne – cyfrową transmisję odebranego sygnału, czy innymi słowy „tor transmisji odebranego sygnału zbudowany w technologii optycznej – czyli cyfrowej.
Ponadto pragniemy zauważyć, że punkty te opisują jedynie rozwiązanie technologiczne, ponieważ wszystkie rezonanse MR mają tor odbiorczy sygnału MR zbudowany w technologii analogowo- cyfrowej (optycznej). Różnice między poszczególnymi aparatami wynikają
z umiejscowieniem przetwornika analogowego -cyfrowego, w którym dokonuje się zmiany sygnału analogowego na cyfrowy. Przetworniki te albo umiejscowione są w cewce, obudowie aparatu MR albo w pomieszczeniu rekonstruktora/sterowni poza klatką Faraday’a. Umiejscowienie przetwornika ADC nie ma praktycznie wpływu na jakość sygnału MR, a co za tym idzie na jakość otrzymanego obrazu.
W związku z powyższym wnosimy o wnosimy o wykreślenie punktu D.37 (System RF) i modyfikację punktu D.36 (System RF) poprzez nadanie mu następującej treści:
36..	Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta).	Tak (podać nazwę) / Nie
(*)	Tak – 3 pkt.
Sprostowanie: dodano: 2014-11-19
Odpowiedź: dodano: 2014-11-19
znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5172/14 Tarnów, dnia 18.11.2014 r.
Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. wymagany termin wykonania, opis warunków udziału w postepowaniu, opis przedmiotu zamówienia, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:
1. Rozdział III Termin wykonania zamówienia (str. 3) SIWZ
Wymagany termin wykonania Zamówienia: dla Zakresu nr 1, dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B, zainstalowanie, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie max. Do 150 dni od daty zawarcia umowy.
Wymagany termin wykonania Zamówienia: dla Zakresu nr 1, dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B, zainstalowanie, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie max. Do 180 dni od daty zawarcia umowy.
2. Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności (str. 5) SIWZ:
2)	Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A.
2)	Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder, instrukcja obsługi; instrukcja serwisowa lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wymaganego parametru w jednym z w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające zaoferowany parametr.
3. Rozdział V pkt. 4 ppkt. 13 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności (str. 7) SIWZ:
13) Katalogi/Foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego wyrobu medycznego potwierdzające wymagane parametry w załączniku nr 1A.
13) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder, instrukcja obsługi; instrukcja serwisowa lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wymaganego parametru w jednym z w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające zaoferowany parametr.
4. Dot. ROZDZIAŁ V „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, dot. pkt. „Podmiot trzeci”:
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt.4.ppkt.3, 4, 7-9,11. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10, 12, 15 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt.4.ppkt.3-9. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.
5. Termin składania ofert: 12.12.2014 godz. 10.00, otwarcie 12.12.2014 godz. 11.00
6. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 09.02.2015 roku
7. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 09.02.2015 roku
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A w poz. 2 w pkt. 5.1 oraz załącznik nr 2 Oferta – Formularz Ogólny w pkt. III ppkt. 4
Pytanie: dodano: 2014-11-19
znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5173/14 Tarnów, dnia 18.11.2014 r.
W odpowiedzi na zapytania z dnia 29.10.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:
1.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o podanie dostępnej mocy elektrycznej przewidzianej dla planowanego aparatu MR oraz urządzeń towarzyszących tj. agregat wody lodowej.
Odpowiedź: Przewidywana moc elektryczna do zabezpieczenia pracy aparatu rezonansu magnetycznego wynosi około 60 Kw.
2.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o podanie parametrów istniejącego kabla energetycznego doprowadzonego z Rozdzielni Głównej do pracowni MR (materiał Al./Cu, przekrój żył, długość, wielkość zabezpieczeń w Rozdzielni Głównej).
Odpowiedź: Kabel należy zaprojektować w uzgodnieniu z zamawiającym. Kabel ze stacji ST-2 NN do nowej rozdzielni RNN należy dobrać z 70 % zapasem
3.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o podanie nośności stropu w istniejącej pracowni MR, w obszarze planowanego posadowienia aparatu MR.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie posiada wiedzy na temat nośności sygnałów. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących badań i ekspertyz.
4.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o wskazanie drogi transportowej dla urządzenia MR, przewidując otwór transportowy o wym. Wys.=250cm, szer.=230cm, alternatywnie o wskazanie w którym miejscu elewacji budynku taki otwór miałby być wykonany.
Odpowiedź: Zamawiający proponuje wykonać otwór transportowy na południowej elewacji budynku B
5. Dot. Załącznik 1A Zakres nr 1. poz. 1-2. Pkt.74
Prosimy Zamawiającego o zmianę w/w parametru z wartości 2,4 ms na 2,7 ms co pozwoli nam złożyć ofertę. Tak niewielka zmiana- tj.0,2 ms nie ma żadnego pływu na funkcjonalność aparatu ani na czas badania pacjenta.
6. Dot. Załącznik 1A Zakres nr 1. poz. 1-2. 9.4. Warunki gwarancji i serwisu oraz pozostałych dotyczących tego punktu.
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w tym punkcie na zapis o treści:
Odpowiedź: Tak. Zmawiający modyfikuje załącznik nr 1A pkt 9 Warunki gwarancji i serwisu
7. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie poprzez dodanie w tym punkcie zapisu o treści: dni robocze obejmują dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź: Tak. Zmawiający modyfikuje załącznik nr 1A pkt 10 Warunki gwarancji i serwisu
8. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
W związku z informacjami uzyskanymi od producenta sprzętu zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wymaganego okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 6 miesięcy.
9. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w tym punkcie poprzez zapis o treści:
Bezpłatne przeglądu w okresie gwarancji wg zaleceń producenta (łącznie z uzupełnieniem ciekłego helu do wymaganego przez producenta poziomu).
Odpowiedź: Tak. Zmawiający modyfikuje załącznik nr 1A pkt 11 Warunki gwarancji i serwisu
10. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu z pkt.17
Zwracamy uwagę, że ustawa o wyrobach medycznych nie przewiduje upoważnień do wykonywania podstawowej opieki serwisowej. W instrukcji używania są wskazane czynności, które powinien wykonywać użytkownik i do wykonywania tych czynności pracownicy sekcji aparatury i gazów medycznych nie potrzebują szczególnego upoważnienia.
11.SIWZ.
W związku bardzo dużym skomplikowaniem projektu wynikającym z konieczności uzyskania wszelkich prawnych pozwoleń w tym pozwoleń w procedurze zezwolenia na budowę, gdzie termin ustawowy odpowiedzi wynosi do 30 dni co bardzo skraca czas samego wykonania projektu prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji projektu do 180 dni.
Odpowiedź: Zmawiający wydłuża wymagany termin wykonania Zamówienia max. Do 180 dni od daty zawarcia umowy.
12. Dot. Załącznik nr 3 § 7 pkt.4.
Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie i doprecyzowanie procedury odbioru celem uniknięcia w przyszłości ewentualnych sporów na tym obszarze poprzez zapisy w w/w punkcie o treści:
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 7 pkt.4. projektu umowy.
13. Dot. Załącznik nr 3 § 9 pkt.2.
Mając na uwadze, że zgodnie z kc gwarancja nie ma na celu zapewnienia ciągłej gotowości urządzenia do pracy tylko usuwanie wad tkwiących w rzeczy w chwili sprzedaży uprzejmie prosimy o zmianę uwzględniającą istotę gwarancji zgodnie z kodeksem cywilnym poprzez zmianę zapisu w pkt.2 na:
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
c. materiały eksploatacyjne,
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 9 pkt.2 projektu umowy.
14. Dot. Załącznik nr 3 § 10
W związku z tym, że dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tym punkcie poprzez zapis o treści:
Zapłata dokonana będzie płatna w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury VAT i przesłania jej przez Wykonawcę, Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy kwota należnego wynagrodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 10 pkt. 1 projektu umowy.
15. Dot. Załącznik nr 3 § 10
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tym punkcie poprzez zapis o treści:
a)	co do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 2d) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania całości bądź części robót na czas określony lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których w trakcie zawierania umowy nie można było przewidzieć; dodatkowo umowa przedłuża się o czas oczekiwania na uzyskanie stosownych decyzji, zgód administracyjny o czas równy czasowie oczekiwania na przedmiotowe decyzje / zgody.
Odpowiedź: Nie. Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.
16. Dot. Załącznik nr 3 § 11
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tym punkcie poprzez zapis o treści oraz prosimy o usunięcie – kary za niedotrzymanie terminów zostały ustalone w poprzednich ustępach.
1.	Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy.
2.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % kwoty pełnego wynagrodzenia brutto netto , o której mowa w § 10 ust. 1, Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z uwagi na okoliczności określone w § 12 ust. 1.
3.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty netto , o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w wykonaniu czynności określonych w § 4 ust. 2 lit d), § 9 ust. 6 i ust. 7 Umowy, łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.
4.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty netto , o której mowa w § 10 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w, § 7 ust. 4 Umowy łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty
5.	Kary umowne są płatne na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłaty
6.	Powyższe postanowienie nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych.. W takim wypadku zapłacone kary umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania, z zastrzeżeniem , ze Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy
17. Prosimy Zamawiającego o załączenie w formie załączników do umowy zintegrowanych zasad oraz kodeksu etyki tak by wykonawca przed złożeniem w/w oświadczeń mógł się z tymi dokumentami zapoznać.
Odpowiedź: Informujemy iż, zintegrowany system zarządzania oraz Kodeksem Etyki Pracowników Szpitala znajduje się w formie plików do pobrania na stronie internetowej.
Sprostowanie: dodano: 2014-11-20
Odpowiedź: dodano: 2014-11-20
20/11/2014 S224 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2014/S 224-395313
W dniach: 150 (od udzielenia zamówienia).
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) pełnomocnictwo do podpisaniaoferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawieodpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należydołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww.pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyłaosoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lubnotariusz.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającąspełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolnościkredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danejwaluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, alboinformacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy zWykonawców składa listę)
12) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 dostawę rezonansumagnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń o wartości brutto nie niższej niż 3 000 000 PLN z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonanenależycie,
13) Katalogi/Foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim lub inne materiały informacyjneoferowanego wyrobu medycznego potwierdzające wymagane parametry w załączniku nr 1A.
14) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE orazcertyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis zRejestru Wyrobów Medycznych.
15) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.3. SIWZ zał. nr 8.
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającąspełnienie warunku postawionego w pkt 2.4.SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert;
12) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 dostawę rezonansu magnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń o wartości brutto nie niższej niż 3 000 000 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
15) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku postawionego w pkt 2.3. SIWZ zał. nr 8.
12.12.2014 (10:00)
12.12.2014 (11:00)
Pytanie: dodano: 2014-11-21
Odpowiedź: dodano: 2014-11-21
znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5221/14 Tarnów, dnia 19.11.2014 r.
I. 1. Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt.: „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności: (…)
2) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A.”:
Czy Zamawiający dopuści dla potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ w zał. nr 1A dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub Wykonawcy z potwierdzające zaoferowane parametry?
Aktualny katalog, folder lub inne materiały producenta mogą nie zawierać szczegółowych danych, w szczególności opcji, które mogą być konieczne do zaoferowania w niniejszym postępowaniu. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia jw. potwierdzającego wszystkie zaoferowane parametry.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ, który otrzymuje brzmienie.
2) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder, instrukcja obsługi; instrukcja serwisowa lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia wymaganego parametru w jednym z w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające zaoferowany parametr.
2. Dot. ROZDZIAŁ V „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, dot. pkt. „Podmiot trzeci”:
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty przetargowej dokumentów podanych w pkt.4. ppkt.3, 4, 7-9,11 w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na współpracę z tym podmiotem jeśli podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.
Prosimy o zastąpienie tych dokumentów oświadczeniem o treści z nich wynikających, tj:
„Oświadczam(-y), że:
I. Spełniam(-y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
II. brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
III. nie zalegam(-y) z opłacaniem podatków i opłat,
IV. nie zalegam(-y) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
V. zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10-11 oraz ust. 1 pkt. 9 nie figuruję(-emy) w Krajowym Rejestrze Karnym.”
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, a podmiot ten nie będzie brał udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca nie ma obowiązku składania do oferty dokumentów podanych w pkt.4. ppkt.3-9. Jeżeli natomiast podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji części zamówienia Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązanie ( załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku powoływania się na osoby zdolne do wykonania zamówienia zobowiązanie dotyczy tylko osób oddanych do dyspozycji, przez innego wykonawcę (oddelegowanych). Nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło, czy umowę zlecenia, u Wykonawcy składającego ofertę.
Wykonawca składający ofertę powołując się na zasoby podmiotu trzeciego zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem trzecim gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów w zakresie przedstawionym w zobowiązaniu
Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłki pisarskie w treści ROZDZIAŁ V „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, dot. pkt. „Podmiot trzeci” który otrzymuje brzmienie:
II. Dot. PROJEKTU UMOWY ZAŁ. NR 3 Zakres nr 1 poz.1-2:
1. Dot. § 4 Dostawa Rezonansu Magnetycznego ust. 5 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:
„5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za Rezonans Magnetyczny, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia Rezonansu Magnetycznego do czasu jego dostarczenia do miejsca do tego wyznaczonym w siedzibie Zamawiającego.”
2. Dot. § 7 Protokół Odbioru Rezonansu Magnetycznego ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:
„4. W przypadku, gdy Rezonans Magnetyczny nie funkcjonuje prawidłowo, Zamawiający ma prawo odmowy podpisania Protokołu, ze wszystkimi konsekwencjami, które wiążą się z taką odmową. W takiej sytuacji Wykonawca ma 14 dni na dokonanie zmian zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Rezonansu Magnetycznego.”
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w § 7 pkt.4. projektu umowy.
3. Dot. § 11 Kary umowne – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % kwoty pełnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 10 ust. 1, Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z uwagi na okoliczności określone w § 12 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiejkolwiek opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 4 ust. 2), § 9 ust. 6 i ust. 7 Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 4 ust. 2, § 7 ust. 4 Umowy.
5. Kary umowne są płatne na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłaty w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonych umową terminów w trakcie realizacji - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
6. Powyższe postanowienie nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych do wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody. W takim wypadku zapłacone kary umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania.”
oraz o dodanie ust. o następującej treści:
7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia ponad termin płatności określony w umowie w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy Zamawiający spóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia o min. 30 dni ponad ustalony termin płatności, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie usług objętych umową do momentu uregulowania zaległości.
10. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”
4. Dot. § 12 Odstąpienie od Umowy – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
a) dostarczony przez Wykonawcę Rezonans Magnetyczny nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany,
b) Rezonans Magnetyczny został zainstalowany w sposób nieprawidłowy uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie i wada ta nie może zostać usunięta,
c) pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy opóźnia się w wykonaniu czynności, o których mowa § 4, §5, §6, § 9 ust. 6, ust. 7 oraz § 7 pkt. 4 Umowy,
d) Wykonawca nie wykonuje obsługi serwisowej gwarancyjnej z uwagi na fakt, że nie może z jakichkolwiek przyczyn dostarczyć elementów zamiennych do Rezonans Magnetyczny, które muszą być wymienione a których brak powoduje niemożność korzystania z Rezonans Magnetyczny w odniesieniu do którejkolwiek z funkcji określonej w instrukcji obsługi,
e) --- wnosimy o usunięcie tego podpunktu jako zawierającego wymagania przewyższające wymagania określone w Ustawie PZP w tym zakresie.
1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wartości umowy brutto. Wykonawcy należy się wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt a) powyżej pomniejszone o naliczoną karę umowną i ewentualne odszkodowanie.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego przesyła Wykonawcy wskazując w nim podstawę odstąpienia od Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne.
3. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego w wezwaniu naruszenia umowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu na usunięcie naruszenia.”
III. Dotyczy prac adaptacyjnych
1.	Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą elektryczną niezbędna do zasilenia rezonansu. Szacunkowa sumaryczna moc elektryczna niezbędna do zasilenia urządzenia to 50kW.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą elektryczną niezbędna do zasilenia rezonansu
2.	Zwracamy się z prośbą o podanie informacji w jakiej odległości od pracowni MR znajduje się rozdzielnia elektryczna / stacja strafo z której będzie możliwe zasilenie aparatu.
Odpowiedź: Odległości od pracowni MR znajduje się rozdzielnia elektryczna / stacja strafo z której będzie możliwe zasilenie aparatu to 30 mb
3.	Specyfikacja SIWZ przewiduje dostawy umeblowania (biurka, krzesła, szafki, ławy, itp.) dla pomieszczeń objętych adaptacją. Zwracamy się z prośbą określenie standaryzacji dla wspominanego wyposażenia (w tym telefonów)
Odpowiedź: Standard jakości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4.	Zwracamy się z prośbą o informację w jakiej odległości od przewidywanej pracowni MR znajduje się najbliższy dedykowany punkt dystrybucyjny sieci IT.
Odpowiedź: Najbliższy punkt dystrybucyjny sieci IT zlokalizowany jest w odległości ok. 50-60m.
5.	Prosimy o podanie czy zamawiający wymaga dostawy jakichkolwiek elementów pasywnych lub aktywnych dla sieci IT?
Odpowiedź: Tak. Zmawiający wymaga. Elementy pasywne: kable ekranowane S/FTP kat. 7 (500-600m), kable krosowe S/FTP 6A (1m-10szt, 2m-10szt), gniazda ekranowane RJ45 kat. 6A (9szt.), listwa zasilająca RACK 1U 9 gniazd 2szt. Elementy aktywne: Switch HP 2920-24G (J9726A) 1-szt.
6.	Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?
Odpowiedź: Istnieje możliwość udostępnienia łącza internetowego w celu zdalnej diagnostyki po podpisaniu stosownej umowy o zdalnym dostępie do danych ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować min. 2Mbit/sec.
7.	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN?
Odpowiedź: Zastosowanie szyfrowanego łącza serwisowego typu IPSec VPN jest możliwe pod warunkiem, że dostawca zapewni urządzenia szyfrujące.
8. Czy Zamawiający wyznaczy dedykowaną osobę do koordynacji realizacji całej umowy od dnia przekazania pomieszczeń do dnia przekazania urządzenia?
9. Czy Zamawiający wymaga instalacji lamp bakteriobójczych w przyszłej pracowni MR? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji jaki typ lamp, pomieszczenia w których będą wymagane oraz liczbę sztuk.
10. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostek typu „split” w adoptowanych pomieszczeniach czy będzie wymagać zastosowania klimakonwektorów które byłyby zasilane ze szpitalnej sieci wody lodowej?
Odpowiedź: Rozwiązania zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia
11. Prosimy o podanie parametrów wody lodowej dostępnej w ramach ogólnej szpitalnej sieci?
Odpowiedź: Parametry wody lodowej dostępnej w ramach ogólnej szpitalnej sieci to 7/12°C
12.	Prosimy o potwierdzenie, iż ogólna szpitalna sieć wody lodowej zapewnia stałe parametry przez cały rok.
Odpowiedź: Sieć wody lodowej zapewnia stałe parametry przez cały rok.
13.	Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na instalację co najmniej jednej jednostki klimatyzacyjnej typu SPLIT (jednostki freonowej) dzięki czemu zapewnione będzie chłodzenie kompresora helu na wypadek awarii szpitalnej sieci wody lodowej.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
14.	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrycznych nawilżaczy parowych na potrzeby wentylacji pracowni MR?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nawilżanie elektryczne
15.	Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zezwoli na wykorzystanie szpitalnej sieci z uzdatnioną wodą na potrzeby zasilenia nawilżacza parowego?
Odpowiedź: Zamawiający zezwoli pod warunkiem przebudowy około 50 mb instalacji na większą
16.	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż odbiór pracowni MR przez Sanepid leży w gestii Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak. Po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę z upoważnienia Zmawiającego z odpowiednią jednostką terytorialną Sanepidu.
17.	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w sytuacji gdy nastąpią opóźnienia w adaptacji pomieszczeń nie wynikające z winy Oferenta (np. z uwagi na brak lub opóźnienia decyzji administracyjnych, niezależnych od Oferenta).
18.	W ramach specyfikacji SIWZ, Zamawiający wymaga adaptacji również korytarza o powierzchni ok. 80m2 w ramach której konieczna będzie wymiana oświetlenia. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagać wymiany stropu podwieszonego w obszarze korytarza.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany stropu, natomiast wprowadza wymóg malowania sufitu podwieszanego z płyt metalowych Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A w poz. 2 w pkt. 5.1
19.	Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagać wymiany/modernizacji warstw posadzkowych na całej powierzchni korytarza.
20.	Układ udostępnionych pomieszczeń wymusza posadowienie rezonansu w takim miejscu w którym konieczne będzie zabudowanie kilku okien zewnętrznych do których nie będzie w przyszłości dostępu od wewnątrz budynku szpitalnego. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający zezwoli na zasłonięcie „ślepych” okien czy będzie wymagać innych rozwiązań.
Odpowiedź: Płaszczyzny przeszkleń okiennych zaklejone folią mleczną (taka sama jaką użyto podczas realizacji Bloku Porodowego), od strony wewnętrznej. Dodatkowo okna przesłonięte białą płaszczyzną np. płyty kartonowo-gipsowej, pomalowanej na biało, zbudowanej w sposób nie pozwalający na widoczność elementów konstrukcji od strony zewnętrznej.
21.	Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż w zasadzie nie ma możliwości prowadzenia rury helowej wew. istniejących szachtów. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rury helowej po elewacji budynku?
Odpowiedź: Proponuje się poprowadzenie rury helowej na zewnętrznej elewacji budynku, oraz zamaskowanie jej półfilarem przebiegającym od przyziemia do zadaszenia budynku, pokrytego tynkiem identycznym z istniejącą elewacją.
22.	Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na gruncie, na zewnątrz budynku obok pracowni MR?
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie skraplaczy na zewnątrz budynku.
23.	Przewidziane przez Zamawiającego pomieszczenia dla pracowni rezonansu magnetycznego zlokalizowane są w pobliżu ścian zewnętrznych budynku. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż silne pole magnetyczne generowane przez rezonans magnetyczny będzie wychodzić poza obrys budynku. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia na zewnątrz budynku ograniczającego dostęp osobom postronnym do strefy silnego pola magnetycznego?
Odpowiedz: Proponuje się wykonanie ogrodzenia wzorowanego na istniejącym w tym obszarze.
24.	Po analizie udostępnionego planu wskazującego zakres pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji oraz po wizji lokalnej stwierdzono, iż nie będzie możliwe spełnienie niektórych przepisów budowlanych dla budynków szpitalnych (jak np. minimalna wymagana szerokość ciągów komunikacyjnych). Nie będzie również możliwości zapewnienia wymaganego węzła sanitarnego. Zwracamy się zatem z prośbą o zgodę na modyfikację obszaru przeznaczonego do adaptacji wg. załączonego rysunku (nazwa rysunku: „Nowy obszar adaptacji”
Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie akceptuje załączonego rysunku. Zamawiający dopuszcza powiększenie obszaru objętego zamówieniem w niewielkim zakresie tj. max. 5%.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A w poz. 2 w pkt. 5.3 poprzez dodanie ppkt.13 o następującej treści:
13) Wykonanie przebudowy istniejących kanałów wentylacji mechanicznej w istniejącym pomieszczeniu Centralnej Sterylizatornii ( strona czysta ).
1. opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja
2. projekt umowy – modyfikacja
w plikach do pobrania znajduje się załącznik do pytań pod nazwą "Nowy Obszar adaptacji"
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-31
Nasz znak : SWLOG-271-KS-86-5922/14	Tarnów,2014-12-31
01	Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice 3 499 710,00
2.	Ocena ofert (70% cena oraz 30% jakość)
nazwa OFERENTA	0,70	0,30	100%
1	ALTERIS	10,00	10,00
ALTERIS	35,00	15,00	50,00
1) Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 08.01.2015 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
08.01.20015 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
3 499 710,00

References: art. 12
 art.14
 art. 12
 art.12
 art. 14
 art.454
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 22
 art. 24
 art. 24
 art. 94