Source: http://docplayer.fr/1671359-Wohler-cdl-210-istruzione-d-uso-co-2-datalogger-instructions-de-service-indicateur-de-co-2-manuel-de-instrucciones-medidor-de-co-2.html
Timestamp: 2017-06-23 10:59:41+00:00

Document:
Wöhler CDL 210. Istruzione d uso CO 2 -Datalogger. Instructions de service Indicateur de CO 2. Manuel de instrucciones Medidor de CO 2 - PDF
Download "Wöhler CDL 210. Istruzione d uso CO 2 -Datalogger. Instructions de service Indicateur de CO 2. Manuel de instrucciones Medidor de CO 2"
1 Istruzione d uso CO 2 -Datalogger IT Instructions de service Indicateur de CO 2 FR Manuel de instrucciones Medidor de CO 2 ES Wöhler CDL 210. Codice2 Indice Indice 1 Specifica Informazioni importanti per le istruzioni d uso Indicazioni nelle istruzioni d uso Impiego appropriato Fornitura Smaltimento Indirizzo Dati tecnici Struttura e funzione I pulsanti di comando Struttura dello schermo Misura Accendere /Spegnere Misurazione del valore CO 2, della temperatura e dell umidità d aria Indicazione del valore minimo e massimo Registrazione dati (Datalogging) Trasferimento dati Funzione d allarme Preimpostazioni allarme Segnale ed indicazione dell allarme Impostazione Accedere e uscire dal menu d impostazione Fissare il limite superiore di CO 2 per il campo misura ottimale Impostare il limite superiore di CO 2 per il campo misura normale Impostare il livello d allarme CO Accensione e spegnimento dell allarme acustico Selezione dell unità di temperatura Data e ora Reset Intervallo di misura... 223 Indice 7 Calibratura CO Calibratura automatica Calibratura manuale Difetti Codici di errore Valore CO Temperatura d aria Umidità d aria Garanzia e assistenza Garanzia Assistenza Dichiarazione di conformità IT 34 Specifica 1 Specifica 1.1 Informazioni importanti per le i- struzioni d uso 1.2 Indicazioni nelle istruzioni d uso Queste istruzioni d uso comprendono tutte le informazioni per l uso sicuro del Wöhler CDL 210 Datalogger e le raccomandiamo di custodirle bene. Il Wöhler Datalogger CDL 210 deve solo essere usato per lo scopo previsto da personale esperto e in conformità ai dati specificati. Si escludono qualsiasi responsabilità o garanzia per danni risultanti dall uso inappropriato dello strumento. ATTENZIONE! Segnala indicazioni che devono essere considerate per evitare il rischio di danneggiare lo strumento. AVVISO! Evidenzia consigli e informazioni utili. 1.3 Impiego appropriato Questo strumento misura il livello di CO2, la temperatura e l umidità dell aria e memorizza questi valori. Il Wöhler Datalogger CDL 210 è ideato per la valutazione ed il controllo della situazione d aria in ambienti privati e commerciali. 1.4 Fornitura Strumento Fornitura Wöhler CDL 210 CO 2 -Datalogger Alimentatore a rete Cavo dati Software PC 45 Dati tecnici 1.5 Smaltimento IT Le apparecchiature elettroniche non vanno collocate insieme ai rifiuti domestici, ma, ai sensi della direttiva ambientale, vanno condotte ad un centro di smaltimento qualificato nell Unione europea. Batterie danneggiate sono rifiuti speciali e devono perciò essere portate in un centro di raccolta apposito per rifiuti pericolosi. 1.6 Indirizzo Wöhler Italia Srl Corso della Libertà Bolzano Tel.: Fax: Dati tecnici Diossido di carbonio Descrizione Indicazione Campo misura Risoluzione Precisione Dipendenza dalla pressione Principio di misura ppm (9.999 ppm) 1 ppm ± 50 ppm ± 5 % del valore misurato ( ppm) ± 1,6 % del valore letto per ogni kpa di differenza dalla pressione normale, 100 kpa Metodo NDIR (infrarosso) 56 Dati tecnici Temperatura Descrizione Indicazione Campo di misura -10 C bis +60 C Risoluzione Precisione 0,1 C (0,1 F) ± 0,6 C (± 0,9 F) Umidità relativa dell aria Descrizione Indicazione Campo di misura 5 95 % Risoluzione 0,1 % Precisione ± 3 % per % e 25 C, 5 % per tutti gli altri valori e 25 C Funzione di registrazione Descrizione Indicazione Capacità di registrazione dati per valore ( C, %rf, CO 2 ) Dati di registrazione Intervallo di registrazione impostabile da 1 sec. fino a 4:59:59 ore 67 Dati tecnici generali Descrizione Indicazione Schermo Indicazione simultanea del valore di CO2, temperatura e umidità d aria relativa IT Valutazione delle caratteristiche ambientali Alimentazione Collegamento al PC Dimensione Good (ottimo) Normal (normale) Poor (critico) Alimentatore a rete AC 5 V, 0,5 A Interfaccia USB 120 mm x 100 mm x 110 mm Allarme acustico nel caso di un superamento del valore limite CO2 preimpostato. 78 Struttura e funzione 3 Struttura e funzione 3.1 I pulsanti di comando Imm. 1: parti dell apparecchio Numero Pulsante Funzione 1 SET Aprire il menu d impostazione Salvare nuove impostazioni 2 ESC Uscire dal menu d impostazione Uscire dalla registrazione dati Terminare la calibratura Terminare la registrazione dati (Datalogging) 3 RESET Azzerare i valori massimi e minimi 4 LOG/ Iniziare la registrazione dati (Datalogging) Selezione dell impostazione Aumentare il valore nel menu d impostazione 5 MIN/MAX Indicazione del valore massimo e minimo Per diminuire il valore nel menu d impostazione Set + + (premere simultaneamente) Calibratura CO 2 89 Struttura e funzione 3.2 Struttura dello schermo IT Concentrazione CO 2 in ppm Data - ora Umidità d aria relativa in % Temperatura d aria in C o F Imm. 2: schermo Icona MIN/MAX Significa Valore minimo/massimo GOOD Valori buoni di CO 2 NORMAL Valori normali di CO 2 POOR Valori critici di CO 2 Air Temp. Temperatura d aria Humidity % Umidità d aria relativa in % Allarme CO 2 910 Misura 4 Misura 4.1 Accendere /Spegnere ATTENZIONE! Prego calibrare lo strumento con aria ambiente esterna prima dell utilizzo, vedi capitolo 7. Inserire l alimentatore di rete nella boccola sul retro dello strumento (DC power) per collegare il Wöhler CDL 210 alla corrente. Lo strumento si accende automaticamente dopo essere collegato alla corrente. Dopo un breve segnale acustico saranno indicati sullo schermo i valori di misura. ATTENZIONE! Per il caso di una tensione troppo bassa o alta sarà indicato bat sullo schermo e il monitor lampeggia (vedi sezione 8 Difetti ). ATTENZIONE! Corrente elettrica: pericolo di vita! Mai toccare la spina con mani bagnate! Tenere l alimentatore lontano dall umidità! Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo, potrebbe strapparsi! Usare l alimentatore solo se la tensione elettrica corrisponde a quella della presa! Sullo schermo si apre il menu principale indicando il valore attuale di CO 2, la temperatura, l umidità, l ora e la data. Inoltre sarà indicato anche la qualità delle caratteristiche ambientali (buono, normale, critici), vedi imm. 3. Imm. 3: Schermo dopo l accensione 1011 Misura 4.2 Misurazione del valore CO 2, della temperatura e dell umidità d aria Il Wöhler CDL 210 incomincia a misurare subito dopo l accensione. L indicazione viene attualizzata ogni secondo. Dopo un cambiamento dell ambiente (p.es. da una stanza a bassa temperatura in una ad alta temperatura) si dovrà aspettare per due minuti prima che lo strumento indica i valori corretti di CO 2 e temperatura. Dopo 10 minuti poi sarà anche indicato il valore corretto dell umidità d aria relativa. IT AVVISO! Anche la propria respirazione può influire sul contenuto di CO 2 nell aria, perciò si consiglia di non piazzare lo strumento ad altezza della testa. 4.3 Indicazione del valore minimo e massimo Imm. 4: Indicazione del valore minimo Premere il pulsante MIN/MAX nel menu principale. Sulla parte superiore dello schermo saranno indicati i valori minimi e massimi di CO 2 e sulla parte bassa quelli della temperatura e dell umidità dell aria. Premendo il pulsante MIN/MAX due volte, sarà prima indicato il valore minimo e poi il valore massimo. Per ritornare alla misurazione basta premere una terza volta questo pulsante. Per cancellare i valori minimi e massimi salvati si deve premere per un secondo il pulsante RESET. Lo strumento calcola i nuovi valori massimi e minimi. AVVISO! Per cancellare i valori massimi/minimi è indifferente se è attivo il menu normale di misurazione o l impostazione MIN/MAX. 1112 Misura 4.4 Registrazione dati (Datalogging) Il Wöhler CDL 210 può anche registrare i valori di CO 2, temperatura ed umidità per le analisi a lunga durata (fino a valori). L intervallo di misura può essere fissato dall utente da 1 secondo fino a 4:59:59 ore. Le impostazioni necessarie saranno spiegate nel capitolo 6.9, impostazione dell intervallo di misura. Per iniziare la registrazione dati tenere premuto durante la misurazione il pulsante LOG/ per due secondi Il LED verde lampeggia durante la registrazione dati. La parte principale dello schermo indica a turno il valore attuale di CO 2 e l avviso rec. Nelle sezioni basse dello schermo sono indicati sempre la temperatura, l umidità d aria e l ora attuale. Per terminare la registrazione basta premere per due secondi il pulsante ESC. La LED verde smette di lampeggiare e sullo schermo viene indicato a turno il valore attuale di CO 2 e l avviso End. Per uscire dall impostazione Log si deve premere di nuovo il pulsante ESC per due secondi. Lo strumento attiva il menu di misurazione. AVVISO! Durante la registrazione dati saranno anche memorizzati i valori minimi e massimi. ATTENZIONE! Quando si parte con una nuova registrazione viene cancellata automaticamente la memorizzazione precedente. La cancellazione delle registrazioni eseguite con il CDL 210 non è possibile in altro modo. Per eseguire una nuova memorizzazione è consigliato di scaricare la registrazione presente sullo strumento precedentemente sul PC mediante il programma specifico. 1213 Misura 4.5 Trasferimento dati I valori registrati possono essere inviati al PC per eseguire delle analisi sul clima ambientale con l'apposito programma PC Wöhler CDL 210 (analisi del comfort ambientale, problemi di umidità, ecc.) IT Imm. 5: Wöhler CDL 210, verso AVVISO! Informazioni per il trasferimento dati sul PC e per l'uso della software sono contenuti nelle istruzioni d'uso del programma PC Wöhler CDL 210 (cod ) forniti sul CD della software e scaricabili dal nostro sito Internet 1314 Funzione d allarme 5 Funzione d allarme 5.1 Preimpostazioni allarme 5.2 Segnale ed indicazione dell allarme Imm. 6: Indicazione durante l allarme L utente può impostare due limiti d allarme per il valore CO 2 : 1.Limite superiore: Necessità di arieggiare! 2. limite inferiore: Terminare la arieggiamento. Le impostazioni necessarie sono spiegate nel punto 6.4 di queste istruzioni d uso. Se il valore misurato di CO 2 supera un limite preimpostato suona un segnale d allarme (80 db) e sullo schermo lampeggia un icona in forma di un ventilatore. Per terminare il segnale acustico basta premere qualsiasi pulsante. L icona sullo schermo continua invece a lampeggiare. Il segnale d allarme termina automaticamente se il valore misurato di CO 2 decade sotto il valore di limite. Premere il pulsante RESET per più di un secondo per re-attivare l allarme dopo averlo spento. Il segnale d allarme è attivato automaticamente, se il valore di CO 2 prima cade sotto il limite inferiore e poi supera il limite superiore. 1415 Impostazione 6 Impostazione Lo strumento dispone di diverse impostazioni, dove si possono adattare i vari parametri. IT impostazione Parametro P1.1 Limite superiore di CO 2 per la buona qualità delle caratteristiche ambientali P1.2 Limite superiore di CO 2 per la normale qualità delle caratteristiche ambientali P1.3 Limite d allarme P1.4 Accensione e spegnimento dell allarme acustico P2.0 Unità della temperatura P3.1 Anno P3.2 Mese P3.3 Giorno P3.4 Indicazione dell ora in formato a 12 ore o 24 ore P3.5 Ora P3.6 Minuto P4.0 Reset P5.1 Intervallo di registrazione: Ore P5.2 Intervallo di registrazione: Minuti P5.3 Intervallo di registrazione: Secondi Premendo il pulsante SET per 3 secondi si accede al menu d impostazione. Con il pulsante LOG si può accedere dall impostazione P1.0 alla P2.0 ecc. e con il pulsante SET si può inoltre cambiare da P1.1 a P1.2 ecc. Nei seguenti capitoli 6.1 fino a 6.8 può trovare delle spiegazioni più dettagliate sulle impostazioni selezionabili. 1516 Impostazione 6.1 Accedere e uscire dal menu d impostazione Per accedere al menu d impostazione è necessario premere il pulsante SET per tre secondi nella misurazione. Per uscire dal menu d impostazione basta premere il pulsante ESC. 6.2 Fissare il limite superiore di CO 2 per il campo misura ottimale Nel menu d impostazioni appare CO 2 e P1.0 sullo schermo (vedi imm. 6) Premendo il pulsante SET si può accedere l impostazione P1.0 per adattare il valore ottimale di CO 2. Imm. 7: Setup P1.0: buone caratteristiche ambientali Imm. 8: Impostazione del limite superiore di CO 2 per il campo misura ottimale Il valore impostato lampeggia sullo schermo (vedi Imm. 8). Per aumentare il valore limite di 100 ppm premere il pulsante LOG/, per diminuire il valore limite di 100 ppm premere il pulsante MIN/MAX. AVVISO! Il campo d allarme per la caratteristica buona misura è tra 0 ppm e 700 ppm. Per confermare l impostazione P1.1 e per accedere P1.2 basta premere il pulsante SET. Nell impostazione P1.2 si può adattare il limite superiore del campo misura normale. Per uscire da P1.2 senza salvare le impostazioni si deve premere il pulsante ESC (senza premere prima SET). Così si ritorna a P17 Impostazione 6.3 Impostare il limite superiore di CO 2 per il campo misura normale Premere il pulsante LOG/ per aumentare il valore di 100 ppm ed il pulsante MIN/MAX per diminuire il valore di 100 ppm. IT Imm. 9: Impostazione del limite superiore per il campo misura normale AVVISO! Il campo d allarme è tra 700 ppm e 1000 ppm. Premere una seconda volta SET per confermare le impostazioni di P1.2 e per accedere a P1.3 per fissare il livello d allarme. Per uscire dal modo P1.2 senza salvare le impostazioni si deve premere il pulsante ESC (senza premere prima SET). Così si ritorna all impostazione P Impostare il livello d allarme CO 2 Nel menu P1.3 per l impostazione del limite d allarme appare il simbolo di ventilatore sullo schermo ed il valore attuale lampeggia (vedi Imm. ). Premere il pulsante LOG/ per aumentare il valore di 100 ppm ed il pulsante MIN/MAX per diminuire il valore di 100 ppm. Imm. 10: Impostazione del limite d allarme AVVISO! Il campo d allarme è tra 1000 ppm e 5000 ppm. Per memorizzare cambiamenti premere il pulsante SET. AVVISO! Per ottenere risultati validi consigliamo di fissare i valori di limite per la qualità dell aria ambientale e per il segnale d allarme solo entro il campo specificato. Se i limiti invece sono dichiarati fuori da questo campo, i risultati devono essere usati solo come parametri grevi. 1718 Impostazione 6.5 Accensione e spegnimento dell allarme acustico Con menu P1.4 è possibile accendere e spegnere l allarme acustico Selezionare ON se l allarme deve suonare quando viene superato il valore. Selezionare OFF se l allarme non deve suonare. Memorizzare la selezione premendo il tasto SET. 6.6 Selezione dell unità di temperatura Imm. 11: Indicazione nel modo P2.0 Imm. 12: Scelta dell unità di temperatura L unità della temperatura può essere selezionata nell impostazione P2.0. Per accedere P2.0 dalla misurazione: Premere per 3 secondi il pulsante SET per accedere dalla misurazione l impostazione P1.0. Premere poi il pulsante LOG/ per essere inoltrato a P2.0 (vedi Imm. ). Premere il pulsante SET per accedere all impostazione P2.1 dove si può scegliere tra le unità di temperatura C o F. L unità attualmente impostata lampeggia sullo schermo (vedi Imm. 11). Per cambiare l unità di temperatura da C a F premere il pulsante LOG/ o MIN/MAX. Premere il pulsante SET per salvare la selezione oppure il pulsante ESC per ritornare senza cambiamenti nelle impostazioni P19 Impostazione 6.7 Data e ora Imm. 13: Impostazione P3.0 per adattare l ora ed il calendario. (rtc corrisponde a real time clock) Imm. 14: Impostare l anno Per l ora si può scegliere tra l indicazione a 24 ore oppure a 12 ore. Questa configurazione può essere cambiata nell impostazione P3.0. Per accedere P3.0 dalla misurazione basta seguire queste indicazioni: Premere durante la misurazione per tre secondi il pulsante SET per accedere a P1.0. Premere due volte il pulsante LOG/ per essere inoltrato da P1.0 a P3.0, dove si possono aggiustare l ora e la data (Imm. 13). Premere il pulsante SET per accedere all impostazione P 3.1. In basso a sinistra lampeggia la cifra dell anno impostato (Imm. 14:). Premere il pulsante LOG/ o MIN/MAX per alterare l anno. Per salvare i cambiamenti e per ritornare successivamente all impostazione P3.2 premere il pulsante SET. Con il pulsante ESC si ritorna all impostazione P3.0 senza salvare dei cambiamenti. Nell impostazione P 3.2 lampeggia il numero del mese. Per cambiare la configurazione attuale premere il pulsante LOG/ o MIN/MAX. Con il pulsante SET si salva le impostazioni e si accede automaticamente P3.3. per la configurazione del giorno. Premendo il pulsante ESC si esce dalle impostazioni senza memorizzazione. IT AVVISO! Lo strumento dispone di batteria a tampone per l orologio. Questa necessità pero di un periodo di alimentazione da rete di minimo 24 ore e nel caso di interruzione di corrente mantiene la carica dell orologio per minimo 10 ore. 1920 Impostazione Imm. 15: Scelta tra l indicazione dell ora a 12 ore o a 24 ore Imm. 16: Impostazione dell ora Procedere nello stesso modo per configurare il giorno nell impostazione P 3.3. Con il pulsante SET si salva le modifiche e si accede l impostazione P3.4 per scegliere tra l indicazione a 24 ore o a 12 ore (Imm. ). Per cambiare l impostazione premere il pulsante LOG/ o MIN/MAX. Con il pulsante SET si salva le impostazioni e si accede automaticamente P3.5. per la configurazione dell ora (Imm. ). Premendo il pulsante ESC si ritorna senza memorizzazione nell impostazione P3.0. Dopo la memorizzazione si accede l impostazione P3.6 per la configurazione dei minuti. Procedere nello stesso modo come per le impostazioni precedenti e salvare le proprie modifiche con il pulsante SET. 2021 Impostazione 6.8 Reset Imm. 1: Impostazione Reset Imm. 2: Nessun Reset Premere durante la misurazione per tre secondi il pulsante SET per accedere a P1.0. Premere il pulsante LOG/ tre volte per accedere all impostazione P4.0 per resettare (Imm. 1) Premere il pulsante SET. Sullo schermo P4.0 lampeggia NO (Imm. 2) e non sarà effettuato un reset. Premere il pulsante LOG/ o MIN/MAX, per attivare il reset con la configurazione YES.Con l'impostazione YES saranno resettate le impostazioni allegate più abbasso." Premere durante la misurazione per tre secondi il pulsante SET per accedere a P1.0. Confermare il reset con il pulsante SET oppure ritornare senza salvare a P4.0 con il pulsante ESC. Successivamente lo strumento resetta la memoria cancellando tutti i valori di limite e le impostazioni di temperatura configurate dell utente al punto che valgono nuovamente le preimpostazioni dello strumento: Parametri Default P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 2.1 C P ppm 1000 ppm 5000 ppm No (nessun reset) IT 2122 Impostazione 6.9 Intervallo di misura Premere durante la misurazione per tre secondi il pulsante SET per accedere a P1.0. Premere il pulsante LOG/ quattro volte per accedere all impostazione P5.0 per configurare l intervallo di misura (Imm. 18) Imm. 3: Impostazione dell intervallo di misura (ore) Imm. 20: Impostazione dell intervallo di misura (secondi) AVVISO! L intervallo di misura può essere impostato tra 1 secondo e 4 ore, 59 minuti e 59 secondi. Premere il pulsante SET. Nell impostazione P5.1 lampeggia la cifra delle ore. Premere il pulsante LOG/ per aumentare il valore e MIN/MAX per diminuire il valore. Premendo il pulsante SET si accede alla prossima impostazione operativa P5.2 per configurare i minuti e poi a P5.3 per adattare i secondi (Imm. ). Premere sempre il pulsante LOG/ per aumentare ed il pulsante MIN/MAX per diminuire il valore. Per confermare infine le impostazioni dell intervallo di misura premere il pulsante SET. Per ritornare a P5.0 senza salvare i cambiamenti premere il pulsante ESC. 2223 Calibratura CO2 7 Calibratura CO 2 Lo strumento di misura è calibrato in fabbrica ad una concentrazione CO 2 di 400 ppm. Per assicurare una misura corretta si consiglia di eseguire regolarmente una calibratura manuale. Nel caso che lo strumento è stato usato per un lungo periodo o in circostanze speciali invece si consiglia di spedire lo strumento per una calibratura direttamente allo stabilimento. IT ATTENZIONE! Mai calibrare lo strumento ad un contenuto di CO 2 sconosciuto. Altrimenti lo strumento parifica questo valore di calibratura con 400 ppm generando poi risultati di misura errati. 2324 Calibratura CO2 7.1 Calibratura automatica La calibratura automatica previene la deriva del sensore infrarosso. La calibratura automatica è attivata generalmente dopo l accensione dello strumento. A ciò lo strumento d analisi è calibrato al valore minimo, che è stato misurato durante gli ultimi 7,5 giorni d impiego continuo (strumento acceso). Si assume che l ambiente, nel quale si eseguono le misure, abbia per qualche tempo un contenuto CO 2 di 400 ppm. ATTENZIONE! La calibratura base non deve essere eseguita in un ambiente con un contenuto di CO 2 permanente aumentato come in stanze senza arieggiamento. 7.2 Calibratura manuale La calibratura manuale deve essere eseguita all aperto durante un giorno assolate, per esempio su un davanzale all esterno, con un contenuto di CO 2 circa 400 ppm. AVVISO! Una giornata piovosa non è ideale per la calibratura perché l umidità d aria elevata può influire anche il contenuto di CO 2 nell aria. Inoltre anche ambienti con una concentrazione elevata di CO 2 come stanze con molte persone oppure località vicino a aperture di arie di scarico o impianti di combustione non sono ideali per la calibratura dello strumento. 2425 Calibratura CO2 Imm. 21: Schermo durante la calibratura CO 2 Accendere lo strumento e premere simultaneamente i pulsanti SET, LOG/ e MIN/MAX per più di un secondo per accedere all impostazione di calibratura CO 2. Sullo schermo lampeggiano per l intera calibratura le indicazioni 400 ppm e CO 2 (Imm. ). La calibratura dura circa 30 minuti e lo strumento commuta automaticamente all impostazione di misurazione. Per interrompere la calibratura premere il pulsante ESC per più di un secondo. IT 2526 Difetti 8 Difetti Difetto Causa possibile Rimedi Strumento non si accende. L indicazione del valore di misura non si cambia. Sullo schermo lampeggia Bat e inoltre lampeggia anche la LED verde. L alimentatore a rete non è collegato correttamente. Blocco del sistema Lo strumento si trova nello stato di Minimo/Massimo. La tensione è troppo bassa oppure troppo alta. Controllare i collegamenti. Pungere con uno stuzzicadenti o un altro oggetto appuntito nell apertura RESET in basso allo strumento. Premere il pulsante per più di un secondo Usare un alimentatore adatto con 5 V. L analisi non si può trasferire al PC. 9 Codici di errore Trasmissione dati disturbata Con strumento acceso premere la punta di una graffetta nella piccola a- pertura sulla base dello strumento 9.1 Valore CO 2 Codice di errore E01 E02 E03 E17 Errore Sensore CO 2 è danneggiato. Valore CO 2 sotto il campo di misura. Valore CO 2 sopra il campo di misura La calibratura automatica è danneggiata. Provvedimento Spedire lo strumento in riparazione. Eseguire una calibratura CO 2. Se la segnalazione di errori consiste è necessario spedire lo strumento in riparazione. Depositare lo strumento per 5 minuti all aria fresca. Se la segnalazione di errore consiste eseguire una calibratura CO 2. Spedire lo strumento in riparazione. 2627 Codici di errore 9.2 Temperatura d aria Codice di errore Errore Provvedimento IT E02 E03 E31 Temperatura d aria è più bassa del campo di misura. Temperatura d aria è più alta del campo di misura. Il sensore di temperatura è danneggiato. Custodire lo strumento per 30 minuti in una stanza a temperatura normale. Custodire lo strumento per 30 minuti in una stanza a temperatura normale. Spedire lo strumento in riparazione 9.3 Umidità d aria Codice di errore E04 E11 E34 Errore Errore nella misurazione della temperatura. È fallita la calibratura dell umidità d aria. Il sensore dell umidità d aria è danneggiato. Provvedimento Seguire le indicazioni del codice di errore temperatura corrispondente. Spedire lo strumento in calibratura dell umidità d aria. Spedire lo strumento in riparazione. 2728 Garanzia e assistenza 10 Garanzia e assistenza 10.1 Garanzia Ogni strumento Wöhler CDL 210 Datalogger è controllato in fabbrica su tutte le funzioni e viene spedito solo dopo aver passato positivamente il controllo qualità. Lo strumento è coperto da una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di vendita salvo danneggio per impiego improprio. I costi di trasporto ed imballo dello strumento inviato per la riparazione sono sempre a carico del cliente e non sono coperti dalla garanzia. La garanzia decade immediatamente se lo strumento viene aperto, riparato o trasformato da ditte o persone non espressamente autorizzate dalla ditta Wöhler Assistenza L assistenza tecnica è per noi un servizio di massima importanza e anche dopo scadenza della garanzia le offriamo le seguenti possibilità d aiuto: chiamando il ns. Servizio Assistenza Tecnica è possibile avere la assistenza tecnica rapidissima. mandando lo strumento direttamente al nostro Servizio Assistenza Tecnica, noi lo ripariamo entro pochi giorni e lo spediamo subito indietro. Portando lo strumento personalmente al SAT per una riparazione immediata (previo appuntamento). 2829 Dichiarazione di conformità 11 Dichiarazione di conformità Il prodotto: IT Nome del prodotto: CO 2 -Datalogger Numero del modello: CDL 210 è conforme le esigenze generali fissate nelle direttive del consiglio per l assimilazione delle norme giuridiche degli stati membri sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/EG). Per la valutazione della compatibilità elettromagnetica del prodotto sono state citate le seguenti norme: EN :2006 (CISPR11, IEC/EN (2006), IEC/EN (2008) (IEC/EN (1995+A1:1998+A2:2001)/-3 (2006+A1:2008) -4(2004)/-5(2006)//-6(2007)/-11(2004)). 2930 Sommaire Sommaire 1 Généralités Informations concernant les instructions de service Consignes contenues dans les instructions de service Utilisation conforme à l usage Détail de la fourniture Consignes concernant l élimination des piles et de l appareil Adresse Caractéristiques techniques Construction et fonctionnement Assignation des touches Structure de l écran Mesure Mettre en marche et arrêter l appareil Mesure de la valeur de CO 2, de la température et de l humidité de l air Affichage de la valeur minimale et maximale Enregistrement des données (Datalogging) Transmission de données Fonction d alarme Préréglage de l alarme Signal d alarme et affichage Réglages Accéder au mode de réglage, quitter le mode de réglage Réglage de la valeur supérieure de CO 2 pour le domaine optimal Réglage de la valeur supérieure de CO 2 pour le domaine normal Réglage du seuil pour l alarme acoustique CO Activer et désactiver l alarme31 Sommaire 6.6 Sélection des unités de température Heure et calendrier RESET Taux d échantillonnage (Samplingrate) Calibrage du CO Fonction de calibrage automatique Calibrage manuel Défauts Code d erreurs CO 2 -Werte Température de l air Humidité relative de l air Garantie et Service Garantie Service Déclaration de conformité CE Wöhler nel mondo/points de service FR 3132 Généralités 1 Généralités 1.1 Informations concernant les instructions de service 1.2 Consignes contenues dans les instructions de service Ces instructions de service vous permettront d utiliser en toute sécurité l indicateur de CO ² Wöhler CDL 210. Conservez durablement ces instructions de service. Par principe, l indicateur de CO ² ne peut être employé que par un personnel qualifié pour une utilisation conforme à l usage prévu. Nous n assumerons aucune responsabilité pour les dommages résultant d une non-observation de ces instructions de service. ATTENTION! Désigne des consignes signalant des dangers dont la non-observation peut conduire à des dommages de l appareil. A NOTER! Met en évidence des conseils et d autres informations utiles. 1.3 Utilisation conforme à l usage L appareil mesure et enregistre la teneur de CO ², la température et l humidité de l air. Cet appareil est ainsi particulièrement approprié pour apprécier et surveiller l atmosphère ambiante dans des logements ou des locaux à utilisation industrielle et/ou commerciale. 1.4 Détail de la fourniture Appareil Wöhler CD 210 Détail de la fourniture Indicateur de CO² Bloc d alimentation réseau Câble de transmission des données Logiciel pour PC 3233 Généralités 1.5 Consignes concernant l élimination des piles et de l appareil FR Les piles usées qui sont retirées de l appareil peuvent - soit être remises à des points de collecte de l entreprise publique chargée de l élimination des déchets ou à cette entreprise elle-même (déchèterie), - soit être déposées aux points de vente de piles ou d accumulateurs rechargeables neufs. 1.6 Adresse Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH Schützenstr Bad Wünnenberg Tel.: Fax:34 Caractéristiques techniques 2 Caractéristiques techniques Dioxyde de carbone Description Indication Champ de mesures Résolution Précision Influence de la pression Principe de mesure ppm ( ppm hors de la gamme spécifié ) 1 ppm ± 50 ppm ± 5 % de la valeur mesurée ( ppm) ± 1,6 % de la valeur affichée par kpa d écart par rapport à la pression normale, 100 kpa Procédé NDIR (Absorption d infrarouge non dispersive) Température Description Indication Champ de mesures -10 C jusqu à +60 C Résolution Précision 0,1 C (0,1 F) ± 0,6 C (0,9 F) Humidité relative de l air Description Indication Champ de mesures 5 95 % Résolution 0,1 % Précision ± 3 % à % et 25 C, 5 % pour d autres valeurs et 25 % 34 Montrer encore
Manuel d utilisation Enregistreur de données CO 2 /d humidité/température/ Modèle SD800 Introduction Toutes nos félicitations pour votre acquisition de l enregistreur de données CO 2 /d humidité/température Plus en détail Important information. New SIMATIC HMI Panels. Migration made easy start now. SIMATIC HMI Panels. siemens.com/simatic-panels
Important information New SIMATIC HMI Panels Migration made easy start now SIMATIC HMI Panels siemens.com/simatic-panels Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) est l environnement d ingénierie Plus en détail Manuel d utilisation. Thermomètre d'enregistrement de données à trois canaux Modèle SD200
Manuel d utilisation Thermomètre d'enregistrement de données à trois canaux Modèle SD200 Introduction Toutes nos félicitations pour votre acquisition de l enregistreur de données de température à trois Plus en détail Activity Space: acrobatica a squadre
Activity Space: acrobatica a squadre Nell activity show dell acrobatica a squadre potete costruire diverse forme. Provate a formare diverse figure. Potete anche creare delle nuove forme voi stessi. È importante Plus en détail Kit de vidéosurveillance numérique sans fil 2.4 GHz avec caméra capable de résister à l humidité
FR 123100 COD. NOTICE D INSTALLATION ET D UTILISATION Kit de vidéosurveillance numérique sans fil 2.4 GHz avec caméra capable de résister à l humidité Le kit de Vidéosurveillance Avidsen, avec caméra numérique Plus en détail TECHNICAL MANUAL FT GEN 17
IT MANUALE TECNICO EN TECHNICAL MANUAL FR MANUEL TECHNIQUE FT GEN 7 3 4 5 6 Schede opzionali Art. 5733 e Art. 5734 per Monitor serie Bravo Optional cards Art. 5733 and Art. 5734 for Bravo series Monitor Plus en détail Compteur portable de monoxyde de
MANUEL D UTILISATION Compteur portable de monoxyde de carbone (CO) Modèle CO40 Introduction Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle CO40 d'extech Instruments. Le CO40 mesure simultanément la concentration Plus en détail Enregistreur de données de température
Manuel d utilisation Enregistreur de données de température Modèle TH10 Introduction Nous vous félicitons d avoir fait l acquisition de l Enregistreur de données de température. Cet enregistreur de données Plus en détail *Raccordement correct nécessaire pour une de commutation de passage zéro
0 7 0 LUNA LUNA 09 LUNA 0 09 0 00, 09 0 00 0 0 00, 0 0 00 Notice de montage et d utilisation Interrupteur crépusculaire Test 000 LUNA 09 I:-5 II : 5-00 III : 00-000 max IV:-5klx V: 5-50klx LUNA 0 D GB Plus en détail Notice : THERMOMETRE SANS FIL
Notice : THERMOMETRE SANS FIL Nous vous remercions pour l achat de cette station météo. Merci de prendre le temps de lire et de comprendre ce manuel afin de mieux apprécier toutes les fonctions dont ce Plus en détail GUIDA PER L UTENTE / MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATEUR / USER S MANUAL
GUIDA PER L UTENTE / MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATEUR / USER S MANUAL Installazione ed uso / Installation et utilisation / Installation and use SOMMARIO / SOMMAIRE / CONTENTS SOMMARIO / SOMMAIRE / CONTENTS...2 Plus en détail GASMAN II MANUEL D UTILISATION
ANALYSE DETECTION SECURITE GASMAN II MANUEL D UTILISATION SOMMAIRE 1. INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------------------------- P 2 2. CARACTERISTIQUES DE L APPAREIL---------------------------------------------------- Plus en détail 1. Utilisation conforme à l usage prévu. 2. Propriétés. 3. Montage. Capteur de CO 2 AMUN 716 9 101
310 164 01 Capteur de CO 2 AMUN 716 9 101 1. Utilisation conforme à l usage prévu Le capteur sert à la détection de dioxyde de carbone (CO 2 ) et de la température dans l espace d habitation. La teneur Plus en détail Importantes instructions de sécurité
RCR-5 D Version 1 1. 2. Importantes instructions de sécurité Lire les instructions Toutes les instructions de sécurité et d utilisation doivent être lues avant d utiliser l appareil. Conserver les instructions Plus en détail Enregistreur de données d humidité et de température
Manuel d utilisation Enregistreur de données d humidité et de température Modèle RHT Introduction Toutes nos félicitations pour votre acquisition de cet enregistreur de données d'humidité et de température. Plus en détail Humidimètre sans contact avec mémoire + Thermomètre IR
Manuel d utilisation Humidimètre sans contact avec mémoire + Thermomètre IR Modèle MO295 mbar GPP RH% 01 MEM STORE MO295 Introduction Nous vous félicitons d avoir fait l acquisition de l humidimètre Extech Plus en détail Téléphone Voix sur IP Telefono Voice over IP. Mode d emploi Istruzioni per l uso IP-6
A propos de ce livre Ceci est une copie numérique d un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d une bibliothèque avant d être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d un Plus en détail Bedienungsanleitung Spezialtelefon. Operation Instructions Special telephone. Gebruiksaanwijzing Speciale telefoon
D Bedienungsanleitung Spezialtelefon Seite 2 GB Operation Instructions Special telephone Page 30 F Mode d emploi Téléphone spécial Page 58 NL Gebruiksaanwijzing Speciale telefoon Pagina 86 I Istruzioni Plus en détail IR Temp 210. Thermomètre infrarouge. Des techniques sur mesure
IR Temp 210 Thermomètre infrarouge Contenu 1. Spécifications...26 2. Touches et affichages...28 3. Utilisation...30 4. Entretien...31 5. Elimination des piles et de l appareil...31 6. Tableau de facteur Plus en détail Aide Datalogger Graph Software
Aide Datalogger Graph Software Version 2.0, 7 août 2007 Pour plus d'informations consulter le guide de l'utilisateur inclus sur le disque du programme fourni. TABLE DES MATIÈRES Logiciel graphique Installation. Plus en détail Registre cantonal tessinois des volontaires sains. Médecins et pharmaciens cantonaux Martigny, 25 mai 2000 G. M. Zanini
Registre cantonal tessinois des volontaires sains Médecins et pharmaciens cantonaux Martigny, 25 mai 2000 G. M. Zanini 1.Pourquoi un registre au Tessin? 2.Quels sont les objectifs? 3.Sur quelle base le Plus en détail MODE D EMPLOI. Station météo avec senseur extérieur sans fil WS-1100
MODE D EMPLOI Station météo avec senseur extérieur sans fil WS-1100 FR SOMMAIRE 1 2 11 3 4 5 10 9 6 8 1. affi chage de l horloge DCF 2. les précisions météorologiques avec des symboles 3. pression de l Plus en détail ITALY CUP SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES INSTRUCTIONS D UTILISATION DU SYSTEME DE CARTE À PUCE DECONTO
ITALY CUP SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET INSTRUCTIONS D UTILISATION DU SYSTEME DE CARTE À PUCE DECONTO SGL Italia S.r.l. société unipersonnelle, direction et coordination de N&W S.p.a., se réserve, aux termes Plus en détail TiPABX. Manuel d utilisation 11/11-01 PC
345829 TiPABX Manuel d utilisation 11/11-01 PC 2 TiPABX Manuel d utilisation Table des matières 1. Prérequis Hardware et Software 4 2. Installation 4 3. Description de l interface 5 3.1 Menu initial 6 Plus en détail ALFANO PRO. Serial : (82500 99999) (20000 59999)
ALFANO PRO Serial : (82500 99999) (20000 59999) 1 INTRODUCTION Nous vous remercions de votre achat et espérons que l ALFANO devienne l accessoire indispensable de votre passion. Pour la fabrication de Plus en détail Quick-Manual. Comfort VS1
Quick-Manual Comfort VS1 Inhalt Contenu Contenuto 1. So legen Sie die SIM-Karte ein 3 2. So laden Sie den Akku auf 4 3. Und wozu sind all die Tasten da? 5 4. Wie speichern Sie neue Kontakte in Ihrem Telefonbuch? Plus en détail CENTRALE D ALARME SANS FILS
CENTRALE D ALARME SANS FILS Cher client, Nous vous remercions d avoir fait l acquisition de notre appareil, avant de commencer son installation veuillez lire le mode d emploi joint et prenez note de ce Plus en détail MANUEL D INSTRUCTIONS. ENREGISTREUR USB (Température, Humidité )
MANUEL D INSTRUCTIONS ENREGISTREUR USB (Température, Humidité ) 1 La boîte standard contient : a) USB enregistreur avec capuchon USB transparent. b) CD (driver USB et logiciel d exploitation). c) Pile Plus en détail Rugosimetro palmare RT-20 manuale d'uso. Rugosimètre portatif RT-20 guide d utilisation. Rugosímetro portátil RT-20 Manual do usuário
Rugosimetro palmare RT-20 manuale d'uso ITALIANO Rugosimètre portatif RT-20 guide d utilisation Palm-top Roughness tester RT-20 user manual FRANÇAIS ENGLISH Rugosímetro portátil RT-20 Manual do usuário Plus en détail Nice HSRE12. Home security radio receiver. EN - Installation instructions. IT - Istruzioni per l installazione. FR - Instructions pour l installation
EN - Installation instructions IT - Istruzioni per l installazione FR - Instructions pour l installation ES - Instrucciones para la instalación DE - Anleitungen für die Installation Nice HSRE12 Home security Plus en détail We create intelligent doors
USO DEL PASSATO PROSSIMO Il passato prossimo generalmente viene utilizzato nella seguenti circostanze: per esprimere un azione che è avvenuta in un passato recente; Esempio: Cet été nous avons fait un Plus en détail Enregistreur 4 canaux
Enregistreur 4 canaux SOCAMSWJDR913 Manuel de l utilisateur : Sommaire : Introduction et mises en garde... 2 Panneau avant... 3 Panneau arrière... 4 Branchements de la façade arrière... 5 Branchement de Plus en détail pad Ambient Display terminal Manuale d uso User manual Manuel d'utilisation
pad Ambient Display terminal Manuale d uso User manual Manuel d'utilisation ATTENZIONE CAREL basa lo sviluppo dei suoi prodotti su una esperienza pluridecennale nel campo HVAC, sull investimento continuo Plus en détail Notice d emploi Thermohygromètre et baromètre enregistreur de données PCE-THB 40
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es Notice d emploi Thermohygromètre et baromètre enregistreur de données PCE-THB 40 INDEX Plus en détail FRANCAIS MANUEL D UTILISATION THERMOMETRE MEDICAL SANS CONTACT A INFRAROUGE MODELE LX-26
MANUEL D UTILISATION FRANCAIS THERMOMETRE MEDICAL SANS CONTACT A INFRAROUGE MODELE LX-26 www.thermo-flash.com APPRENTISSAGE RAPIDE DU THERMOFLASH LX-26 Le ThermoFlash LX-26 est pré-paramétré en sortie Plus en détail L'emploi du EMU Check USB est seulement permis dans des locaux fermés et dans un environnement
Mode d'emploi EMU Check USB (HomeEnergyMonitor) 1. Indications d'application et de sécurité L économètre EMU Check USB doit être protégé contre l humidité, la poussière et les chocs durant son stockage, Plus en détail 6 MID= 8 SID= GUIDE DE L'UTILISATEUR HDHFL MISE EN SERVICE. Choix de l'emplacement du transmetteur. Câblage. Connexion au réseau sans fil
V2.2 (22.08.2014) 1 (8) ISE EN SERVICE Choix de l'emplacement du transmetteur L'appareil peut être installé dans un environnement sec (I20) au moyen de vis sur une surface murale ou sur un boîtier standard Plus en détail Manuel d utilisation. Dynamomètre numérique avec carte mémoire SD Modèles 475040-SD (5 kg) et 475044-SD (20 kg)
Manuel d utilisation Dynamomètre numérique avec carte mémoire SD Modèles 475040-SD (5 kg) et 475044-SD (20 kg) Introduction Nous vous félicitons d avoir fait l acquisition de cet appareil Extech. Cet appareil Plus en détail Reekin Timemaster Station météo
Reekin Timemaster Station météo Manuel utilisation Température Taux d humidité Jauge de température Température intérieure Humidité intérieure : 10-95% (+ - 5%) Mise à jour du cycle: 20 secondes pour la Plus en détail DETECTEUR CO (monoxyde de carbone) NB 930 MANUEL UTILISATEUR
DETECTEUR CO (monoxyde de carbone) NB 930 MANUEL UTILISATEUR wizmart Detecteur CO TECHNOLOGIE ELECTRO CHIMIQUE Garantie 5 ANS Le détecteur CO peut vous sauver la vie Le danger : la présence de monoxyde Plus en détail TOUCH DISPLAY. Notice d utilisation. Touchdisplay Software Version 1.22
TOUCH DISPLAY Notice d utilisation Touchdisplay Software Version 1.22 SOMMAIRE 1. UNITÉ DE COMMANDE INTERNE ÉCRAN TACTILE 3 Principes de base...3 La commande...3 Possivilités de réglage...3 Possibilités Plus en détail Horloge radio GF0021 GF0027. Notice d installation et d utilisation
GEIGER-Funk Commandes pour la protection solaire Horloge radio avec fonction astro GF0021 GF0027 Notice d installation et d utilisation pour systèmes pré-codé Sommaire 1 Introduction...3 2 Consignes de Plus en détail Italiano - English - Français
Italiano - English - Français Soluzioni di automazione flessibili al servizio della sezionatura Flexible automation for panel sizing Solutions d automatisation flexibles pour la sciage Cella di sezionatura Plus en détail Guide de l utilisateur. Calibreur de Courant / Voltage Modèle 412355A
Guide de l utilisateur Calibreur de Courant / Voltage Modèle 412355A Introduction Félicitations pour votre achat du Calibreur de Courant/Voltage Extech. Le modèle 412355A peut mesurer et trouver la source Plus en détail www.janitza.com Push Service Fiche technique Référence : 51.00.238 pour UMG 604, UMG 605, UMG 508 und UMG 511
Fiche technique pour UMG 604, UMG 605, UMG 508 und UMG 511 Référence : 51.00.238 Dok. Nr. 2.033.120.0 www.janitza.com Janitza electronics GmbH Vor dem Polstück 1 D-35633 Lahnau Assistance tél. +49 6441 Plus en détail Nice HSRE12. Home security radio receiver. EN - Installation instructions. IT - Istruzioni per l installazione. FR - Instructions pour l installation
EN - Installation instructions IT - Istruzioni per l installazione FR - Instructions pour l installation ES - Instrucciones para la instalación DE - Anleitungen für die Installation Nice HSRE12 Home security Plus en détail MONTAGE ET MODE D EMPLOI
MONTAGE ET MODE D EMPLOI et L appareil d alerte ultime avec détecteur pour Gaz liquide (propane/butane) et gaz naturel (méthane) Gaz narcotique. 1. GENERALITES Vous avez acheté un système d alarme KombiAlarm Plus en détail UP 588/13 5WG1 588-2AB13
Informations Technique Description du produit et de ses fonctionnalités Dans le menu «Réglage» vous avez le choix entre 4 styles d affichage. Les accessoires suivants sont nécessaires: è è è 5WG1 588 8AB14 Plus en détail iqubo ISTRUZIONI INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS IT EN FR
iqubo ISTRUZIONI INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS IT EN FR INTRODUZIONE 4 CARDIOFREQUENZIMETRO 4 NOTE 4 MONTAGGIO 4 INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO IOS 4 PROCEDURA DI SETUP DELL APPLICAZIONE NEL DISPOSITIVO IOS Plus en détail Manuel de l utilisateur
Manuel de l utilisateur 1 Prenez le temps de lire ce manuel afin de profiter au mieux de votre matériel. Le Wikango XL est un assistant d aide à la conduite : il doit vous inciter à respecter le Code de Plus en détail 2 Raccordement d une imprimante, d un terminal ou d un ordinateur au DULCOMARIN
1 Généralités L interface sérielle selon RS 232 sert exclusivement à l édition automatique des valeurs mesurées et des messages du DULCOMARIN sur une imprimante ou un PC. La longueur de caractères d une Plus en détail 4 Unité. Bon anniversaire! 4A Parlare di compleanni. 1 Ascolta, osserva e rispondi. 2 Ascolta, leggi e numera in ordine corretto i nomi dei mesi.
4 Unité Bon anniversaire! Attività integrative 4A Parlare di compleanni 1 Ascolta, osserva e rispondi. Ton anniversaire, c est quand? C est le 27 février. Mais c est aujourd hui! Bon anniversaire, alors! Plus en détail Thermomètre portable Type CTH6500
Etalonnage Thermomètre portable Type CTH6500 Fiche technique WIKA CT 55.10 Applications Etalonnage de thermomètres Mesure de température pour les besoins d'assurance qualité Mesures dans des applications Plus en détail VMT Mod : Ventilation modulée pour le tertiaire
Notice de Montage VMT Mod : Ventilation modulée pour le tertiaire VC 100876 - D920_a - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France VMT Mod est un système de ventilation intelligent à destination Plus en détail UGVL : HOMOLOGATION PS 200406-01. ZAC du bois Chaland 6 rue des Pyrénées LISES - 91056 EVRY Cedex FRANCE Tel. 01 69 11 46 00 Fax 01 69 11 46 10
UGVL : HOMOLOGATION PS 200406-01 ZAC du bois Chaland 6 rue des Pyrénées LISES - 91056 EVRY Cedex FRANCE Tel. 01 69 11 46 00 Fax 01 69 11 46 10 www.aiphone.fr Crée-le : Mai 2005 Dernière modification le Plus en détail Adaptateur TNT HD avec port USB Decoder DTT HD con porta USB Receptor TDT HD con puerto USB
Ref. / Cod. 011122 FR IT ES Adaptateur TNT HD avec port USB Decoder DTT HD con porta USB Receptor TDT HD con puerto USB AST445 À LIRE ABSOLUMENT L intérieur de votre terminal contient des composants fragiles Plus en détail BTEL-GT I G E F. Manuale di installazione ed uso Installation and User Manual Manual de instalación y usuario Manuel d'installation et d'utilisation
BTEL-GT I G E F Manuale di installazione ed uso Installation and User Manual Manual de instalación y usuario Manuel d'installation et d'utilisation 0470 ISO 9001 9105.BNT1 ISO 9001 IT-52587 ISO 14001 9191.BNT2 Plus en détail U0990C01PC - 10W06 F453AV. TiF453AV. Manuel d utilisation
F453AV TiF453AV U0990C01PC - 10W06 Manuel d utilisation 2 TiF453AV Manuel d utilisation Table des matières 1. Prérequis hardware et software 4 2. Installation 4 1.1 Prérequis Hardware 4 1.2 Prérequis Software Plus en détail pag. 3 pag. 6 pag. 6 pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 7 pag. 8 pag. 8 pag. 8 pag. 8 pag. 9 pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 10 pag. 10
Istruzioni ed avvertenze per l installazione e l uso Instructions and warnings for installation and use Instrucciones y advertencias para su instalación y uso Instructions et avertissements pour l installation Plus en détail MONTRE SOCCER MANUEL D INSTRUCTION CARACTÉRISTIQUES:- Fig.1
MONTRE SOCCER MANUEL D INSTRUCTION CARACTÉRISTIQUES:- Fig.1 Heure, minute, seconde, mois, date, jour de la semaine, et l'alarme (option utilisateur alarme de jour) Calendrier automatique Chronomètre de Plus en détail Manuel de l utilisateur
Manuel de l utilisateur Nous vous remercions pour l achat de l appareil photo sportif GoXtreme WiFi. Avant d utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide pour optimiser ses performances et Plus en détail FT SB 08. Chiamata digitale Art. 3340 Digital call Art. 3340 Appel numérique Art. 3340 Digitale oproepmodule, Art. 3340 09-2006 FOGLIO TECNICO
I GB F NL TECHNICAL FEUILLE SHEET TECHNIQUE FOGLIO TECNICO TECHNISCHE HANDLEIDING FT SB 08 Chiamata digitale Art. 3340 Digital call Art. 3340 Appel numérique Art. 3340 Digitale oproepmodule, Art. 3340 Plus en détail Svenska (se sidan SE 1-13)
doro congress 205 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset Plus en détail GUIDA PER L UTENTE / MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATEUR / USER S MANUAL
GUIDA PER L UTENTE / MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATEUR / USER S MANUAL Installazione ed uso / Installation et utilisation / Installation and use SOMMARIO / SOMMAIRE / CONTENTS SOMMARIO / SOMMAIRE / CONTENTS...2 Plus en détail Boîtier disque dur SATA 3,5 pouces Fonction économie d énergie
Boîtier disque dur SATA 3,5 pouces Fonction économie d énergie PX-1106 Chère cliente, Cher client, Nous vous remercions pour l achat de ce boîtier de disque dur. Faites de votre disque dur une mémoire Plus en détail Thermomètre portable Type CTH6200
Etalonnage Thermomètre portable Type CTH6200 Fiche technique WIKA CT 51.01 Applications Sociétés de services d'étalonnage et secteur tertiaire Laboratoires de mesure et de contrôle Industrie (laboratoire, Plus en détail BMW i. Freude am Fahren. Wallbox Pure. Wallbox Pure
BMW i Freude am Fahren Wallbox Pure Wallbox Pure Wallbox Pure Mode d emploi 5 FR Wallbox Pure Manuale d'uso 25 IT 3 Wallbox Pure Mode d emploi Mentions légales 7 Les avantages de votre Wallbox Pure 8 Plus en détail COMPASS 485/232. D811320 26-11-01 Vers. 02 UNITE DE GESTION POUR COMPASS-READER
45/232 D320 26--01 Vers. 02 UNITE DE GESTION POUR -READER 45/232 Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit. Nous sommes certains qu il vous offrira les performances que vous souhaitez. Lisez attentivement Plus en détail SMS-COM LT RAILS DIN V 2. 2 0. Manuel d installation, de programmation et d utilisation.
1. Description du produit: SMS-COM LT RAILS DIN V 2. 2 0 Manuel d installation, de programmation et d utilisation. Le SMS-COM LT RD est un transmetteur de SMS avec un GSM QUAD-Band 800/900/1800/1900 Mhz Plus en détail Module de fonction. SM10 Module solaire pour EMS. Instructions de service 6 720 801 042 (2012/02) FR
Module de fonction SM10 Module solaire pour EMS Instructions de service FR Sommaire 1 Sécurité.......................................3 1.1 Remarque...................................3 1.2 Utilisation conforme.............................3 Plus en détail NOTICE D UTILISATION
Notice d utilisation de l alarme EMATRONIC Préface... 3 Fonctionnalités du système... 4 Présentation de la centrale d alarme... 5 Mise en fonctionnement... 6 1. Initialisation... 6 2. Réglage du système... Plus en détail ENREGISTREURS AUTONOMES DATA LOGGER TEMPERATURE / HUMIDITE SIGNAUX ANALOGIQUES & LOGIQUES
ENREGISTREURS AUTONOMES DATA LOGGER TEMPERATURE / HUMIDITE SIGNAUX ANALOGIQUES & LOGIQUES Ces enregistreurs, ou data loggers, sont autonomes et fonctionnent sur pile. La gamme des produits permet l enregistrement Plus en détail TERMINAL D AUDIO CONFERENCE ANALOGIQUE USB VOIP NOTICE
TERMINAL D AUDIO CONFERENCE ANALOGIQUE USB VOIP 284490 NOTICE Sommaire 1 Caractéristiques...1 2 Spécifications...2 3 Description...2 4 Installation...3 5 Fonctionnement...5 6 Dépannage...8 1 Fonctions Plus en détail Activateur à clavier et moniteur HC/HS/HD/L/N/NT4608 Notice d emploi
Activateur à clavier et moniteur HC/HS/HD/L/N/NT4608 Notice d emploi 11/09-01 PC Index FR 1 Introduction 5 L'activateur à clavier et moniteur 6 Le clavier 7 Le moniteur 7 Que signale l afficheur 8 Que Plus en détail MD751 Centrale de détection CO Manuel d utilisateur
HG0750F01B Pag. 1/6 MD751 Centrale de détection CO Manuel d utilisateur LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750F01B Pag. 2/6 Index 1. TOXICITE DU MONOXYDE DE Plus en détail Système de contrôle de pression des pneus
Conrad sur INTERNET www.conrad.fr N O T I C E Version 02/11 Système de contrôle de pression des pneus Code : 857486 Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant Plus en détail CIRCUIT SUR PILE & GESTION D ENERGIE
C H A P I T R E T R O I S CIRCUIT SUR PILE & GESTION D ENERGIE Dans ce chapitre, vous apprendrez les bases de la gestion d énergie et aussi comment l utiliser pour prolonger la durée d utilisation de la Plus en détail Italiano. 2 Menù Tecnico IN QUESTA CENTRALE È STATO INSTALLATO IL NUOVO FIRMWARE VERSIONE 2.1.00
ADD-ON ai manuali delle CENTRALI ProxinetW/Proxinet8/Proxinet36/Proxinet76/Proxinet192 per la gestione della SIRENA radio PXWSE, delle TASTIERE radio PXWKTB/PXWKTN, degli ALIMENTATORI supplementari superviosionati Plus en détail DATALOGGERS SEFRAM LOG1601 et LOG1620
DATALOGGERS SEFRAM LOG1601 et LOG1620 Présentation des minis enregistreurs : Les minis enregistreurs SEFRAM LOG1601 et LOG1620 permettent d enregistrer des températures et un taux d humidité relative (LOG1620 Plus en détail Manuel d'empoi TRIO SWISSPHONE DE955 Terminal de sécurité au lieu de travail et d alerte
Manuel d'empoi TRIO SWISSPHONE DE955 Terminal de sécurité au lieu de travail et d alerte 1 Sommaire Introduction...3 Mise en service...5 Ecran...6 Symbole d état...7 Touches...8 Verrouillage touches...9 Plus en détail Adaptateur détecteur de présence standard Instruction de montage
Art. No.: 0316 02 / 0316 04 Principe de fonctionnement d un détecteur de présence L adaptateur détecteur de présence standard appartient au groupe des détecteurs PIR tout comme les détecteurs de mouvement Plus en détail LINE POWER EXT PAIRING A A A A A A A A
Doro Secure 347 PAIRING EXT LINE POWER 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 18 19 20 21 1 4 7 2 3 5 6 8 9 0 M1 M2 M3 M4 11 12 13 14 15 16 22 17 23 24 A A A A A A A A 1 Touche de déclaration de la télécommande sans fil Plus en détail Centrale d Alarme Visiotech
Centrale d Alarme Visiotech ++ www.biolume.com 1 Table des matières GENERALITES... 4 Responsabilités de l installateur et de l utilisateur... 4 Alimentation électrique... 4 Mise en service... 5 PRESENTATION Plus en détail Plans et guide d accès du Palais du Parlement. Come entrare e orientarsi nel Palazzo del Parlamento a Berna
Plans et guide d accès du Palais du Parlement Come entrare e orientarsi nel Palazzo del Parlamento a Berna Chers visiteurs, Gentili visitatori, Soyez les bienvenus au Palais du Parlement! Ce dépliant a Plus en détail Installation du Collecteur avec hébergement Newsteo + Webmonitor
SFDO-COLXX-001-0102 Installation du Collecteur avec hébergement Newsteo + Webmonitor Objet: PFPN-COL22-001 PFPN-COL11-001 PFPN-COL41-001 Guide d installation des Newsteo Collecteurs - Quand l hébergement Plus en détail Hot Wire CFM / CMM Thermoanémomètre
MANUEL D UTILISATION Hot Wire CFM / CMM Thermoanémomètre Modèle AN500 ft/min o F Introduction Nous vous remercions d avoir choisi Hot Wire CFM / CMM Thermo-anémomètre d Extech. Cet appareil permet de mesurer Plus en détail Manuel d utilisation Enregistreur de données d humidité/température/pression Modèle RHT50
Manuel d utilisation Enregistreur de données d humidité/température/pression Modèle RHT50 1 Introduction Nous vous félicitons d avoir fait l acquisition de cet enregistreur de données d humidité/température/pression. Plus en détail ALIMENTATION PAR BATTERIE ET GESTION DE L ALIMENTATION
C H A P I T R E T R O I S ALIMENTATION PAR BATTERIE ET GESTION DE L ALIMENTATION Dans ce chapitre, vous apprendrez les bases de la gestion de l'alimentation et de son utilisation pour obtenir une durée Plus en détail WF720 Téléphonie résidentielle sans fil Manuel utilisateur
En cas de problèmes PHENIX apporte tous les soins nécessaires à l élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l avez acheté Plus en détail HOBOnode Guide d installation
HOBOnode Guide d installation Le but de ce guide d installation est de vous familiarisez avec le matériel et le logiciel. Les thèmes abordés sont l alimentation du récepteur et du data node, connecter Plus en détail zapbox HD-S1.1 Adaptateur TNT HD avec port USB Decoder DTT HD con porta USB Receptor TDT HD con puerto USB Ref. / Cod.
zapbox HD-S1.1 Ref. / Cod. 441614 Adaptateur TNT HD avec port USB Decoder DTT HD con porta USB Receptor TDT HD con puerto USB FR IT ES MET446 À LIRE ABSOLUMENT L intérieur de votre terminal contient des Plus en détail CCT-5001 GUIDE D'UTILISATION
CCT-5001 GUIDE D'UTILISATION facebook.com/denverelectronics FR-1 Partie du Camcorder Préparation pour l utilisation 1. Port HDMI 6. Écran 11. Protection 16. HAUT 2. Fente pour carte 7. Témoin lumineux Plus en détail HAM06WS SYSTÈME D ALARME SANS FIL
Hotspot Mobile 3G+ HUAWEI E587 Guide de démarrage rapide 1 Merci d'avoir choisi le Hotspot Mobile 3G+ Huawei E587 Ce guide décrit brièvement les fonctions de votre Hotspot Mobile 3G+.Pour obtenir des informations Plus en détail CCT-1301 GUIDE D'UTILISATION

References: Art. 5733
 Art. 5734
 Art. 5733
 Art. 5734
 Art. 3340
 Art. 3340
 Art. 3340
 Art. 3340
 Art. 3340
 Art. 3340
 Art. 3340
 Art. 3340