Source: https://www.scribd.com/document/49053398/PASOS-PARA-REALIZAR-UN-CALCULO-DE-INCERTIDUMBRE
Timestamp: 2017-05-01 03:55:44+00:00

Document:
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinPASOS PARA REALIZAR UN CALCULO DE INCERTIDUMBREUploaded by _alvaro0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPASOS PARA REALIZAR UN CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE.Antes de empezar deberá leer el manual: Calculo de las Incertidumbres para familiarizarse con los conceptos y lenguaje que ahí se definen. Posteriormente consulte el Manual de Fabricante del equipo seleccionado para realizar los cálculos y analice su funcionamiento así como sus especificaciones. A continuación lea y comprenda la tabla: Errores de la medición, como calcularlos, reducirlos o eliminarlos. (DF-ERRC.doc). Se auxiliara del Anexo Calculo de Incertidumbre, así como de la Relación de Equipos con Incertidumbre Calculada (Rel-EQIC.doc), de la Relación de Equipos Máster o Patrón (Rel-EQMP.doc), ubicados en la carpeta de Catalogo de Equipos del área. Y finalmente sus datos y mediciones serán anotados en los respectivos campos en el formato CALC-INC.xls en la terminal del sistema de red del área: Pruebas y Metrología. 1. Seleccione el equipo a realizar los cálculos según la fecha de la Relación de Equipos con Incertidumbre Calculada (Rel-ERRC.doc). Ejemplo: EI-070-0 MULTIMETRO DIGITAL # 6 (TECH). 2. Identificar la magnitud que se va ha verificar con respecto a los valores puntuales especificados por las características requeridas del producto terminado en las hojas de instrucción en cada una de las líneas de producción. Ejemplo: Voltaje, Corriente, Resistencia, Temperatura, etc. Producto 1N-XXX-T en prueba eléctrica se especifica un voltaje de salida de 10.5 a 12.5 Volts DC. 3. Definir el método de medición, todas las operaciones de medición se basan en comparaciones contra equipos calibrados y el método es directo. Las mediciones directas son aquéllas en las cuales el resultado es obtenido directamente del instrumento que se está utilizando. Ejemplo: Para medir la corriente que circula por un circuito podemos utilizar un amperímetro apropiado conectándolo en serie al circuito y así poder visualizar el valor de la magnitud. 4. Conocer limitaciones, características, especificaciones y modos de funcionamiento para evitar daños en cada uno de los equipos. Nota: Antes de realizar alguna medición se debe asegurar que el área de trabajo no implique un riesgo o que algún otro factor pueda dañar a los equipos o alterar las mediciones. 5. Antes de medir considerar las características de las magnitudes, magnitudes de influencia, histéresis y errores de medición. Ejemplo: Temperatura ambiente, humedad relativa, rango mal seleccionado, etc. 6. Asegúrese que los equipos patrón tengan su Informe de calibración y la fecha en que fue expedido, los equipos se mandan a calibración anualmente. Tenga a la mano el expediente del equipo en prueba para verificar cada uno de sus datos según se vaya necesitando. En el formato CALC-INC.xls con base a la información recabada llenara las áreas que se piden como son: - Datos del Equipo/instrumento a verificar (Descripción, No. Parte, Modelo, Localización y Frec. Manto). – Datos del Equipo/Instrumento Patrón (Master) Calibrado (Descripción, No. Parte, Modelo, Inf. Calibr.# y Serie). – Verificación (Humedad y Temperatura; Las especificaciones de precisión en todos los máster se asumen de 18°C a 28°C con una humedad relativa menor a 90%, por lo tanto al realizar la verificación se deberá estar dentro de estos parámetros). – Equipos Auxiliares (No. Parte y Descripción; registrara todos los equipos utilizados para realizar la verificación como Fuentes de Voltaje, Generadores de Señal, Higrómetros, etc.). – Otros Utilizados ( Describir cualquier componente, material, o medio utilizado). -Ajustes/Valores de Referencia/Condiciones de la verificación (registrara los ajustes, condiciones o cualquier otro en particular en el proceso o equipos con la intención de que el proceso de verificación pueda ser reproducido por cualquier otra persona con únicamente esta información). Nota: el formato calc-inc.xls tiene opción para realizar hasta 8 cálculos diferentes.
5% + 5dig = +/. St.xls.. 8.000 VCD (con equipo máster). verifíquela. 9. aunque el cero a la derecha después del punto no vale es importante ya que define que rango se utilizo y el grado de resolución del equipo: bien 12. 11. verifíquela. en el área verde (1) identificado como: Incertidumbre Tipo B Ub= (datos del fabricante:1er. Prom:.0. en forma automática se llenaran las casillas marcadas como: Suma:.000 VCD +/. Valor bajo Prueba: 12.renglon=resolución(1-8)).xls. Ejemplo: Se colocaran tanto el termopar del equipo patrón como del equipo en prueba en un termopozo para que las temperaturas registradas sean tomadas bajo las mismas condiciones.000 VCD. en forma automática se llenara la celda inferior inmediata con el resultado que corresponde a la incertidumbre tipo B2. tomando en cuenta un valor de referencia tomado del equipo máster. realice sus conexiones. Si no le es posible anotar la cantidad auxíliese del apostrofo ( ‘ )).0.5% de la lectura + 5 digitos.11 VCD.0. Ejemplo: Valor de referencia 12. Las 10 mediciones se anotaran en el área verde marcada como: Valorb/pba(1) en el formato calc-inc. y no. resolution: 10 mV.Ingrese el segundo valor obtenido y convertido a la misma unidad de medida: resolución 0.Anotar el valor de referencia del máster en el área verde identificada (1) como valor ref. este resultado se obtiene de la formula descrita en el Anexo Calculo de Incertidumbre. Obtener del manual del fabricante o de especificaciones del equipo bajo prueba los siguientes datos técnicos: Exactitud (Error máximo del instrumento – referente a la precisión especificada por el fabricante del instrumento) y Resolución (división mínima que registra el instrumento).0. en forma automática se llenara la celda inferior inmediata con el resultado que corresponde a la incertidumbre tipo B1. en el área verde (1) identificado como: Incertidumbre Tipo B Ub2= (datos del fabricante:1er. Una vez obtenidos los valores proceda a ingresar en el formato calc-inc. es muy importante manejas el mismo tipo de unidades para evitar posible errores en el calculo. Verificar que tanto el equipo patrón como el equipo que se encuentra en prueba mantengan las mismas condiciones al realizar la medición.Continuación1… 7. este resultado se obtiene de la formula descrita en el Anexo Calculo de Incertidumbre. Desv. mal 12 VCD. estos representan la desviación estándar de la muestra.01 VCD (con equipo a verificar).01 VCD en el formato calc-inc.06 VCD + (5 dig = ( 5 x 0.renglon=exactitud(18)) el valor máximo de exactitud obtenido= 0. 10. ejemplo doce punto cero cero cero volts corriente directa.En forma automática aparecerá en el área correspondiente (1) identificado como: Incertidumbre Tipo A Ua= (para cada valor b/prba(1-8)) el resultado de la incertidumbre tipo A.0. Nota: Observe que el valor de la resolución en 10 miliVolts fue convertido a 0.: (Importante: al anotar el valor de referencia debe ser un valor cerrado y debe registrar todos los dígitos que se visualizan en el display.06 + 0.01 Volts. Nota: La desviación estándar esta dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los datos obtenidos entre el numero de datos menos uno. este resultado se obtiene de la formula descrita en el Anexo Calculo de Incertidumbre.xls.Como en el punto 10 pero ahora con información del equipo máster.11. . Una medición es el conjunto de operaciones que tienen por objetivo determinar el valor de una magnitud. Se tomaran un número determinado de muestras: 10 mediciones.datos(n): .05 = +/.05VCD)) por lo tanto el resultado tota será = +/. Una vez identificados los parámetros se procede a calcular el limites total del equipo bajo prueba contra el valor de referencia: 12. verifíquela. obtener del manual del fabricante o del informe de calibración según se pida los siguientes datos técnicos: Exactitud (Error
. Ejemplo: Range 20 VCD Accuracy: + / .01 VCD = 0. .
Una vez realizado todo lo anterior se realizaran automáticamente los cálculos de las siguientes incertidumbres marcadas como: Incertidumbre Combinada Uc e Incertidumbre Expandida Ue. El resultado final aparecerá en el recuadro inferior mostrando valores como: Valor de Ref . registrándolo en el formato ACI-001. Ejemplo: de EI-098-0 Función-VDC.001) = 0. 14. 12. En la Relación de Equipos con Incertidumbre Calculada (Rel-EQIC. +/.45%. para un nivel de confianza de 95. y Unidades. En la celda inmediata inferior marcada como segunda área verde se ingresa el valor de # de dígitos u offset de la siguiente forma: de precisión + 2 dig. Precisión-+/-(0.Expand.Inc.doc) anote la fecha de elaboración y reprograme la siguiente fecha a 6 meses. verifíquela. en está ultima columna de área verde se registrara las unidades de medición de cada uno de los cálculos de incertidumbre con respecto a los valores marcados en las filas horizontales. este resultado se obtiene de la formula descrita en el Anexo Calculo de Incertidumbre. Valor b/prba (promedio del muestreo). Ue =Los valores reportados de la incertidumbre expandida corresponden a un factor de cobertura k=2. en el área verde (1) identificado como: Incertidumbre Tipo B Ub3= (exactitud patrón(1er rengl) + # digitos(2o renglo) el valor de precisión en %.000V. Rango-30. Por ultimo registre la Fecha de Elaboración: del documento en la parte superior derecha y salve los cambios realizados.001 V.025% de la lectura + 2 dig.002 V.025% o su equivalente 0. X la resolución (0.
. Una vez identificados los parámetros se procede a ingresar en el formato calc-inc.Por ultimo imprima el reporte y anéxelo al respectivo expediente del equipo.Continuación2… máximo del instrumento – referente a la precisión especificada por el fabricante del instrumento) y Resolución (división mínima que registra el instrumento). así como el nivel de confianza del calculo. para llenar el formato deberá repetir todo el proceso anterior siete veces mas). Ejemplo: Volts CD. es decir anotaremos 0. (Lo anterior se realizo para un valor en especifico.00025. etc. Resolución: partiendo valor mostrado en rango se asume que es 0.Enseguida llene el área verde marcada como Observaciones: en está área se registraran las especificaciones utilizadas tanto del equipo bajo prueba. 13. como del máster. Después de ingresar el valor en forma automática se llenara la tercera celda inferior inmediata con el resultado que corresponde a la incertidumbre tipo B3.xls. Error Absoluto.
Documents Similar To PASOS PARA REALIZAR UN CALCULO DE INCERTIDUMBRESkip carouselPROCEDIMIENTO CALIBRACION MULTIMETROCalculo de Incertidumbre - Determinacion de Cloruros Por VolumetriaCalibracion de Instrumentos de MedicionIngeniería Conceptual y Básica91841325 Produccion Lauril Sulfato Sodico (1)

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución