Source: https://www.fluke.com/es-gt/producto/camaras-termicas/tix640
Timestamp: 2019-06-16 08:49:49+00:00

Document:
Cámara Infrarroja Fluke TiX640 | Fluke
Realice inspecciones desde una distancia segura y, aun así, obtenga capturas de precisión gracias al zoom digital integrado a la cámara con un rango de 32 aumentos.
Elija el protocolo para la transferencia de imágenes que le resulte más conveniente para su aplicación: puertos de datos de la cámara; transferencia de imágenes; tarjeta SD, USB 2.0, salida de video DVI-D (HDMI). La GigE Vision y el RS232 estarán disponibles en el 2015. Software SmartView®: tarjeta SD. USB 2.0, GigE Vision y RS232 disponibles en 2015.
Obtenga las imágenes IR-Fusion® con la mayor nitidez posible por medio de una cámara de luz visible de 8 MP.
Versatilidad de opciones de visualización para ver las imágenes en campo con un visorpara uso exterior.
Botones programables que el usuario puede definir para personalizar el rápido acceso a las características más usadas.
Las únicas cámaras portátiles que se pueden presentar en pequeñas ventanas a una velocidad de cuadros de 240 Hz para aplicaciones avanzadas (complemento opcional)
¿Qué es el sistema de presentación de pequeñas ventanas?
Los cambios rápidos y repentinos de temperatura pueden ser una parte crucial de determinados análisis. Las cámaras de la serie para expertos (TIX1000, TiX660 y TX640) ofrecen un modo opcional para la presentación de pequeñas ventanas (disponible con la adquisición de la cámara). Dicha característica se encuentra, por lo general, únicamente en las cámaras infrarrojas con sistema de enfriamiento. El uso de estas secuencias infrarrojas le permite al usuario documentar y analizar muchos cuadros de datos por segundo para, así, poder comprender mejor los repentinos cambios de temperatura.
Las siguientes velocidades de cuadro se encuentran disponibles como un complemento opcional para la cámara:
Opción 1: 384 × 288 (120 fps)
Opción 2: 640 × 120 (240 fps)
Descripción general del producto: Cámara infrarroja Fluke TiX640
Vea las increíbles imágenes tomadas por las cámaras de la serie para expertos: las imágenes infrarrojas Fluke más espectaculares. Ver el video
Vea la galería de infrarrojos
Vea lo que se está perdiendo.
, enfoque manual Características de grabación multifocales EverSharp , disponibles en una cámara.
Ver detalles desde grandes distancias con facilidad.
Detección infrarroja con una resolución 4 veces mayor por los píxeles integrados a la cámara en comparación con las cámaras estándar de 320x240: resolución de 640 x 480 (307,200) píxeles.
Trabaje desde distancias más seguras. Inspeccione áreas a las que no podría acercarse de otra forma y, aún así, obtenga imágenes infrarrojas espectaculares y detalladas.
Obtenga una experiencia de visualización en campo de calidad suprema para la rápida identificación de problemas con la gran pantalla LCD de 5.6 pulgadas de alta resolución
Pruebas de investigación y desarrollo relativas a la absorbencia de los materiales y a la permeabilidad de la humedad.
Ahorre tiempo al enfocar con las opciones de enfoque más avanzadas que se encuentran disponibles para obtener imágenes consistentemente enfocadas: con el enfoque automático LaserSharp®,
8 lentes opcionales para lograr una mayor versatilidad.
La serie Fluke para expertos ofrece la mayor flexibilidad de toda la cartera de cámaras infrarrojas Fluke para capturar imágenes espectaculares ya sea desde cerca o a la distancia. La TiX640 es compatible con 8 opciones de lentes (lentes teleobjetivo de 2x y 4x, 2 lentes gran angular, 3 lentes macro y 1 lente estándar).
The TiX640 gives you 32x on-camera digital zoom for spectacular, detailed infrared images from a safe distance.
R&D testing of material absorbency and moisture permeation.
8 optional lens for maximum versatility.
Especificaciones: Cámara infrarroja Fluke TiX640
en modos disponibles: las opciones para la presentación de pequeñas ventanas no están disponibles en los modelos de 9 Hz: (complementario al momento de realizar el pedido)
temperatura ambiente,humedad (opcional)detección de puntos calientes/fríos, isotermas, perfiles, diferencias
CDVI (resolución espacial) 0.8 mRad
Resolución de la imagen (píxel) 640 x 480 (307 200 píxeles)
Velocidad de cuadro (con la resolución. de imagen máx.) 60 y 9 Hz
SuperResolution y SuperResolution dinámica (mejora de resolución) No
Subvisualización Opción 1: 384 x 288 (120 fps)
Opción 2: 640 x 120 (240 fps)
Campo de visión (FOV) con lente estándar de 30 mm 30.9 ° x 23.1 °
Sensibilidad térmica (NETD) ≤ 0.03 °C a 30 °C temperatura objetivo (30 mK)
Rango espectral 7.5 µm a 14 µm
Compatible con Fluke Connect® No
Tecnología IR-Fusion®
Modos de visualización Imagen en imagen, mezcla continua, alarmas de color (por encima y por debajo de las temperaturas establecidas por el usuario)
Enfoque automático LaserSharp® No
Enfoque manual Sí, se pueden obtener visualizaciones más definidas mediante una simple pulsación con el dedo
Grabación multifocal EverSharp Sí, la grabación multifocal captura imágenes desde diversas distancias focales y las combina en una sola imagen que exhibe cada objeto con nitidez, para obtener la mejor calidad de imagen posible
Rango -40 °C a +1200 °C (-40 °F a 2192 °F), opción de alta temperatura, solicítela al momento de hacer el pedido: hasta 2000 °C (3632 °F)
Precisión ± 1.5 °C o ± 1.5 %
Funciones de corrección Emisividad (tabla manual o de materiales)
Transmisibilidad,
Almacenamiento de imágenes y video Tarjeta de memoria SDHC
Interfaz para transferencia de imagen / datos Compatibles en los puertos de datos de la cámara: transferencia de imágenes; tarjeta SD, USB 2.0, salida de video DVI-D (HDMI). La GigE Vision y el RS232 estarán disponibles en el 2015.
Software SmartView®: tarjeta SD. USB 2.0, GigE Vision y RS232 disponibles en 2015.
Puntero láser Sí, láser clase 2
Telémetro láser Ninguno
Pantalla Pantalla a color TFT extra grande de 5.6", resolución de 1280 × 800 píxeles, apta para ser usada a plena luz del día
Localización geográfica GPS incorporado para referencia geográfica
Cámara de luz visible digital Hasta 8 megapíxeles de resolución para la grabación de imágenes y videos
Zoom digital Hasta 32x de zoom digital
Anotación de voz Sí
Audio Micrófono y altavoz integrados para anotaciones de voz
Conversión A/D 16 bits
Alimentación eléctrica Externo: 12 V CC ... 24 V CC
Batería: batería estándar de iones litio para videocámara
Baterías inteligentes reemplazables con indicador LED de nivel Una
Temperatura de funcionamiento -25 °C a +55 °C (-13 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
Humedad Humedad relativa del 10 % al 95 % sin condensación
Choque Operativa: 25G, IEC 68-2-29
Vibración Operacional: 2G, IEC 68-2-6
Clase de protección IP54
Características de ergonomía Videocámara
Visor Ninguno
Dimensiones (con lente estándar de 1.0/30 mm) 206 mm x 125 mm x 139 mm (8.1 x 4.9 x 5.5 in)
Peso (con lente estándar de 1.0/30 mm) 1.4 kg (3.2 lb)
Funciones de medición (selección) Puntos de medición múltiples y regiones de interés (ROI),
Funciones automáticas (selección) Enfoque, imagen, nivel, rango, corrección de no uniformidad (NUC), reconocimiento de lentes, optimización de imagen, secuencia de alarma
Software SmartView® Sí
Idiomas compatibles Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco.
Modelos: Cámara infrarroja Fluke TiX640
FLK-TiX640 60 Hz
Fluke TiX640 Infrared Camera 60 Hz (640x480)
Battery charger and adapter
FC SD card for Fluke Connect™ (not available in all countries)
Hand and neck straps
Warranty card and safety instructions
Printed manuals in English and Simplified Chinese
FLK-TiX640 9 Hz
Fluke TiX640 Infrared Camera 9 Hz (640x480)
Recursos: Cámara infrarroja Fluke TiX640
TiX620, TiX640, TiX660, TiX1000 | Manual del usuario
TiX620, TiX640, TiX660, TiX1000 | Hoja de seguridad
Compare los modelos de las cámaras termográficas Fluke
TIX1000, TIX660 And TIX640 Brochure With Fc
TiX1000, TiX660, TiX640, TiX620 Datasheet
Software para cámaras infrarrojas de Fluke
Accesorios: Cámara infrarroja Fluke TiX640
FLK-XBattery
FLK-XCalibration
FLK-XLens-Cal
FLK-XSubwindow
FLK-XPowerPlug
FLK-XEthernet 5m Connector
FLK-XHDMI
Lentes de infrarrojos (8)
Lentes infrarrojos Macro 1
Lentes infrarrojos Macro 2
Lentes infrarrojos Macro 3
Lente infrarrojo estándar de 30 mm
Lente infrarrojo tipo súper teleobjetivo
Lentes infrarrojos de ángulo súper amplio
Lente tipo teleobjetivo para infrarrojos
Lente gran angular para infrarrojos

References: resolución 
 resolución 
 resolución

Resolución 
 resolución 
 resolución