Source: http://www.mastersupply.com.mx/product/fluke-3000-fc-sistema-de-mantenimiento-general/
Timestamp: 2019-01-18 01:37:35+00:00

Document:
Fluke 3000 FC Sistema de mantenimiento general - Master Supply
Home Equipo de prueba Fluke 3000 FC Sistema de mantenimiento general
Fluke 3000 FC Sistema de mantenimiento general
El sistema de mantenimiento general Fluke 3000 FC proporciona la medición de todos los parámetros eléctricos comunes
El multímetro inalámbrico de la serie Fluke 3000 FC con la aplicación Fluke Connect® tiene todos los elementos esenciales para la resolución de problemas de prueba y medición convenientes:
Mediciones de voltaje AC y DC a 1000V
Corriente CA y CC con resolución de 0.01 mA
Mediciones de continuidad, resistencia, diodo, capacitancia y frecuencia.
Grabación MIN / MAX
El módulo de voltaje de CA inalámbrico Fluke v3000 FC ofrece:
Mediciones hasta 1000 V verdadero-RMS AC
Utilice como medidor independiente o como parte del sistema
Una función de registro para grabar y guardar hasta 65,000 lecturas
El módulo de voltaje de CC inalámbrico de Fluke v3001 FC le permite:
Mida hasta 1000 V DC
Utilice la función de registro para grabar y guardar hasta 65,000 lecturas
El módulo de corriente CA iFlex® inalámbrico de Fluke a3001 FC le permite medir alrededor de conductores de tamaño incómodo o acceder a espacios reducidos y facilita el acceso a los cables:
Mida hasta 2500 A AC
USD $ 892.49
El Sistema de mantenimiento general inalámbrico de Fluke FC le permite trabajar en paneles eléctricos de manera más rápida, segura y fácil
Conecte el módulo de corriente CA iFlex® inalámbrico de FC a su punto de prueba y vea los resultados a una distancia de hasta 20 metros en el multímetro digital inalámbrico FC. O conecte el módulo de voltaje de CA inalámbrico de FC y vea simultáneamente las mediciones de voltaje y corriente.
Ahorrarás tiempo, y tendrás menos tiempo en recolectar múltiples mediciones. Use múltiples módulos para mediciones en sistemas trifásicos, como una herramienta de medición independiente o combínelo con otros módulos Fluke Connect ™ como un sistema para mediciones múltiples.
Desde distancias cortas, incluso puede ver las lecturas de los módulos a través de paneles eléctricos cerrados. Además, ya no es necesario escribir datos, ya que los módulos remotos de Fluke Connect capturan hasta 65,000 series de lecturas mínimas / máximas / promedio de marca de tiempo, utilizando el adaptador de PC opcional. Las herramientas de prueba inalámbricas de Fluke Connect también ofrecen mayor seguridad al permitirle ver las lecturas en una ubicación separada del punto de prueba.
Fluke 3000 FC Series Multímetro inalámbrico
* Para todas las especificaciones: la precisión se especifica durante un año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 ° C a 28 ° C, con humedad relativa de 0% a 90%. Las especificaciones de precisión toman la forma de ± ([% de lectura] + [Número de dígitos menos significativos]).
Exactitud 2 3 4 45 Hz a 500 Hz 1.0% + 3
500 Hz a 1 kHz 2.0% + 3
mV Rango / Resolución 600.0 mV / 0.1 mV
Exactitud 0.09% + 2
V Rango / Resolución 6.000 V / 0.001 V
))) Rango / Resolución 600 Ω / 1 Ω
Exactitud El medidor emite un pitido a <25, el beeper detecta aperturas o cortocircuitos de 250 μs o más.
Ω Rango / Resolución 600.0 Ω / 0.1 Ω
50.00 MΩ / 0.01 M
Exactitud 0.5% + 2
Prueba de diodo Rango / Resolución 2.000 V / 0.001 V
Exactitud 1% + 2
µF Rango / Resolución 1000 nF / 1 nF
10.00 mF / 0,01 mF
100,0 mF / 0,1 mF
9999 mF 1 /1 mF
Exactitud 1.2% + 2
10% típico
(45 Hz a 1 kHz) Rango 1 / Resolución 60.00 mA / 0.01 mA
400.0 mA 3 / 0.1 mA
Exactitud 1.5% + 3
mA DC 2 Rango 1 / Resolución 60.00 mA / 0.01 mA
Exactitud 0.5% + 3
Exactitud 1 0.1% + 1
1 La frecuencia se especifica hasta 99.99 kHz en voltios y hasta 10 kHz en amperios.
1100 Vrms > 10 MΩ <100 pF > 60 dB, DC a 60 Hz > 60 dB a 50 Hz o 60 Hz
Voltaje de prueba de circuito abierto Voltaje de escala completa Corriente típica de cortocircuito
A 6 MΩ 50 MΩ Corriente típica de cortocircuito
1100 Vrms <2.7 VDC <0.7 VDC <0.9 VDC <350 mA
1100 Vrms <2.7 VDC 2.000 VDC <1.1 mA
Protección de sobrecarga Fusible, 44/100 A, 1000 V FAST Fuse
Sobrecarga Sobrecarga de 600 mA durante 2 minutos como máximo, 10 minutos de descanso como mínimo
Precisión de grabación MIN / MAX
Funciones de corriente continua La precisión especificada de la función de medición ± 12 cuenta para cambios> 350 mS de duración.
Funciones de ca La precisión especificada de la función de medición ± 40 cuenta para cambios> 900 mS de duración.
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra. 1000 VDC o AC rms
Ω protección del fusible de las entradas A 0,44 A (44/100 A, 440 mA), fusible FAST de 1000 V, pieza especificada de Fluke solamente
Pantalla (LCD) Frecuencia de actualización 4 / seg.
Frecuencia 10,000 cuentas
Capacidad 1,000 cuentas
Tipo de Batería Tres baterías alcalinas AA, NEDA 15A IEC LR6
Duración de la batería 250 horas mínimo
Comunicaciones de radiofrecuencia Banda de 2.4 GHZ ISM
Rango de comunicación RF Al aire libre, sin obstrucciones. Hasta 20 m
Obstruido, muro de sheetrock Hasta 6,5 ​​m.
Obstruido, muro de hormigón, o caja eléctrica de acero. Hasta 3,5 m
Temperatura Operando -10 ° C a 50 ° C
Coeficiente de temperatura 0,1 x (precisión especificada) / ° C (<18 ° C o> 28 ° C)
Humedad relativa 0% a 90% (0 ° C a 35 ° C)
0% a 75% (35 ° C a 40 ° C)
0% a 45% (40 ° C a 50 ° C)
Altitud Operando 2,000 m
ETSI EN 300 328 V1.7.1: 2006, ETSI EN 300 489
FCC Parte 15 Subparte C Secciones 15.207, 15.209, 15.249
Cumplimiento de la seguridad ANSI / ISA 61010-1 / (82.02.01): 3ª edición
CAN / CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3ª edición
IEC / EN 61010-1: 2010
Calificación de protección de ingreso (IP) IP54
Tamaño (H x W x L) 4.75 x 9.3 x 20.7 cm (1.87 x 3.68 x 8.14 in)
Módulo de voltaje de CA inalámbrico Fluke v3000 FC
La precisión se especifica como ± ([% de lectura] + [número de dígitos menos significativos]). Todos los rangos son de rango automático. La precisión se especifica entre el 5% y el 100% del rango obtenido por el rango automático, de 18 ° C a 28 ° C.
Rango ¹ / Resolución 6.000 V / 0.001 V
LCD w / luz de fondo 3½ dígitos, 6000 cuentas, actualizaciones 4 / seg.
Memoria Grabar hasta 65000 lecturas
Obstrucción, muro de hormigón o caja eléctrica de acero. Hasta 3,5 m
Humedad de funcionamiento 90% a 35 ° C, 45% a 40 ° C, 45% a 50 ° C
Cumplimiento de la seguridad ANSI / ISA 61010-1 / (82.02.01) 3ra edicion
CAN / CSA-C22.2 No 61010-1-12 3ra edicion
UL 61010-1 3ra edicion
IEC / EN 61010-1 2010
Calificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Calificación de protección de ingreso (IP) IP42
Tamaño (H x W x D) 16.5 x 6.35 x 1.4 cm (6.5 x 2.5 x 1.4 in)
Peso .22 kg (8 oz)
Módulo de voltaje DC inalámbrico de Fluke v3001 FC
La precisión se especifica durante 1 año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 ° C a 28 ° C, con humedad relativa de 0% a 90%. Las especificaciones de precisión toman la forma de ± ([% de lectura] + [Número de dígitos menos significativos]). Todos los rangos están en rango automático. La precisión se especifica en el rango obtenido por el rango automático, de 18 ° C a 28 ° C.
mVDC Rango ¹ / Resolución 600.0 mV / 0.1 mV
Exactitud 0.09% + 3
VDC Rango ¹ / Resolución 6.000 V / 0.001 V
Rango ¹ / Resolución 1000 V / 1 V
Exactitud 0.15% + 2
LCD w / luz de fondo 3 ½ dígitos, 6000 cuentas, tasa de actualización de 4 / s
Velocidad / intervalo de registro Ajustable por PC desde 1 segundo hasta 1 hora, predeterminado 1 minuto
Duración de la batería 400 horas mínimo
Memoria Graba hasta 65,000 lecturas
Comunicaciones de radiofrecuencia Banda ISM de 2.4 GHz
Humedad relativa 0% a 90% (0 ° C a 35 ° C), 0% a 75% (35 ° C a 40 ° C),
Cumplimiento de la seguridad IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, 3ª edición, Grado de contaminación 2
Tamaño (H x W x D) 160 x 66 x 38 mm (6.3 x 2.6 x 1.5 in)
Módulo de corriente de CA iFlex® inalámbrico Fluke a3001 FC
Distancia 0.5 A a 2500 A AC
Exactitud 3% ± 5 dígitos (5 Hz a 500 Hz)
Factor de cresta (50 Hz / 60 Hz) 3.0 a 1100 A
agregue 2% para CF> 2
LCD w / luz de fondo 3½ dígitos
Velocidad / intervalo de registro 1 seg mínimo / ajustable por PC o panel frontal
Coeficiente de temperatura Añadir 0.1 x (precisión especificada) / ° C (<18 ° C o> 28 ° C)
Humedad de funcionamiento 90% a 35 ° C
75% a 40 ° C
45% a 50 ° C
Cumplimiento de la seguridad IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, 3ª edición
Apertura de la mandíbula Bobina de 25.4 cm (10 in)
Módulo de voltaje Fluke v3000
Módulo de voltaje Fluke v3001
Módulo de corriente de CA iFlex inalámbrico Fluke a3001 FC
TL222 conductores de prueba
TL175 conductores de prueba
Pinzas de cocodrilo AC220
FLK-3000FC Sistema de mantenimiento General

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución