Source: http://docplayer.es/2435163-Analisis-espectral-de-senales-analogicas.html
Timestamp: 2016-12-04 14:22:24+00:00

Document:
⭐Análisis espectral de señales analógicas
Download "Análisis espectral de señales analógicas"
José Francisco Agüero Botella
1 B Análisis espectral de señales analógicas El análisis de señales en el campo transformado permite descubrir aspectos de la señal que serían muy difíciles o imposibles de observar a partir de su representación temporal. Por ejemplo en la Fig. B.1(a) se muestra un tono que parece ser sinusoidal puro. Sin embargo, el espectro de esta señal, que se observa en la Fig. B.1(b), revela la presencia de otras componentes frecuenciales. Cuando estas componentes se grafican en el dominio frecuencial son fáciles de detectar porque no quedan enmascaradas por las señales de gran amplitud. La Fig. B.2 muestra una señal simultáneamente en los dominios temporal y frecuencial, revelando que el espectro está compuesto por dos sinusoides. Esto no significa que las mediciones en el dominio transformado son mejores que las mediciones en el dominio tiempo. Cierta clase de medidas, como el tiempo de crecida y de caída de un pulso, el sobrepico, y las oscilaciones amortiguadas ( ringing ) de una señal sólo pueden medirse en el dominio temporal (por ejemplo, con un osciloscopio). En otras aplicaciones, en cambio, las mediciones en el dominio frecuencial son más ventajosas. Como muestran las Figs. B.1 y B.2, la determinación del contenido armónico de una señal es más sencillo en el dominio frecuencia. En el campo de las comunicaciones es muy Fig. B.1. (a) Representación temporal; (b) representación frecuencial de un tono casi sinusoidal. 2372 238 B. Análisis espectral de señales analógicas Fig. B.2. Relación entre el dominio temporal y frecuencial. Fig. B.3. Aplicaciones del análisis espectral: (a) prueba de distorsión armónica; (b) pueba de intermodulación de tercer orden en un transmisor de banda lateral única (BLU); (c) espectro de una señal de radio digital, y máscara que muestra los límites permitidos de ocupación espectral; (d) emisiones conducidas en función de los límites impuestos por la VDE como parte de una prueba de interferencia electromagnética.3 B.1. Analizador espectral analógico 239 importante la medición de la distorsión armónica; tal es el caso de los sistemas celulares, donde debe verificarse el contenido armónico de la señal portadora para evitar interferencias con otros sistemas que operan en las frecuencias de las armónicas [Fig. B.3(a)]. También es crucial la distorsión eventual del mensaje modulado sobre una portadora. La intermodulación de tercer orden (dos tonos de una señal que se modulan entre sí) puede ser particularmente problemático pues las componentes de distorsión pueden caer dentro de la banda de interés, y en consecuencia no pueden ser filtradas [Fig. B.3(b)]. Otra medición importante es la ocupación espectral. La modulación de una señal aumenta su espectro, y para evitar interferencia entre canales próximos las agencias regulatorias restringen el ancho espectral de varias transmisiones [Fig. B.3(c)]. La interferencia electromagnética (EMI) también puede ser considerada como una forma de ocupación espectral; se debe evitar que emisiones no deseadas, ya sean radiadas o transmitidas por la alimentación u otro tipo de cableado interfieran con el funcionamiento de otros sistemas. Los fabricantes de productos eléctricos o electrónicos deben verificar los niveles de emisión en función de la frecuencia de acuerdo a las normativas de los organismos reguladores [Fig. B.3(d)]. Mientras que el comportamiento de una señal en el dominio tiempo puede analizarse con un osciloscopio, el análisis en el dominio transformado requiere de un instrumento que tradicionalmente era bastante más costoso y más complicado de utilizar: el analizador espectral. Hoy en día es frecuente que los osciloscopios digitales sean capaces de calcular el espectro de una señal, utilizando herramientas que se estudiarán más adelante en este curso. Tales instrumentos reciben el nombre de analizadores digitales de espectro, y sus propiedades y características se analizarán oportunamente. Sin embargo, es interesante describir el funcionamiento de los analizadores espectrales analógicos, ya que se basan en un conjunto de propiedades de la transformada de Fourier descritas en las secciones precedentes, y además porque comparten muchas características con los instrumentos más modernos. Otro instrumento pensado para efectuar mediciones en el dominio frecuencia es el analizador de redes. Los analizadores espectrales están optimizados para caracterizar señales, introduciendo muy baja distorsión y pocas señales espurias, de modo que el análisis que realiza muestra realmente el espectro de la señal de entrada, y no señales generadas por el mismo analizador. Los analizadores de redes, por otra parte, están optimizados para medir precisamente amplitud y desfasaje sobre un amplio rango de ganancias y atenuaciones de red. Este diseño significa que estas dos familias de instrumentos no son intercambiables: un analizador espectral no puede funcionar como un analizador de redes pues no mide la amplitud con gran exactitud, y tampoco mide desfasaje. Un analizador de redes no puede suplir a un analizador espectral pues las respuestas espurias limitan su rango dinámico. B.1. Analizador espectral analógico Un analizador espectral es un sistema físico capaz de medir la transformada de Fourier X ( f ) de una señal arbitraria x (t). El término analizador se reserva para sistemas como el de la Fig. B.4 donde su entrada es x (t) y su salida y (t) = [y 1 (t),..., y N (t)] es función del período en que se observa la señal, y se supone que mide, de cierta manera, la transformada X ( f ) deseada. Como es un sistema físico, necesariamente es causal, es decir que sus salidas y k (t) en un dado tiempo t = t 0 dependen, necesariamente, sólo de4 240 B. Análisis espectral de señales analógicas Fig. B.4. Analizador espectral analógico simultáneo: (a) diagrama simplificado; (b) salida del analizador. los valores de x (t) previos a t = t 0, mientras que la transformada X ( f ) depende de la historia completa de x (t), para t desde hasta +. En consecuencia, y (t 0 ) no puede representar X ( f ), excepto que x (t) se anule para algún t > t 0, o bien cuando el futuro de la señal pueda deducirse de su historia pasada, tal como sucede con las señales periódicas. El lector interesado puede consultar Randall (1977) para mayor información sobre estos aspectos. Los analizadores espectrales analógicos se dividen en dos clases. La primera clase (Fig. B.4) tiene varias salidas 1, y en un tiempo t = t 0 cada una de ellas mide una componente frecuencial distinta de la señal de entrada; de modo que el espectro deseado se lee simultáneamente. La segunda clase (Fig. B.5) consta de una única salida que mide las distintas componentes frecuenciales en instantes de tiempos consecutivos. Se dice que el espectro se determina secuencialmente. La elección del analizador y la interpretación de los resultados depende de la naturaleza de la señal de entrada x (t). En esta sección se considerará sólo el caso de señales periódicas o señales aperiódicas con energía finita. Las señales aperiódicas que no tienen energía finita (como el ruido) no poseen transformada de Fourier, y se caracterizan por su espectro de potencia. La discusión de estas secciones puede ser útil para la medición del espectro de potencia; sin embargo, su interpretación adecuada requiere de consideraciones estadísticas, que están fuera de los objetivos de este curso. B.1.1. Analizador espectral simultáneo o de bancos de filtros La Fig. B.4(a) ilustra el diseño básico de un analizador espectral analógico simultáneo. El sistema está compuesto por un conjunto o banco de filtros pasabanda, relativamente selectivos, cada uno de ellos sintonizado a una frecuencia distinta. Si se mide la salida de cada uno de estos filtros se puede determinar la potencia en la porción del espectro comprendida por su ancho de banda. Eligiendo las frecuencias centrales y el ancho de banda de modo que las respuestas en frecuencia se solapen adecuadamente, se puede caracterizar completamente el rango del espectro cubierto por el conjunto de filtros, como muestra la Fig. B.4(b). El número de filtros necesarios para cubrir el espectro depende de consideraciones económicas: para detectar líneas espectrales arbitrariamente próximas, debería utilizarse un elevado número de pasabanda muy angostos. El costo de cada filtro 1 Por salida se entiende la unidad de medición del instrumento, y no la forma de presentación del espectro o unidad de visualización (usualmente un tubo de reyos catódicos).5 B.1. Analizador espectral analógico 241 Fig. B.5. Analizador espectral analógico de barrido: (a) esquema simplificado; (b) respuesta del filtro sintonizable. crece a medida que disminuye su ancho de banda, de modo que un analizador de alta resolución resulta muy oneroso. Los analizadores espectrales analógicos simultáneos o de bancos de filtros suelen utilizarse en aplicaciones de audio, donde es habitual utilizar 32 filtros, cada uno cubriendo un ancho de banda de un tercio de octava. B.1.2. Analizador espectral de barrido Una manera de evitar el empleo de un banco de filtros costosos es utilizando un único filtro pasabanda cuya frecuencia central pueda desplazarse dentro del rango de frecuencias de interés. Si, tal como se muestra en la Fig. B.5, se grafica la amplitud de la salida de estado estacionario del filtro en función de la frecuencia a la que está sintonizado, se obtiene el espectro de la señal de entrada. Este tipo de analizador se utiliza preferentemente para el análisis de espectros de RF y microondas. Para asegurar el funcionamiento correcto, la señal bajo análisis no debe cambiar durante el tiempo que demanda el barrido del analizador. Si aparece una señal con componentes de frecuencia que no coinciden con la frecuencia a la que el filtro está sintonizado en ese momento, el analizador será incapaz de medirla. Una forma de solucionar este inconveniente es aumentando la velocidad de barrido. Aunque todavía podrían perderse algunos eventos, las posibilidades sería menores; sin embargo, no se puede hacer el barrido arbitrariamente rápido debido al tiempo de respuesta del filtro, que depende fundamentalmente de la longitud de su respuesta impulsiva. De acuerdo a lo postulado por el teorema del ancho de banda, un filtro estrecho tendrá una respuesta impulsiva de mayor duración, y en consecuencia, un mayor tiempo de establecimiento. Si el filtro se desplaza por el rango de frecuencias de interés muy rápidamente su salida puede no alcanzar el estado estacionario: la medición de la amplitud del espectro será errónea (en general, menor que la real) como sugiere la Fig. B.6. Fig. B.6. Error de amplitud debido a un barrido rápido.6 242 B. Análisis espectral de señales analógicas Fig. B.7. (a) Respuesta en frecuencia y (b) impulsiva del k-ésimo filtro pasabanda. B.1.3. Comparación de los analizadores simultáneos y de barrido El problema de la velocidad de barrido no está presente en el analizador espectral paralelo, ya que los filtros están siempre conectados a la señal de entrada. Por lo tanto con este tipo de analizador se pueden analizar eventos transitorios cuya duración sea mayor que el tiempo de establecimiento del filtro más selectivo 2. Ambos tipos de analizadores son soluciones de compromiso: si bien que los analizadores paralelos o simultáneos son rápidos, tienen resolución limitada y son costosos. Por otra parte, los analizadores de barrido son más económicos pero la medición demanda más tiempo, sobre todo si se requiere alta resolución, y no pueden analizar eventos transitorios. Otro analizador importante es aquel que digitaliza la señal, y calcula su espectro aplicando la transformada rápida de Fourier (FFT), como se estudiará más adelante. El analizador por FFT permite estudiar fenómenos transitorios, y además puede medir amplitud y fase. Aunque muy desarrollados, los analizadores de FFT aún no alcanzan a superar el rango de frecuencia de trabajo, sensitividad y rango dinámico de los analizadores de barrido superheterodinos, pero sin duda han desplazado a los analizadores simultáneos o por banco de filtros. Los analizadores comerciales suelen combinar alguno de estos tres tipos de funcionamiento según sea el rango de frecuencia de operación elegido. A continuación se describirá el funcionamiento del analizador de barrido, y en particular del analizador de barrido tipo superheterodino, de uso habitual en análisis de sistemas de comunicaciones. B.2. Analizador simultáneo ante excitaciones transitorias La señal x (t) a analizar se inyecta a un banco de filtros pasabanda como el de la Fig. B.4(a). La respuesta en frecuencia del filtro k-ésimo se indica con H k ( f ), y su respuesta impulsiva con h k (t), como se muestra en las Figs. B.7(a) y B.7(b), respectivamente. Si H k ( f ) es simétrica, se encuentra que, eligiendo apropiadamente el origen de la escala temporal, h k (t) = a k (t) cos 2π f k t 2 Si cada uno de los filtros tienen un ancho de banda de, por ejemplo, 1/3 de octava, el ancho de banda en Hz es distinto para cada uno de ellos; sin embargo, el Q (cociente entre la frecuencia central y el ancho de banda) es constante, y por lo tanto, todos los filtros tienen el mismo tiempo de establecimiento.7 B.2. Analizador simultáneo ante excitaciones transitorias 243 Fig. B.8. Señal x(t) de longitud finita y respuesta impulsiva a k (t) del filtro pasabajos prototipo. donde a k (t) es el doble la respuesta impulsiva del filtro pasabajos prototipo del filtro pasabanda. En un tiempo t 0 la salida y k (t) del k-ésimo filtro es y k (t 0 ) = = x(τ)h k (t 0 τ)dτ x(τ)a k (t 0 τ) cos [2π f k (t 0 τ)] dτ. Notando g k,t0 (t) = x(t)a k (t 0 t), (B.1) ( ) reemplazando cos [2π f k (t 0 τ)] = e j2π f k(t 0 τ) + e j2π f k(t 0 τ) /2 y operando, se encuentra que y k (t 0 ) = e j2π f kt o g k,t0 (τ)e j2π f kτ dτ + e j2π f kt o Como x(t) y a k (t) son reales, g k,t0 (t) es real, y en consecuencia, g k,t0 (τ)e j2π f kτ dτ = G k,t0 ( f k ), g k,t0 (τ)e j2π f kτ dτ. g k,t0 (τ)e j2π f kτ dτ = Ḡ k,t0 ( f k ), donde ( ) indica complejo conjugado. Luego de algunas manipulaciones algebraicas, y k (t 0 ) puede escribirse como y k (t 0 ) = G k,t0 ( f k ) cos(2π f k t 0 φ k,t0 ) donde φ k,t0 es la fase de G k,t0 ( f k ). Teniendo en cuenta (B.1) y el teorema de convolución frecuencial, G k,t0 ( f k ) = X ( f ) Ā k ( f )e j2π f kt 0, y entonces, G k,t0 ( f k ) = X ( fk ) Ā k ( f k ). Sintetizando, la salida del filtro k-ésimo en un tiempo t 0 es y k (t 0 ) = X ( f k ) Ā k ( f k ) cos(2π f k t 0 φ k,t0 ). Esto es, la salida del filtro en un instante t 0 es proporcional a la magnitud del espectro de x (t) a k (t 0 t), evaluado a la frecuencia f k Si la señal x (t) es de longitud finita, una elección apropiada de la respuesta impulsiva a k (t) del pasabajos prototipo permite conocer exactamente X( f ). Si la señal x(t) es no8 244 B. Análisis espectral de señales analógicas Fig. B.9. Analizador de espectros de barrido tipo superheterodino. nula en el intervalo (t 1, t 2 ), como se muestra en la Fig. B.8, se elige la respuesta impulsiva a k (t) de manera que sea constante en un intervalo T bastante mayor que t 2 t 1 ; De esta forma, a k (t) a k = constante para T 1 < t < T + T 1. x (t) a k (t 0 t) a k x(t) para t 2 + T 1 < t < t 1 + T 1 + T. Por lo tanto, en este intervalo de tiempo la envolvente del espectro de G k,t0 ( f k ) de g k,t0 (t) = x (t) a k (t 0 t) es igual al espectro de a k x(t) = a k X( f ). Las respuestas impulsivas de los distintos filtros que forman el banco del analizador pueden ser arbitrarias, siempre que sus envolventes a k (t) permanezcan constantes durante un intervalo de tiempo mayor que la duración de la señal que se desean analizar. Este resultado es compatible con el teorema del ancho de banda, pues una respuesta impulsiva de mayor longitud se asocia a un espectro más angosto y concentrado. En otras palabras, A k ( f ) se parece más a un impulso, y entonces G k,t0 ( f k ) = X ( f ) Ā k ( f )e j2π f kt 0 se asemeja a X( f ). El valor de la constante a k puede elegirse para compensar las ganancias o atenuaciones del sistema de visualización. B.3. Analizador de barrido superheterodino Aún cuando para un determinado ancho de banda de análisis el analizador espectral de barrido es más económico que el analizador de banco de filtros, también es extremadamente costoso debido a que es difícil diseñar un filtro pasabanda selectivo, de alta calidad cuya frecuencia central pueda ajustarse a voluntad sobre un amplio rango de frecuencias manteniendo un Q constante. Sin embargo, este inconveniente puede solucionarse en base a la propiedad de modulación de la transformada de Fourier. La Fig. B.9 muestra un diagrama bloque simplificado de un analizador espectral superheterodino. Heterodinar significa mezclar, y super se refiere a frecuencias superiores9 B.3. Analizador de barrido superheterodino 245 a las de la señal a analizar. El diagrama bloque indica que la señal de entrada después de atravesar un filtro pasabajos entra a un mezclador, donde se multiplica con la señal proveniente de un oscilador local. De acuerdo a la propiedad de modulación de la transformada de Fourier, al multiplicar la señal de entrada x (t) por una señal cosinusoidal y (t), cuya frecuencia f y es mucho mayor que el ancho de banda f de X( f ), su espectro se desplaza y queda centrado en ± f y. Si la frecuencia del oscilador local se varía continua y lentamente f y = f 0 + ρ f, 0 ρ 1, la envolvente de la salida del filtro de análisis (pasabanda angosto) centrado en f 0 da una idea de la magnitud del espectro de X( f ) a la frecuencia ρ f. El mezclador es esencialmente un multiplicador, de modo que a la salida no sólo hay componentes correspondientes a la suma y la diferencia de las frecuencias de la señal de entrada y del oscilador local, sino también sus armónicas, que son removidas por el filtro de frecuencia intermedia. Las señales útiles atacan un detector de envolvente, encargado de medir la magnitud de la salida. En los analizadores modernos, esta señal es digitalizada y procesada para luego aplicarla a las placas verticales de un tubo de rayos catódicos (TRC) y producir una deflexión vertical proporcional a la amplitud. Un generador de rampa sintoniza la frecuencia del oscilador local, de modo que su frecuencia cambie proporcionalmente con la tensión de la rampa, y también es el encargado de deflexionar horizontalmente el haz del TRC de izquierda a derecha. El diagrama bloque de la Fig. B.9 es muy similar al de una radio de AM convencional. Las diferencias radican en que la salida del analizador espectral es una pantalla en lugar de un parlante, y que el oscilador local se sintoniza electrónicamente y varía periódicamente en el tiempo en lugar de sintonizarse manualmente a la frecuencia de la emisora de interés. B.3.1. El mezclador El mezclador es un dispositivo no lineal, y a su salida se encuentran presentes componentes de frecuencia que no existen en las señales de entrada. El mezclador ideal es un multiplicador, pero frecuentemente se construyen aprovechando las características no lineales de distintos componentes electrónicos, como la relación exponencial entre la corriente de colector y la tensión base emisor de los transistores de juntura, o la característica cuadrática entre la corriente de drenaje y la tensión de compuerta de los transistores de efecto de campo. Para este análisis basta suponer que la salida del mezclador es una cierta función polinomial de la suma de las señales de entrada z (t) = a 1 [x (t) + y (t)] + a 2 [x (t) + y (t)] 2 + a 3 [x (t) + y (t)] donde x (t) representa la señal a analizar, e y (t) es la salida sintonizable del oscilador local. En general, el término de potencia k da lugar a la aparición de componentes de frecuencia f s = m f x + n f y, donde m + n = k, m, n Z y f x, f y son las frecuencias de las señales x (t) e y (t), respectivamente. En consecuencia, las componentes de frecuencia10 246 B. Análisis espectral de señales analógicas a la salida del mezclador serán } f x f y 2 f x 2 f y f x + f y + f x f y f x + f y f x f y 3 f x 3 f y f x + 2 f y f x 2 f y 2 f x + f y 2 f x f y f x + 2 f y f x 2 f y 2 f x + f y 2 f x f y debido al término lineal, debido al término cuadrático, debido al término cúbico. De todas estas combinaciones, las únicas que interesan para el funcionamiento del analizador son las diferencias de frecuencia debido al término cuadrático, resaltadas en la lista. Las demás son fuente de distorsión, y deben tenerse en cuenta en el diseño del equipo: la elección del rango admisible de frecuencias de entrada, las frecuencias entre las que se barre el oscilador local, y la frecuencia central y el ancho de banda del filtro pasabanda de frecuencia intermedia deben garantizar que las frecuencias espurias no alcancen al detector de envolvente. B.3.2. El filtro de frecuencia intermedia Este filtro es un pasabanda que se comporta como una ventana a través de la cual se observa parte del espectro de la señal que se desea analizar. El ancho de banda de este filtro se denomina ancho de banda de resolución, y en general puede alterarse desde el panel frontal del equipo. Los filtros de ancho de banda estrechos tienen una respuesta impulsiva de mayor duración, lo que requiere que la velocidad de barrido sea suficientemente lenta como para dar tiempo a que se atenúe el transitorio antes de efectuar la medición. La disponibilidad de filtros con diferentes anchos de banda permiten optimizar el comportamiento del instrumento, seleccionando mejor resolución a costa de un mayor tiempo de medición o viceversa. B.3.3. El detector de envolvente Este bloque se encarga de convertir la señal de salida del filtro de frecuencia intermedia a una tensión continua proporcional a la energía de la señal, que se utilizará para deflexionar el haz de electrones de la pantalla en el sentido del eje y. Tradicionalmente el detector de envolvente era un circuito relativamente sencillo. En la actualidad, se prefiere11 B.3. Analizador de barrido superheterodino 247 Fig. B.10. Esquema de operación de un analizador espectral de barrido. digitalizar la señal a la salida del filtro de F.I., y de esta forma el detector de envolvente puede implementarse por software, lo que permite una mayor flexibilidad en el procesado y representación gráfica. B.3.4. Análisis del funcionamiento La Fig. B.10 repite el esquema básico de la Fig. B.9; las flechas horizontales en los espectros indican el desplazamiento de algunas componentes frecuenciales debido al barrido del analizador. La salida del mezclador tiene tres componentes de frecuencia de interés: la suma y la diferencia de las frecuencias de la señal f x y del oscilador local f y, que son f x + f y, f x + f y y la frecuencia del oscilador local f y. Esta última componente no debería aparecer si el multiplicador es ideal; sin embargo, se permite una pequeña fuga desde el puerto del oscilador local hacia la salida del mezclador para tener una referencia o marca conocida en la representación gráfica del espectro. También estarán presentes las correspondientes frecuencias negativas y el resto de las armónicas espurias generadas por el mezclador, que no se grafican para no complicar el esquema. En este ejemplo, se supone que el rango de frecuencias de entrada está comprendido entre 0 Hz y 3 GHz; la señal de entrada tiene una única componente de frecuencia f x ubicada dentro de este rango. El oscilador local (O.L.) se puede barrer desde 3.5 GHz hasta 6.5 GHz, y el filtro pasabanda de frecuencia intermedia está centrado en 3.5 GHz. El funcionamiento del analizador puede comprenderse con la ayuda de la Fig. B.11. Al comienzo del barrido [Fig. B.11(a)] la frecuencia del oscilador local es de 3.5 GHz. La única componente frecuencial que queda comprendida dentro del ancho de banda del filtro pasabanda es la de frecuencia f y. El detector de envolvente detecta la amplitud de esta señal, y en la pantalla gráfica se observa un punto de altura proporcional a esta amplitud. Cuando aumenta la frecuencia del oscilador local, por ejemplo a 3.75 GHz [Fig. B.11(b)], las componentes de frecuencia f y y f x + f y, f x + f y se desplazan hacia la derecha en el espectro. Nuevamente, sólo la señal de frecuencia f y (el oscilador local) queda dentro del12 248 B. Análisis espectral de señales analógicas Fig. B.11. Distintas etapas en el barrido del oscilador local13 B.4. Descripción de un analizador de barrido comercial 249 ancho de banda del filtro de análisis. Sin embargo, a esta frecuencia el filtro presenta cierto nivel de atenuación, y por lo tanto en la pantalla gráfica el trazo tiene menor magnitud. Cuando la frecuencia del oscilador local es f y = 4 GHz la respuesta del filtro de análisis es prácticamente nula, como se muestra en la Fig. B.11(c). En la pantalla se observa una marca o referencia que indica la posición de la frecuencia cero para la representación gráfica; el ancho de la marca es directamente proporcional al ancho de banda del filtro de análisis. A esta frecuencia del O.L. la componente f x + f y comienza a quedar comprendida dentro del ancho de banda del filtro. A la frecuencia f x + f y la respuesta del filtro es casi nula, pero cuando la frecuencia del oscilador local aumenta a f y = 4,25 GHz la componente de frecuencia f x + f y produce una salida significativa, como se observa en la Fig. B.11(d). La máxima salida del filtro ocurre cuando la frecuencia del oscilador local es f y = 4,5 GHz, para la cual la frecuencia diferencia f x + f y = 3,5 GHz coincide con el pico de resonancia del filtro de frecuencia intermedia [Fig. B.11(e)]. Mientras se incrementa la frecuencia del oscilador local la componente de frecuencia f x + f y recorre todo el ancho de banda del filtro de análisis, y en la pantalla se observa un segundo pico, como ilustran las Fig. B.11( f ) (i). En síntesis, a medida que la frecuencia del oscilador local varía linealmente, se aplica una señal de frecuencia f x + f y a la entrada al filtro pasabanda; la amplitud de su salida depende de la ganancia del filtro a esa frecuencia particular. Como la misma señal que se usa para variar la frecuencia del oscilador local controla la deflexión horizontal de un tubo de rayos catódicos (TRC) va quedando registrada en la pantalla del analizador la gráfica de la variación del contenido frecuencial de la señal de entrada para diferentes frecuencias. Aún en el caso en que la señal de entrada fuese una senoidal perfecta, cuyo espectro es un par de impulsos, la pantalla del analizador espectral mostrará una gráfica que corresponde a la respuesta en frecuencia del filtro pasabanda, centrada en la frecuencia correspondiente a la de la señal senoidal de entrada. Por lo tanto el ancho de banda del filtro de frecuencia intermedia o filtro de análisis determina la resolución del instrumento. B.4. Descripción de un analizador de barrido comercial En la Fig. B.12 se muestra el diagrama bloque de un analizador espectral comercial con finalidades didácticas, el LabVolt Observe que salvo algunos agregados, el esquema es básicamente el mismo que el de la Fig. B.10. Esta analizador ha sido diseñado para el estudio de señales de audio y de radiofrecuencia. Utiliza como elemento visualizador un osciloscopio convencional, o un registrador de papel. El analizador tiene dos rangos de frecuencias admisibles de entrada: desde 0 MHz a 30 MHz, y desde 85 MHz a 115 MHz. La impedancia de entrada es seleccionable entre 50 Ω y 1 MΩ. Además, las señales de entrada pueden atenuarse en cinco pasos, desde 0 db a 40 db. El eje de frecuencias puede ajustarse en cinco rangos, desde 2 khz a 10 MHz por volt. De acuerdo al rango elegido, el ancho de banda de resolución se ajusta automáticamente entre 100 Hz y 50 khz. La amplitud de la señal puede llegar hasta 10 db por volt, con un máximo rango dinámico en pantalla de 60 db. Para permitir una imagen estable, el analizador cuenta con una memoria digital donde almacena el gráfico a mostrar en el osciloscopio.14 250 B. Análisis espectral de señales analógicas Fig. B.12. Diagrama bloque del analizador espectral de barrido LabVolt 9405.15 B.4. Descripción de un analizador de barrido comercial 251 Una llave a la entrada del analizador permite seleccionar la impedancia de entrada entre 50 Ω y 1 MΩ. En la posición de alta impedancia, la entrada del analizador es similar a la de un osciloscopio, de modo que se pueden medir señales en circuitos electrónicos sensibles sin afectar su operación. Cualquiera sea el valor de la impedancia de entrada seleccionado, la señal es dirigida a un atenuador de RF de 0 a 40 db, ajustable en pasos de 10 db. Si se elige el rango de frecuencias entre 0 MHz y 30 MHz, la salida del atenuador se envía a un filtro pasabajos con frecuencia de corte de 30 MHz. Si en cambio se elige el rango entre 85 MHz y 115 MHz, la señal se envía previamente a un conversor de frecuencia ( prescaler en la Fig. B.12) que la convierte a la banda de 0 a 30 MHz, antes de pasarla por el filtro pasabajos de 30 MHz. La salida del filtro pasabajos y la salida de un oscilador controlado por tensión ( sweep vco en la Fig. B.12 o el oscilador local O.L. de la Fig. B.10), barrido por una rampa, se combinan en el mezclador/amplificador de 43,4 MHz, de modo que se traslada el espectro de la señal de entrada a la región de 43,4 MHz. En este punto, pueden inyectarse señales ( markers ), que aparecen como líneas en el espectro y sirven de referencia para efectuar mediciones precisas. La salida del mezclador/amplificador se pasa por un filtro pasabanda de cuarto orden, centrado en 43,4 MHz. Este filtro elimina las frecuencias espurias (también conocidas como frecuencias imágenes ) antes de atacar la segunda etapa de mezcla. Este segundo mezclador opera a una frecuencia de 32 MHz, trasladando el espectro al rango de 11,4 MHz (= 43,4 MHz 32 MHz). A la salida de este mezclador, otro filtro pasabanda se encarga de eliminar las frecuencias imágenes antes de atacar la tercera etapa de mezcla, la que, al usar un oscilador de 15 MHz, traslada la frecuencia de modo que caiga en el rango de una red de filtros pasabanda angostos centrados en 3,58 MHz ( 15 MHz 11,4 MHz). Esta sección del analizador contiene varios filtros conectados en serie y en paralelo, que se seleccionan de acuerdo a la tabla de operación que se muestra en la misma Fig. B.12. La primera etapa está formada por tres filtros diferentes, con anchos de banda de 100 Hz, 500 Hz, y 2,5 khz, respectivamente, y la segunda etapa por un único filtro cuyo ancho de banda puede ajustarse a 20 khz o 50 khz. Entre ambas etapas de filtrado se ubica el amplificador de nivel de salida, cuya ganancia puede controlarse con un control en el panel frontal, lo que permite ajustar la magnitud del espectro que se muestra en la pantalla del osciloscopio tanto en el modo lineal como logarítmico. La salida de la red de filtros centrados en 3,58 MHz se envía a un detector de video lineal o logarítmico, según el modo de operación elegido, y a un circuito de muestreo y retención, para su almacenamiento en memoria digital, o directamente a un par de bornes de salida donde puede conectarse un registrador gráfico de papel. Para que la imagen en la pantalla del osciloscopio sea estable, la señal demodulada se muestrea y convierte a un formato digital apto para ser almacenado en una memoria. La escritura de los datos en memoria puede ser muy lenta, dependiendo de la velocidad de barrido que a su vez es función del rango elegido para el eje de frecuencias. Además, los datos son leídos a una velocidad mayor para poder presentar una imagen estable en la pantalla del osciloscopio. Osciladores auxiliares y una serie de divisores de frecuencia generan las señales necesarias para las operaciones de escritura y lectura de la memoria, y el manejo de la pantalla. La unidad de salida del analizador produce tres señales. La primera señal contiene la16 252 B. Análisis espectral de señales analógicas información vertical necesaria para graficar el espectro, y puede ser enviada tanto al osciloscopio como a un registrador gráfico. Esta señal se produce leyendo los contenidos de la memoria, y convirtiendo cada valor con un conversor digital/analógico. La segunda señal de salida es una rampa cuya frecuencia es diferente según sea la escala de frecuencias seleccionada para el eje horizontal. Esta señal es la encargada de barrer el oscilador local y controlar el proceso de escritura en memoria, y se genera conectado un conversor digital/analógico a la salida del contador de 10 bits que se usa como generador de direcciones para la escritura en la memoria. Esta rampa es también la señal de salida para el eje horizontal del registrador. Finalmente, la tercera señal generada es una rampa rápida (30 Hz) que provee la señal para el eje horizontal del osciloscopio; esta señal proviene de la salida de un conversor digital analógico conectado al contador de 10 bits encargado de generar las direcciones para la lectura de la memoria. B.5. Experiencias En las siguientes secciones se muestran los espectros de distintas señales tal como se observan en un analizador espectral analógico. En las gráficas obtenidas con el analizador espectral debe tenerse en cuenta que la componente correspondiente a la frecuencia de 0 Hz no representa el valor de continua de la señal, y es solamente una marca o referencia para ubicar fácilmente la frecuencia origen. En algunos casos, se comparan con los espectros derivados matemáticamente. Espectro de señales senoidales de distinta frecuencia En el Ejemplo 2.15 se derivó el espectro de una señal senoidal x(t) = A sen(2π f 0 t + φ): cuyo módulo, dado por X( f ) = j 1 2 Aejφ δ( f f 0 ) + j 1 2 Ae jφ δ( f + f 0 ), X( f ) = 1 2 Aδ( f f 0) Aδ( f + f 0), está formado por un par de impulsos ubicados en la frecuencia f = f 0 y en f = f 0. En la columna izquierda de la Fig. B.13 se muestran la forma de onda temporal y el módulo de espectro de señales sinusoidales reales medidas con un osciloscopio y el analizador espectral estudiado en la Sección B.4. En la columna de la derecha de la misma figura estas señales y espectros se comparan con los calculados analíticamente. La similitud entre los resultados experimentales y las predicciones teóricas es evidente. La diferencia más notable es que el espectro medido exhibe un pulso de ancho finito centrado en las frecuencias f = ± f 0 en lugar del impulso teórico. Este pulso frecuencial es la respuesta del filtro pasabanda, de frecuencia intermedia o de análisis del analizador espectral, cuyo ancho de banda limita el ancho de banda de resolución del analizador. El pulso de mayor amplitud localizado en el origen del eje de frecuencias no necesariamente indica la presencia de una componente de continua, y su finalidad principal es indicar el punto f = 0. En las imágenes temporales la escala del eje de tiempos es de 0,5 ms/div, y en los espectros la escala del eje de frecuencias es de 1 khz/div. La escala de amplitud de los17 B.5. Experiencias 253 Fig. B.13. Señales sinusoidales de distintas frecuencias y sus espectros.18 254 B. Análisis espectral de señales analógicas espectros no se especifica porque en general no interesa el valor absoluto de la amplitud, sino el valor relativo entre diferentes componentes espectrales. Espectro de ondas cuadradas de distinta frecuencia El espectro de una onda cuadrada de período T 0 = 1/ f 0 y ciclo de trabajo d = τ/t 0, definida como 1, τ/2 < t < τ/2, r (t) = 0, para el resto del período, está dado por (Ejemplo 2.16) R ( f ) = d sinc (d k) δ ( f k f 0 ). k= (B.2) Para un ciclo de trabajo d = 1/2 el módulo del espectro resulta R( f ) = 1 2 sinc(k/2) δ ( f k f 0), k= que está formado por impulsos ubicados en frecuencias múltiplos de ± f 0, cuya amplitud está modulada por una función sinc( ). La expresión anterior revela que, debido a la simetría de media onda, se anulan todas las armónicas pares del espectro. En la Fig. B.14 se comparan las formas de onda temporales y los espectros medidos y calculados de ondas cuadradas de diferentes frecuencias. Nuevamente, la similitud entre los resultados experimentales y los cálculos teóricos es notable, siempre teniendo en cuenta que los pulsos de ancho finito que aparecen en los espectros medidos en lugar de los impulsos teóricos se deben al ancho de banda del filtro de análisis del analizador. En los espectros es evidente la presencia de componentes armónicas, y la separación relativa entre ellas revela la ausencia de las armónicas pares. Además, a medida que cambia la frecuencia fundamental de la señal, varía la ubicación de los picos pero la amplitud relativa se mantiene constante. En las imágenes temporales la escala del eje de tiempos es de 0,5 ms/div, y en los espectros la escala del eje de frecuencias es de 1 khz/div. Espectro de una onda cuadrada con diferentes ciclos de trabajo El espectro de una onda cuadrada de período T 0 = 1/ f 0 y ciclo de trabajo d = τ/t 0 tiene la expresión indicada en la ecuación (B.2). Está formado por impulsos separados f 0 unidades de frecuencia, y su amplitud está modulada por una función tipo sinc( ) que depende del ciclo de trabajo d. En la Fig. B.15 se muestran ondas cuadradas de período T 0 = 0,1 ms (frecuencia fundamental de f 0 = 1/T 0 = 10 khz) con ciclos de trabajo comprendidos entre el 10 % y el 50 %, y sus espectros. En la columna de la izquierda se reportan las mediciones realizadas con un osciloscopio y el analizador espectral de la Sección B.4, y en la columna de la derecha se muestran las señales y sus espectros derivados analíticamente.19 B.5. Experiencias 255 Fig. B.14. Ondas cuadradas de distintas frecuencias y sus espectros.20 256 B. Análisis espectral de señales analógicas Fig. B.15. Onda cuadrada de 10 khz y su espectro, para distintos ciclos de trabajo. Mostrar más
TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF INTRODUCCION TEORICA: El análisis de una señal en el modo temporal con ayuda de un osciloscopio permite conocer parte de la información contenida Más detalles Equipos analizadores de señal. - Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos
- Introducción - Analizadores de Fourier - Analizadores de espectros heterodinos Introducción El análisis del espectro de colores es una forma de análisis de componentes frecuenciales que para el caso Más detalles TRABAJO PRACTICO No 7. MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO
TRABAJO PRACTICO No 7 MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO INTRODUCCION TEORICA: La distorsión es un efecto por el cual una señal pura (de una única frecuencia) Más detalles Conocer el principio de funcionamiento del analizador de espectros y su aplicación en el análisis de señales de banda estrecha y de banda ancha.
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA LABORATORIO DE COMUNICACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPERIENCIA #1: USO DEL ANALIZADOR Más detalles 1. Instrumentos de medida. 2. Fundamentos teóricos. 3. El Analizador de Espectro. Asignatura: Comunicaciones
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación ETSIIT Universidad de Cantabria Asignatura: Comunicaciones Curso 2015-2016 Práctica 1: Medida del espectro de señales Objetivo Esta primera práctica Más detalles LOS ANALIZADORES DE ESPECTROS. Ing. Rene Taquire Profesor Aux. TC.
LOS ANALIZADORES DE ESPECTROS Ing. Rene Taquire Proesor Aux. TC. OBJETIVOS: En este tema vamos a abordar el estudio de los equipos que analizan la señal en el dominio de la recuencia, en concreto de los Más detalles VOLTIMETRO VECTORIAL
VOLTIMETRO VECTORIAL El voltímetro vectorial HP 8405 tiene un voltímetro y un fasímetro que permiten medir la amplitud y la relación de fase entre 2 componentes fundamentales de una tensión de RF. El rango Más detalles Preguntas teóricas de la Clase N 5
Preguntas teóricas de la Clase N 5 1) Respecto a la cadena de amplificación del sistema vertical (eje Y) de un osciloscopio de rayos catódicos (ORC) Qué entiende por: 1. Impedancia de entrada? Componentes Más detalles UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática PRÁCTICA 5: DISEÑO DE MODULADORES (FSK), DEMODULADORES (ASK) Tecnología Básica de las Comunicaciones (Ingeniería Técnica Informática Más detalles 2.6. La integral de convolución
2.6. La integral de convolución 141 2.6. La integral de convolución La convolución entre dos funciones es un concepto físico importante en muchas ramas de la ciencia. Sin embargo, como sucede con muchas Más detalles SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1
SEÑALES Y ESPECTROS INTRODUCCIÓN. TERMINOLOGÍA USADA EN TRANSMISIÓN DE DATOS. FRECUENCIA, ESPECTRO Y ANCHO DE BANDA. DESARROLLO EN SERIE DE FOURIER PARA SEÑALES PERIÓDICAS. TRANSFORMADA DE FOURIER PARA Más detalles El osciloscopio digital
El osciloscopio digital Laboratorio de Circuitos y Sistemas Dinámicos Depto. Electrotecnia y Sistemas 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS... 3 2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 2.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO... Más detalles TRANSFORMADA DE FOURIER. Transformada de Fourier (Parte 1) Página 1 INTRODUCCION
Transformada de Fourier (Parte 1) Página 1 INTRODUCCION En una primera aproximación, podemos decir que todos los dominios transformados, que se utilizan dentro del tratamiento digital de imagen, tienen Más detalles TRABAJO PRACTICO N 1 MEDICIONES CON OSCILOSCOPIO DISPARADO USO DE PUNTAS DE PRUEBAS Y APLICACIONES
U..N. - F.R.M. MEDIDAS ELECRÓNICAS II RABAJO PRACICO N 1 MEDICIONES CON OSCILOSCOPIO DISPARADO USO DE PUNAS DE PRUEBAS Y APLICACIONES INRODUCCION EORICA Un Osciloscopio es un instrumento gráfico que permite Más detalles Introducción. Frecuencia, longitud de onda y período. Dominio de tiempo y dominio de frecuencia. Ancho de banda
Introducción El nivel físico es el encargado de establecer una conexión entre dos nodos y de enviar los datos como unos y ceros (u otra forma análoga). Para ello, este nivel define detalles físicos como Más detalles EQUIPOS DE EMISION Y RECEPCION DE RADIO.
EQUIPOS DE EMISION Y RECEPCION DE RADIO. Receptores de radio. Supuesto de estudiado en módulos anteriores los comportamientos de los circuitos sintonizados paralelo y serie, así como su comportamiento, Más detalles Conversor Analógico Digital (CAD)
Conversor Analógico Digital (CAD) La salida de los sensores, que permiten al equipo electrónico interaccionar con el entorno, es normalmente una señal analógica, continua en el tiempo. En consecuencia, Más detalles Analizador de espectro para microondas
Medidas Electrónicas 2 Analizador de espectro para microondas Indice: 1- Introducción: 2- Usos del analizador de espectro 3- Principio de funcionamiento. 4- Diagrama en bloques 5- Descripción de las etapas Más detalles Asignatura: CONTROL CLÁSICO Y MODERNO Departamento de Electrónica Facultad de Ingeniería U.Na.M 2015 GUIA DE LABORATORIO Nº2
GUIA DE LABORATORIO Nº2 Universidad Nacional de Misiones MÉTODOS CLÁSICOS PARA MODELACIÓN DE SISTEMAS 1. Objetivo de la práctica. Modelación a través de la Respuesta en frecuencia Este laboratorio tiene Más detalles ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles ÍNDICE MEMÓRIA Capítulo 1: Introducción... 3 Capítulo 2: el osciloscopio... 5 Capítulo 3: el front-end analógico... 10
ÍNDICE MEMÓRIA Índice memória... 1 Capítulo 1: Introducción... 3 Capítulo 2: el osciloscopio... 5 2.1. Qué es un osciloscopio?... 5 2.2. Tipos de osciloscopios... 5 2.2.1. Osciloscopio analógico... 5 2.2.2. Más detalles Comunicaciones (5º año) Definición: Se denomina así a un amplificador que cumple dos condiciones:
Amplificadores de RF Comunicaciones (5º año) - De pequeña señal de RF Amp. ó de señal débil de FI De RF - De potencia o de (sintonizados) gran señal Amplificadores de señal débil Definición: Se denomina Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO
CICLO I 2013 NOMBRE DE LA PRACTICA : LUGAR DE EJECUCIÓN: TIEMPO ESTIMADO: ASIGNATURA: DOCENTE(S): UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA GUÍA DE LABORATORIO Más detalles Análisis espectral de señales periódicas con FFT
Análisis espectral de señales periódicas con FFT 1 Contenido 7.1 Introducción a la Transformada Discreta de Fourier 3-3 7.2 Uso de la Transformada Discreta de Fourier 3-5 7.3 Método de uso de la FFT 3-8 Más detalles Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte.
1 Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte. Objetivos Medir el porcentaje de modulación de una señal de AM. Medir y constatar Más detalles Práctica de Laboratorio: Introducción al laboratorio de Radiocomunicaciones
Práctica de Laboratorio: Introducción al laboratorio de Radiocomunicaciones Apellidos, nombre Departamento Centro Bachiller Martín, Carmen (mabacmar@dcom.upv.es) Fuster Escuder, José Miguel (jfuster@dcom.upv.es) Más detalles AMPLIFICADORES SINTONIZADOS DE PEQUEÑA SEÑAL
AMPLIFICADORES SINTONIZADOS DE PEQUEÑA SEÑAL RECEPTOR FM DE BANDA ANGOSTA CON MC3357 GUÍA DE LABORATORIO Nº 3 Profesor: Ing. Aníbal Laquidara. J.T.P.: Ing. Isidoro Pablo Perez. Ay. Diplomado: Ing. Carlos Más detalles REDES DE COMPUTADORES
REDES DE COMPUTADORES TEMA 2 TRANSMISIÓN DE DATOS Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 1 TRANSMISIÓN DE DATOS Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 1.- Conceptos y definiciones básicas. 1.1.- Elementos de un sistema de comunicación. Más detalles Introducción a los Filtros Digitales. clase 10
Introducción a los Filtros Digitales clase 10 Temas Introducción a los filtros digitales Clasificación, Caracterización, Parámetros Filtros FIR (Respuesta al impulso finita) Filtros de media móvil, filtros Más detalles Representación de señales de audio
Representación de señales de audio Emilia Gómez Gutiérrez Síntesi i Processament del So I Departament de Sonologia Escola Superior de Musica de Catalunya Curso 2009-2010 emilia.gomez@esmuc.cat 28 de septiembre Más detalles Amplificadores de RF sintonizados
Amplificadores de RF sintonizados Amplificador de banda ancha Respuesta en frecuencia plana, muy bajo ruido y muy buena linealidad (muy baja distorsión armónica y por intermodulación) Ejemplo Amplificador Más detalles Osciloscopio Funciones
Uso del osciloscopio para determinar las formas de onda Uno de los procedimientos para realizar diagnósticos acertados, en las reparaciones automotrices, es el buen uso del osciloscopio. Este instrumento Más detalles de ondas ultrasónicas, se concluyó que era imposible que funcionaran a frecuencias
CAPÍTULO 2 Generación y Detección de Ultrasonido. 2.1. Transductores piezoeléctricos. Gracias a la investigación realizada sobre osciladores mecánicos para la emisión de ondas ultrasónicas, se concluyó Más detalles Cap. 5.- BANDA LATERAL ÚNICA
Cap. 5.- BANDA LATERAL ÚNICA AM con portadora suprimida Aunque la AM de portadora completa es simple, no es una forma de modulación particularmente eficiente en términos del ancho de banda o de la relación Más detalles :: INTRODUCCIÓN [10.1]
:: INTRODUCCIÓN [10.1] Si en un circuito, es de interés medir una variable eléctrica del tipo; caída de tensión, intensidad de corriente I u otra desde los terminales o a través de un elemento tal como Más detalles CAPITULO VIII EL OSCILOSCOPIO
CAPITULO VIII EL OSCILOSCOPIO 8.1 INTRODUCCION. En la historia de las mediciones eléctricas y electrónicas, el instrumento que ha producido mayor impacto ha sido el osciloscopio, debido a que es de utilidad Más detalles Conversión Analógica-a-Digital
Conversión Analógica-a-Digital OBJEIVOS: Comprender la conversión de señales analógicas a digitales, analizando las modificaciones que se producen con este proceso. Fundamentalmente, las "réplicas" en Más detalles Especificaciones de la fluctuación de fase
CAPÍTULO 1 Conceptos Básicos de Señales y Sistemas Cuando se hace referencia a los conceptos de señales y sistemas, su aplicación es válida para una variedad amplia de disciplinas, tales como sismología, Más detalles 72 2. Análisis de Fourier
72 2. Análisis de Fourier Un objeto matemático relacionado con las series es la transformada, introducida por Fourier al estudiar la conducción del calor en una barra de longitud infinita. Se ha aplicado Más detalles LIMITE DE SHANON PARA LA CAPACIDAD DE INFORMACIÓN
CONVERSION ANALÓGICO A DIGITAL Con el paso del tiempo, las comunicaciones electrónicas han experimentado algunos cambios tecnológicos notables. Los sistemas tradicionales de comunicaciones electrónicas Más detalles Diseñado para su uso en los automóviles Amplificador de audio de potencia en un CI proporciona más 50 W a partir de una batería de 12V
Diseñado para su uso en los automóviles Amplificador de audio de potencia en un CI proporciona más 50 W a partir de una batería de 12V El amplificador de salida integrado descrito en este artículo consta Más detalles Capítulo 2. Sistemas de comunicaciones ópticas.
Capítulo 2 Sistemas de comunicaciones ópticas. 2.1 Introducción. En este capítulo se describen los diferentes elementos que conforman un sistema de transmisión óptica, ya que son elementos ópticos que Más detalles CAPÍTULO III. ETAPA DE CONVERSIÓN Y FILTRADO. de la industria tienen algo en común, la utilización de electrónica de potencia dentro de
CAPÍTULO III. ETAPA DE CONVERSIÓN Y FILTRADO 3.. Introducción. Muchos de los sistemas electrónicos utilizados para aplicaciones dentro del campo de la industria tienen algo en común, la utilización de Más detalles COMUNICACIONES DE DATOS. TRANSMISIÓN DE DATOS
TEMA 1 COMUNICACIONES DE DATOS. TRANSMISIÓN DE DATOS 1.1. Modelo simplificado de comunicaciones Objetivo: intercambiar información entre dos entidades. Modelo en bloques. Fig 1.1 Fuente o Genera los datos Más detalles SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A & D -- Práctica de laboratorio FRECUENCIA MODULADA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y FRECUENCIA
1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A & D -- Práctica de laboratorio FRECUENCIA MODULADA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y FRECUENCIA I. OBJETIVOS 1. Implementar un modulador de frecuencia utilizando el XR-2206. 2. Complementar Más detalles UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL SÍLABO
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA SÍLABO ASIGNATURA : TELECOMUNICACIONES I CODIGO: 2H0008 1. DATOS GENERALES 1.1 DEPARTAMENTO ACADEMICO : Ingeniería Más detalles Experimento 7 EL OSCILOSCOPIO Y LAS SEÑALES ALTERNAS. Objetivos. Información preliminar. Teoría. Figura 1 El tubo de rayos catódicos
Experimento 7 EL OSCILOSCOPIO Y LAS SEÑALES ALTERNAS Objetivos 1. Describir los aspectos básicos del tubo de rayos catódicos 2. Explicar y describir las modificaciones que sufre un tubo de rayos catódicos Más detalles 5.3 TX. DIGITAL PASABANDA - MODULACIÓN DIGITAL
5.3 TX. DIGITAL PASABANDA - MODULACIÓN DIGITAL La transmisión de datos pasabanda es una técnica en la cual los datos son transmitidos usando una señal portadora (normalmente una señal analógica, tal como Más detalles CAPITULO IV APLICACIONES Y LIMITACIONES
CAPITULO IV APLICACIONES Y LIMITACIONES Como aparato de medición, en los osciloscopios de propósito general encontramos tres mediciones básicas que se acostumbran llevar a cabo en un sinnúmero de experimentos Más detalles ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN Titulación : INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SONIDO E IMAGEN Título del proyecto: ANÁLISIS, MONTAJE Y PRUEBAS Más detalles PRÁCTICA 0: EQUIPOS DE MEDIDA
1.- ANALIZADOR DE ESPECTROS 1.1.- INTRODUCCIÓN. PRÁCTICA 0: EQUIPOS DE MEDIDA Es sabido, según la transformada de Fourier que todas las señales eléctricas de interés pueden expresarse como suma de señales Más detalles CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Todo lo anteriormente mencionado sobre osciloscopios es en relación a un osciloscopio básico. Es decir, existen una serie de características no mencionadas hasta ahora Más detalles Interferómetro de Fizzeau Física III
Interferómetro de Fizzeau Física III Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad de Ingeniería Fecha de Entrega: Jueves 20 de noviembre de 2014 Alumnos: Avalos Ribas, Ramiro Cardoso, Federico Furno, Más detalles GENERADOR DE FUNCIONES GF-230
GENERADOR DE FUNCIONES GF-230 GENERALIDADES Descripción El Generador de Funciones GF-230 es un equipo de gran versatilidad,cualidad que se desprende de sus propias características: Amplio margen de frecuencias: Más detalles RECOMENDACIÓN UIT-R SM.326-7 * DETERMINACIÓN Y MEDICIÓN DE LA POTENCIA DE MODULACIÓN DE AMPLITUD DE LOS TRANSMISORES RADIOELÉCTRICOS
Rec. UIT-R SM.326-7 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.326-7 * DETERMINACIÓN Y MEDICIÓN DE LA POTENCIA DE MODULACIÓN DE AMPLITUD DE LOS TRANSMISORES RADIOELÉCTRICOS Rec. UIT-R SM.326-7 (1951-1959-1963-1966-1974-1978-1982-1986-1990-1998) Más detalles PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MODULACIÓN AM
MODULACIÓN AM Las señales de información deben ser transportadas entre un transmisor y un receptor sobre algún medio de transmisión. Sin embargo, las señales de información no se encuentran preparadas, Más detalles LABORATORIO DE SEÑALES Y SISTEMAS PRACTICA 1
LABORATORIO DE SEÑALES Y SISTEMAS PRACTICA CURSO 005-006 PRÁCTICA SEÑALES Y SISTEMAS CONTINUOS Las presente practica trata distintos aspectos de las señales y los sistemas en tiempo continuo. Los diferentes Más detalles GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS
GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS DG3000 DG2000/DG1000 Tecnología DDS y 14 bits. Frecuencia hasta 120 MHz. Hasta 300 MS y 1 M de memoria. Generador de pulsos y PWM. Modulación AM, FM, FSK y PM Más detalles TECNOLOGÍA 4º ESO TEMA 3: Tecnologías de la comunicación
Tecnología 4º ESO Tema 3: Tecnologías de la comunicación Página 1 TECNOLOGÍA 4º ESO TEMA 3: Tecnologías de la comunicación Tecnología 4º ESO Tema 3: Tecnologías de la comunicación Página 2 Índice de contenido Más detalles Tema I: Elementos de un circuito
Elementos de un circuito 1 Tema I: Elementos de un circuito 1 Placa de soporte Los elementos pasivos de interés desde la perspectiva de este manual son dispositivos de dos terminales. Para configurar el Más detalles Introducción a las medidas en Sistemas Radiantes: Análisis de Cables y Antenas.
Introducción a las medidas en Sistemas Radiantes: Análisis de Cables y Antenas. Por Stefan Pongratz Artículo cedido por Anritsu EMEA Ltd El sistema radiante de una Estación Base, formado por antena/s y Más detalles 3. Señales sísmicas y Ruido
3. Señales sísmicas y Ruido Una fuente importante de información de la estructura de la Tierra es obtenida de los datos del movimiento del suelo. La interpretación de estos datos necesita un buen conocimiento Más detalles Transmisores de radiodifusión sonora con modulación de amplitud en la banda de ondas hectométricas
Norma técnica SC-S2-82.08 Aprobada por Resolución 4469/81 SubC (Boletín de la Secretaría de Comunicaciones Nº 9733, 26/03/81) Transmisores de radiodifusión sonora con modulación de amplitud en la banda Más detalles Análisis de Diagramas de Ojo
Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Electrónica Teoría de Comunicaciones Digitales Informe de Teoría de Comunicaciones Digitales Análisis de Diagramas de Ojo Nombre: José Antonio Dinamarca Más detalles INACAP ELECTRICIDAD 2 GUIA DE APOYO AL LABORATORIO - 1 EL OSCILOSCOPIO: ESTRUCTURA Y APLICACIONES EL OSCILOSCOPIO ESTRUCTURA BASICA
INACAP ELECTRICIDAD 2 GUIA DE APOYO AL LABORATORIO - 1 EL OSCILOSCOPIO: ESTRUCTURA Y APLICACIONES EL OSCILOSCOPIO ESTRUCTURA BASICA El osciloscopio es un instrumento electrónico que básicamente permite Más detalles RECOMENDACIÓN UIT-R TF.538-3 MEDICIONES DE LA INESTABILIDAD DE FRECUENCIA Y EN EL TIEMPO (FASE) (Cuestión UIT-R 104/7)
Caracterización de las fuentes y formación de escalas de tiempo Rec. UIT-R TF.538-3 1 RECOMENDACIÓN UIT-R TF.538-3 MEDICIONES DE LA INESTABILIDAD DE FRECUENCIA Y EN EL TIEMPO (FASE) (Cuestión UIT-R 104/7) Más detalles Descripción y manejo del Osciloscopio
PRACTICA Nº 1 EL OSCILOSCOPIO Objetivos Esta práctica persigue dos objetivos: alcanzar una comprensión adecuada del funcionamiento de un osciloscopio y, en base a esta comprensión, aprender a utilizarlo Más detalles Realización de medidas en dispositivos con señales pulsadas: Un desafío multi-faceta
Realización de medidas en dispositivos con señales pulsadas: Un desafío multi-faceta Por Laura Gonzalo Laura Gonzalo, Departamento de Soporte Técnico - División Instrumentación de Rohde&Schwarz España. Más detalles SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS (LVSIM -ACOM), MODELO 9480
A Telecomunicaciones SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS (LVSIM -ACOM), MODELO 9480 DESCRIPCIÓN GENERAL El Software de simulación en telecomunicaciones analógicas (LVSIM -ACOM) es un Más detalles Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 1
Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 1 INDICE: Pg. Carátula 1 Introducción 2 Conocimientos Necesarios 2 1.0 Más detalles TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE VARIACION LINEAL
TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE VARIACION LINEAL TRANSDUCTORES DE POSICION Para determinar una posición lineal o angular se requiere medir la longitud de un segmento, o bien un ángulo comprendido entre dos Más detalles 1. Analizar la topología, ventajas y desventajas de los distintos tipos de amplificadores: a. Clase A, B, D y G
AMPLIFICADOR DE AUDIO DE POTENCIA 1. Analizar la topología, ventajas y desventajas de los distintos tipos de amplificadores: a. Clase A, B, D y G 2. Definir y analizar las principales especificaciones Más detalles Osciloscopios, reducción de ancho de banda
Osciloscopios, reducción de ancho de banda El ancho de banda (bandwidth: Bw) de un osciloscopio es la frecuencia a la cual la respuesta (amplitud de la onda visualizada) cae 3dB respecto de la amplitud Más detalles de RF empleando un CMRC
Capítulo 4 Diseño del amplificador de RF empleando un CMRC 4.1 Introducción En este capítulo diseñaremos el amplificador de potencia empleando el CMRC con un filtro pasa bajos polinomial T cuya topología Más detalles Página 1 de 16. Utilización del Osciloscopio para electromecanicos
Página 1 de 16 Utilización del Osciloscopio para electromecanicos Los multímetros digitales son un instrumento totalmente eficaz para la comprobación estática de circuitos y para casos en que los cambios Más detalles SISTEMAS DE COMUNICACIONES.
SISTEMAS DE COMUNICACIONES. Conceptos Básicos. Los sistemas de comunicación están compuestos por tres partes principales: transmisor, medio o canal de comunicación y receptor. En un sistema de comunicación, Más detalles MODULACIONES ANGULARES. E. T. S. de Ingenieros de Telecomunicación Universidad de Valladolid.
MODULACIONES ANGULARES. Marcos Martín Fernández E. T. S. de Ingenieros de Telecomunicación Universidad de Valladolid. CONTENIDOS INDICE. DE FIGURAS VII 1. INTRODUCCIÓN. 1. MODULACIÓN DE FASE (PM) Y MODULACIÓN Más detalles PRÁCTICA #1.- OSCILOSCOPIOS
1 PRÁCTICA #1.- OSCILOSCOPIOS OBJETIVOS -Revisar el funcionamiento básico de los osciloscopios, y a partir de esta base teórica, ser capaz de manejar y realizar mediciones con el osciloscopio existente Más detalles Los generadores de funciones y formas de onda arbitrarias proporcionan versatilidad de estímulos para las aplicaciones de RF
Los generadores de funciones y formas de onda arbitrarias proporcionan versatilidad de estímulos para las aplicaciones de RF Por J. Mees y J. Ojeda Jonathon Mees, director de desarrollo de mercado de la Más detalles OSCILOSCOPIO. - Un cañón de electrones que los emite, los acelera y los enfoca. - Un sistema deflector - Una pantalla de observación S
OSCILOSCOPIO Objetivos - Conocer los aspectos básicos que permiten comprender el funcionamiento del osciloscopio - Manejar el osciloscopio como instrumento de medición de magnitudes eléctricas de alta Más detalles CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de
CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de inducción mediante relación v/f. 4.1 Introducción. La frecuencia de salida de un inversor estático está determinada por la velocidad de conmutación Más detalles Para qué se modula? Técnicas de Modulación Digital Pasabanda. Comunicación Digital Fabio G. Guerrero Universidad del Valle
Comunicación Digital Fabio G. Guerrero Universidad del Valle Para qué se modula? Para obtener tamaños de antena razonables en una radio transmisión. (Ej: las antenas para teléfonos celulares tienen típicamente Más detalles Aprobada por Resolución 218/85 SC (Boletín de la Secretaría de Comunicaciones Nº 9946, 25/10/85)
Norma técnica SC-Mm2-20.02 Aprobada por Resolución 218/85 SC (Boletín de la Secretaría de Comunicaciones Nº 9946, 25/10/85) Equipos transmisores, receptores y transceptores radiotelefónicos de ondas métricas, Más detalles Capítulo 7 Modulación de Pulsos
237 Capítulo 7 Modulación de Pulsos Introducción Las modulaciones de amplitud, frecuencia y fase tratadas en los capítulos anteriores se designan genéricamente como modulaciones de onda continua, en que Más detalles PATENTES Y MARCAS. Strawinskylaan 341 1077 XX Amsterdam, NL 01.10.94
k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA k 11 N. de publicación: ES 2 06 743 k 21 Número de solicitud: 90446 k 1 Int. Cl. : H03G 3/ k 12 SOLICITUD DE PATENTE A2 k 22 Fecha de presentación: 04.03.93 Más detalles MEDICIONES ELECTRICAS I
Año:... Alumno:... Comisión:... MEDICIONES ELECTRICAS I Trabajo Práctico N 5 Tema: OSCILOSCOPIO MEDICIÓN DE TIEMPO, FRECUENCIA Y FASE Introducción El osciloscopio es uno de los instrumentos de medida más Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO 8: USO DEL OSCILOSCOPIO a) Aplicar las técnicas de ajuste en Más detalles OSCILOSCOPIO CON PANTALLA DE LEDS Marco Antonio Nuño Morales, marco_a_nuno_m@yahoo.com.mx
OSCILOSCOPIO CON PANTALLA DE LEDS Marco Antonio Nuño Morales, marco_a_nuno_m@yahoo.com.mx 0.0) INDICE HOJA DE PRESENTACION 1 0.0 INDICE 2 1.0 RESUMEN...3 2.0 ANTECEDENTES...3 2.1 Utilización.3 2.2 Osciloscopio Más detalles 1.2 PARÁMETROS DE IMPORTANCIA EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE EECTRÓNICA ABORATORIO DE COMUNICACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPERIENCIA #1: REFECTOMETRÍA Más detalles Tema 6. Seminario de Electrónica Instalaciones de Telecomunicaciones. Antenas y Líneas L Satélite de RTV. Infraestructuras
Seminario de Electrónica 1º GM Técnico T Instalaciones de Telecomunicaciones Infraestructuras Comunes de Telecomunicación n en Viviendas y Edificios Satélite de RTV Generalidades La emisión y recepción Más detalles Introducción. Culminación de todos los anteriores capítulos. Tipos de compensación. Acción de control. Tipos de acción:
DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL 1.-Introducción. 2.-El problema del diseño. 3.-Tipos de compensación. 4.-Reguladores. 4.1.-Acción Proporcional. Reguladores P. 4.2.-Acción Derivativa. Reguladores PD. 4.3.-Acción Más detalles El ancho de banda y la compatibilidad electromagnética
El ancho de banda y la compatibilidad electromagnética Artículo cedido por Cemdal www.cemdal.com Autor: Francesc Daura Luna, Ingeniero Industrial, experto en compatibilidad electromagnética. Director de Más detalles Capítulo 6 Filtrado en el Dominio de la Frecuencia
Capítulo 6 Filtrado en el Dominio de la Frecuencia...39 6. Método en el Dominio de la Frecuencia...39 6. Filtros Espaciales en la frecuencia...40 6.. Convolución Lineal y la Transformada Discreta de Fourier...45 Más detalles Procesamiento digital de señales y radios definidas en software
1 2 2 3 4 5 5 6 Procesamiento digital de señales y radios definidas en software Marcelo Franco, N2UO www.qsl.net/n2uo En los últimos tiempos se han popularizado dos siglas entre los radioaficionados: DSP Más detalles OSCILOSCOPIO CON MEMORIA. l - ORC con memoria analógica. 2 - ORC con memoria digital.
OSCILOSCOPIO CON MEMORIA Introducción Cuando se quiere observar un evento de variación lenta, por ejemplo la carga o descarga de un inductor ó un capacitor, es posible que tal evento escape de la visión. Más detalles INDICE 2. Generación de Señales 3. Transmisión de Modulación de Amplitud 4. Recepción de Modulación de Amplitud
INDICE Prefacio 1. Introducción a las Comunicaciones Electrónicas 1 Introducción 1 El espacio electromagnetismo 4 Ancho de banda y capacidad de información 7 Modos de transmisión 9 Arreglos de circuitos Más detalles Una señal es una magnitud física de interés que habitualmente es una función del tiempo.
1.- Introducción al Procesado Digital de Señales. 1.1.- Introducción. Podemos decir que cuando realizamos cualquier proceso digital para modificar la representación digital de una señal estamos haciendo Más detalles Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 *
Rec. UIT-R SM.1268-1 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1268-1 * MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA DE LAS EMISIONES DE RADIODIFUSIÓN A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA (Cuestión Más detalles Verdadero Valor eficaz: 2,23 V x 1,038 = 2.31 Volts Valor pico : 2,23 V x 1,80 = 4,15 Volts Valor pico a pico : 2,23 V x 3,57 = 7,96 Volts
5- Procedimiento de medición: - Medición de Tensión: Para medir voltaje sobre los componentes, las puntas del instrumento de medición se colocan en los extremos del componente o circuito a medir. Es decir, Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución