Source: http://docplayer.es/6618543-Soluciones-profesionales-en-zonas-con-riesgo-de-explosion.html
Timestamp: 2018-11-19 08:13:12+00:00

Document:
Soluciones profesionales en zonas con riesgo de explosión - PDF
Download "Soluciones profesionales en zonas con riesgo de explosión"
Adrián Iglesias Carrizo
1 Terminal de aplicaciones ID7sx Soluciones profesionales en zonas con riesgo de explosión Dé respuesta a sus necesidades individuales de forma sencilla con el ID7sx: intrínsecamente seguro, verificable, resistente y con módulos incorporables. Los cómodos Software-Pacs del terminal de aplicaciones adaptan óptimamente su solución de sistema a las exigencias del duro trabajo cotidiano en la industria. Los interfaces de serie garantizan un flujo de datos constante y sin interrupciones. La amplia gama de modelos de plataformas de pesaje, con capacidades de carga de hasta 12 toneladas y con una precisión de indicación verificable de hasta 1 gramo, permite configuraciones potentes en sectores con riesgo de explosión de las zonas 1 y 21. La tecnología METTLER TOLEDO ofrece la máxima seguridad y precisión en su proceso de fabricación.
2 Terminal de aplicaciones ID7sx Duro a primera vista pero sensible en las pesadas y mediciones. Cumple la directiva 94/9/CE de zonas con riesgo de explosión Rendimiento máximo con Software-Pacs flexibles y específicos de las aplicaciones Display gráfico retroiluminado para guiar perfectamente al operador Con módulos integrables: crece a medida que se acumulan las necesidades Se adapta sin problemas a las condiciones de trabajo más duras con el tipo de protección IP65/66 trabajo, incluso cuando tenga que operar con 3 plataformas de pesaje conectadas en red. Ver y ser visto: el display retroiluminado muestra de manera rápida e inequívoca el resultado del proceso de pesaje. El tamaño máximo de los dígitos, 25 mm, hace difícil que los resultados pasen inadvertidos. Este display está protegido con una pantalla de seguridad resistente al rayado y garantía de años de funcionamiento. Aplicaciones mucho más sencillas Cada tarea de pesaje tiene sus particularidades y requiere unos conocimientos especiales. Disfrute de esta provechosa ayuda con los Software-Pac específicos de las aplicaciones. Fiabilidad en las funciones Se sobreentiende que las funciones de pesada generales son sólo el comienzo. Asimismo, las funciones adicionales incorporadas, tales como tarado automático, memoria de valores fijos, función de prueba, DeltaTrac, fecha/hora o datos de identificación de productos, aligeran y perfeccionan su Un modelo de carcasa, múltiples posibilidades de aplicación El diseño funcional permite una gran versatilidad de aplicaciones del terminal de pesaje como aparato de sobremesa, de pared o empotrable, gracias a la estructura óptima de la caja. Con un tipo de protección IP66 (chorros de agua), la caja de acero inoxidable se limpia a fondo y con facilidad después de cada utilización. Muy fácil de manejar El resistente teclado táctil con superficie plana y confirmación acústica de las entradas cumple todos los requisitos en materia de ergonomía por la clara estructuración de sus funciones. Interfaces para conexiones seguras Gracias al interface de datos y al dispositivo de alimentación PSU/ Ex integrados en el equipo básico, el ID7sx se comunica de manera fiable con los periféricos en un entorno seguro. Su capacidad de diálogo destaca por la posibilidad de integrar un máximo de 2 interfaces de datos adicionales para conectar, por ejemplo, lectores de códigos de barras aptos para zonas con riesgo de explosión. Además, el ID7sx da muestras de su flexibilidad por la fácil adaptabilidad de un interface E/S o de una tarjeta de memoria.
3 Zona Ex Zona segura Zona Ex Zona segura CL, máx. 80 m PSU / Ex CL, RS232 CL, máx. 50 m PSUx CL, máx. 20 m D x PC / Impresora CL, máx. 20 m Instalación de llenado y dosificación del cliente PSU / Ex CL, máx. 20 m Solución de sistema AWUx PSU / Ex D x Módulos de pesaje Analógico, máx. 20 m Conexión a la báscula según las necesidades Balanzas de sobremesa y de caballete 3 kg/0,1 g y 300 kg/20 g. Verificables, clase II y III, c on una resolución de hasta valores de verificación o 3 x divisiones Multi-Intervall. Básculas pesa-palets 600 kg/100 g y kg/ 500 g. Verificables, clase III, con una resolución de valores de verificación. Básculas extraplanas 300 kg/50 g y kg/ 500 g. Verificables, clase III, con una resolución de valores de verificación. Altura de paso 35 mm. Básculas de suelo 300 kg/20 g y 12t/2 kg. Verificables, clase II y III, con una resolución de hasta valores de verificación o 3 x 3000 divisiones Multi- Intervall. Básculas de suelo con plato de carga abatible kg/200 g y kg/ 500 g. Verificables, clase III, con una resolución máxima de valores de verificación o 3 x divisiones Multi-Intervall. Pesaje de depósitos flexible con células de carga y solución de sistema AWUX Herméticos y extremadamente flexibles. Las células de pesada RWM2x y los módulos 0970 Ring- Weigh están fabricados en acero inoxidable y se recomiendan sobre todo en entornos con un alto grado de humedad y resistencia a la corrosión. Módulos de pesaje Ringmount La amplia gama de productos ofrece múltiples soluciones para pesaje de tolvas y depósitos o básculas especiales. En conjunción con la solución de sistema AWUx y el ID7sx, ofrecen los resultados más exactos en las condiciones de trabajo más exigentes de la industria. Ejemplo de montaje de cisternas/ depósitos apoyados en el suelo, con 4 módulos de pesaje Ejemplo de montaje de recipiente de pesada, estructura redonda con 3 apoyos
4 Características técnicas del Terminal de aplicaciones ID7sx Caja/Condiciones ambientales Equipo de sobremesa y de pared Diseño Caja sobre pupitre Equipo empotrable Diseño delantera Caja sobre pupitre para empotrar en placa Material Acero al cromo-níquel, todo, DIN X5 CrNi1810 Tipo de IP65/66: protegido contra el polvo y los protección chorros de agua Modo de protección: CENELEC II 2G EEx ib IIC T4; -10 C < Ta < +40 C; II 2D IP65 T55 C FM Clase I, II, III DIV 1 Grupo: A, B, C, D, E, F, G Verificación D Temperaturas C en clase de precisión II, ambiente perm.: C en clase de precisión III Medidas de todos los modelos de caja del ID7sx, consultar croquis dimensionales. Visualización y manejo Display Tamaño Indicador 132 x 39 mm, 240 x 64 píxeles Tecnología Display gráfico retroiluminado Datos de display Datos de pesada, datos de identificación, información en texto claro, información gráfica, rotulación de las teclas de función F1... F6. Tamaño de los máx. 25 mm dígitos Protección de Pantalla de vidrio endurecida, resistente al pantalla rayado Teclado Tecnología Teclado táctil con pulsación de teclas perceptible, confirmación acústica Superficie Poliéster resistente, con impresión de teclas altamente resistente. Rotulación/ Inscripción de texto y símbolos resistente al Diseño de teclas rayado, teclas importantes más grandes. Funciones de teclas Entradas Alfanuméricas 4 teclas A... D para datos de identificación 6 teclas de función F1... F6, con tecla de cambio de función y tecla de información 4 teclas de función de báscula Bloque de entradas numéricas Con teclas F1... F6, selección de entrada controlada por el usuario Funciones básicas Funciones de pesaje Compensación Mediante pulsación de teclas, sustractiva de la tara Tarado automát. Tarado automático desconectable Preajuste de tara Mediante teclado o interface Memoria de 999 valores fijos de tara, para valores de tara de uso corriente Cálculo de la tara Suma y multiplicación de tara, tara intermedia Selección de bruto Indica el peso bruto al pulsar una tecla Puesta a cero Automática o manual Conmutación de Mediante pulsación de teclas, modificable a unidades estas unidades de peso: kg, g, lb, oz, ozt, dwt Pesada dinámica Para pesos inestables, por ejemplo en el pesaje de animales, tiempo de ciclo e impresión automática seleccionables Control de parada Regulable en 4 niveles, con indicador de desplazamiento Adaptador de pro- Adapta la báscula al proceso de pesada, ceso de pesada 3 niveles seleccionables Adaptador de Atenúa la influencia de las vibraciones, vibraciones 3 niveles seleccionables Tecla de prueba Muestra el código de identificación (precinto de verificación) En plataformas de pesaje K x, comprobación de la exactitud de pesada (calibración automática interna) Modo de control Indicación del valor de peso con resolución más elevada Puntos de 4 puntos de cambio con definición libre, para cambio ID7sx Básico, FormXP y Datos (sólo en conexión con interface ID7sx de 8 E/S) Conexiones a la balanza Estándar 1 conexión IDNet Ampliación Ampliable a un máximo de 3 conexiones de balanza (accesorio) Tipos de balanza Plataformas de pesaje MMRx D x / K x Módulos de pesaje con solución de sistema AWUx Funciones de indicación Texto insertado Texto de 20 caracteres, configuración libre Indicador de tara NET se ilumina con el peso de tara almacenado DeltaTrac Indicador analógico de valores de medida dinámicos, con marcas ópticas para valor teórico y tolerancias +/ Memoria de 999 valores fijos DeltaTrac Fecha/hora Indicador de 12 o 24 horas, función de calendario automático, formato europeo o estadounidense Funciones de Posibilidad de nueva consulta de todos los datos información de pesada actualizados, datos de memoria y de identificación Idioma Selección de todos los textos en varios idiomas para indicación y envío de datos Datos de identificación Número/Posición 4 valores alfanuméricos, máx. 30 caracteres Entrada Mediante teclado táctil o interface Denominación Teclas A... D con campo de casilla de rotulación variable Textos fijos Memoria de 999 valores fijos para datos de texto y de identificación de uso corriente Paquetes de aplicaciones ver Accesorios Interfaces Conexión para interface de serie C1 Tipo CL (estándar) Modo de trabajo Diálogo o impresión para comunicación con periféricos en entorno seguro Conexiones para interfaces de serie C2-C3 Tipos CL o RS232 (accesorio) Modo de trabajo Diálogo o impresión para comunicación con periféricos en entorno seguro Ampliación Máximo 2 Interface E/S Tipo Interface E/S discreto con 8 entradas/8 salidas (accesorio) Modo de trabajo Directo o indirecto (con amplificador de conexión); Control de teclas, selectores o mandos SPS en entorno seguro Número Máximo 1 Módulo de memoria Tipo Memoria masiva permanente, 12 MB Flash (acc.) Modo de trabajo Protección de datos de configuración y grupos de datos relevantes para la verificación (función de justificación) Número Máximo 1 Datos generales Autorizaciones y normas Conformidad UE Identificación CE con declaración de conformidad Verificación Directiva UE 90/384/CEE; EN ; OIML R76 Compatibilidad Directiva UE 93/68/CEE; EN ; electromagnética EN ; EN Homologación Directiva UE 94/9/CE; EN ; EN ; para uso en EN atmósferas explosivas Tipo de EN protección IP Seitenverkürzung
5 FormXP ID7sx-FormXP mejora la eficacia de su trabajo. Gestión rápida, sencilla y segura de las formulaciones para "ponerlas en práctica de inmediato. ID7sx-FormXP: la conexión ideal para la solución de pesaje a medida! Ya sea en entornos industriales exigentes o en el laboratorio, el software de formulación FormXP se adapta a las necesidades individuales de utilización, porque permite conectar una gran cantidad de balanzas METTLER TOLEDO con diversas precisiones de indicación y campos de pesada. Seitenverkürzung Dos Consiga el peso final con rapidez y precisión. ID7sx-Dos garantiza una dosificación segura y fiable en la industria, con un método automático y de fácil aprendizaje. Los filtros adaptables a todas las condiciones y la separación entre cálculo y valoración de pesos contribuyen a proporcionar una comodidad de manejo óptima. Modo aprendizaje Basta con introducir el peso final deseado, ID7sx-Dos se encarga de calcular los puntos de desconexión. La primera dosificación ya es correcta, de manera que se evitan las pérdidas de tiempo y de materiales. Dosificación totalmente automática Abandone el "manejo manual y cambie al sistema de dosificación completamente automático con ID7sx-Dos: no tiene mas que conectar la válvula de alimentación lenta y rápida al interface ID7sx de 8 E/S... y a trabajar! Llenado seguro Con ayuda del control de dosificación, ID7sx-Dos supervisa constantemente el flujo de material. Muchas otras funciones, como la corrección por flujo posterior, el umbral de corrección, la confirmación, etc., garantizan la seguridad y la fiabilidad de un sistema de dosificación controlado por ID7sx-Dos. Adaptación a las tareas de dosificación Las funciones conectables, tales como conmutación de balanzas, control de cantidades restantes y de llenado, compensación de materiales o corrección manual, se añaden para dar respuesta a necesidades especiales. Formulación con fórmulas garantizadas El usuario tiene la opción de dosificar una fórmula en un recipiente, verter cada uno de los componentes en un recipiente separado o bien elaborar gran cantidad de lotes: el software FormXP tiene en cuenta las características específicas de la aplicación y del sector Gestión sencilla de los datos Con el software para PC "FormtoolXP" podrá editar con facilidad datos de mensajes, componentes y fórmulas. Se accede pulsando con el ratón, puesto que el PC está conectado directamente con el ID7sx. Vinculación sin problemas de los procesos Desde la preparación de las materias primas hasta la elaboración de las fórmulas, FormXP proporciona una guía al operario sencilla y clara. Los bancos de datos completos, conectados entre sí, ofrecen la posibilidad de introducir informaciones diversas en el proceso de formulación, como por ejemplo instrucciones de trabajo y datos de cantidades o tolerancias. Data A = Art E = Mach B = Tare F =Param. C = Test G =Attribut D = Print H =Statist. Formulación vertical Dosificación de todos los componentes en un recipiente Formulación horizontal Dosificación de componentes en recipientes separados Formulación en lotes Dosificación múltiple de componentes en recipientes distintos Data Gastos reducidos, beneficios importantes La cómoda guía del operador permite la supervisión, desde un ordenador, de varios puestos de pesada al mismo tiempo y sin exigir largas horas de programación por parte del usuario. Procesamiento de datos industriales más sencillo. Tener datos precisos y fiables es el fundamento de todo proceso industrial moderno, que debe centrarse siempre en la eficiencia y la rentabilidad. El terminal ID7sx con el software de aplicaciones ID7sx-Data registra y elabora informes de los datos relevantes seleccionados en conjunción con el ordenador principal.
6 Características técnicas de los dispositivos de alimentación Modelo PSU/ Ex PSUx/230 V PSUx/120 V Conexión a red V AC, 50/60 Hz 230 V AC, 50 Hz 120 V AC, 60 Hz Tipo de protección IP IP65 IP65 IP65 Intervalo de temperatura -10 C + 40 C -10 C + 40 C -10 C + 40 C Modo de protección CENELEC II (2) G, D [EEx ib] IIC II 2 G, D EEx em [ib] IIC T4 FM AIS Clase I, II, III DIV 1 Grupo A-G Clase I, II, III DIV 1 Grupo A-G CSA Clase I, II, III DIV 1 Grupo A-G Cable de conexión a red (m) 2,4 (M16 x 1,5) 1,9 (M16 x 1,5) (1/2 NPT) Cable para ID7sx (m) 10, máx. 80 5, máx. 50 5, máx. 50 Medidas [la x an x al] (mm) 426 x 268 x x 120 x x 120 x 85 Ranuras de balanza 3, asignación máx.: 3 Ranuras de interface 3, asignación máx.: 3 Croquis dimensionales (medidas en mm) Dispositivo de sobremesa ID7sx A - A 85 A Dispositivo de alimentación PSU/ Ex (4x) M PSUx/230 V PSUx/120 V Dispositivo de pared ID7sx PA PA Accesorios del terminal de aplicaciones ID7sx Nº de pedido Dispositivo empotrable ID7sx Venta y servicio técnico: Conexiones a la balanza IDNet-ID7sx Conexión para balanzas IDNet Interfaces de serie CL20mA-ID7sx Interface CL20mA RS232-ID7sx RS Interfaces E/S digitales ID7sx 8 E/S Interface de 8 entradas / 8 salidas Módulo de memoria Memory-ID7sx Memoria para aproximadamente grupos de datos relevantes para la verificación. En las aplicaciones de verificación obligatoria, sustituye a la impresora de justificación. Soporte de pared Para fijar el terminal de aplicaciones a la pared. Completo, con tornillos de sujeción. Modelo en acero inoxidable Columna Para colocación libre del terminal de aplicaciones. Incluye material de sujeción para atornillar al suelo. Modelo en acero inoxidable Zócalo de columna Para poder desplazar la columna. Modelo en acero inoxidable Soporte de mesa Para fijar el terminal de aplicaciones a la mesa en plataformas de pesaje KB y KCC. Modelo en acero inoxidable Reservadas las modificaciones técnicas Mettler-Toledo GmbH MCG 05/03 Impreso en Alemania Conformidad CE Certificado de calidad Servicio en todo el mundo SERVICE
Instrucciones de manejo. METTLER TOLEDO Terminal de pesada IND465. www.mt.com/support. g h i. j k l m n o. p q r s. t u v w x y z +...
p q r s g h i Instrucciones de manejo METTLER TOLEDO Terminal de pesada IND465 1 2 3 -, / & a b c d e f 4 5 6 7 8 9 j k l m n o. 0 t u v w x y z +... C www.mt.com/support p q r s g h i Perspectiva general

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución