Source: http://pdf.medicalexpo.es/pdf/kruess-optronic-gmbh/polarimetros/113211-174294.html
Timestamp: 2017-09-26 11:08:02+00:00

Document:
Polarímetros - A. KRÜSS Optronic GmbH - Catálogo PDF | Documentación técnica | Brochure
Buscar entre los 158.805 productos
Buscar entre los 49.183 catálogos
Buscar entre los 12.496 trends
Catálogos > A. KRÜSS Optronic GmbH > Polarímetros
Polarímetros - 28 Páginas
MEASURING QUALITY. SINCE 1796 POLARÍMETROS ANÁLISIS RÁPIDO Y FIABLE DE SUSTANCIAS ÓPTICAMENTE ACTIVAS
A.KRUSS Optronic es un importante fabricante de instrumentos óptico-electrónicos de medición y análisis de gran precisión. La empresa familiar fundada en 1796 suministra una amplia gama de productos y soluciones a medida para garantizar la calidad de la industria farmacéutica, química, petroquímica, de los alimentos y las bebidas, así como para la investigación y la ciencia. Además de todo ello, suministra una amplia gama de productos para la gemología profesional. Ya se trate de refractómetros, pola-rímetros, densímetros, analizadores de gas, fotómetros de llama, medidores del punto de fusión...
2000 A.KRÜSS Optronic comercializa un refractómetro con registro de valores de medición totalmente automático La hija de Ing. Andres Krüss, Martina Krüss-Leibrock, de la séptima generación, adquiere A.KRÜSS Optronic GmbH e impulsa la internacionalización de la empresa de forma decisiva La hija de Martina Krüss-Leibrock, Karin Leibrock, se incorpora a la dirección empresarial ••••••••• A.KRÜSS Optronic es distinguida con el sello de calidad “Top 100” como mediana empresa especialmente innovadora Como empresa líder del sector, A.KRÜSS Optronic suministra aparatos de medición y análisis con pantalla...
Uno de los métodos más importantes del control de calidad en la industria farmacéutica, química, cosmética, de los alimentos y las bebidas es la polarimetría, es decir, el análisis de sustancias ópticamente activas mediante la determinación de su ángulo de rotación. A partir deste puede determinarse la identidad y la calidad de las sustancias, así como su concentración en mezclas, del mismo modo que puede indicar el progreso de reacciones y de las transformaciones de materias. Así, los polarímetros se utilizan en un amplio abanico de aplicaciones, desde la determinación de la pureza y la concentración...
LA CALIDAD EN PERSPECTIVA CON LOS POLARÍMETROS DE A.KRÜSS
Si desea la máxima funcionalidad, si bien no es estrictamente necesaria la termorregulación de las muestras para mediciones de alta precisión, nuestros modelos de polarímetros P8000 y P8100 son la opción adecuada. Únicamente se diferencian en la precisión de la medición de la rotación óptica; las restantes características son idénticas. Los aparatos son muy robustos y, sin embargo, precisos; gracias a las piezas en contacto con la muestra resistentes a los agentes químicos, son adecuados para casi todas las muestras. P8000 y P8100 son especialmente recomendables en caso de gran cantidad de muestras...
P8000 con tubo de medición PRG-100-E y sonda térmica PRT-E Rotación óptica [°] Escala internacional del azúcar [°Z] Concentración [g/100 ml] Rotación específica Definida por el usuario ±90° ±259 °Z 0–99,9 g/100 ml RESOLUCIÓN TIEMPO DE MEDICIÓN ± 90° FUENTE LUMINOSA LONGITUD DE ONDA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA INTERVALO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA TERMORREGULACIÓN INTERVALO DE TERMORREGULACIÓN PRECISIÓN DE TERMORREGULACIÓN Con sensor térmico PT100, integrado en la sonda térmica PRT-E o PRT-T 0–99,9 °C 0,1 °C ±0,2...
Los modelos de polarímetros P8000-T y P8100-T tienen las mismas funciones y características que P8000 y P8100, si bien, en combinación con tubos de medición termorregu-lables, como nuestro PRG-100-ET, permiten adicionalmente la termorregulación de las muestras con agua en el intervalo comprendido entre 8 y 40 °C. Así, son adecuados para mediciones de gran precisión, obligatorias, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Especialmente cuando deben utilizarse numerosos tubos de medición termorregulables diferentes, P8000-T y P8100-T son la opción adecuada. Se encuentra disponible una selección...
P8000-T con tubo de medición PRG-100-ET, sonda térmica PRT-T y termostato para baño María PT31 Rotación óptica [°] Escala internacional del azúcar [°Z] Concentración [g/100 ml] Rotación específica Definida por el usuario ±90° ±259 °Z 0–99,9 g/100 ml RESOLUCIÓN TIEMPO DE MEDICIÓN ± 90° FUENTE LUMINOSA LONGITUD DE ONDA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA INTERVALO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA TERMORREGULACIÓN Con sensor térmico PT100, integrado en la sonda térmica PRT-E o PRT-T 0–99,9 °C 0,1 °C ±0,2 °C Con termostato para baño...
Medición de gran precisión con termorregulación de las muestras sin aparato adicional externo: es lo que ofrecen nuestros modelos de polarímetros P8000-P y P8100-P que, por lo demás, presentan las mismas funciones y características que los otros aparatos de la serie P8000. Son recomendables cuando las muestras deben termorregularse en un periodo de tiempo especialmente reducido y con bucle de control corto, con exactitud extraordinaria y con independencia de las condiciones de temperatura exterior. De forma adicional, es necesario el tubo de medición PRG-100-EPT, que consta de un cuerpo de vidrio...
Rotación óptica [°] Escala internacional del azúcar [°Z] Concentración [g/100 ml] Rotación específica Definida por el usuario ±90° ±259 °Z 0–99,9 g/100 ml RESOLUCIÓN TIEMPO DE MEDICIÓN ± 90° FUENTE LUMINOSA LONGITUD DE ONDA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA INTERVALO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA TERMORREGULACIÓN Con sensor térmico PT100, integrado en el tubo de medición PRG-100-EPT 0–99,9 °C 0,1 °C ±0,2 °C Con tubo de medición PRG-100-EPT con 3 elementos Peltier integrados
MÁXIMA EFICIENCIA GRACIAS A LA AUTOMATIZACIÓN VARIANTES DE LA INYECCIÓN DE MUESTRAS MANUAL Ofrecemos una amplia selección de tubos de medición para trabajo manual. Durante la inyección de la muestra en el tubo mediante un embudo o abriendo la rosca lateral, debe comprobarse si se forman burbujas. Para su limpieza, se extrae el tubo, se abre la rosca lateral y se enjuaga con un medio adecuado, hasta disolver y eliminar todos los restos de muestra. Para el trabajo semi-automático se requiere P8000-/P8100-TF con función de flujo y unidad de secado DS7060, un tubo de medición de flujo y la bomba peristáltica...
Todos los catálogos y folletos técnicos A. KRÜSS Optronic GmbH
Termostato Peltier
Analizadores de gas - Modified Atmosphere Testers
Analizador para embalajes con MAP
Estereomicroscopio con zoom
Analizador para embalaje
Estereomicroscopio de inspección
Refractómetro óptico

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN