Source: http://noticiasinstrumentacion.blogspot.com/2018/02/
Timestamp: 2018-09-21 15:18:30+00:00

Document:
Instrumentación electrónica de prueba y medida: febrero 2018
Fuentes de alimentación c.c. de doble y triple salidas
Fuentes de alimentación c.c. de doble y triple salidas, serie 873x de Toellner.
La serie 8732 ofrecen dos salidas absolutamente idénticas en una sola carcasa.
Las salidas están eléctricamente aisladas entre sí y flotantes. Pueden conectarse fácilmente en paralelo o en serie y están adicionalmente provistos de una instalación de seguimiento que permite sincronizar la salida II con la salida I. Las dos fuentes de alimentación proporcionan por ello una tensión positiva y una tensión negativa en comparación con el punto de referencia común. Los límites de corriente para las dos salidas se pueden ajustar independientemente entre sí.
Además, las fuentes de alimentación están equipadas con tres pantallas digitales y permiten la medición de tensión externa en los rangos de 0 a 20 V y de 0 a 200 V. Los voltajes en las salidas I y II se miden con el ajuste automático. Hasta 19,99 V, la resolución es de 10 mV; Por encima de 20,0 V, la resolución es de 100 mV. Las salidas I y II se pueden ajustar opcionalmente mediante una tensión de control externa (0 a 10 V) a través de una entrada de control analógica.
Fuentes de alimentación de triple salida.
La serie 8733 tienen tres salidas independientes flotantes. Las salidas de 16 V, 32 V y 48 V están destinadas principalmente a alimentar circuitos lineales. La tensión de salida y la corriente de salida son ajustables mediante potenciómetros de diez vueltas. Se proporciona una función de seguimiento. La salida de 0 a 7 V tiene una corriente nominal de 3 A o 5 A de serie y está destinada principalmente al suministro de circuitos digitales. Las fuentes de alimentación también incorporan tres pantallas digitales. Las tensiones en las salidas I y II se muestran automáticamente con una resolución de 10 mV hasta 19,99 V y una resolución de 100 mV por encima de 20,0 V. La corriente y la tensión de las salidas I, II y III se pueden ajustar opcionalmente mediante una tensión de control externa (0 a 10 V) a través de una entrada de control analógica.
Más info Fuentes de alimentación c.c. de doble y triple salidas. http://idm-instrumentos.es/fuentes-c-c-programables-robustas-toellner/
Publicado por datalogger/toma datos en 3:34 No hay comentarios:
Probador baterías alta tensión. Para medir baterías de alta tensión para vehiculo eléctrico EV.
El modelo estándar BT3563 Battery HiTester puede medir baterías de hasta 300V, pero este probador de baterías personalizadas puede satisfacer aplicaciones de hasta 1000V, lo que es ideal para medir la resistencia total y el voltaje de las baterías de alta tensión.
Además, el BT3563-11 se puede utilizar para verificar la condición de soldadura de las muchas baterías individuales que se sueldan para formar un paquete de alta tensión. Este probador de baterías de pedido especial está siendo entregado a clientes en Japón y China, y servirá como la plataforma para un producto estandarizado y marcado CE programado para su lanzamiento en la primavera de 2018.
Hoja de datos sobre el probador de baterías BT3563 http://idm-instrumentos.es/wp-content/uploads/2016/02/BT3563E5-56M-IDM.pdf
Más sobre Comprobadores de baterías. http://idm-instrumentos.es/comprobadores-de-baterias/
Test baterías 48V. http://instrumentosdemedida.es/ensayos-baterias-48v/
Publicado por datalogger/toma datos en 0:33 No hay comentarios:
Etiquetas: analizador potencia, caracterización baterías
Resistencia Programable de Precisión, IET Labs.
La resistencia programable de precisión modelo PRS-300 mejora dramáticamente los aspectos más importantes de las antiguas décadas de resistencia manual. Introduce un algoritmo avanzado para crear una resistencia de década programable fácil de usar con 30% de precisión mejorada y 1000 veces mejor resolución que las tradicionales cajas de décadas de laboratorio y Simuladores de RTD.
§ Interfaz de usuario: Teclado numérico para introducir el valor de resistencia con pantalla digital
§ Precisión: ± (70 ppm + 1 mΩ) 4 Terminal
§ Ajuste mínimo: 0,1 Ω
§ Resolución: 1 μΩ
§ Rango: 0,1 Ω- 20 MΩ
§ Estabilidad: ± 50 ppm / año
§ Emf térmico: <15 μV
§ Carga máxima: 2 A, 200 V (pico), 0,5 W lo que sea primero
§ Resistencias: Alambre de precisión y lámina metálica
Publicado por datalogger/toma datos en 1:53 No hay comentarios:
Etiquetas: instrumentos de medida, milióhmetro
Publicado por datalogger/toma datos en 1:46 No hay comentarios:
Fuentes de alimentación CC programables rango automático Chroma.
Las fuentes de alimentación de CC programables de rango automático 62000L de Chroma proporcionan un rendimiento lineal de baja ondulación, bajo nivel de ruido y una respuesta transitoria rápida con tamaño liviano, compacto y económico. GPIB y USB incluidas.
Rango de voltaje: 0 ~ 60V
Rango corriente: 0 ~ 7A
Bajo nivel de ruido: • Rápido tiempo de respuesta de transitorios: • Programación de alta velocidad
Publicado por datalogger/toma datos en 3:23 No hay comentarios:
Publicado por datalogger/toma datos en 2:38 No hay comentarios:
Noticias sobre instrumentación electrónica de Instrumentos de Medida, S.L.
Ver el boletín, http://idm-instrumentos.es/boletin-2/
Publicado por datalogger/toma datos en 2:16 No hay comentarios:
Chroma 17011 Battery Cell Charge & Discharge Test System
El sistema de prueba de carga / descarga programable Chroma
17011 es un equipo de alta precisión diseñado específicamente para la prueba de
baterías secundarias de iones de litio y condensadores eléctricos de doble capa
(EDLC). Es adecuado para pruebas de ciclo de vida, inspección de entrada /
envío, producto….
Publicado por datalogger/toma datos en 2:17 No hay comentarios:
Chroma es fabricante
líder de cargas electrónicas. Son usadas en ensayos de potencia en todos los
mercados incluyendo sistemas de test automáticos, ensayos de LEDs, fuentes de
alimentación, baterías, células de combustible, energías renovables y vehículos
eléctricos. Potencias desde 30W a decenas de kW, con versiones modulares de
varios canales. Las cargas electrónicas de Chroma vienen de serie con control
USB o RS232 y opcionalmente con GPIB (IEEE488) o Ethernet.
http://idm-instrumentos.es/cargas-electronicas/
Publicado por datalogger/toma datos en 2:07 No hay comentarios:
Publicado por datalogger/toma datos en 1:57 No hay comentarios:
El "rango de precisión" de un instrumento se refiere al área entre el valor máximo y mínimo al cual puede medir con la precisión preespecificada.
Por ejemplo, la precisión del medidor de pinza de CA modelo 3280-10F, en el rango 42,00 A es ± 1.5% rdg. ± 5dgt. Esto significa que cualquier lectura proporcionada por el medidor que esté entre 4,00 A y 41,99 A está garantizada para la precisión. Los resultados de la medición por debajo de 4,00 A aún pueden aparecer en la pantalla, pero puede no ser preciso debido a las especificaciones de precisión. Los rangos de precisión varían de un instrumento a otro, por lo que es importante verificar esta especificación importante antes de tomar medidas para asegurarse de que los resultados que obtenga estén dentro del rango de exactitud.
Pinza de corriente de fuga de 1 mA a 200 A CA con resolución de 10 μA para analizar formas de onda distorsionadas.
Ver sondas de tensión y corriente http://idm-instrumentos.es/sondas-de-tension-y-corriente/
Publicado por datalogger/toma datos en 1:13 No hay comentarios:
Sistema regenerativo para packs de baterías, Chroma.
El modelo 17020 es un sistema de alta precisión diseñado específicamente para módulos de baterías secundarias y pruebas de embalaje. Las fuentes y mediciones precisas garantizan un nivel de calidad de prueba adecuado para realizar pruebas repetitivas y fiables. Esta fiabilidad es crucial para los módulos / paquetes de baterías, tanto para las inspecciones entrantes como salientes, así como para la capacidad, el rendimiento, la producción y las pruebas de calidad.
La arquitectura del sistema 17020 de Chroma ofrece una descarga regenerativa diseñada para reciclar la energía eléctrica proveniente del módulo de batería, ya sea de vuelta a los canales en el sistema que realiza una función de carga o a las redes eléctricas de la manera más eficiente de energía. Esta característica ahorra electricidad, reduce la huella térmica de las instalaciones y proporciona una solución verde a través de la reducción del impacto ambiental en nuestro planeta.
El sistema 17020 de Chroma está equipado con múltiples canales independientes para soportar pruebas dedicadas de carga / descarga, en múltiples módulos / paquetes de baterías, cada uno con características de prueba discretas. Los canales pueden ser puestos fácilmente paralelo para soportar mayores requerimientos de corriente. Esta característica proporciona la máxima flexibilidad entre muchos canales y pruebas de alta corriente.
El diseño avanzado del hardware permite crear transiciones sin fisuras entre la carga máxima y la descarga máxima (o descarga máxima y carga máxima) con una rápida conversión de 50 ms. Esta función permite modos de carga / descarga simulando escenarios del mundo real.
Tiene funciones de programación flexibles y puede ser operado con el potente software Battery Pro de Chroma. Battery Pro utiliza el sistema para crear pruebas de ciclo - desde carga básica o descarga hasta complejas pruebas de ciclo de accionamiento - para cada canal o para grupos de canales. Un control de cámara térmica se puede incorporar para un perfil activado por tiempo o por los resultados de la prueba, dando lugar a un perfil dinámico. Las características de Battery Pro permiten un desarrollo de pruebas rápidas e intuitivas para eliminar la necesidad de tediosos scripts o programación por un ingeniero de software.
Existen múltiples funciones de seguridad, como la verificación de la polaridad de la batería, la protección contra sobretensiones, la comprobación de protección contra sobrecargas y la protección contra sobrecalentamiento para garantizar protección en las pruebas de carga y descarga. En el caso improbable de pérdida de comunicación de la energía o la computadora, los datos se almacenan de forma segura en el sistema, en una memoria no volátil, protegiéndose contra la pérdida de datos potenciales y permitiendo un flujo continuo después del reinicio.
Ver http://idm-instrumentos.es/pruebas-regenerativas-en-packs-de-baterias-chroma-17020/
Publicado por datalogger/toma datos en 2:21 No hay comentarios:
Generador de forma de onda arbitraria de dos canales 5GS / s
La nueva serie Signal Expert de generadores de forma de onda arbitraria establece nuevos estándares para generadores de formas de onda arbitrarias de alta velocidad.
Con un ancho de banda analógico de casi 7 GHz, la nueva Signal Expert Series puede alcanzar frecuencias mucho más altas que su frecuencia de muestreo. Al combinar este amplio ancho de banda analógico con la operación multi-zona Nyquist, Signal Expert Series es capaz de resolver aplicaciones mucho más allá de la banda base y las frecuencias de microondas.
Generadores de forma de onda de canal único o doble 5Gs / s, 12 bit
Ancho de banda análogo extra ancho hasta 7 GHz
Tiempo de subida y bajada extremadamente rápido de menos de 85 ps
Operación de la zona Multi-Nyquist, hasta la 4ª zona de Nyquist
Control de inclinación entre canales de -3ns a + 3ns con resolución de 10ps
Configuraciones de canales independientes o sincronizados
Memoria de forma de onda de 32 M y memoria de hasta 64 M opcional
Potente compositor de pulsos para señales analógicas, digitales y mixtas
Secuenciador avanzado para escenarios de pasos, bucles, nidos y saltos
Varios módulos amplificadores de salida utilizados para resolver numerosas aplicaciones en diferentes dominios
El disparador inteligente permite: detención del disparador, detección de <=> ancho de pulso, así como también espera para la forma de onda final o para cancelar la forma de onda y reiniciar
Incorporado en segmentos dinámicos rápidos y secuencias de control de salto
Dos marcadores diferenciales por canal con posiciones, ancho y niveles programables
Interfaz gráfica de usuario amigable y control remoto a través de LAN, USB y GPIB
Capacidad de almacenamiento / recuperación en la memoria interna o 4 GB de memoria interna
Sincronización múltiple de instrumentos
Ver http://idm-instrumentos.es/generadores-de-onda-arbitraria/
Publicado por datalogger/toma datos en 0:25 No hay comentarios:
El campo de la energía eólica se ha convertido en pocos años en una realidad para obtener electricidad a gran escala usando una fuente limpia e inagotable como es el viento. Localizadas las ubicaciones idóneas para un parque eólico, surgen muchos frentes de investigación para optimizar el rendimiento en la obtención de electricidad a partir de la energía cinética del viento. Una de ellas está relacionada con la forma y posición de las palas del aerogenerador. Para obtener la máxima eficiencia, las palas del aerogenerador necesitan ser optimizadas en forma y ángulo de ataque, para lo cual se desarrollan tareas de investigación y desarrollo en aerodinámica tanto en túneles de viento a escala como en ensayos de campo en aerogeneradores reales. Los escáneres electrónicos de presión de Scanivalve son ideales para estudios de mejora aerodinámica a partir de medidas de presión de múltiples puntos alrededor de la pala, perfil de presiones.
Scanivalve a través de de representante Instrumentos de Medida, S.L. ofrece dos alternativas, el sistema completo DSA3217 compuesto de 16 canales de presión, multiplexor electrónico y sistema de adquisición todo en uno; o el escáner miniatura ZOC33 con 64 canales de presión y sistema de adquisición remoto E-RAD4000. Otros escáneres de menor número de canales están disponibles dependiendo del número de puntos de medida requeridos. Se registran presiones en tiempo real a diferentes ángulos de ataque, a diferentes velocidades de viento y en cualquier condición meteorológica. Estos ensayos se llevan a cabo durante 24 horas los 7 días de la semana durante meses.
Se utilizan tubitos flexibles para llevar los puntos de medida al escáner de presión situado dentro del álabe. La localización de los escáner es crítica para obtener buenos resultados. Deben situarse lo más próximo posible al buje del aerogenerador para minimizar la fuerza centrífuga sobre ellos al rotar. Cerca del buje deben posicionarse de modo que los diafragmas de los sensores de presión en el escáner estén paralelos a la dirección de rotación en línea con el eje de perfil aerodinámico (ver figura inferior), y de esa manera los diafragmas no se vean influenciados por la fuerza centrífuga. La gravedad también debe tenerse en cuenta al corregir datos. Las fuerzas gravitacionales se suman a las medidas según el álabe asciende y se restan a la medida cuando desciende.
Escaners de presión disponibles
Los escáner de presión pueden configurarse para adquirir datos desde 1 Hz a 625 Hz por canal. El modelo de escáner a utilizar depende del espacio disponible y del tipo de ensayos a realizar. Todos los sistemas incorporan comunicación Ethernet TCP/IP y proporcionan lecturas en unidades de ingeniería corregidas en temperatura.
El modelo DSA3217 fue desarrollado por Scanivalve especialmente para aplicaciones en aerogeneradores. Este modelo especial G tiene un conector Ethernet robusto tipo bayoneta. Con 16 canales de presión por escáner y comunicación Ethernet 10baseT, pueden situarse varios DSA3217 en un álabe transmitiendo datos independientes en paralelo. La máxima velocidad de muestro es de 500Hz por canal.
Cuando hay espacio limitado y se requieren medidas en muchos puntos, la elección lógica es la combinación de los escáneres ZOC33 con el sistema de adquisición E-RAD4000. Cada ZOC33 contiene 64 sensores de presión y puede alojarse en una unidad controlada en temperatura modelo ZOCTCU64. Pueden usarse hasta 8 escáneres ZOC33 en un E-RAD4000 permitiendo un total de 512 canales. El sistema E-RAD4000 es compacto, usa tecnología DSP y comunica via Ethernet 100baseT. Puede instalarse en el álabe con los escáneres ZOC y proporcionar datos en tiempo real. La máxima velocidad de lectura es de 625 Hz por canal.
Nota completa http://idm-instrumentos.es/instrumentacion/mediciones-perfil-presiones/
Mayor información http://idm-instrumentos.es/escaners-de-presion/
Publicado por datalogger/toma datos en 1:03 No hay comentarios:
Etiquetas: adquisición de datos, registrador, toma de datos

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución