Source: http://docplayer.org/45404609-Verordnung-des-ejpd-ueber-audiometrische-messmittel.html
Timestamp: 2018-05-23 21:25:43+00:00

Document:
Verordnung des EJPD über audiometrische Messmittel - PDF
Download "Verordnung des EJPD über audiometrische Messmittel"
1 Verordnung des EJPD über audiometrische Messmittel (Audiometrieverordnung) vom 9. März 2010 (Stand am 1. Januar 2015) Das Eidgenössische Justiz- Polizeidepartement (EJPD), gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 16 Absatz 2, 17 Absatz 2, 24 Absatz 3 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar (Messmittelverordnung), 2 verordnet: Art. 1 Gegenstand Diese Verordnung regelt: a. die Anforderungen an audiometrische Messmittel; b. das Verfahren für das Inverkehrbringen audiometrischer Messmittel; c. die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit audiometrischer Messmittel. Art. 2 Geltungsbereich Dieser Verordnung unterstehen Messmittel, die für audiometrische Prüfungen zu gesheitsrelevanten Zwecken verwendet werden, namentlich: a. Audiometer; b. Hörprüfkabinen. Art. 3 Begriffe In dieser Verordnung bedeuten: a. audiometrische Prüfung: Prüfung, die der Feststellung der Hörfähigkeit dient; b. Audiometer: Messmittel, das der Ermittlung der Hörschwelle für Töne verschiedener Frequenzen oder der Sprachverständlichkeit dient, einschliesslich Geräuschquellen, wie Abspielvorrichtungen mit zugehörigen Tonträgern Dateien, Schallwandlern, wie Kopf- Knochenleitungshörer sowie Lautsprecher für das freie Schallfeld; AS SR Fassung gemäss Ziff. I 10 der V des EJPD vom 7. Dez (Neue gesetzliche Grlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan (AS ). 1
2 Geld. Mass Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe c. Hörprüfkabine: schallabsorbierend ausgekleidete Messkabine, in der audiometrische Prüfungen vorgenommen werden. Art. 4 Anforderungen Audiometer Hörprüfkabinen müssen die grlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung die entsprechenden Anforderungen nach dem Anhang dieser Verordnung erfüllen. Art. 5 Verfahren für das Inverkehrbringen 1 Audiometer Hörprüfkabinen bedürfen einer ordentlichen Zulassung einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung. 2 Bei der Installation einer neuen Hörprüfkabine hat eine Abnahmemessung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie 3 (METAS) oder eine Eichstelle zu erfolgen. Art. 6 Nacheichung von Audiometern 1 Audiometer müssen jährlich einer Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung unterzogen werden. 2 Das METAS oder eine Eichstelle führt die Nacheichung durch. 3 Das METAS kann die Fristen für einzelne Messmittel oder Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften dies erlauben oder verlangen. Art. 7 Nacheichung von Hörprüfkabinen 1 Die Nacheichung von Hörprüfkabinen erfolgt alle sechs Jahre. 2 Wird die Hörprüfkabine baulich verändert, muss eine neue Abnahmemessung nach Artikel 5 Absatz 2 durchgeführt werden. Art. 8 Übergangsbestimmung Messmittel, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht wurden, können weiterhin verwendet werden, sofern sie den Anforderungen nach Artikel 4 genügen. Art. 9 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am 1. April 2010 in Kraft. 3 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov (SR ) auf den 1. Jan angepasst. 2
3 Audiometrieverordnung Anhang 4 (Art. 4) Anforderungen an die Eichung von Audiometern Hörprüfkabinen 1 Einleitung 1.1 Die Anforderungen an die Eichung von Audiometern Hörprüfkabinen finden sich in den untenstehenden Tabellen Erläuterungen. 1.2 Die folgenden Normen Empfehlungen können als Vollzugshilfen herangezogen werden: a. OIML International Recommendation R104: Pure Tone Audiometers; b. OIML International Recommendation R122: Equipment for speech audiometry; c. IEC : Audiometers, Part 1: Pure-tone audiometers; d. IEC : Audiometers, Part 2: Equipment for speech audiometry; e. ISO 8253: Acoustics Audiometric test methods. 2 Eichung von Audiometern 2.1 Es werden gemäss den Tabellen 1 4 zwei Eichverfahren mit den Bezeichnungen «A» «B» unterschieden. Bei jeder Installation, sei es erstmalig nach der Beschaffung oder erneut nach einer Neuinstallation wie bei einem Umzug, werden Audiometer nach beiden Verfahren geeicht. Danach werden sie jährlich, alternierend nach Verfahren A B, beginnend mit Verfahren A, geeicht. Eine Eichung umfasst Messungen: mit Kopfhörer künstlichem Ohr für die Luftleitung: Tabelle 1; mit Knochenhörer Mastoid für die Knochenleitung: Tabelle 2; mit Lautsprecher in der Kabine für das Freifeld: Tabelle 3; mit rein elektrischen Signalen zur Überprüfung der Linearität: Tabelle Zusätzlich sind für die Sprach-Audiometrie die folgenden Prüfungen vorzunehmen, die sowohl mit Kopfhörer als auch im freiem Schallfeld durchzuführen sind: Überprüfung des Abspielgerätes; Kalibrierung der im Kuppler im freien Schallfeld für alle verwendeten Tonträger; Falls nötig wird eine Liste mit Einstellwerten für die einzelnen Tonträger erstellt; Überprüfung der Störgeräusche in der Kabine, Kontrolle der Lüftungsgeräusche; 4 Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 19. Nov. 2014, in Kraft seit 1. Jan (AS ). 3
4 Geld. Mass Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe 2.3 Für die Eichung des Sprachsignals wird der in db SPL angegeben. Die Messung erfolgt mit «Impuls» linearer Frequenzbewertung. Es werden die Messungen von 10 Sätzen gemittelt. Luftleitung: Messungen mit Kopfhörer künstlichem Ohr Tabelle 1 Sinuston Frequenz 125 Hz 8 khz (11 Messpunkte) zwischen db HL ± 5 % Links (L) (125 Hz 4 khz) (4 khz 8 khz) A B Klirrfaktor 125 Hz 4 khz (9 Messpunkte) zwischen db HL 2,5 % Schmalbandrauschen 125 Hz 8 khz (11 Messpunkte) zwischen db HL (125 Hz 4 khz) (4 khz 8 khz) Weisses zwischen db HL. Der Sprachpegel muss auf Linear/Impuls gemessen werden. Die Justierung ist ohne Korrekturfaktor auszuführen. Sprach- Sprache 4
5 Audiometrieverordnung Knochenleitung: Messungen mit Knochenhörer Mastoid Tabelle 2 Sinuston Frequenz 250 Hz 6 khz (8 Messpunkte) zwischen 20 ± 5 % Links (L) (250 Hz 4 khz) (4 khz 6 khz) A B Klirrfaktor 250 Hz 4 khz (8 Messpunkte) zwischen 20 5,5 % 250 Hz 6 khz (8 Messpunkte) zwischen 20 (250 Hz 4 khz) (4 khz 6 khz) Schmalbandrauschen freiwillig Weisses Sprach- zwischen 20 Sprache Freifeld: Messungen mit Lautsprecher in der Kabine Tabelle 3 Wobbelton 125 Hz 8 khz (11 Messpunkte) zwischen db HL (125 Hz 4 khz) (4 khz 8 khz) Links (L) A Weisses Schmalbandrauschen Sprach- Sprache zwischen db HL A B 5
6 Geld. Mass Gewicht. Edelmetalle. Sprengstoffe Elektrische Messungen Tabelle 4 Sinuston Linearität 20 db 120 db in 5-dB-Schritten über den ganzen Bereich; ± 1 db für einzelne Schritte Links (L) B 3 Eichung von Hörprüfkabinen 3.1 Das maximal tolerierbare Grgeräusch ergibt sich aus folgenden Anforderungen: Binaurale Freifeldmessungen sollen bis 0 db HL hinunter möglich sein. Die tiefste Testtonfrequenz soll 125 Hz sein können. Die maximale grgeräuschbedingte Unsicherheit darf 5 db erreichen. 3.2 Es beträgt: Frequenz (Hz) Maximal zulässiger Grgeräuschpegel (db ref. 20 µpa) Frequenz (Hz) Maximal zulässiger Grgeräuschpegel (db ref. 20 µpa)
Qualitätssicherungsvertrag zwischen - AKUSTIKA Schweizerischer Fachverband der Hörgeräteakustik - VHS (Verband Hörakustik Schweiz) einerseits (nachfolgend Verbände genannt) und - den Versicherern gemäss
Aktivitäten am Akustik- und Vibrationslabor des METAS
Eidgenössisches Justiz- Polizeidepartement EJPD Besamt für Metrologie METAS Aktivitäten am - slabor des METAS Christian Hof, Laborleiter Laborbesichtigung Tourguide 14h30-14h35 14h35-14h55 14h55-15h00
1 von 5 Erläuterungen Allgemeiner Teil Mit der Richtlinie 2011/17/EU wurden die Richtlinien 71/317 EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG und 86/217/EWG des Rates über
Verordnung des EJPD über Abgasmessgeräte für Verbrennungsmotoren
Verordnung des EJPD über Abgasmessgeräte für Verbrennungsmotoren (VAMV) 941.242 vom 19. März 2006 (Stand am 2. Mai 2006) Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, gestützt auf Artikel 9 Absatz
Erläuterungen zu den Verordnungsänderungen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen ASTRA K163-0758 Erläuterungen zu den Verordnungsänderungen 1. Änderung der Strassenverkehrskontrollverordnung
Verordnung des EJPD über den Betrieb von Unterkünften des Bundes im Asylbereich
Verordnung des EJPD über den Betrieb von Unterkünften des Bundes im Asylbereich 142.311.23 vom 24. November 2007 (Stand am 29. September 2015) Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),
vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2017)
Verordnung des EJPD über selbsttätige Waagen (SWV) 1 vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2017) Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz
Verordnung über die Gebühren im Strahlenschutz
Verordnung über die Gebühren im Strahlenschutz (GStSV) 814.56 vom 5. Juli 2006 (Stand am 1. Januar 2014) Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 42 des Strahlenschutzgesetzes vom 22. März 1991
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV) Änderung vom 16. September 2016 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
Herzlich willkommen im Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS, dem Ort, wo die Schweiz am genausten ist. Jürg Niederhauser
Herzlich willkommen im Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS, dem Ort, wo die Schweiz am genausten ist. Jürg Niederhauser Eidgenössisches Institut für Metrologie Métrologie métr(o) metron (μέτρον)
Verordnung des EJPD über selbsttätige Waagen
Verordnung des EJPD über selbsttätige Waagen vom 19. März 2006 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, gestützt auf Artikel 9 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 1 über das Messwesen
Betriebsstoffmessanlagen und Reifendruckmessgeräte an Tankstellen. Erhebung 2012 Kurzbericht
Betriebsstoffmessanlagen und Reifendruckmessgeräte an Tankstellen Erhebung Kurzbericht Erhebung Betriebsstoffmessanlagen und Reifendruckmessgeräte an Tankstellen Das BEV trägt durch die Wahrnehmung seiner
Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Fachverband für Hörgeräteakustik AKUSTIKA und seinen Mitgliedern
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGI 684 (bisher ZH 1/565.1) Vorsorgeuntersuchungen bei Beschäftigten in Lärmbereichen Hörprüfräume und -kabinen September 1991 1 Zweck und Anwendungsbereich
Verordnung über das Abmessen und die Mengendeklaration von Waren in Handel und Verkehr
Verordnung über das Abmessen und die Mengendeklaration von Waren in Handel und Verkehr (Deklarationsverordnung) 941.281 vom 8. Juni 1998 (Stand am 1. Juli 2010) Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf
Verordnung über den Schutz des Publikums von Veranstaltungen vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und Laserstrahlen
Verordnung über den Schutz des Publikums von Veranstaltungen vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und Laserstrahlen (Schall- und Laserverordnung, SLV) vom 28. Februar 2007 Der Schweizerische
vom 16. April 2004 (Stand am 1. Januar 2017) 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Verordnung des EJPD über nichtselbsttätige Waagen (NSWV) 1 941.213 vom 16. April 2004 (Stand am 1. Januar 2017) Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), gestützt auf die Artikel 5 Absatz

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 16