Source: https://www.hannainst.es/parametros/5406-turbidimetro-fotometro-multiparametrico-portatil-turbidez-br-cloro-cys-i-fe-ph.html
Timestamp: 2019-02-17 22:35:30+00:00

Document:
Turbidímetro/ Fotómetro multiparamétrico portátil (Turbidez / Br / Cloro / CYS / I / Fe / pH)
Referencia HI93102
El HI93102 es un medidor para turbidez, cloro libre y total, ácido isocianúrico, pH, yodo, bromo y hierro de intervalo bajo. Fotómetro robusto y práctico de usar en campo, que permite realizar medidas precisas y al mismo tiempo veloces. Es calibrable por el usuario en cualquier punto del rango de medida de turbidez y puede memorizar hasta 25 muestras.
Calibración con los estándares AMCO-AEPA-1
Cumple con las normas G.L.P (Good Laboratory Practice)
El HI93102 se suministra con cubeta de medición con tapa, pilas y el manual de instrucciones.
Descripción Tabla tecnica Documentos Download PDF
Solución Turbidez 20 NTU para HI93102, 30 ml
HI93102-20
36,00€ Añadir
Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 1
Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/ L (5,00 mg/ L) 300 test
Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) HI93710-03
Reactivo polvo Ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L)
45,00€ Añadir
Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) HI93701-03
Solución Turbidez 0 NTU para HI93102, 30 ml
HI93102-0
24,00€ Añadir
Los parámetros más importantes necesarios para el análisis de agua, especialmente en agua potable, se pueden medir con el medidor portátil HI93102 de Hanna. Este instrumento no sólo mide la turbidez, sino también cloro libre y total, ácido isocianúrico, pH, yodo, bromo y hierro intervalo bajo. Las mediciones se realizan de forma rápida y exacta a través de un sofisticado, pero fácil de usar, microprocesador. Los usuarios pueden seleccionar los puntos de calibración entre valores de calibración programados o los pueden personalizar a una concentración o absorbancia relativa específicas.
El fotómetro HI93102 ofrece muchas características que son atractivas para su uso tanto en el campo, como en el laboratorio. El exclusivo sistema de bloqueo de la celda de medición asegura que se inserte en la misma posición cada vez para mantener una longitud de trayectoria constante. Se pueden almacenar en la memoria hasta 25 mediciones, junto con la hora y la fecha.
Método de turbidez conforme a la EPA
Puntos de calibración personalizados
Importancia del uso
La turbidez, cloro libre y total, ácido isocianúrico, pH, yodo, bromo y hierro intervalo bajo son parámetros críticos que se pueden medir para asegurar una buena calidad del agua potable, las aguas residuales y el agua utilizada en piscinas y spas.
La turbidez es uno de los parámetros más importantes para determinar la calidad del agua potable. Fue considerada como una característica esencialmente estética del agua potable, sin embargo, existen pruebas significativas de que controlar la turbidez es una protección competente contra los patógenos. En aguas naturales, se toman medidas de turbidez para medir la calidad general del agua y su compatibilidad en aplicaciones que involucran a organismos acuáticos.
El cloro es uno de los desinfectantes más utilizados para el tratamiento del agua. Se puede añadir en varias formas, incluyendo hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, o en algunos casos, el gas de cloro. Cuando se añade al agua, el cloro crea ácido hipocloroso (HOCl) que se disocia en el ion hipoclorito (OCl–).
Ácido hipocloroso ↔ ion hidrógeno + ion hipoclorito
El ácido hipocloroso HClO es la forma de cloro que actúa como un desinfectante más fuerte en comparación con el ion hidrógeno ClO. Para asegurar que el cloro añadido es eficaz en la desinfección, se debe tener en cuenta el pH del agua. Alrededor del pH 7.5, El HClO y el ClO- están presentes en cantidades relativamente iguales. Por debajo del pH 7.5, el equilibrio cambia a favor del HClO. Por encima de pH 7.5, el equilibrio cambia a favor del ClO-. Dependiendo de la aplicación, la adición de cloro es eficaz cuando se añade al agua que tiene un valor de pH neutro o ligeramente ácido.
Cuando el cloro se agrega por primera vez al agua, se encuentra como cloro libre. Una vez que el cloro comienza a desinfectar y eliminar bacterias y patógenos presentes en el agua, se convierte en cloro combinado. El cloro combinado ya no está disponible para actuar como desinfectante. La medición del cloro total es la cantidad de cloro libre y de cloro combinado. Con las mediciones de cloro libre y total, el usuario podrá determinar si hay suficiente cloro disponible para la desinfección.
El ácido isocianúrico es más conocido como un reactivo estabilizador para el cloro. Se aplica extensamente en programas del tratamiento de piscinas y de balnearios para retardar la descomposición del ácido hipocloroso. En las piscinas al aire libre, este proceso es acelerado por los efectos de los rayos UVA. Cuando se aplica correctamente puede ahorrar hasta un 80% del consumo normal de cloro en piscinas durante los meses pico.
El bromo es menos volátil y más estable que el cloro, por lo que es una buena opción como desinfectante en piscinas, spas y zonas de agua calientes, y como un agente desinfectante en sistemas de agua potable. Al igual que el cloro, el exceso de bromo en el agua puede ser peligroso para la salud y puede causar irritación en los ojos. El monitoreo diario de la concentración de bromo evita daños en el equipo y contribuye a la optimización y eficiencia del proceso a la vez que aumenta la seguridad del usuario.
El hierro está naturalmente presente en el agua en bajas concentraciones, pero alcanza altas concentraciones en efluentes de aguas residuales. La concentración de hierro en el agua necesita ser controlada, debido a que se vuelve dañina por encima de ciertos niveles. En el agua doméstica, por ejemplo, el hierro puede manchar la ropa, dañar los utensilios de cocina, favorecer el crecimiento de ciertas bacterias y alterar desagradablemente el sabor del agua. El hierro es también un indicador de la corrosión en sistemas de enfriamiento y calefacción de agua. Además, el hierro se supervisa en las aguas residuales de la industria minera para evitar la contaminación.
Cuando se mide la turbidez, el haz de luz que pasa a través de la muestra se dispersa en todas las direcciones. La intensidad y el patrón de la luz dispersa son afectados por muchas variables, como la longitud de onda de la luz incidente, el tamaño y la forma de las partículas, el índice de refracción y el color. El sistema óptico del HI93102 incluye una fuente de luz LED y un detector de luz dispersa (90°).
Principio de funcionamiento: modo colorimétrico
Cuando se miden iones específicos en el modo colorimétrico, se añade a la muestra un reactivo específico para cada parámetro que genera un cambio de color. Cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. El cambio de color asociado es entonces analizado colorimétricamente de acuerdo con la Ley de Beer-Lambert. Este principio establece que la luz es absorbida por un color complementario y que la radiación emitida depende de la concentración. Para determinar el cloro libre y total, ácido isocianúrico, pH, yodo, bromo y hierro de intervalo bajo, el filtro de interferencia de banda estrecha a 525 nm (verde) sólo permite que la luz verde sea detectada por el fotodetector de silicio y omite cualquier otra luz visible emitida desde la fuente de luz. A medida que aumenta el cambio de color de la muestra reaccionada, la absorbancia de la longitud de onda específica de la luz también aumenta, mientras que la transmitancia disminuye.
Estándar primario de turbidez AMCO AEPA-1
Los estándares suministrados por AMCO AEPA-1 son reconocidos como un estándar primario por la USEPA. Estos estándares no son tóxicos, y están hechos de esferas del polímero estireno divinilbenceno, las cuales son uniformes en tamaño y densidad. Estos estándares son reutilizables y estables, con una larga vida útil.
El HI93102 permite a los usuarios registrar hasta 25 lecturas. Los registros de medición se pueden recuperar fácilmente pulsando un botón, si la memoria se llena aparecerá un mensaje. El modo de registro se puede activar o desactivar.
Oprimiendo el botón “GLP”, que se encuentra en la parte delantera del medidor, los usuarios pueden ver la fecha, la hora y dos valores de calibración del modo actual.
El apagado automático se puede ajustar después de 10, 20, 30, 40, 50 o 60 minutos de inactividad cuando el medidor está en modo de medición. Esta característica evita el desperdicio de batería en caso de que el medidor se deje accidentalmente encendido.
El estado de la batería se controla durante cada ciclo de medición. El indicador avisará al usuario cuando la cantidad de batería que queda no es suficiente para realizar mediciones confiables.
En la pantalla aparecen útiles códigos de diagnóstico que alertan sobre problemas como luz baja, luz alta o muestra fuera del intervalo.
Especificaciones de turbidez
Rango de turbidez 0.00 a 50.0 NTU
Resolución de turbidez 0.01 (0.00 a 9.99); 0.1 NTU (10.0 a 50.0)
Precisión de turbidez ± 0.5 NTU o ± 5% de lectura (lo que sea mayor)
Calibración de turbidez dos puntos; seleccionable entre 0.00 - 50.0 FTU (0.00 y 20.0 FTU recomendado)
Especificaciones de bromo
Rango de Bromo 0.00 a 8.00 mg / L (ppm)
Resolución de Bromo 0.01 mg / L (ppm)
Precisión del Bromo ± 0.08 mg / L (ppm); ± 3% de lectura
Especificaciones de cloro libre y total
Rango de cloro Gratis: de 0,00 a 2,50 mg / l (ppm); Total: 0.00 a 3.50 mg / L (ppm)
Resolución de cloro 0.01 mg / L (ppm)
Precisión del cloro ± 0.03 mg / L (ppm); ± 3% de lectura
Especificaciones de ácido cianúrico
Rango de ácido cianúrico 0 a 80 mg / l (ppm)
Resolución de ácido cianúrico 1 mg / l (ppm)
Precisión del ácido cianúrico ± 1 mg / l (ppm); ± 15% de lectura
Especificaciones de yodo
Rango de Yodo 0.0 a 12.5 mg / L (ppm)
Resolución de Yodo 0.1 mg / L (ppm)
Precisión del yodo ± 0.1 mg / L (ppm); ± 5% de lectura
Especificaciones de Hierro
Rango de hierro 0.00 a 1.00 mg / L (ppm)
Resolución de hierro 0.01 mg / L (ppm)
Precisión de hierro ± 0.02 mg / L (ppm); ± 3% de lectura
Rango de pH 5.9 a 8.5 pH
Resolución de pH 0.1 pH
Precisión del pH ± 0.1 pH
Detector de luz fotocélula de silicio (2)
Fuente de luz LED verde puro
Tipo de batería / vida 1.5V AA (4) / aproximadamente 60 horas de uso continuo o 1000 mediciones; apagado automático seleccionable después de 10, 20, 30, 40, 50 o 60 minutos sin uso
Ambiente De 0 a 50 ° C; HR max 95% (sin condensación)
Dimensiones 220 x 82 x 66 mm
Peso 510 g (1.1 lb.)
Información sobre pedidos HI93102 se suministra con tapa de cubeta de medición, baterías y manual de instrucciones.
HI93102_manual.pdf
Descargar (954.83k)
HI93102_Ficha_comercial.pdf
Descargar (69.54k)
HI710046
Cable para recarga de batería en coche, para HI9828/ 29
Cable para recargar el equipo HI9828/9829 en el encendedor de un vehículo.
HI920010
Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos de sobremesa, 9 a 9 pines
Cable RS232 de 9 a 9 pines que permite la conexión entre medidores Hanna compatibles y...
HI920011
Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos portátiles, 5 a 9 pines
HI920011 es un cable RS232 de 5 a 9 pines que permite la conexión entre medidores Hanna...
HI143002
Cable USB con programa compatible con Windows para registrador HI143
Cable USB con programa compatible con Windows para el registrador de temperatura HI143....
HI7698291
Cable USB de PC a equipo HI9829
Cable USB para usar con los medidores multiparamétricos HI9829 y HI98290. Esto permite...
HI76982910
Cable USB de PC a sonda, para HI9829
HI920013
Cable USB para conexión a PC (excepto para HI9829)
Cable USB para conexión a PC que permite una fácil transferencia de datos desde una...
HI7102
Cámara de calibración para sondas HR, con capuchón sinterizado
Cámara de calibración HI7102 de humedad relativa (HR) para sondas de HR con tapa...
HI7101
Cámara de calibración para sondas HR, sin capuchón sinterizado
Cámara de calibración HI7101 de humedad relativa (HR) para sondas de HR sin tapa...
HI740200
Capuchón para electrodos de diam. 12mm (5 ud)
Prolongue la vida útil de un electrodo con el mantenimiento de hidratación adecuado....
HI710011
Capuchón sinterizado para protección de sondas HR
HI93703-59
Carbón activado para decoloración de vino tinto (100 test aprox)
HI710033
Cartucho de impresora para equipos de sobremesa
Cartucho para impresora. 1 unidad
HI605453
Celda de Flujo de acero inoxidable para aguas ultrapuras para electrodos de 13.5 PG
Celda de flujo de acero inoxidable AISI 316.
HI7698294
Célula de flujo corta para portasondas de HI9829
Célula de flujo que permite la recogida de muestras y el control de campo de agua dulce...
HI7698297
Célula de flujo larga para portasondas de HI9829 y HI9819x
Célula de flujo larga de liberación rápida que permite la recopilación de muestras y el...
HI7698284
Célula de flujo para HI9828
Célula de flujo que permite la recogida de muestras y el monitoreo de campo de agua...
HI704871
Célula de medida para PCA (v.2)
HI775
Checker Alcalinidad
El medidor de bolsillo de alcalinidad en agua potable, Checker HANNA HI775, es un...
HI700
Checker Amonio
El medidor de bolsillo de amonio, en rango bajo ( de 0 a 3,00 ppm), Checker HANNA...
HI716
Checker Bromo (0 a 8,00 ppm)
El medidor de bolsillo de bromo ( de 0 a 8,00 ppm), Checker HANNA HI716, es un...
HI758
Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)
El medidor de bolsillo de calcio, Checker HANNA HI758, es un colorímetro digital para...
HI701
Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)
El medidor de cloro libre de bolsillo, Checker HANNA HI701, es un colorímetro digital...
HI762
Checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb)
El medidor de bolsillo de cloro libre rango ultra bajo, Checker HANNA HI762, es un...
HI711
Checker Cloro Total
El medidor de bolsillo de cloro Total, Checker HANNA HI711, es un colorímetro digital...
HI753
Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm)
El medidor de bolsillo de cloruros, Checker HANNA HI753, es un colorímetro digital para...
HI747
Checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb)
El medidor de bolsillo de cobre rango bajo, Checker HANNA HI747, es un colorímetro...
HI727
Checker Color del Agua (0 a 500 PCU)
El medidor de bolsillo de color del agua, Checker HANNA HI727, es un colorímetro...
HI749
Checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb)
El medidor de bolsillo de Cromo IV rango bajo, Checker HANNA HI749, es un colorímetro...

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución