Source: http://www.cab.cnea.gov.ar/inn/index.php/equipamiento/microscopia/microscopia-electronica-de-transmision/itemlist/tag/EDS
Timestamp: 2020-01-20 06:13:44+00:00

Document:
Mostrando artículos por etiqueta: EDS - Instituto de Nanociencia y Nanotecnología
Microscopía/
Microscopía Electrónica de Transmisión/
Mostrando artículos por etiqueta: EDS
TECNAI F20 G2
Microscopio de 200 kV, con cañón de emisión de campo tipo Schottky (FEG), lente de alta resolución con resolución puntual de 0,2 nm, y límite de información de 0,12 nm. Tiene dos cámaras para la captura de imágenes digitales de 2k x 2k pixeles: una de ellas se ubica por encima de la pantalla fluorescente y la otra, con un rango dinámico de 16 bits, se ubica debajo de la pantalla fluorescente, y con la cual es posible obtener imágenes de alta resolución de muy elevada calidad. Permite operar en modo de barrido (STEM) y capturar una señal en transmisión con un detector anular de campo oscuro de alto ángulo (HAADF). Esta combinación resulta en imágenes con contraste de número atómico. El equipo también tiene una unidad de microanálisis EDAX Apollo, con detector de RX de tipo Silicon Drift, con enfriamiento Peltier. La resolución espacial para estudios microanalíticos es de alrededor de 1 nm. En combinación con la unidad de barrido, es posible obtener perfiles o mapeos de composición con la resolución mencionada.
Es inminente la incorporación a este equipo de un espectrómetro que permitirá realizar espectroscopía de pérdida de energía (EELS), brindando información composicional y del estado de oxidación de los elementos que componen el material, y microscopía filtrada en energía (EFTEM). Asimismo permitirá obtener mapeos de composición con alta capacidad de detección para elementos livianos.
Publicado en Microscopía Electrónica de Transmisión
TEM CM200ST
TEM CM200UT
Es un microscopio de 200 kV con filamento de emisión termoiónica de LaB6, lente de alta resolución con resolución puntual de 0,2 nm. Se pueden capturar imágenes digitales con una cámara KeenView de 1,3k x 1k pixeles. Con este instrumento se puede obtener imágenes de alta resolución, imágenes con contraste de difracción y patrones de difracción. Tiene una unidad de microanálisis EDAX Génesis, que permite obtener información de la composición con una resolución espacial de alrededor de 10 nm.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución