Source: https://www.slideserve.com/sofia/protecci-n-radiol-gica-en-radiodiagn-stico-y-en-radiolog-a-intervencionista
Timestamp: 2018-05-21 00:24:55+00:00

Document:
PPT - PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PowerPoint Presentation - ID:793509
<iframe src="https://www.slideserve.com/embed/793509" width="600" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. Parte 19.7: Optimización de la protección en mamografía Ejercicio práctico .
PowerPoint Slideshow about 'PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA' - sofia
Parte 19.7: Optimización de la protección en mamografía
Determinar la resolución espacial (pl/mm) en direcciones paralela y perpendicular al eje del tubo
Es una evaluación del sistema en su conjunto (borrosidad debida al tamaño del foco combinada con la de pantalla/película)
Evaluación de la calidad de imagen con maniquí
Calidad de imagen – resolución espacial
La resolución espacial puede medirse adecuadamente obteniendo imágenes de dos patrones de barras de resolución, de hasta 20 pares de líneas/mm cada uno
Se colocan entre las placas de PMMA, y se mide la resolución en el tejido, o encima de las placas de PMMA con un espesor total de 45 mm, y se mide la resolución en el caso más desfavorable
Grafiar los patrones en el punto de referencia en paralelo y en perpendicular al eje del tubo y medir las resoluciones
Nota: La resolución medida a diferentes alturas entre 25 y 50 mm desde la mesa no difiere mucho, puesto que la borrosidad geométrica es en gran parte compensada por la magnificación, para tamaños pequeños de mancha focal
Maniquí de calidad de imagen
La distancia desde el borde de la pared del tórax es crítica, pero la posición paralela del lado del tórax no es crítica dentro de un margen de ± 5 cm desde el punto de referencia
La resolución es peor en general en paralelo al eje del tubo, debido a la forma asimétrica de la mancha focal

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución