Source: https://consuempresa.com/cuales-son-los-productos-sin-iva-por-el-coronavirus/
Timestamp: 2020-06-04 23:54:35+00:00

Document:
¿Cuáles son los productos sin IVA por el coronavirus? | Consuempresa
¿Cuáles son los productos sin IVA por COVID19?
Publicado por Consuempresa | 20 Mar 2020 | Outsourcing de Impuestos
Con el Decreto 438 del 19-marzo-2020 estarán exentos del IVA durante la emergencia, en la importación, y en las ventas los productos hospitalarios y para la salud siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el anexo de los productos sin IVA.
Nuevos plazos para el registro Web del RTE
Los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial – RTE, que deben realizar el proceso de actualización web de que trata el artículo 356-3 del Estatuto Tributario en el año calendario 2020, dentro de los términos establecidos en el inciso 3º del artículo 364-5 del mismo estatuto, podrán realizarlo a más tardar el 30 de junio del año 2020.
Así mismo, la reunión del órgano de dirección que aprueba la destinación del excedente de que trata el inciso 3º del artículo 360 del Estatuto Tributario, podrá celebrarse, para el año calendario 2020, antes del 30 de junio del año 2020.
Tratamiento tributario de la exención de productos hospitalarios
Por el término de duración de la Emergencia Economica del Decreto 417 de 2020, estarán exentos del IVA, en la importación, y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación, los siguientes productos siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el anexo del Decreto 438 con las siguientes observaciones:
Los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias del IVA, podrán ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución y/o compensación.
El responsable del IVA, que enajene los bienes exentos de que trata el presente artículo durante el término de la emergencia económica, social y ecológica, tiene derecho a impuestos descontables en el IVA, siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 485 del Estatuto Tributario.
Los bienes que a la fecha de expedición del Decreto 438 sean exentos o excluidos del IVA, mantendrán el tratamiento tributario de bienes exentos o excluidos conforme con las disposiciones vigentes aplicables.
Descargue aquí el Decreto 438 de 19 de marzo de 2020 que contiene los productos sin IVA durante la vigencia de la emergencia sanitaria
Condiciones de la exención de IVA para productos hospitalarios
Para efectos de la aplicación de la exención del IVA se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:
Al momento de facturar la operación de venta de bienes exentos durante el término de la emergencia económica, social y ecológica, a través de los sistemas de facturación vigentes, el facturador deberá incorporar en el documento una leyenda que indique: “Bienes Exentos Decreto 417 de 2020”.
La importación, la venta y la entrega de los bienes deberá realizarse dentro del plazo de la emergencia sanitaria, es decir hasta el 30 de mayo de 2020 o hasta que la misma sea extendida por el Ministerio de Salud.
El responsable de IVA, los 5 primeros dias de cada mes, deberá rendir un informe de ventas con corte al último día de cada mes del IVA, de las ventas exentas, de las declaraciones de los bienes importados y amparados con la exención del IVA, certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en el cual se detallen las facturas o documentos equivalentes, registrando número, fecha, cantidad, especificación del bien, y valor de cada operación. En el caso de las importaciones la certificación debe incluir la declaración de importación, registrando número, fecha, cantidad, especificación del bien, valor de la operación, y el número de la factura del proveedor del exterior.
El listado de los productos sin IVA con las especificaciones del anexo es el siguiente:
Dotación Especificaciones técnicas
mínimas obligatorias
Nebulizador 1. Desplazamiento de mínimo 8lts/ o más.
2. Presión ajustable 0-3 kg/cm2.
3. Nivel acústico < 60 db.
4. Requerimientos eléctricos: 110 – 120 v /60 hz.
Báscula pesa bebés 1. Pesabebés electrónica con pantalla digital.
7. Resolución 10 gr o menor
Monitor de signos vitales 1. Configuración estándar: ecg, nibp, spo2, hr/pr, 2resp, 2temp, st análisis, análisis de arritmia, incluye módulo de presión invasiva (ibp), incluye módulo de capnografía.
2. Ecg – rango de frecuencia cardiaca: 15 – 300 bpm.
5. Velocidad del trazado de la curva de respiración es de 6.25 mm/seg.
6. Rango de presión arterial: de 30 a 280 mmhg. Sobrepresión del manguito 300 mmhg.
8. Respiración: método medición de la impedancia a través de los electrodos de ecg en el pecho.
9. Presión invasiva (ibp): rango de medición -6-40kpa (-50- 30mmhg).
10. Capnografía (etco2) side stream: medición de rango 0-150 mmhg (0-19.7% 0-20kpa).
11. Un set sensor spo2 adultos.
12. Un juego brazalete para adultos.
13. Dos sensores set temperatura.
14. Un sensor de ibp.
15. Un sensor de co2.
16. Un juego de cables de alimentación para corriente eléctrica 110 vac – 240 vac, 50/60 hz.
17. Un juego de cables de ecg.
Electrocardiógrafo 1. Software que permita el almacenamiento y gestión de datos en memoria interna.
2. Software de interpretación de resultados.
3. Modos de operación manual y automática.
4. Batería recargable de duración mínimo de 4 horas.
5. Filtros en línea de base y emg.
6. Visualización en pantalla de grupo de derivaciones.
7. Teclado alfanumérico para ingreso de los datos del paciente.
8. Interfase de comunicación rs-232 para transmisión de datos.
9. Tipo de impresión automático y manual.
10. Impresora térmica de alta resolución.
11. Velocidad de registro 5, 25 y 50 mm/s.
12. Sensibilidad 5, 10 y 20 mm/mv (selección manual o automática).
13. Juego de electrodos (4 electrodos para extremidades y 6 electrodos para precordiales).
14. Requerimiento eléctrico 110 – 120 vol / 60 Hz
15. Cable troncal de 10 derivaciones.
Glucómetro 1. Sin codificación.
2. Volumen de muestra de sangre de 0.5 microlitros.
3. Resultados entre ≤6 segundos.
Tensiómetro Tensiómetro de aneroides con soporte móvil
1. Caratula grabada con láser.
2. Con dial ahuecado y aguja color de alto contraste.
3. Libre de látex y de mercurio.
4. Cesto de almacenamiento incorporado para brazalete.
5. Brazalete de dos vías para paciente pediátrico, adulto y adulto grande.
6. Válvula y pera insufladora.
7. Base con 5 rodachines de 2″ a 4″.
Pulsoximetro 1. Equipo portátil o de mano, con peso no mayor de 600 gramos con baterías incluidas.
2. Para aplicación en pacientes: adulto, pediátrico y neonatal.
3. Despliegue en pantalla lcd o led.
5. (sic) Despliegue digital de: spo2, fp o fc y curva pletismografica.
6. Rango de spo2: 0-100% ± 1%.
7. Alarmas visibles y audibles, ajustables.
8. Tiempo de operación con baterías de 12 horas como mínimo.
Aspirador de secreciones 1. Nivel de ruido: menor o igual a 60db.
2. Máximo vacío: mayor o igual a 560 mmhg.
3. Control de ajuste de flujo.
4. Desplazamiento mayor a 20 l/min.
5. Recipientes de vidrio o plástico reusables mínimo de 1 litro.
6. Requerimiento eléctrico: 120 v +/- 10% a 60 hz.
Desfibrilador 1. Desfibrilador monitor de onda bifásica y monitoreo multiparamétrico.
2.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo dea), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
2.2. Con selector de nivel de energía para descarga.
2.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.5. Tiempo de carga de 15 segundos o menor para máxima energía.
3.1. Pantalla lcd a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
3.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ecg como mínimo a seleccionar entre 6 derivaciones: (di, dii, diii, avr, avl, avf).
3.3. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español.
4.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
4.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
4.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
5. Alarmas audivibles (sic) y visibles:
5.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca.
5.2. De desconexión del paciente.
5.3. Del nivel de carga de la batería.
6. Sistema de registro:
6.2. Con capacidad de imprimir trazo de ecg e información relativa al evento registrado.
6.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
7.1. Recargable e integrada.
7.2. Que permita dar al menos 20 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo como mínimo.
7.4. (sic) Tiempo de carga máximo de 4.5 horas.
8. Cable de paciente.
9. Requerimiento eléctrico: 110 – 120 v/60hz.
Incubadora 1. Incubadora servocontrolada o microprocesada.
2. Control con modo para ajuste de temperatura del aure de 23.0°c o menor hasta 37.0°c o mayor.
5. (sic) Doble pared.
6. Sistema de humidificación.
7. Monitoreo de parámetros.
8. Temperatura de aire.
9. Temperatura de piel.
10. Con sistema de alarmas, de las siguientes fallas mínimo:
Temperatura aire.
Temperatura piel.
Falta o falla de energía eléctrica.
11. La base de la incubadora cuenta con soporte para monitor de signos vitales.
12. Sistema de pesaje del neonato.
13. Nivel de ruido menor a 50 dba.
14. Con al menos al menos (sic) cuatro (4) o más ventanas o ventanillas de acceso.
15. Colchón – base porta colchón inclinable.
16. Filtro de aire.
17. Requerimiento eléctrico 110/120 vac – 60 hz.
Lámpara de calor radiante 1. Diseño de columna.
2. Panel controlado por microprocesador.
3. Modos de programación: control manual y servo controlada.
4. Sistema de alarmas visuales y auditivas.
5. Base cuna con inclinación graduable, con altura graduable.
6. Barandas abatibles.
8. Temperaturas configuradas deseadas en un rango de mínimo 34°c a 38°c máximo.
9. Base con ruedas y sistema de frenos.
• Sensor de piel reutilizable.
• Colchoneta en espuma de alta densidad, forrada en material impermeable.
• Mínimo una bandeja para soporte de monitor o instrumental.
11. Fuente de alimentación de 110/120 vac, frecuencia 50/60hz.
Lámpara de fototerapia 1. Lámpara de fototerapia tipo led azul para paciente prematuro y neotanal.
2. Diodos emisores de luz (led) azul. debe contar con led de color blanco (2) dos al menos.
3. Fuente de luz en rango entre mínimo 400nm a 480 nm o mayor.
4. Nivel de irradiación de máximo 60µw/cm2/nm.
5. Vida útil de la fuente luminosa con una durabilidad de 10.000 horas o mayor.
6. Peso total de la unidad con base máximo 22kg.
7. Consumo de potencia eléctrica menor o igual a 30va, 30w.
8. Base con ruedas con mecanismo de freno, o sistema de anclaje abatible.
9. Requerimiento eléctrico 110/120 vac 50-60hz.
Bomba de infusión 1. Bomba de infusión modular de 1 canal peristáltica.
2. Batería recargable de litio. Mínimo 5 horas de trabajo continuo.
3. Protección contra flujo libre.
4. Modos de infusión: modo tasa, modo tiempo, modo peso, modo peso estándar, modo goteo, modo secuencia, modo relevo.
5. Alimentación: 100-240 vac, entrada dc 12v.
6. Rango de ajuste de flujo/gotas: 0,1 – 1200,0 ml/hr.
7. Flujo (set de 20d/ml) 0 – 400 d/min.
8. Gotas (set de 20d/ml) 0,1 – 400,0 ml/hr.
9. Flujo (set de 60d/ml) 1 – 400 d/min.
10. Gotas (set de 60d/ml).
12. Rango de ajuste de volumen: 0.0 – 99.999,9 ml.
Equipo de órganos de los sentidos 1. Equipo para diagnóstico de órganos de los sentidos modelo de pared.
2. Mangos de encendido/apagado automático.
3. Otoscopio luz led con iluminador de garganta y dispensador de espéculos.
4. Dispensador de espéculos (para es otoscopio).
5. Oftalmoscopio.
6. Adaptador de corriente.
7. Voltaje de entrada de 110-120 vac 60hz.
Bala de oxígeno 1. Cilindro de oxígeno capacidad mínima de 650 l – máximo 700 l.
Fonendoscopio 1. Membrana o diámetro de diafragma de min ø 45 mm.
2. Diámetro de campana, min de ø 36 mm.
Ventilador 1. Equipo para uso adulto/pediátrico.
Ventilación en dos niveles de presión, bipap-cpap.
5. Controles mínimos.
Volumen corriente volumen tidal.
Presión soporte.
Presión media-meseta.
Volumen minuto total o volumen minuto espiratorio alto y bajo.
Presión alta y baja.
Pantalla de mínimo 12″ con registro de curvas.
Batería de respaldo de mínimo 2 horas de duración.
Equipo de rayos X portátil 1. Equipo móvil con rango de salida a 40kw como mínimo.
2. Alimentación eléctrica 110 +/- 10% vca, 50-60 hz.
3. Técnicas de programador anatómico.
4. Uso de protocolo DICOM.
5. Comunicación con sistema – pacs.
6. Pantalla touchscreen de 17 pulgadas como mínimo.
7. Detector de gadolinio o cesio.
8. Generador de 300ma o superior.
9. Controles de kv y mas.
10. Detector digital inalámbrico.
11. Matriz activa de mínimo 2300 x 2100 o mayor pixeles.
12. Tamaño del pixel 200µm o menor.
13. Sistema de conexión a red de hospital inalámbrica.
14. Detector cuenta con batería.
15. Doble foco.
16. Disipación de calor máxima 300 khu como mínimo.
Concentrador de oxígeno 1. Velocidad de flujo: mínimo 2 lpm / 92% o2, 8 lmp / 90% o2.
2. Presión de salida: mínimo 10 psig.
3. Alto: 27 pulg (+/- 2).
Ancho: 16 pulg (+/- 4).
Largo: 14 pulg (+/- 2).
4. Requerimientos eléctricos: 110- 120v / 60 hz.
Monitor de transporte 1. Monitor configurado o modular con pantalla de 7 a 12 pulgadas.
2. Pantalla a color tecnología lcd tft o tecnología superior.
3. Resolución igual o superior a 800 x 400 pixeles.
4. Curva plestismográfica.
8. Con batería interna recargable con duración de al menos una hora.
9. Alarmas audibles y visibles.
Flujómetro 1. Conexión para toma tipo chemetron.
2. Capacidad e 0 a 15 litros por minuto.
3. Cuerpo de material en bronce.
4. Tubo indicador en acrílico.
Cámara cefálica 1. Para concentración de oxígeno en 90% o superior.
2. Conexión estándar para manguera de oxígeno corrugada.
4.1. Neonatal: aprox. 18 x 18 x 15 cm.
4.2. Pequeña: aprox. 22 x 21 x 18 cm.
4.3. Mediana: aprox. 30 x 31 x 25 cm.
4.4. Grande: aprox. 44 x 40 x 33 cm.
Cama hospitalaria 1. Cama hospitalaria de 4 planos (3 móviles y 1 fijo).
6. Acabado general en pintura electrostática.
7. Capacidad de carga mínimo de 180 kg.
8. Borde perimetral en caucho macizo o topes antichoque en las cuatro esquinas.
11. Batería de respaldo.
12. Atril porta suero.
13. Colchón con forro lavable hospitalario.
14. Alimentación 110 ± (10%) vac 60hz.
Cama hospitalaria pediátrica 1. Cama hospitalaria de 4 planos (3 móviles y 1 fijo).
7. Capacidad de carga mínimo de 120 kg.
Previous¿Cuáles son los nuevos plazos para asambleas 2020?
NextSe activa poder preferente del Ministerio de Trabajo por COVID19

References: artículo 356
 artículo 364
 artículo 360
 artículo 485
 Resolución 
 Resolución