Source: https://www.mesurex.com/sensores-fibra-optica-redes-bragg
Timestamp: 2019-11-16 01:44:23+00:00

Document:
Sensores de Fibra Óptica | Redes Bragg | Mesurex
Sensores de Fibra Óptica | Redes Bragg
MuST FBG Acelerómetro Mono-Axial
El acelerómetro es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Este sensor es una versión de fibra óptica del acelerómetro convencional pero completamente pasivo, ofreciendo una insensibilidad inherente al ruido inducido por el medio ambiente.
El acelerómetro cuenta es de alta precisión y resolución, y el diseño total de fibra óptica garantiza la inmunidad intrínseca a las chispas eléctricas y EMI / RFI. La opción torlon® para la cabeza del acelerómetro la hace adecuada para aplicaciones en las que existe la necesidad de un elemento pasivo con piezas no metálicas.
Compatible con las unidades de medición FBG más comunes, el acelerómetro combina tamaño compacto, alta resistencia a la corrosión y ambientes severos, y confiabilidad a largo plazo. También es conveniente que la detección remota sea posible ubicarla a varios kilómetros de distancia de la unidad de medida. Ofrece una capacidad de multiplexación intrínseca que permite la concatenación de un gran número de sensores en una sola fibra óptica. Por lo tanto, este sensor es particularmente adecuado para ubicaciones difíciles de alcanzar y redes de detección a gran escala.
Sensibilidad: 7 p.m. / g (min), 9 p.m./g (típico), 11 p.m./g (máximo)
Rango de frecuencia: 0 a 400 kHz / 0 a 600 kHz
Rango de medición: 40 g
Precisión: 0.1 pm / Hz (típico)
Rango de medición: -20 a +80 ° C
Resolución: ± 12.5 mg
Temperatura de funcionamiento: -20 a 80 ° C
Humedad relativa: <90% a 80 ° C
Embalaje: aluminio o Torlon®
Dimensiones: 35 x 20 x 20 mm
Datasheet MuST-FBG-Mono-Axial
Los sensores de deformación MuST FBG son transductores que transforman una variación de distancia estática o dinámica en un cambio en la longitud de onda reflejada de una rejilla de Bragg de fibra pretensada que se puede medir con unidades de lectura SMARTEC.
El sensor está compuesto por una parte activa y otra pasiva. La parte activa contiene la fibra de medición y mide las deformaciones entre sus dos extremos, transformándolo en un cambio de longitud de onda de la Rejilla de Bragg de Fibra. La parte pasiva es insensible a las deformaciones y se utiliza para conectar el sensor a la Unidad de Lectura. En la parte pasiva del sensor, es posible instalar una rejilla de Bragg de fibra suelta para la detección y compensación de la temperatura.
Longitud de la zona activa (LA, base de medición): 20 cm a 2 m
Longitud de la zona pasiva (cable de conexión): 1 a 200 m (distancias más largas disponibles bajo pedido)
Pre-tensado de la fibra de medición: 0.5% de la longitud de la zona activa (otros bajo pedido especial)
Rango de medición: Cepa: 0.5% en manteca, 0.75% en alargamiento / Temperatura: -40 ° C a +80 ° C
Resolución de medición / Precisión: 0,2 με / 2 με (usando unidades de lectura SMARTEC)
Conexión de las opciones de protección del cable (vea la hoja de datos específica para más detalles):
Cable estándar: gris (estándar); Cable reforzado de acero inoxidable: negro (condiciones duras); Cable simple sin protección: amarillo (laboratorio)
Conectores ópticos: E-2000 AC (8 °)
Temperatura de funcionamiento: Zona pasiva: -40 ° C a +80 ° C; Zona activa estándar: -50 ° C a +110 ° C; Zona activa especial (previa solicitud): -50 ° C a +170 ° C
Impermeable: 5 barras (15 barras con protección adicional en los puntos de anclaje)
Datasheet MuST-FBG-Deformation-Sensor
Los sensores de deformación SMARTprofile son transductores que transforman una variación de deformación en un cambio en la longitud de onda reflejada de un FBG encapsulado en un parche de montaje en superficie.
Estos sensores son compatibles con las unidades de lectura SMARTEC MuST. Sus pequeñas secciones transversales (anchura ~ 8 mm, espesor ~ 3 mm) y propiedades de empaquetamiento compuestas lo hacen ideal para su aplicación en duras condiciones in situ. Ofrece alta resistencia mecánica, química y de temperatura.
Se puede utilizar eficazmente en las siguientes aplicaciones:
Monitorización estructural de estructuras navales.
Aplicaciones submarinas; p.ej. Monitorización de elevadores de aguas someras y profundas, plataformas off-shore y otras estructuras de petróleo y gas.
Las estructuras industriales y militares, etc.
El SMARTprofile puede ser simplemente adherido o fijado a cualquier tipo de superficie como acero, compuestos, cemento, etc.
Dimensiones del perfil de detección: ancho = 7.8 mm, espesor = 2.9 mm, longitud = 680 mm
Dimensiones del cable de conexión: en cable reforzado de acero inoxidable flexible con funda de plástico externa Ø 3 mm
Condiciones de uso: Expuesto a la presión hidrostática extrema, agua de mar y algunos productos químicos, así como a altas y bajas temperaturas
Número de medidas FBG: 1
Número de FBG de temperatura: 0 o 1 (solo en el último sensor de una matriz)
Max. número de sensores MuST SMARTprofile: 5 sensores en la misma cadena
Rango de medición: ± 0.5% (± 1mm)
Resolución / Precisión: Sensor de deformación: 2 me (0.002 mm / m) / <0.2%, Sensor de temperatura: 0.2 ° C / 1 ° C
Temperatura de funcionamiento: Perfil de detección: -55 ° C a +200 ° C / Conector: -40 ° C a +80 ° C
Presión hidrostática de funcionamiento: Perfil de detección: 0 a 30 MPa (0 a 300 bar)
Compensación de temperatura: uso de sensor de temperatura opcional FBG
Calibración: no se requiere calibración individual
Datasheet MuST-FBG-Multiplex-SMARTprofile-Deformation-Sensor
Los sensores de temperatura MuST FBG son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos sensores son versiones de fibra óptica de los sensores convencionales de temperatura de cable eléctrico y vibratorio, pero completamente pasivos, ofreciendo una insensibilidad inherente a la deriva inducida por el medio ambiente.
Estos sensores de temperatura ofrecen alta precisión y resolución, y diseño total de fibra óptica garantizando la inmunidad intrínseca a las chispas eléctricas y EMI / RFI. Compatible con las unidades de medición SMARTEC MuST FBG, los sensores de temperatura integrados combinan tamaño compacto, alta resistencia a la corrosión y ambientes hostiles, y confiabilidad a largo plazo.
También son adecuados para la teledetección con posibilidad de instalarlos a varios kilómetros de distancia de la unidad de medida y conectar un gran número de sensores en una sola fibra óptica. Estos sensores también son adecuados para ubicaciones difíciles de alcanzar y redes de detección a gran escala.
Longitud de onda central: 1510 a 1590 nm. Max. 12 sensores en la misma cadena.
Sensibilidad: 10 p.m. / ° C
Reflectancia:> 75%
Pérdida de inserción: <0.1 dB
Ancho espectral (FWHM): <0.2 nm
Embalaje: acero inoxidable
Protección IP: IP68 (solo sensor integrado)
Dimensiones: General: 140 x 8 mm / soldable: 45 x 15 x 0,3 mm / incrustado: 60 x 10 mm
Tipos de cable: Ø 3 mm Interior / Ø 3 mm Cable de blindaje exterior / embebido (IP68)
Peso: General: 100 g / soldable: 5 g / incrustado: 150 g
Datasheet MuST-FBG-Temperature-Sensor
La unidad de lectura SOFO VII es una unidad de lectura universal capaz de medir los sensores SOFO (Interferometric) y MuST FBG (fibra Bragg Grating). El sistema está diseñado para mediciones estáticas a largo plazo. Cada canal puede ser configurado por software para una de las dos tecnologías.
El SOFO VII está integrado en una carcasa compacta de acero diseñada para la instalación permanente en cualquier estructura que requiera un monitoreo continuo. La unidad de lectura SOFO VII permite medir 4 ó 8 canales. En cada canal es posible conectar hasta 5 sensores SOFO (se necesita un divisor externo de 1 × 5) y hasta 25 sensores MuST FBG (dependiendo del tipo de sensor, consulte las hojas de datos del sensor para más detalles).
La unidad contiene un PC de campo que proporciona funciones de registro de datos y de interfaz remota. Las principales características de SOFO VII son: flexibilidad en la elección de las opciones que permiten al cliente configurar un sistema adaptado a sus necesidades en términos de tecnología de detección, capacidad de registro de datos, comunicación y rango de temperatura.
El SOFO VII ha sido diseñado para la instalación superficial y para los requisitos específicos del proyecto. La carcasa (IP 66, carcasa y puerta: imprimación e-coat, pintada en polvo, gris RAL 7032) garantiza protección contra agua, roedores, choques accidentales y una cerradura de llave garantiza protección contra vandalismo.
Resolución de medición: 2 μm RMS
Linealidad / Precisión: <2 ‰
Frecuencia de muestreo: 1 S / s (1Hz)
Rango de medición: Máx. 50 mm
Sensores por canal: Máx. 5 sensores de deformación SOFO
Calibración: ninguna, no requerida
Conectores ópticos: PC E-2000 (8 °), cordón de conexión o separador necesario
Rango dinámico: N.A.
Tiempo de medición: <2 s (incluyendo escritura SDB) por canal
Recuento de canales disponibles: 4 o 8 canales en total, software configurable entre SOFO y MuST FBG
Fuente de alimentación de CA: 230 V 50 Hz / 110 V 60 Hz Detección automática
Conexiones externas: conexión Ethernet, pantalla y pantalla (opcional)
Capacidad del registrador de datos: 5 años típicos de datos con mediciones cada 1 h.
Dimensiones: ~ 500 mm x 500 mm x 210 mm
Peso: ~ 25 kg
Temperatura de funcionamiento: 10 ° C a + 40 ° C- 40 ° C a + 40 ° C con opción de calefacción
MuST FBG
Resolución de la medición: 1 p. M.
Linealidad / Precisión: ± 2 p. M.
Rango de medición: 100 nm (1500 a 1600 nm)
Sensores por canal: sensores de deformación Max 7 MuST (FBG) / hasta 12 sensores de tensión FBG / hasta 25 sensores de temperatura FBG
Calibración: referencia de longitud de onda trazable NIST
Conectores ópticos: E-2000 APC (8 °)
Rango dinámico:> 50 dB
Recuento de canales disponibles: 4 u 8 * canales en total, software configurable entre SOFO y MuST FBG
Datasheet SOFO-VII-Reading-Unit
Manual SOFO-VII-MuST-Universal-Reading-Unit
Manual SOFO-SDB (Software)
La Unidad de Lectura Portátil SOFO VII / MuST es una unidad de lectura universal capaz de medir tanto los sensores SOFO (Interferométrico) como los MuST (Fibra Bragg Grating). Las unidades de medición portátiles emplean una tecnología de escaneado láser con barrido continuo probado. Incluyen una referencia de longitud de onda trazable NIST que proporciona una calibración continua para asegurar la precisión del sistema durante una operación a largo plazo.
El alto rango dinámico y la potencia de salida permiten alcanzar una alta resolución incluso para cables de fibra larga y conexiones con pérdidas. La unidad portátil de lectura SOFO VII MuST permite medir 4 canales. En cada canal es posible conectar hasta 5 sensores SOFO (se necesita un divisor externo 1 × 5) y de 7 a 25 sensores MuST FBG (dependiendo del tipo de sensor, consulte las fichas de datos del sensor para más detalles). La unidad contiene un PC que proporciona registros de datos y funcionalidades de interfaz remota. Las características principales son:
Robustez y portabilidad: operación 24/7 garantizada por un diseño inteligente, selección cuidadosa de componentes (electrónicos, ópticos, mecánicos), montaje compacto y maleta robusta optimizada para uso en campo.
Alta capacidad de interrogación: Rango de sintonización de banda ancha y 4 canales ópticos paralelos que permiten la medición simultánea de un gran número de sensores.
Autonomía: hasta 3 horas, con 1 paquete de batería; batería adicional disponible bajo petición
Recuento de canales disponibles: 4 canales en total, software configurable entre SOFO y MuST FBG
Consumo nominal: 45 vatios (90W máximo)
Comunicación: Ethernet RJ45; USB
Interfaz de control: GUI con pantalla táctil de 12 "; Ethernet TCP / IP; USB
Funciones de registro de datos: muestreo; archivo
Formato de registro de datos: base de datos mySQL; Archivos compatibles con Excel ™
Dimensiones: ~ 360 mm x 275 mm x 100 mm
Peso: ~ 7,3 kg - Caja de aluminio
Temperatura de funcionamiento: + 10 ° C a 40 ° C
Humedad relativa: <90%, sin condensación
Datasheet SOFO-VII-MuST-Portable-Reading-Unit
Manual SOFO-VII-MuST-Portable-Reading-Unit
MuST VII FBG - Unidad de Lectura Dinámica
La unidad de lectura dinámica MuST VII es capaz de medir los sensores MuST FBG (Fibra Bragg Grating). El sistema está diseñado para mediciones dinámicas ya largo plazo. El MuST VII Dynamic RU está integrado en una caja de acero compacta diseñada para una instalación permanente en cualquier estructura que requiera un monitoreo continuo.
La unidad de lectura dinámica MuST VII permite medir 1, 4 y 8 canales. En cada canal es posible conectar hasta 7 sensores de deformación MuST, hasta 12 sensores de deformación MuST (dependiendo del tipo de sensor, vea la datasheet del sensor para más detalles) o hasta 25 sensores de temperatura MuST. La unidad contiene un PC de campo que proporciona registro de datos y funcionalidades interconectadas remotas.
Las características principales de MuST VII Dynamic son: Flexibilidad en la elección de las opciones que permiten al cliente configurar un sistema adaptado a sus necesidades en términos de tecnología de detección, capacidad de registro de datos, comunicación y rango de temperatura.
Resolución de la medición: 5 p. M.
Linealidad / Precisión: ± 10 p. M.
Frecuencia de muestreo: 1000 S / s
Rango dinámico:> 25 dB
Recuento de canales disponibles: 1, 4 u 8 canales
Conexiones externas: conexión Ethernet, 1 o 4 puertos ópticos, fuente de alimentación, pantalla y pantalla (opcional)
Datasheet MuST-VII-Dynamic-Reading-Unit
Manual MuST-VII-Dynamic-Reading-Unit
Medición de la distancia al…
Video Introductorio sobre el Sistema…
Control de fiebre en pasajeros…
Análisis NIR en la producción…
Análisis en Laboratorios | Espectroscopía…
Medición del espesor de pantallas…

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución