Source: http://cromlab.es/COL_LC_BIO_A_NUC_PA200.htm
Timestamp: 2019-09-20 01:27:28+00:00

Document:
Columnas Dionex Acclaim DNAPac PA200 y PA200RS
Resolución Ultra-Alta de Oligonucleótidos
Thermo Scientific™ DNAPac® PA200 y DNAPac® PA200RS son columnas de intercambio aniónico fuerte que ofrecen un análisis de alta resolución y purificación de oligonucleótidos sintéticos que no ha sido superado. Ambas fases han sido diseñadas para resolver longitudes completas n-1, n+1 y otros fallos de secuencia que no son posibles con otras columnas. Los tiempos de retención y la selectividad pueden controlarse mediante la selección de sal, pH y solvente, de tal manera que la separación puede ajustarse a los retos analíticos presentados por muchos oligonucleótidos.
Permite la resolución n, n-1 de oligonucleótidos
Resuelve oligonucleótidos de enlace y estereoisómeros
Control de la selectividad via pH, sal y solventes
Analiza la puerza de fósforotioato
Resuelve ARN con enlaces aberrantes (2'-5') de SSARN normal
Las columnas DNAPac® PA200 se empacan con una resina de intercambio aniónico pelicular basada en un substrato polimérico no poroso de 8 mm al que se ligan Thermo Scientific™ Dionex™ Microbeads™funcionalizados con aminas cuaternarias. La gran capacidad de transporte de masas de esta resina resulta en la separación de alta resolución de oligonucleótidos.
Las columnas DNAPac® PA200 RS se empacan con una resina con partículas de 4 mm adecuada para separaciones de Bio-UHPLC. Estas columnas de Separación Rápida (RS) han sido diseñadas para ser usadas con el equipo Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 BioRS con una presión máxima de 10.000 psi (68.9 MPa) que permite una superior resolución y mejores prestaciones.
Tanto DNAPac® PA200 como DNAPac® PA200 RS pueden trabajar en condiciones desnaturalizantes como alta temperatura (hasta 85ºC), alto pH (hasta 12.5) o mediante la inclusión de agentes caotrópicos (como la urea). DNAPac® PA200 y DNAPac® PA200 RS permiten la resolución de oligonucleótidos de longitud normal (8 a 30mer), de longitud extendida (30 a 70mer) ADN de doble cadena, y ADN enrollado frente a ADN mellado o lineal.
Estas columnas ofrecen la mayor estabilidad en un amplio rango de pH, una resolución excepcional y permiten separaciones de alta velocidad. Las separaciones analíticas en las columnas DNAPac® PA200 como DNAPac® PA200 RS de 8 y 4 mm, pueden escalarse fácilmente a columnas de mayor diámetro para desarrollar convenientemente métodos preparativos con pequeñas muestras.
El escalado del caudal y del tamaño de la muestra a columnas de 250x9mm y 250x22mm producen esencialmente la misma cromatografía.
Rango Temperatura Ambiente Controlada-85ºC
Caudal Típico 0.1 a 1.5 mL/min
Compatibilidad Fase Móvil pH 4-10 (12.5 con sal. Ver Manual). Compatible 100% con Acetonitrilo o Metanol para limpieza.
Composición resina Substrato no poroso de 8 mm (55% entrelazado) aglomerado con látex tipo MicroBeads funcionalizado con alquilamonio cuaternario
Capacidad Intercambio ~14 µeq/columna (columna analítica 4 × 250 mm x 8mm) ~20 µeq/columna (columna analítica 4 × 250 mm x 4mm)
Construcción Columna PEEK™ con conexiones rosca 10-32. Todos los componentes no-metálicos.
Presión Operativa Máxima 4000 psi (27.9 MPa) DNAPAc 200, 10000 psi (68.9 MPa) DNAPAc 200 RS
Eluyente Típico Agua Alta Pureza (18W-cm), cloruro de sodio, perclorato de sodio, tampones, acetato de sodio e hidróxido de sodio
Detergentes Compatible con detergentes no-iónicos, catiónicos o zwitteriónicos.
082508 DNAPac PA200 RS 4µm, Columna Analítica Rápida 4.6 × 50 mm
082509 DNAPac PA200 RS 4µm, Columna Analítica 4.6 × 150 mm
082510 DNAPac PA200 RS 4µm, Columna Analítica Alta Resolución 4.6 × 250 mm
063425 DNAPac PA200 8µm, Columna Analítica 2.0 × 250 mm
063000 DNAPac PA200 8µm, Columna Analítica 4.0 × 250 mm
063421 DNAPac PA200 8µm, Columna Semi-Preparativa 9.0 × 250 mm
SP6734 DNAPac PA200 8µm, Columna Semi-Preparativa 22 × 250 mm
063423 DNAPac PA200 8µm, Pre-Columna 2.0 × 50 mm
062998 DNAPac PA200 8µm, Pre-Columna 4.0 × 50 mm
063419 DNAPac PA200 8µm, Pre-Columna 9.0 × 50 mm
SP6731 DNAPac PA200 8µm, Pre-Columna 22 × 50 mm
DNAPac PA200 Data Sheet Hoja de Producto 673 Kb
DNAPac PA200 Analytical Column Manual Manual 1.9 Mb
High-Resolution Nucleic Acid Separations by High-Performance Liquid Chromatography Nota Técnica 976 Kb

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución