Source: https://www.cameca.com.mx/products/sims/nanosims
Timestamp: 2020-01-21 17:37:27+00:00

Document:
CAMECA NanoSIMS 50L: microsonda de iones para el análisis de características ultra finas en materiales, geología, ciencias planetarias y biológicas
Microsonda SIMS para el análisis isotópico y de elementos de traza a alta resolución espacial
El NanoSIMS 50L es una microsonda de iones exclusiva que optimiza el rendimiento del análisis SIMS a una resolución lateral alta. Se basa en un diseño óptico coaxial del haz de iones y la extracción de iones secundarios, y en un analizador de masa del sector magnético original con recolección múltiple.
El NanoSIMS 50L ofrece métricas de rendimiento clave simultáneas que solo se pueden obtener individualmente con cualquier otro instrumento o técnica conocida:
Alta resolución espacial de análisis (hasta 50 nanómetros)
Alta sensibilidad (ppm en imágenes de elementos)
Alta resolución de masa (M/dM),
Adquisición paralela de siete masas
Adquisición rápida (modo CC, no pulsado)
Análisis de muestras eléctricamente aislantes sin problema.
Y gracias a las mejoras recientes, ahora se puede lograr la reproducibilidad de la relación de isótopos de algunas décimas de permil.
Campos de aplicaciones ampliados
El NanoSIMS 50L abre nuevas posibilidades para acoplar la identidad filogenética (con FISH o El-FISH) y la función metabólica (utilizando el indicador de isótopos estables) de células individuales en estudios de comunidades microbianas mixtas del medio ambiente.
La resolución de 50 nm y las capacidades de relación isotópica del NanoSIMS 50L permiten la medición intracelular de acumulaciones y flujos de moléculas marcadas con isótopos estables
Geología y ciencia espacial:
El NanoSIMS 50L permite mediciones isotópicas y elementales precisas de áreas de submicrones profundas, granos o inclusiones de partículas de polvo interplanetarias, meteoritos y secciones minerales. Trabajando en múltiples configuraciones de copa Faraday y con un tamaño de punta de unos cuantos ?m, ofrece mediciones de relación de isótopos con precisión y reproducibilidad externa de hasta unas décimas de permil.
Investigación de materiales:
Gracias a su alta sensibilidad a alta resolución de masa (sin interferencia de masa), el NanoSIMS 50L permite obtener imágenes y cuantificación de elementos traza (adulterantes) con una resolución lateral SIMS de 50 nm, incluso en materiales eléctricamente aislantes. Todos los elementos, excepto los gases nobles, son accesibles, desde el hidrógeno hasta el plutonio.
El NanoSIMS 50L fue diseñado originalmente por Pr. G. Slodzian, Universidad de París Sud, Francia.
Vea lo que puede hacer el NanoSIMS +
Se usa para adquirir barridos de línea de elementos traza con un tamaño de punto de haz de 500 o 1000 nm y comparar perfiles de difusión de modelo en cristales de zircón, el NanoSIMS ayuda a analizar las condiciones de refrigeración y almacenamiento en la reserva de magma silícica.
Mediante la combinación de una resolución lateral alta y la sensibilidad de referencia, los mapas elementales NanoSIMS proporcionan evidencia de la asociación de proteínas con nanocristales biogénicos, un ejemplo de biomineralización extracelular.
El NanoSIMS permite de forma exclusiva complementar los elementos traza con alta sensibilidad y el mapeo de la relación isotópica de alta resolución lateral de azufre lo que revela inclusiones sucesivas de fluido rico en oro en pirita.
Los trazadores isotópicos se usan para revelar los sitios de oxidación activa mediante imágenes de NanoSIMS de secciones transversales cerca de la superficie. El NanoSIMS también es una herramienta de elección para mapear elementos ligeros (B, 2H) incluso a bajas concentraciones.
Utilizado para analizar la síntesis generada por plasmón de nanoprismas de oro, el NanoSIMS ayuda a mostrar los detalles de los mecanismos de cultivo fotoquímico a un nivel de nanopartículas simple.
Combinando la alta sensibilidad con una resolución espacial alta, el NanoSIMS se usa para estudiar la segregación y difusión de los elementos en materiales complejos.
Los experimentos que involucran un indicador de isótopo estable y la espectrometría de masa de isótopos múltiple cuantitativa con el NanoSIMS se llevan a cabo para poder probar la hipótesis de cadena inmortal.
El NanoSIMS permite a los biólogos visualizar y cuantificar el recambio proteico y para dar seguimiento al destino de las biomoléculas con resolución intracelular.
NanoSIMS Instrumentation Booklet
NanoSIMS 50L Product Flyer - Materials and Geosciences
NanoSIMS Product Flyer - Environmental Microbiology
NanoSIMS 50L Product Flyer - Cell Biology
NanoSIMS Applications Booklet - Materials
NanoSIMS Applications Booklet - Cell Biology
Publicaciones de NanoSIMS +
Se puede descargar una hoja de cálculo de Excel que compila artículos de investigación científica con datos de NanoSIMS. Los artículos están ordenados por las principales aplicaciones de la siguiente manera y se pueden buscar fácilmente con las funciones de búsqueda de palabras de Excel:
Partículas atmosféricas/aerosoles
Biomineralización/Paleoclima
Geología/Medio ambiente
Paleobiología/Evolución
Instrumentación/Metodología
Descargue la hoja de cálculo aquí: Compilación de artículos científicos de NanoSIMS.
Click on the link below to access the CAMECA webinar platform. You will need to sign up and can then view the chosen webinar at any time.
Introduction to the NanoSIMS. Part 1: Instrumentation principles
Introduction to the NanoSIMS. Part 2: Illustration of the main capabilities
The NanoSIMS 50L: Applications in Material Sciences, Part 1: Metals and Ceramics
The NanoSIMS 50L: Applications in Material Sciences, Part 2: Nanotechnologies and Depth Profiling
Usuarios de NanoSIMS alrededor del mundo +
What is the role of biogeochemical processes in the functionality of sustainably managed ecosystems? How can stable isotope readings assist the understanding of the fate of chemicals in anoxic environments such as soil-aquifer systems, freshwater and deep-sea sediments and bioreactors? (…)
Center for NanoImaging, Brigham and Women's Hospital
Washington University in Saint Louis, MI, USA
The Cosmochemistry Department consists of several groups of scientists and technical personnel whose research interests and activities span a wide variety of fields in cosmochemical and space sciences. Many abstracts in the astrophysics field, downloadable in pdf format.
RF-plasma O-: High brightness O- primary ion source
Replaces the duoplasmatron O- ion source. The higher brightness of the RF-plasma ion source permits to obtain similar O- beam density and lateral resolution as with the Cs+ source.
D1 5-Slits_NS: Five D1 Aperture Diaphragm Slit
Objective/immersion lens aperture strip increases the flexibility by increasing the diameter choice from 4 to 5 sizes.
EXLIE Pre-implant_NS: Extreme low impact energy
Ultra Low energy (25-500eV) sample bombardment allows pre-implantation/cleaning without consuming top surface of ultrathin samples.
High Current Column_NS: High current primary ion column
Allows Larger maximum Cs+ beam current (up to 20nA instead of a few nA).
Using larger current permits to use multiple FCs instead of EM and improve isotope ratio reproducibility.
Pfeiffer Turbo: Replacement of the three turbomolecular pumps
Replace the three turbomolecular Varian/Agilent pumps by equivalent Pfeiffer models with excellent reliability.
Load-lock Productivity Enhancement: Replacement of the standard turbopump if the load-lock
For laboratories requiring unscheduled loadings and fast analysis, the standard 80 l/s turbopump of the load-lock can be replaced by a 300 l/s turbomolecular pump. The time needed to reach 1 E-6mbar in the load-lock is then typically reduced by x3 from ~120 min. to ~40 min.
EM Preamplifier Gen2_NS: Five new EM preamplifier-discriminators
Improvement of electronic ion pulse amplification for ion counting.
More reliable settings and adjustments of discriminator/threshold for more reproducible isotopic ratios.
Internal Multico Gen2_NS: New internal Multicollection
Improved reliability, less short-circuits and blockages due to moveable cables.
Low Noise Preamplifier_NS: Multico Geo Faraday : low noise preamplifier for FC#1
Precise FC-EM isotope ratios.
Lower noise/background for the Faraday cup resulting in better reproducibility and larger current detection range in FC.
Multico Triple Faraday_NS: Multicollection triple Faraday
Three FCs instead of one.
Permits to measure isotopic ratios in multiple FCs with sub-permil reproducibility, generally recorded with higher (a few nA) and µm spot.
NMR H/D_NS: Additional NMR probe for Hydrogen
Stability of low mass spectrum lines.
A third, dedicated NMR probe is added and improves the stability of analyzer magnetic field for high reproducibility on H ratios.
Optical Microscope Gen2_NS: Improved Optical Microscope
Replacement of illumination and optical microscope for more uniform lighting, digital camera, better resolution, numerical zoom.
SED_NS: Secondary Electron Detector
Secondary electron imaging for localization of small particles and good contrast to complement SIMS imaging.
32b_Acquisition Board_NS: 32 bits counting board
Replaces 16bit former version and is necessary for remote control through the internet using Team Viewer.
No more saturation on SIMS images, faster scanning for less charging problems.
PC automation_NS: PC Windows Control Upgrade
The SUN system is no more supported and replaced by a PC Windows automation.
New functions available under PC version.
Software Version Update_NS: Updated Software version
Latest PC automation version for removal of problems, new functions, and also required for some upgrades.
Control Duplication_NS: Duplication of NanoSIMS control
Control of the instrument from a separate operator room (<15 m), CAMECA designed keypad in both rooms.
Allows optimized operation comfort (reduced noise, separate T°C control)
Additional WinImage II_NS: Additional 64bit WinImage II Off-line PC Software Licence
Image processing of SUN and PC data. Dongle for Multiple users.
DUO Auto Valve_NS: Automation of Duoplasmatron leak valve
Allows closing the leak valve at the end of unattended acquisition when using the duoplasmatron for longer use of duo source between dismounting for cleaning.
Full MDA_NS: Aperture and Hexapole Automation
Automation of slits & apertures for improvement of reproducibility, access by lower level users, chaining of cleaning/acquisition, comfort of use.
SAMPLE HOLDERS, SHUTTLES & TRANSFER
Sample-holders_Shuttles_NS: List of the sample-holders and the shuttles available at this link.
Please contact the after-sales service for orders.
Magnetic Transfer Rod: Two magnetic transfer rods
Transfer of the shuttle with its sample holder from the load-lock onto the analysis stage.
You may also check the software versions available for your instrument.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución