Source: http://docplayer.es/6114242-Catalogo-de-instrumentos-de-medida.html
Timestamp: 2018-12-13 04:41:30+00:00

Document:
Catálogo de instrumentos de medida - PDF
Download "Catálogo de instrumentos de medida"
María Elena Márquez Benítez
1 2007 Catálogo de instrumentos de medida Multímetros digitales Pinzas amperimétricas Comprobadores eléctricos Medidores de aislamiento Comprobadores de instalaciones Medidores de resistencia de tierra Comprobadores de equipos eléctricos portátiles Herramientas para la comprobación de la calidad del aire Termómetros digitales Cámaras termográficas Medidores de calidad de la energía eléctrica ScopeMeter Calibradores de campo Instrumentos de medida EX Accesorios
2 Multímetros digitales Seguridad, calidad y rendimiento: tres palabras que resumen las ventajas de nuestra extensa gama de multímetros digitales. Nuestros modelos abarcan desde instrumentos compactos para la solución de problemas de primer nivel hasta instrumentos de alta tecnología con multitud de funciones. Contamos con un modelo adecuado a cada presupuesto y aplicación diseñado para ayudarle a realizar su trabajo de forma más rápida, eficaz y precisa. 11
3 Guía de seleccíon de multimétros digitales Máxima precisión Multímetros Mantenimiento industrial Manteni- Clima- Asistencia Electricista Propósito Fabrica- Aplica- Calibración Comprobación industriales y asistencia técnica miento tización técnica propósito general ción resis- ciones de corriente de aislamiento eléctrico tente eléctricas de lazo V 83V IV 27 88V /1587T AC+DC AC+DC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 0,025% 0,025% 0,05% 0,1% 0,09% 0,09% 0,15% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,09% 0,2% 100 khz 100 khz 20 khz 5 khz 30 khz / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 200 µa 10 A 10 A 10 A 10 A 1 A 1 A 400 ma 400 ma 500 MΩ 500 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 32 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 1 MHz 1 MHz 200 khz 200 khz 100 khz 100 khz 100 khz 50 khz 50 khz 50 khz 100 khz 200 khz 20 khz 20 khz 100 khz 50 mf 50 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf 10 mf C C ºC +400 C +400 C ºC +500 ºC 60 db 60 db 500 ns 500 ns 60 ns 60 ns 32 ns 60 ns / / /- /- / /- 5 2 / / /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- 250 µs 250 µs 250 µs 250 µs / / / / / / / /- /- /- /- -/ -/ / -/ -/ / / /- /- 100 / /- / / /- /- /- /- /- /- /- /- /- / /- / /- / / V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V Características básicas Resolución Lecturas de verdadero valor eficaz Precisión básica en tensión DC Ancho de banda Selección de rangos automática/manual Medidas Tensión AC/DC Corriente AC/DC Resistencia Frecuencia Capacitancia Temperatura db Conductancia Ciclo de trabajo/ancho de pulso Continuidad con zumbador Comprobación de diodos Corriente de lazo de 4-20 ma como lectura de porcentajes Medidas en variadores de velocidad RPM/Intervalo VoltAlert, detección de la tensión sin contacto LoZ: baja impedancia de entrada Microamperios Comprobación de aislamiento Número de rangos de medida de tensión Pantalla Doble display Barra gráfica analógica Retroiluminación Almacenamiento e intercambio de datos con el PC Registro de mínimo y máximo con indicación de tiempo Registro rápido de mínimo y máximo Retención de valores en pantalla/retención automática Relativo Interfaz RS-232 Memorias de lecturas Otras características Fuente de corriente de lazo de 4-20 ma / Alimentación de lazo de 24 V Selección automática, Voltios CA/CC Reloj en tiempo real Suavizado Funda integrada Funda extraíble Calibración sin necesidad de abrir el aparato Acceso a baterías/fusibles independiente Desactivación automática Indicación de batería baja Garantía y seguridad Garantía para toda la vida/años Alerta de conexión incorrecta Alarma de entrada EN CAT II EN CAT III EN CAT IV Consultar las página
4 Kits combinados de Fluke Ahorre comprando un kit combinado Ahorre un 15% Fluke 87V/E2 Kit combinado para técnicos electricistas industriales Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de puntas de prueba extrafinas TP38 (con aislamiento) Juego de pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip Correa con imán TPAK Sonda de temperatura 80BK integrada para multímetro digital Estuche para multímetro C35 Ahorre un 28% Fluke 179/EDA2 Kit Kit combinado electrónico Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de puntas de prueba para electrónica TL910 Juego de pinzas de gancho AC280 Suregrip Correa con imán TPAK Sonda de temperatura 80BK integrada para multímetro digital Estuche para multímetro C35 Ahorre un 23% Fluke 179/MAG2 Kit Kit combinado industrial Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip Juego de puntas de prueba extrafinas TP4 (4 mm) Correa con imán TPAK Sonda de temperatura 80BK integrada para multímetro digital Estuche para multímetro C35 + linterna Maglite Ahorre un 14% Fluke 117/322 Kit Kit combinado para técnicos electricistas Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 117 Pinza amperimétrica Fluke 322 Juego de cables de prueba de punta dura TL75 Correa con imán TPAK Maletín de transporte Deluxe con correa para hombro C115 Kit Fluke 87V/E2 Kit combinado industrial Kit Fluke 179/MAG2 Kit combinado industrial Kit Fluke 179/EDA2 Kit combinado electrónico Kit Fluke 117/322 Kit combinado para electricista Fluke 189/FVF2 Kit combinado de multímetro para el registro de datos y software El contenido del kit, su disponibilidad y los porcentajes de ahorro pueden variar dependiendo del país. Ahorre un 32% Fluke 189/FVF2 Kit combinado de multímetro para el registro de datos y software Multímetro Fluke 189 de verdadero valor eficaz Software Flukeview Forms FVF-SC2 Cable de comunicación para USB IR189USB Juego de cables de prueba TL71 Juego de pinzas de cocodrilo AC72 Termopar 80BK Compartimento para pilas de alta capacidad BP189 Estuche de transporte flexible C25 Juego de accesorios para colgar el multímetro TPAK 13
5 Multímetros digitales Serie 180 Resuelva problemas complejos gracias a las funciones de medida avanzadas, la precisión y el registro de datos de los multímetros Fluke Los modelos Fluke 189 y 187 son nuestros multímetros más avanzados, con las funciones y precisión adecuadas para su uso en sistemas de distribución eléctrica, sistemas industriales automatizados, controles de procesos y equipos electrónicos o electromecánicos, tanto en las instalaciones como en el banco de trabajo. El modelo 189 cuenta con la función de registro de datos incorporada para registrar las medidas realizadas sin necesidad del uso de un PC. Los datos registrados pueden visualizarse en la propia pantalla del multímetro o transferirse a un PC que disponga del software opcional FlukeView Forms. Características Fluke 187 Medida de verdadero valor eficaz Ancho de banda en tensión y corriente Nº de cuentas (predeterminada/seleccionable) Pantalla múltiple con grandes dígitos y retroiluminación, que se actualiza 4 veces por segundo Barra gráfica analógica, que se actualiza con una frecuencia de 40 veces por segundo Registro de mínimos, máximos y promedios con indicación de tiempo relativo Registro rápido de mínimo y máximo CA, CA+CC CA, CA+CC 100 khz / 100 khz 100 khz / 100 khz / / segmentos 51-segmentos 250 µsec 250 µsec Fluke 189 Modos AutoHold y Relativo para retención automática de lectura y medidas de referencia y desviación Lectura de temperaturas con adaptador y termopar tipo K opcional Pruebas acústicas de continuidad y diodos Medida del ciclo de trabajo y ancho de pulso Interface para PC para el intercambio de datos y calibración a carcasa cerrada Memoria para almacenar hasta 3 días de registro autónomo continuo (1.000 puntos de memoria) Memoria de lecturas (posiciones de memoria) 100 Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el alojamiento Carcasa ergonómica con funda protectora integrada (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) En todas las entradas Verdadero valor eficaz Cables de medida TL75, pinzas de cocodrilo AC 72 (sólo 185), 2 baterías AA instaladas, manual de usuario, certificado de calibración con toma de resultados. Fluke 183 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 185 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 189/FVF2 Kit combinado de multímetro para el registro de datos y software FVF-SC2 Software FlukeView Forms con cable IR USB Consulte la página 13 Funciones Máximo Resolución máxima Tensión CC 1,000 V 10 µv Tensión CA 1,000 V 10 µv Corriente CC 10 A 0,01 µa Corriente CA 10 A 0,01 µa Resistencia 500 MΩ 0,01 Ω Conductancia 500 ns 0,01 ns Capacidad 50,000 µf 0,001 nf Frecuencia 1 MHz 0,001 Hz Temperatura -50 C/+980 C 0,1 C dbm y dbv -74/+60 db 0,01 db 187 y 189** ±(0,025% + 5) ±(0,4% + 40) ±(0,15% + 2) ±(0,75% + 5) ±(0,05% + 2) ±(1,0% + 10) ±(1,0% + 5) ±(0,005% + 1) ±(1% + 1 C) ±0,1 db La precisión especificada es la mejor para cada función. ** La precisión de los modelos 187 y 189 está establecida para cuentas y la resolución para cuentas. Vida útil de la batería: Normalmente 100 horas (pilas alcalinas) Tamaño: 203 mm x 100 mm x 50 mm Peso: 0,545 kg Garantía para toda la vida Accesorios recomendados 14 C125 Consulte la página 94 TL910 Consulte la página 87 TL81A Consulte la página 87 BP189 Consulte la página 97 TPAK Consulte la página 97
6 Multímetros digitales Serie 80V Rendimiento y precisión para una mayor eficacia La Serie 80V de multímetros Fluke ha mejorado las funciones de medida, características, resolución y precisión de su antecesora Serie 80. Estos nuevos multímetros son excelentes instrumentos para afrontar con éxito los problemas típicos en motores, sistemas automatizados, sistemas de distribución eléctrica y las medidas habituales en equipamiento y maquinaria industrial. El 87V de Fluke integra una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico. Además, lleva integrado un termómetro que permite realizar medidas básicas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales. Para obtener información sobre el 87V EX consulte también las páginas 84 y 85. Características Medidas de Verdadero Valor Eficaz en tensión y corriente 83V 87V / 87V Ex Fluke 83V Ancho de banda (tensión/corriente) Resolución digital (predeterminada/seleccionable) 5 khz 20 khz / 6000 Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Pantalla grande con barra gráfica analógica y retroiluminación de dos niveles Selección manual y automática de rangos Termómetro incorporado Captura de picos de hasta 250 µs Fluke 87V Modo relativo para compensar la resistencia de las puntas de prueba Registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos AutoHold para captura automática de medidas en pantalla Comprobación de continuidad con señal acústica, comprobación de diodos y ciclo de trabajo Alarma de conexión de entrada incorrecta 83V/87V Diseño clásico con nueva funda extraíble y compartimento trasero para almacenamiento de puntas y cables de prueba Modo en espera seleccionable mejorado para alargar la vida útil de las baterías Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el alojamiento Categoría ATEX II 2 G Eex ia IIC T4 87V Ex En todas las entradas Verdadero valor eficaz Fluke 87V Ex no para 87V Ex Puntas de prueba TL75, pinzas de cocodrilo AC72, carcasa amarilla (H80M no incluye TPAK), sonda de temperatura 80BK (sólo 87V), batería de 9 V (instalada), CD-ROM (manual de usuario y notas técnicas) y guía de uso. Fluke 83V Multímetro Fluke 87V Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V Ex Multímetro de verdadero valor eficaz con seguridad intrínseca Fluke 87V/E2 Kit combinado para técnicos electricistas en la industria Consulte la página 13 Funciones (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Rango máximo Tensión CC V Tensión CA V Corriente CC 10 A ** Corriente CA 10 A ** Resistencia 50 MΩ Conductancia 60 ns Capacidad µf Frecuencia > 200 khz Temperatura -200 a 1090 C Sonda de temperatura 80BK - 40 a 260 C Vida útil de la batería: típicamente más de 400 horas (alcalina). Tamaño (LxAxF): 200 mm x 95 mm x 48 mm 83V 87V/87V Ex* Máx. resolución Precisión Máx. resolución Precisión 0,1 mv ±(0,1 + 1%) 10 µv ±(0,05% + 1) 0,1 mv ±(0,5% + 2) 10 µv ±(0,7% + 2) 0,1 µa ±(0,4% + 2) 0,01 µa ±(0,2% + 2) 0,1 µa ±(1,2% + 2) 0,01 µa ±(1,0% + 2) 0,1 Ω ±(0,4% + 1) 0,01 Ω ±(0,2% + 1) 0,01 ns ±(1,0% + 10) 0,001 ns ±(1,0% + 10) 0,01 nf ±(1,0% + 2) 0,01 nf ±(1,0% + 2) 0,01 Hz ±(0,005% + 1) 0,01 Hz ±(0,005% + 1) - 0,1 ºC 1,0% - - 2,2 ºC ó 2% La precisión considerada es la mejor para cada función. * La precisión del modelo 87V está definida para cuentas y la resolución para cuentas ** 20 A hasta un maximo de 30 segundos Peso: 0,6 kg 83V / 87V: Garantía para toda la vida 87VEx: Garantía de 1 año Accesorios recomendados (no apto para zonas peligrosas) C25 Consulte la página 94 TL238 Consulte la página 88 i410/i1010 Consulte la página 91 TPAK Consulte la página 97 L215 Consulte la página 85 15
7 Multímetros digitales de la serie 170 Multímetros versátiles para la asistencia técnica en instalaciones o la reparación en bancos de trabajo Estos multímetros cuentan con todas las funciones necesarias para su uso eficaz en sistemas eléctricos, electromecánicos y de calefacción o ventilación. Son fáciles de utilizar y presentan mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo las medidas de verdadero valor eficaz, un mayor número de funciones de medida, la conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande y fácil de ver. Características Fluke 177 Medidas de Verdadero Valor Eficaz Representación digital, con una frecuencia de actualización de 4 veces por segundo Display con retroiluminación Barra gráfica analógica que se actualizan con una frecuencia de 40 veces por segundo Selección de rangos automática y manual AC AC AC segmentos 33-segmentos 33-segmentos Fluke 179 Retención de valores en pantalla y retención automática de lecturas Modo de registro de mínimos, máximo y medios, con alarma de mínimos y máximos Lecturas de temperatura (sonda termopar tipo k de extremo redondeado incluida) El modo suavizado permite el filtrado de señales de entrada intermitentes Pruebas acústicas de continuidad y de diodos Señal de advertencia de conexiones incorrectas La alarma de tensión insegura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Fluke 175 Alojamiento ergonómico con funda integrada Fácil cambio de la batería sin necesidad de abrir todo el alojamiento Dispone de modo En espera para mayor duración de las baterías En todas las entradas Verdadero valor eficaz Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril; batería de 9 V instalada y Manual del usuario. El modelo 179 incluye también la sonda de temperatura 80BK. Fluke 175 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 177 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 179 Multímetro de verdadero valor eficaz Kit Fluke 179/EDA2 Kit combinado electrónico Kit Fluke 179/MAG2 Kit combinado industrial Consulte la página 13 Funciones Máximo Resolución Máx, Tensión de CC 1000 V 0,1 mv Tensión de CA 1000 V 0,1 mv Corriente continua 10 A 0,01 ma Corriente alterna 10 A 0,01 ma Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω Capacitancia µf 1 nf Frecuencia 100 khz 0,01 Hz Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C La precisión especificada es la mejor para cada función (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Vida útil de la batería: pilas alcalinas, normalmente 200 horas Tamaño (LxAxF): 190 mm x 89 mm x 45 mm ±(0,15% + 2) ±(0,09% + 2) ±(0,09% + 2) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,5% + 3) ±(1,5% + 3) ±(1,5% + 3) ±(0,9% + 1) ±(0,9% + 1) ±(0,9% + 1) ±(1,2% + 2) ±(1,2% + 2) ±(1,2% + 2) ±(0,1% + 1) ±(0,1% + 1) ±(0,1% + 1) ±(1,0% + 10) Peso: 0,42 kg Garantía para toda la vida Accesorios recomendados 16 i400 Consulte la página 90 C90 Consulte la página 94 TLK-220 Consulte la página 88 SV225 Consulte la página 98 i410-i1010 Consulte la página 91
8 Multímetros digitales serie 110 Fluke 117 Novedad Fluke 115 Diseño ergonómico y compacto para la utilización del equipo con una sola mano Cuatro multímetros digitales de verdadero valor eficaz integran la Serie 110 de Fluke. Las funciones específicas de cada uno de estos modelos garantizan su idoneidad para las necesidades concretas de los distintos usuarios. El diseño compacto común a toda la serie permite la utilización de los instrumentos con una sola mano y la pantalla retroiluminada con dígitos grandes facilita la lectura de los valores. Multímetro 117 con detector de tensión sin contacto, idóneo para el mantenimiento eléctrico e industrial El modelo 117 está recomendado para los profesionales eléctricos en todo tipo de instalaciones: terciario, industriales, colegios, hospitales, etc. Incluye funciones extra como la detección de tensión sin contacto para un trabajo más rápido y seguro. Multímetro 116 con medida de temperatura y microamperios El modelo 116 está diseñado para los técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Permite medir la temperatura y rangos de corriente en microamperios para una rápida localización de las averías en este tipo de sistemas. Multímetro 115 para asistencia técnica El modelo 115 se desarrolla a partir de un multímetro de uso diario para ofrecer mayor funcionalidad en las aplicaciones de servicio en las que, para simplificar el trabajo, hace falta algo más que las meras funciones básicas, como la medida de la corriente CA/CC. Se trata de un modelo optimizado para la asistencia técnica. Multímetro 114 para el instalador eléctrico El modelo 114 es perfecto para la localización de averías eléctricas con sencillas pruebas pasa/no pasa en la comprobación de instalaciones eléctricas domésticas y comerciales. Comprende todas las funciones básicas de estos instrumentos, además de una función especial para evitar las lecturas falsas producto de la tensión fantasma. Características Fluke 114 Lecturas de verdadero valor eficaz Cuentas Retroiluminación Barra gráfica analógica AutoVolt: selección automática de la tensión CA/CC VoltAlert, detección de la tensión sin contacto Termómetro integrado para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado LoZ: baja impedancia de entrada para evitar la tensión fantasma Registro de valores mínimo/máximo/promedio para detectar fluctuaciones de la señal Resistencia, continuidad Medida de frecuencia, capacidad y diodos Función de microamperios para la comprobación de los sensores de llama Retención de valores en pantalla Selección de rangos automática/manual Indicación de batería baja Carcasa compacta con funda extraíble AC AC AC AC Fluke 116 En todas las entradas Verdadero valor eficaz Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril y capuchón protector, funda, batería de 9 V y manual del usuario Fluke 114 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 115 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 116 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 117 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 117/322 Kit Kit combinado para electricistas Funciones Máximo Máx. resolución Tensión CC 600 V 1 mv Tensión CA 600 V 1 mv Corriente CC 10 A 1 ma Corriente CA 10 A 0,01 A Resistencia 40 MΩ 0,1 Ω Capacidad µf 1 nf Frecuencia 50 khz 0,01 Hz Temperatura -40 C/+400 C 0,1 C C50 Consulte la página 94 TL223 Consulte la página ± (0,5% + 2) ± (0,5% + 2) ± (0,5% + 2) ± (0,5% + 2) ± (1,0% + 3) ± (1,0% + 3) ± (1,0% + 3) ± (1,0% + 3) ± (1,0% + 3) ± (1,0% + 3) ± (1,5% + 3) ± (1,5% + 3) ± (0,9% + 1) ± (0,9% + 1) ± (0,9% + 1) ± (0,9% + 1) ± (1,9% + 2) ± (1,9% + 2) ± (1,9% + 2) ± (0,1% + 2) ± (0,1% + 2) ± (0,1% + 2) ± (1,0% + 2) MC6 Consulte la página 98 (Compruebe el sitio Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) El grado de precisión es el máximo de cada función. Tipo de batería: Alcalina 9 V, autonomía tipica de 400 horas Tamaño (Al x An x L): 167 mm x 84 mm x 46 mm Peso: 0,55 kg (baterías incluidas) Garantía: 3 años Accesorios recomendados TPAK Consulte la página 97 17
9 Multímetro digital 77IV Novedad Fluke 77IV Cables de prueba TL75, manual del usuario batería de 9 V (instalada) Fluke 77IV Multímetro Multímetro versátil para la asistencia técnica en instalaciones o la reparación en bancos de trabajo El nuevo multímetro digital 77IV reúne todas las funciones necesarias para solucionar la mayoría de los problemas en circuitos eléctricos y electrónicos. Este multímetro fácil de usar incorpora mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo Visualización digital/cuentas Gran pantalla con retroiluminación Modo de registro de valores mínimos, máximo y promedio con alarma de mínimos y máximos Pantalla digital de alto contraste con grandes dígitos Barra gráfica analógica (segmentos) Selección de rangos automática y manual Touch Hold (retención auto, de lectura) Pruebas acústicas de continuidad y diodos Carcasa ergonómica con funda integrada El modo de espera permite conservar la vida útil de la batería Clasificación de seguridad EN un mayor número de funciones de medida, conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande que facilita la visualización de los parámetros medidos. Características 77 IV CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Función Máximo Resolución máxima Precisión Tensión DC 1000 V 1 mv ± (0,3% + 1) Tensión AC 1000 V 1 mv ± (2,0% + 2) Corriente DC 10 A 0,01 ma ± (1,5% + 2) Corriente AC 10 A 0,01 ma ± (2,5% + 2) Resistencia 50 MΩ 0,1 Ω ± (0,5% + 1) Kapacitans 9999 µf 1 nf ± (1,2% + 2) Frekvens 99,99 khz 0,01 Hz ± (0,1% + 1) El grado de precisión es el máximo de cada función. Vida útil de las baterías: horas típicas Tamaño (LxAxF): 185 mm x 90 mm x 43 mm Peso: 0,42 kg Garantía para toda la vida Multímetro digital hermético En todas las entradas Fluke 27 El Fluke 27 incluye puntas de prueba de seguridad en ángulo recto TL75, dos pinzas de cocodrilo AC72 aisladas, fusible, batería de 9 V (instalada) y manual de funcionamiento. Fluke 27 Multímetro Completamente sellado para evitar la entrada de agua y contaminantes Retención de lectura Su carcasa especial extra-resistente con junta tórica evita la entrada de agua en los conmutadores y clavijas de entrada. Este multímetro es apto para su uso en condiciones muy adversas, así como en ambientes húmedos o con mucho polvo. Asimismo, cumple con las especificaciones militares MIL STD relativas a vibraciones, impactos y resistencia al agua Resolución digital N de cuentas 31 Gráfico de barras (segmentos) Escala automática y escala manual Caja robusta sellada con junta tórica Compartimento separado, con tapa sellada para la batería/fusible Funciona a temperaturas de -15 C a +55 C y humedad relativa del 95% Cumple con las normas militares de resistencia a los golpes, vibraciones y agua Modo MIN/MAX RELATIVO Avisador acustico de continuidad/comprobacion de diodos Blindaje superior EMI Función Escala y Resolution Precisión Tensión DC 320,0 mv, 3,200 V, 32,00 V, 320,0 V, 1000 V ±(0,1% + 1) Tensión AC 320,0 mv, 3,200 V, 32,00 V, 320,0 V, 1000 V ±(0,5% + 3) Corriente DC 320,0 µa, 3,200 ma, 32,00 ma, 320,0 ma, 10 A ±(0,75% + 2) Corriente AC 320,0 µa, 3,200 ma, 32,00 ma, 320,0 ma, 10 A ±(1,5% + 2) Resistencia 320 Ω, 3,200 kω, 32,00 kω, 320,0 kω, 3,200 MΩ, 32,00 MΩ ±(0,2% + 1) Conductancia 32,00 ns ±(2% + 10) Rango y resolución: 0,001 V en el rango de 3200 V Duración de la Batería: Más de 1000 horas (pilas alcalinas) Tamaño (LxAxF): 203 mm x 95 mm x 56 mm Peso: 0,75 kg Garantía para toda la vida
10 Pinzas amperimétricas y comprobadores eléctricos Las pinzas amperimétricas ergonómicas cuentan con amplias mordazas para realizar medidas de corriente sin abrir el circuito y con total seguridad. La pinza amperimétrica de corriente de fuga de Fluke es la opción ideal para la realización de comprobaciones no invasivas de la resistencia de aislamiento. La gama de comprobadores eléctricos incluye comprobadores de dos polos para verificaciones rápidas en espacios reducidos, indicadores de rotación de fases para medidas precisas de rotación de fases y giro de motores, y localizadores de cables de aplicación general con avisador de presencia de tensión incorporado. 21
11 Pinzas amperimétricas de la serie 330 / 902 Posibilidades ampliadas para la realización de mediciones de corriente Fluke 336 Fluke 335 Fluke amplía su línea de pinzas amperimétricas de alta calidad con la pinza Fluke 902. El modelo 902 incorpora funciones de medición de temperatura y capacidad, y es la opción ideal para verificar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Al igual que con la Serie 330, la 902 incorpora las funciones necesarias para adaptarse a su forma de trabajo. Sus reducidas dimensiones se ajustan perfectamente al tamaño de la mano y a espacios limitados. Los mandos del medidor se encuentran ubicados de manera que las mediciones de corriente pueden realizarse con una sola mano. Su pantalla de gran tamaño con retroiluminación (en la mayoría de modelos) y su útil botón de retención de valores en pantalla permiten disfrutar de una mejor visualización de los datos. Características Fluke 337 Fluke 334 Fluke 333 Nuevo Funciones Verdadero valor eficaz Pantalla con retroiluminación Desconexión automática Retención de valores en pantalla Corriente de arranque de motores Indicación de batería baja Pinza grande MÍN/MÁX Corriente AC/DC Temperatura Verdadero valor eficaz Fluke 902 C33: Funda de transporte flexible, cables de medida TL75, Sonda de temperatura 80BK integrada para multímetro digital (902), 2 pilas alcalinas AA, hoja de instrucciones y hoja informativa de seguridad. Funciones Rango Corriente AC 0-400,0 A 2% ± 5 cuentas 0-600,0 A 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 0-999,9 A 2% ± 5 cuentas Factor de cresta 0-600,0 A 500 A 500 A 500A 600 A 600 A 600A 0-999,9 A 500 A 600 A 1000 A Corriente DC µa 1% ± 5 cuentas 0-600,0 A 2% ± 5 cuentas 0-999,9 A 2% ± 5 cuentas Corriente Tiempo de 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms de arranque integración Tensión AC 0-600,0 V 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas Tensión DC 0-600,0 V 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas Resistencia 0-600,0 Ω 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas Ω 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas Ω 1,5% ± 5 cuentas Continuidad 30 Ω 30 Ω 30 Ω 30 Ω 30 Ω 30 Ω Frecuencia Hz 0,5% ± 5 cuentas 0,5% ± 5 cuentas Temperatura de -10 a 400 C 1% ± 0,8 C Capacidad de 1 µf a 1000 µf 1,9% ± 2 cuentas Información de pedidos Fluke 333 Pinza amperimétrica Fluke 334 Pinza amperimétrica Fluke 335 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 336 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 337 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 902 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz (HVAC) Vida útil de las baterías: Pilas alcalinas, 150 horas Tamaño (LxAxF): 238 mm x 79 mm x 41 mm (333, 334, 335 y 902) 251 mm x 79 mm x 41 mm (336 y 337) Max Ø del conductor: 30 mm (333, 334, 335 y 902) 42 mm (336, 337) Peso: 0,312 kg Garantía: 3 años Accesorios recomendados 22 H3 Consulte la página 95 TL223 Consulte la página 88 L215 Consulte la página 89
12 Pinzas amperimétricas de la serie 320 Grandes prestaciones en un diseño reducido y compacto Los modelos 321 y 322 de Fluke están diseñados para la medida de corriente, tensión AC y continuidad de circuitos, conmutadores, fusibles y contactos. Estas pinzas amperimétricas pequeñas y robustas son ideales para adaptarse a medidas de hasta 400 A en espacios reducidos. El modelo 322 ofrece también medida de tensión DC y tiene mayor resolución para corrientes inferiores a 40 A. Características Diseño compacto Desconexión automática Retención de valores en pantalla Indicación de batería baja Fluke 322 Corriente AC Tensión DC Fluke Función Rango Resolución Rango Resolución Precisión Corriente AC 400,0 A 0,1 A 40,00 A 0,01 A 1,8% ± 5 cuentas 1,8% ± 5 cuentas 400,0 A 0,1 A (50-60 Hz) (50-60 Hz) 3,0% ± 5 cuentas 3,0% ± 5 cuentas (60 Hz Hz) (60 Hz Hz) Tensión AC 0-400,0 V 0,1 V 0-400,0 V 0,1 V 1,2% ± 5 cuentas 1,2% ± 5 cuentas V 1 V V 1 V ( Hz) ( Hz) Tensión DC 0-400,0 V 0,1 V 1% ± 5 cuentas V 1 V Resistencia 0-400,0 Ω 0,1 Ω 0-400,0 Ω 0,1 Ω 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas Continuidad 30 Ω 30 Ω C23: Funda de transporte flexible, puntas de prueba TL75, (2) pilas alcalinas AA, hoja de instrucciones y hoja informativa de seguridad. Fluke 321 Pinza amperimétrica Fluke 322 Pinza amperimétrica Fluke 117/322 Kit combinado para electricistas. Vida útil de las baterías: Típicamente 100 horas (Pilas alcalinas) Tamaño (LxAxF): 190 mm x 63 mm x 35 mm Apertura de la pinza: 25 mm Peso: 0,23 kg Garantía: 2 años Fluke 117/322 Kit Consulte la página 13 Combo Kit Accesorios recomendados H3 Consulte la página 95 TL223 Consulte la página 88 L215 Consulte la página 89 23
13 Pinza de corriente de fuga 360 Novedad Medidas de corriente de fuga con una pinza robusta y tamaño bolsillo La pinza Fluke 360 es la opción ideal para la realización de comprobaciones no invasivas de la resistencia de aislamiento. El innovador diseño de su mordaza elimina los problemas de interferencias producidos por otros conductores de corriente cercanos. El diseño ergonómico del Fluke 360 facilita la realización de las medidas. La pinza de medida se adapta a lugares limitados, además, el amplio ángulo de presentación de la pantalla permite una perfecta visualización de los resultados de las medidas. El botón de retención de datos mantiene el valor medido en la pantalla, tras retirar la pinza del conductor medido. El ligero Fluke 360 ofrece una amplia gama de medidas de corriente para profesionales de mantenimiento y técnicos de instalaciones. Características Medida de conductores de protección y corriente de contacto con una resolución de 1 µa Filtrado y apantallamiento avanzado para garantizar resultados exactos a la hora de medir en las cercanías de otros conductores Selección de rangos automática en el rango ma o A seleccionado manualmente Cómoda visualización de los resultados de las medidas mediante su pantalla digital, barra gráfica y botón de retención de valores incluso en áreas de visibilidad reducida Amplia gama de corrientes de medida hasta 60 A para todas las necesidades de instalación Su reducido tamaño de bolsillo facilita su transporte y uso a la vez que permite una apertura de pinza de 40 mm Función de retención de valores en pantalla para mayor comodidad de uso Apagado automático con zumbador de advertencia Conformidad con normas IEC61010 y EMC Cumple con los requisitos de todas las clases de aplicaciones y rendimiento de la norma de seguridad VDE y de la nueva norma VDE0702 Fluke 360 (visite la página Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas) Funciones Rango Resolución Exactitud Corriente AC 3 ma 0,001 ma 1% ± 5 cuentas 30 ma 0,01 ma 30 A 0,01 A 1% ± 5 cuentas (0~50 A) 60 A 0,1 A 5% ± 5 cuentas (50~60 A) Frecuencia 50 y 60Hz Tipo de batería: 3 V de litio, 90 horas (uso normal) Tamaño (LxAxF): 176 mm x 70mm x 25 mm Peso: 0,2 kg Garantía: 1 año Bolsa de transporte flexible y manual del usuario Fluke 360 Pinza amperimétrica de corriente de fuga pantalla: 1,7 ma corriente de fuga: 0,5 ma tierra corriente de fuga 1,2 ma (por ejemplo, a través del eje del motor) 24
14 T100/T50 Comprobadores électricos multifunción La solución rápida y sencilla para la comprobación de tensión, continuidad y rotación de fases Fluke T120 Fluke T50 Ofrece una solución asequible para la medida de tensión y continuidad. Incluye prueba de continuidad con señal óptica y acústica, así como una prueba de polo único para la detección de fase. Fluke T100 Series Ideales para medidas en instalaciones, los tres modelos de comprobadores de la Serie T100 cuentan con un diseño resistente y una carcasa ergonómica para su cómodo manejo. Los tres modelos disponen de un sistema patentado de detección de la rotación de fases en sistemas trifásicos que ofrece una rápida indicación. Además, incorporan una linterna eléctrica integrada para trabajar en entornos con poca iluminación y protección contra salpicaduras IP65. La Serie T100 cumple con las normas EN y EN Características Pantalla T50 T100 T120 T140 LCD LCD Fluke T140 Barra gráfica LED Retroiluminación Medida de resistencia 10 LED s 12 LED s 12 LED s 12 LED s Fluke T100 Medida de tensión Medida de continuidad óptica y acústica Indicación giratoria de campo Prueba de polo único para detección de fase Indicación de polaridad Linterna eléctrica Protección de puntas de prueba Indicador de tensión incluso con las baterías agotadas Fluke T50 Dos baterías de 1,5 V y hoja de instrucciones Comprobador électrico multifunción Fluke T50 Comprobador électrico multifunción Fluke T100 Comprobador électrico multifunción Fluke T120 Comprobador électrico multifunción Fluke T140 Tensión CA/CC Continuidad Frecuencia Rotación de fases Medida de resistencia Tiempo de respuesta Tamaño T50 (LxAxF) : 210 mm x 40 mm x 22 mm Tamaño T100/T120/T140 (LxAxF) : 240 mm x 56 mm x 24 mm Carcasa: T100/T120/T140: IP65 (protección contra el agua y el polvo) T50: IP54 T50 T100 T120 T V V V V kω kω kω kω 0 65 Hz Hz Hz Hz - De 100 a 690 V De 100 a 690 V De 100 a 690 V Hasta 1999 Ω < 0,1 s < 0,1 s < 0,1 s < 0,1 s Peso T50: 130 g Peso T100/T120/T140: 180 g Garantía: 2 años Accesorios recomendados Las versiones para el Reino Unido cumplen con la norma GS38 No está disponible en todos los países C23 (T50) Consulte la página 94 C33 (T100 Series) Consulte la página 94 25
15 Comprobadores eléctricos T5 Detectores de tensión 1AC II Volt Alert LVD1/LVD2 Volt Light La solución rápida y sencilla para medidas eléctricas básicas Comprobadores de tensión, continuidad y corriente Fluke T5-600 y T Los comprobadores Fluke T5 le permiten medir la tensión, la continuidad y la corriente con un único instrumento compacto. Seleccione medida de voltios, ohmios o medida de corriente y el instrumento hará todo lo demás. El modelo T5-600 mide CA/CC de hasta 600 voltios, mientras que el modelo T está diseñado para llegar hasta 1000 voltios. La tecnología OpenJaw le permite comprobar la corriente hasta 100 A sin necesidad de abrir el circuito. La funda opcional H5 mantiene los cables y puntas de prueba a punto para las medidas y le permite llevar el T5 en su cinturón. Características y especificaciones Fluke T Fluke T5-600 Cuentas de pantalla Selección automática Continuidad e indicación acústica Modo de espera Tensión CA Tensión CC Corriente CA Resistencia Categoría de seguridad T5-600/T Duración de la batería: 400 horas Tamaño (LxAxF): 203 mm x 51 mm x 30,5 mm T5-600 T V 1000 V 600 V 1000 V 100 A 100 A 1000 Ω 1000 Ω 600 V CAT III 1000 V CAT III Peso: 0,38 kg Garantía: 2 años 26 LVD1 LVD2 Fluke 1AC II T5-600 y T5-1000: Sondas extraíbles de 4 mm TP4 (sondas extraíbles GS38 para el Reino Unido) y hoja de instrucciones Fluke T5-600 Comprobador eléctrico Fluke T Comprobador eléctrico Fluke 1AC II Detector de tensión Fluke 1AC II-E-SPK Conjunto de 5 detectores 1AC LVD1 Volt Light LVD2 Volt Light T5-H5-1AC Kit Detector de tensión Fluke 1AC II VoltAlert El detector de tensión CA VoltAlert de Fluke es muy fácil de utilizar, sólo hay que acercar la punta a un terminal, toma o cable. Si la punta cambia a color rojo y la unidad emite un sonido, se advierte de la presencia de tensión en la línea. Comprueba continuamente la batería y el correcto funcionamiento con una indicación visual de doble flash a intervalos regulares. Máxima categoría de seguridad: CAT IV 1000 V Detecta la tensión sin contacto LVD1 Volt Light Linterna/detector de tensión Detector de tensión de dos niveles Detecta tensiones que oscilen entre 40 V CA y 300 V CA La luz azul indica proximidad a la fuente de energía La luz roja indica que está sobre la fuente de energía Incluye una polivalente pinza para sujetar la linterna al bolsillo, a un casco o gorra o incluso a la puerta de un cuadro eléctrico T5-H5-1AC Kit Comprobador eléctrico T Funda H5 Detector de tensión 1AC Volt Alert gratis Rango de funcionamiento: V CA Baterías: dos baterías alcalinas AAA Tamaño (A): 148 mm Garantía: 2 años Fluke 1AC II VoltAlert 5 unidades Compre 4 y consiga 1 GRATIS LVD2 Volt Light Linterna/detector de tensión Combina en un único instrumento un detector de tensión y una linterna con una luz brillante, todo ello con un práctico diseño estilo bolígrafo Doble sensibilidad Detecta tensiones desde 90 V a 600 V CA La luz azul indica proximidad a la fuente de energía La luz roja indica que está sobre la fuente de energía. Seguridad CAT IV 600 V Accesorios recomendados T5 H5 Consulte la página 95 ACC-T5-Kit Consulte la página 89 AC285 Consulte la página 89
16 Comprobadores de rotación de fases 9040/9062 Realice con precisión comprobaciones de rotación de fases y giro de motor Fluke 9040 El Fluke 9040 comprueba eficazmente la rotación de fases en todas las áreas en las que la alimentación trifásica sirve de suministro para motores, variadores y sistemas eléctricos. El Fluke 9040 es un comprobador de secuencia de fases que proporciona claras indicaciones mediante una pantalla LCD, además de determinar la dirección de rotación con el fin de señalar las conexiones correctas. Trabaje en un rango de frecuencia y tensión (hasta 700 V) adecuado para aplicaciones comerciales e industriales. Las puntas de prueba suministradas con el instrumento disponen de ajuste regulable para conexiones seguras, en particular en las tomas de aplicaciones industriales. Fluke 9062 El exclusivo Fluke 9062 proporciona indicaciones de secuencia de fases y de giro de motor con todas las ventajas de la detección sin contacto. Diseñado para entornos comerciales e industriales, el Fluke 9062 indica rápidamente la rotación en sistemas trifásicos por medio de cables de prueba y determina el giro de motor en motores trifásicos síncronos y asíncronos. La detección sin contacto resulta idónea para su uso en motores donde el eje no está visible. Las puntas de prueba suministradas con el instrumento disponen de ajuste regulable para conexiones seguras, en particular en las tomas de aplicaciones industriales. Características Fluke 9040 Indicación en sistemas trifásicos LCD LED Indicación de rotación de fases Indicación de la dirección de giro de motores Determinación sin contacto de la dirección de giro de motores en funcionamiento Nítida pantalla LCD Fluke 9062 No requiere batería 9040: 9062: Fluke 9040: pinzas de cocodrilo (3, negro) Puntas de prueba flexibles (3, negro) Fluke 9062: pinzas de cocodrilo (3, negro) Puntas de prueba flexibles (3, negro) Cables de prueba (3, negro) Fluke 9040 Comprobador de rotación de fases Fluke 9062 Comprobador de rotación de fases y giro de motor Voltage range Phase Display Frequency range Operating time Tamaño (LxAxF) Fluke 9040: 124 mm x 61 mm x 27 mm Tamaño (LxAxF) Fluke 9062: 124 mm x 61 mm x 27 mm Determine la secuencia de fase de sistemas eléctricos trifásicos V Hasta 440 V V AC Hz Hz - 1 año aprox Determine el sentido de giro de motores en funcionamiento sin contacto con tan sólo colocar el instrumento sobre la carcasa del motor. Tipo de batería para 9040: no requiere Tipo de batería para 9062: 1 x 9 V Peso 9040: 0,20 kg Peso 9062: 0,15 kg Garantía: 2 años Aplicaciones de Fluke 9062 Compruebe el sentido de giro de motores antes de conectarlo. Accesorios recomendados No está disponible en todos los países TLK290 Consulte la página 89 TLK291 Consulte la página 89 C25 Consulte la página 94
17 Localizador de cables Fluke 2042 La solución profesional para la localización de cables Transmisor El Fluke 2042 es un localizador de cables profesional indicado para un amplio abanico de aplicaciones. Perfecto para detectar cables en paredes y líneas subterráneas, fusibles o disyuntores en circuitos finales e interrupciones y cortocircuitos en cables y sistemas de calefacción bajo el suelo. También se puede utilizar para tuberías metálicas de agua y calefacción. La unidad se entrega en un práctico maletín de transporte con un completo kit que incluye un transmisor y un receptor. El receptor incorpora una linterna para trabajos en condiciones de escasa luminosidad. Para todas las aplicaciones (cables con o sin tensión) sin necesidad de utilizar instrumentos adicionales El juego incluye un transmisor y un receptor Un transmisor de codificación digital garantiza la clara identificación de las señales Transmisor con pantalla LCD para controlar el nivel de transmisión, el código de transmisión y la tensión externa Receptor con pantalla LCD retroiluminada para controlar el nivel y el código de la señal recibida, así como para indicar la presencia de tensión Ajuste manual o automático de la sensibilidad de la señal Señal acústica conmutable Desactivación automática Linterna incluida para trabajar en entornos con poca luminosidad Se pueden usar transmisores adicionales para diferenciación entre varias señales. Receptor Fluke 2042 Rango de medidas de tensión Rango de frecuencias Señal de salida Tensión Localización de cables (profundidad) Detección de tensión principal Transmisor 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V Hz 125 khz Hasta 400 V AC/DC Receptor Cables en paredes y líneas subterráneas de 0 2,5 m 0 0,4 m Baterias del Transmisor: 6 pilas de 1,5 V Batería del Receptor: 1 pila de 9 V Tamaño (LxAxF) Transmisor: 190 mm x 85 mm x 50 mm Tamaño (LxAxF) Receptor: 250 mm x 65 mm x 45mm Peso transmisor: 0,45 kg Peso receptor: 0,36 kg Garantía: 2 años Aplicaciones de Fluke 2042 Juego de puntas de prueba de seguridad con conectores rectos Conjunto de cocodilos SureGrip Funda flexible Maletín rígido de transporte Fluke 2042 Localizador de cables (transmisor + receptor) Fluke 2042T Transmisor del Localizador de cables Localización de fusibles y disyuntores y asignación a los circuitos correspondientes Seguimiento de cables subterráneos (profundidad máxima de 2,5 m) Localización precisa de interrupciones de cable con un transmisor de señal adicional Accesorios recomendados No está disponible en todos los países Fluke 2042T 28
18 Medidores de aislamiento y medidores de resistencia de tierra Gracias a nuestros medidores de aislamiento de hasta 5000 V que comprueban el aislamiento en entornos industriales de media y alta tensión y la gama de instrumentos portátiles compactos, podemos ofrecer la solución más adecuada para las diferentes aplicaciones de mantenimiento eléctrico, tanto preventivo como reactivo. Dos de los medidores de aislamiento digitales portátiles también incluyen una gran variedad de funciones propias de un multímetro. Los medidores de resistencia de tierra de Fluke pueden realizar los cuatro tipos de medida de la resistencia de tierra, incluyendo la medida de la resistencia de bude de tierra sin picas, utilizando solamente pinzas. 29
19 Guía de selección Medidores de aislamiento Función de comprobación de aislamiento Tensiones de prueba Rango de medida de resístencia T B 500 V, 1000 V 50 V, 100 V, 250 V, 50 V, 100 V 500 V, 1000 V 50 V, 100 V, 250 V, 250 V, 500 V, 500 V, 1000 V 500 V, 1000 V 1000 V, 2500 V, 5000 V 0,1 MΩ MΩ 0,01 MΩ - 2 GΩ 0,01 MΩ MΩ 0,1 MΩ - 2 GΩ 0,01 MΩ - 10G Ω 200 KΩ - 1 TΩ Indices de polarización/absorción de dieléctrico Descarga automática Función rampa temporizada (ruptura) Prueba pasa/no pasa N tipico de pruebas Aviso de presencia de tensión > 30 V Memoria Sonda remota con disparador integrado (99 posiciones) Lo Ohms Pantalla Continuidad Función de multímetro Voltios CA/CC Corriente CA/CC Resistencia Pantalla LCD digital Pantalla LCD digital Pantalla LCD digital Pantalla LCD digital Pantalla LCD digital Pantalla LCD digital/ barra gráfica analógica (200 ma) (200 ma) Temperatura (contacto) Filtro paso bajo Capacidad Comprobación de diodos Frecuencia Valores mínimo y máximo Otros Retención/bloqueo Retroiluminación Software Garantía Batería (Fluke View Forms Basic) 3 años 3 años 3 años 1 año 1 año 2 años 4 AA (NEDA 15 A 4 AA (NEDA 15 A 4 AA (NEDA 15 A 4 AA (NEDA 15 A 4 AA (NEDA 15 A Recargable ó IEC LR6) ó IEC LR6) ó IEC LR6) ó IEC LR6) ó IEC LR6) 30
20 Medidor de aislamiento 1550B Comprobación digital de aislamiento de hasta voltios Fluke 1550B El modelo Fluke 1550B es un comprobador digital de resistencia de aislamiento diseñado para la medida en conmutadores de alta tensión, motores, generadores y cables de hasta V CC. Se puede utilizar para realizar una gran variedad de pruebas: desde comprobaciones puntuales simples hasta comprobaciones temporizadas y de ruptura. El almacenamiento de las medidas y la comunicación con el PC lo convierten en ideal para el mantenimiento preventivo. Tensiones de medida de 250 V, 500 V, V, V, V Realiza pruebas con pasos programados en incrementos de 50 V entre 250 V y 1 kv; incrementos de 100 V entre 250 V y 1 kv e incrementos de 100 V entre 1 kv y 5 kv Medida de aislamiento desde 0 a 1 Tera Ohm La función de aviso de tensión indica al usuario que existe tensión en bornas y proporciona la lectura de la misma de hasta 600 V CA o CC Canal adicional para eliminar las corrientes de fuga superficiales en medidas de aislamientos grandes La amplia pantalla LCD analógico/digital representa los datos de la medida con detalle Medida de capacidad Corriente de fuga Función de rampa ( V CC) para comprobación de tensión de ruptura Temporizador de 1 a 99 minutos 99 posiciones de memoria para almacenar todos los parámetros de la medida Cálculo automático de índice de polarización y absorción dieléctrica Incluye el software Quicklink 1550 y cable de comunicación óptico Tensión de prueba (CC) Rango Exactitud (+/- lectura 250 V 200 kω a 5 GΩ 5% 5 GΩ a 50 GΩ 20% 500 V 200 kω a 10 GΩ 5% 10 GΩ a 100 GΩ 20% V 200 kω a 20 GΩ 5% 20 GΩ a 200 GΩ 20% 2500 V 200 kω a 50 GΩ 5% 50 GΩ a 500 GΩ 20% 5000 V 200 kω a 100 GΩ 5% 100 GΩ a 1 TΩ 20% Corriente de fuga mayor que 1 ma y menor que 2 ma Rango de barra gráfica analógica 0 a 1 TΩ Precisión de la tensión de prueba 0% a + 10% con corriente de carga de aislamiento de 1 ma Supresión de corriente de alimentación 2 ma máximo CA inducida Velocidad de carga para capacidad 5 segundos por µf Cables de prueba, sondas de V nominales, pinzas de cocodrilo, cable de comunicación. Software Quicklink 1550 PC, estuche de transporte flexible con base impermeable, manual de usuario. Fluke 1550B MegOhmMeter Corriente de fuga 1 na a 2 ma ± (5% + 2 na) Medida de capacidad de 0,01 µf a 15,00 µf ±(15% lectura + 0,03 µf) Indicador de circuito con tensión 30 V a 600 V ± (5% + 2 V) CA/CC, 50/60 Hz Temporizador de 1 a 99 minutos; ajustable en incrementos de 1 minuto; indicado en intervalos de 1 segundo Rampa de 0% a 100% de la tensión de prueba seleccionada o hasta la ruptura. Temperatura de trabajo: -20 C a 50 C Temperatura de almacenamiento: -20 C a 65 C Humedad relativa: 80% a 31 C, 50% a 50 C Resistencia al polvo/agua: IP40 Altitud de servicio: 0 a 2,000 metros Batería: 12 voltios, de plomo, recargable Tamaño (LxAxF): 170 mm x 242 mm x 330 mm Peso: 4 kg (con la batería) Garantía: 2 años Accesorios recomendados FVF-SC2 Consulte la página 97 31
21 Multímetros con medida de aislamiento 1587/1577 Dos potentes herramientas en un sólo instrumento Los multímetros Fluke 1587 y 1577 aúnan en un instrumento sencillo y compacto las funciones de un comprobador de aislamiento digital y de un multímetro digital de verdadero valor eficaz. Una herramienta portátil que le ofrece la máxima versatilidad para la solución de problemas y para las tareas de mantenimiento preventivo. Estos multímetros son el complemento perfecto tanto si realiza su trabajo en motores, generadores, cables o cuadros de distribución. El modelo Fluke 1587T está especialmente diseñado para el área de las telecomunicaciones Características Funciones del multímetro Tensión y corriente de verdadero valor eficaz Número de cuentas Selección de rangos automática y manual para facilitar las medidas Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Registro de mínimos y máximos, comprobación de diodos, temperatura, medida de la frecuencia y capacidad para mayor versatilidad T Fluke 1577 Fluke 1587 Fluke 1587T Funciones del comprobador de aislamiento Tensiones de prueba seleccionables por el usuario para una gran diversidad de aplicaciones Tensiones de prueba adicionales de 50 V, 100 V y 250 V Sonda especial con disparador de prueba integrado Descarga automática de la tensión capacitiva para mayor protección Detección de circuitos bajo tensión para anular la prueba de aislamiento si se detecta tensión > 30 Características generales Apagado automático para ahorrar energía Gran pantalla con retroiluminación Alarma de entrada para alertar de conexiones incorrectas Prueba de continuidad de medida de aislamiento Funciones Rango de medida Tensiones de salida Precisión de la tensión de prueba Corriente de prueba de aislamiento Descarga automática Carga capacitiva máxima T 0,1 MΩ a 600 MΩ 0,01 MΩ a 2 GΩ 0,01 MΩ a 100 MΩ 500 V, 1000 V 50 V, 100 V, 250 V, 50 V, 100 V 500 V, 1000 V +20%, -0% +20%, -0% +20%, -0% 1 ma nominal 1 ma nominal 1 ma nominal Tiempo de descarga Tiempo de descarga Tiempo de descarga < 0,5 seg. para C = < 0,5 seg. para C = < 0,5 seg. para C = 1 µf o inferior 1 µf o inferior 1 µf o inferior Hasta 1 µf Hasta 1 µf Hasta 1 µf del multímetro Maletín rígido C101 Juego de cables de prueba de silicona SureGrip TL224 Juego de pinzas de cocodrilo SureGrip AC285 Sonda de temperatura 80BK con termopar integrado (Tipo K) Sonda remota con disparador integrado TP165X Fluke 1577 Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1587 Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1587T Multímetro con medida de dislamiento (para telecommunicaciones) Funciones Máximo Máx. resolución Tensión CC 1000 V 1 mv Tensión CA 1000 V 0,1 mv Corriente CC 400 ma 0,01 ma Corriente CA 400 ma 0,01 ma Resistencia 50,0 MΩ 0,1 Ω Capacidad 9999 µf 1 nf Frecuencia 99,99 khz 0,01 Hz Temperatura -40 C a +537 C 0,1 C Duración de la batería: multímetro: horas, comprobador de aislamiento: > comprobaciones Tamaño (LxAxF): /1587T ± (0,2% + 2) ± (0,09% + 2) ± (2% + 3) ± (2% + 3) ±(1,0% + 2) ± (0,2% + 2) ± (2% + 2) ± (1,5% + 2) ±(1,2% + 2) ± (0,9% + 2) - ± (1,2% + 2) - ± (0,1% + 1) - ± (1% + 10) 203 mm x 100 mm x 50 mm Peso: 0,55 kg Garantía: 3 años Accesorios recomendados 32 C25 Consulte la página 94 i400 Consulte la página 90 TPAK Consulte la página 97 L215 Consulte la página 89 TL238 Consulte la página 88
2014 2015 Catálogo de productos Equipos de comprobación eléctrica de Beha-Amprobe Dos de las marcas más famosas de los EE. UU. y Alemania han unido sus fuerzas para convertirse en una marca aún más fuerte
Megóhmetro Analogico/Digital Hasta 5000V Modelos 5050 y 5060
Megóhmetro Analogico/Digital Hasta 5000V Modelos 5050 y 5060 SAFETY R A T I N G Los Modelos 5050 y 5060 son el resultado del diseño más avanzado en Megóhmetros para 5000V, y dentro de su categoría, son
El control experto de los bucles de tierra
C.A 6416 C.A 6417 El control experto de los bucles de tierra Ø 35 mm Pinzas de tierra IP 40 600 V CAT IV Pantalla OLED, visible en un ángulo de 180 y en todas las condiciones de iluminación l Visualización
TERMOCÁMARAS DIGITALES POR INFRARROJOS
TERMOCÁMARAS DIGITALES POR INFRARROJOS THT50 TERMOCÁMARA PROFESIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN CON PANTALLA TÁCTIL Y CONTROL REMOTO El modelo profesional THT50 representa el top de la gama actual de Termocámaras

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN