Source: https://www.fortest.es/es/productos/c/gama-t/p/t8980
Timestamp: 2020-03-30 06:39:26+00:00

Document:
DIFFERENTIAL - T8980 Probador de fuga compliance - ForTest
Instrumento de ensayo de estanqueidad universal “compliance” con interceptación
Automoción Empaquetado
Neumática Válvulas
Ensayos con interceptación.
En algunas situaciones particulares, o cuando la pérdida máxima admisible sea demasiado pequeña, la única solución es encerrar la pieza de ensayo dentro de una campana hermética y pasar de un sistema “compliance” a interceptación, como el nuevo T8980.
Este instrumento tiene 2 unidades de medida, la primera inyecta el aire de test dentro de la pieza de ensayo, la segunda mide el aumento de presión en el interior de la crujía de la campana de contención. Por lo tanto, si la pieza de ensayo tiene una pérdida, transferirá la carga de presión en la campana, aumentando la presión en el interior de la misma, que será detectada por la unidad de medida pérdidas.
De esta manera, con total seguridad, se pueden utilizar presiones de ensayo muy altas (también 100 bar) y detectar fugas extremamente bajas, también el cuestión de pocos cc/h.
Pérdidas visibles de pocos cc/h Presión de ensayo hasta de 100 bar Unidades de medida independientes
La dotación del nuevo T8980 comprende puertos usb slave, RS232, RS485, Can bus y TTY. Como opción se pueden montar un puerto ethernet y un conector 26 polos con 4 entradas y 8 salidas completamente programables, para la conexión a la interfaz de válvulas externas, barreras de seguridad, interruptores, etc…
La tecnología compliance, por su naturaleza, permite una sensibilidad de medida aún mejor que la de caída absoluta, garantizando una resolución de caída de 0,1 Pa hasta de 6 bar de prueba.
Tecnología “compliance” Tecnología de centrado en ventanas Resolución de 0,1 Pa hasta de 6 bar
El montaje de electroválvulas de nueva generación han permitido el aumento del 30% de la velocidad de llenado respecto al modelo anterior, manteniendo inalterada la fiabilidad en el tiempo. Nuestros instrumentos no necesitan costosos mantenimientos en la sección neumática, al contrario, nuestro objetivo es que sean cada vez más fiables y duraderos.
Velocidad de llenado +30% Gran resistencia a la humedad Ningún mantenimiento periódico
El panel frontal está realizado en una plancha única de vidrio temperado y aluminio, que lo hacen extremadamente fácil de limpiar, es por lo tanto T8980 adecuado tanto para el uso en laboratorio como en línea de producción.
Precisión Dp / capacidad 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT 0,5% RDG+3DGT
Alcance de medida Dp / capacidad 0-65 mbar 0-65 mbar 0-650 mbar 0-650 mbar 0-650 mbar
Resolución Dp / capacidad 0,001 mbar 0,001 mbar 0,001 mbar 0,001 mbar 0,01 mbar
Precisión presión de llenado 0,5%FS 0,5%FS 0,5%FS 0,5%FS 0,5%FS
Alcance de medida presión de llenado 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS
Resolución presión de llenado 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar
Precisión medida pérdida en cc/’ 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min 1%RDG+0,03cc/min
Alcance de medida pérdida en cc/’ 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min 0-10 cc/min
Resolución medida pérdida en cc/’ 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min 0,01 cc/min
Precisión medida volumen en cc 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min 1,5%RDG+2cc/min
Alcance de medida volumen en cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc 0-500 cc
Resolución medida volumen en cc 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min 0,1 cc/min

References: resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución