Source: https://www.fluke.com/es-ec/producto/comprobacion-electrica/osciloscopios-portatiles/mda-500-series
Timestamp: 2020-04-09 21:31:44+00:00

Document:
Analizadores De Motor De La Serie MDA-550 Y MDA-510 De Fluke | Fluke
Las pruebas guiadas con diagramas gráficos de conexión de tensión y corriente paso a paso hacen que la conexión a los variadores de frecuencia y su configuración sean más fáciles que nunca
Los perfiles de medición predeterminados recopilan datos en función del procedimiento de prueba seleccionado y reducen la necesidad de configuraciones complejas
Las funciones de escritura de informes integradas facilitan la creación de informes profesionales de los estados anterior y posterior a la resolución de problemas de variadores de motores
Descripción general del producto: Analizadores de motor de la serie MDA-550 y MDA-510 de Fluke
Simplifique la resolución de problemas complejos de variadores de motores eléctricos gracias a configuraciones de prueba guiadas y mediciones de variadores automatizadas que ofrecen resultados fiables y repetibles.
Los analizadores de motor MDA 510 y MDA 550 de Fluke ahorran tiempo y eliminan las molestias de configurar mediciones complejas, además de simplificar el proceso de resolución de problemas con variadores de frecuencia. Solo tiene que seleccionar una prueba y las mediciones con guías paso a paso le mostrarán dónde tiene que hacer las conexiones de tensión y corriente. Además, sus perfiles de mediciones predeterminados le permitirán recopilar todos los datos que necesita para cada sección crítica de los variadores de motores: desde la entrada a la salida, el bus de CC y el propio motor. Tanto en mediciones básicas como en avanzadas, la línea MDA-500 cubrirá todas sus necesidades de uso, y su generador de informes integrado le permitirá generar de forma rápida y sencilla informes iniciales y finales con confianza.
Los MDA-510 y MDA-550 son los instrumentos portátiles ideales para la comprobación y análisis de variadores, y le ayudarán a encontrar y resolver de forma segura los problemas típicos de los sistemas con variadores de motores de tipo inversor.
Mida parámetros fundamentales de los variadores de motores, como la tensión, la corriente, el nivel de tensión de bus de CC y ondulación CA, el desequilibrio y los armónicos de tensión y corriente (MDA-550), la modulación de tensión, y las descargas de tensión del eje del motor (MDA-550).
Realice mediciones de armónicos extensas para identificar los efectos de los armónicos de orden bajo y alto en su sistema de suministro eléctrico.
Efectúe mediciones guiadas para la entrada del variador del motor, el bus de CC, la salida del variador y las mediciones del eje y entrada del motor (MDA-550), con diagramas gráficos de conexión de tensión y corriente paso a paso.
Utilice configuraciones de medición simplificadas con perfiles de medición predeterminados que activan automáticamente la recopilación de datos según el procedimiento de pruebas seleccionado.
Cree informes de forma rápida y sencilla, ideales para registrar resoluciones de problemas y trabajos en colaboración con los demás.
Mida parámetros eléctricos adicionales con funciones completas de osciloscopio, medición y registro de 500 MHz para una gama completa de mediciones eléctricas y electrónicas de sistemas industriales.
Los analizadores de motor MDA-510 y MDA-550 de Fluke utilizan mediciones de pruebas guiadas para que los análisis sean más fáciles que nunca.
Entrada del variador
Mida la tensión y corriente de entrada para comprobar rápidamente si los valores están dentro de límites aceptables comparando la tensión nominal del variador de frecuencia (VFD), también conocido como variador de velocidad (VSD) o variador de velocidad ajustable (ASD), con la tensión real suministrada. A continuación, compruebe la corriente de entrada para determinar si la corriente está dentro de los valores máximos y si los conductores tienen la calibración adecuada. También puede comprobar si la distorsión de armónicos está dentro de un nivel aceptable comprobando visualmente la forma de onda o al ver la pantalla de espectro de armónicos (MDA-550), que muestra tanto la distorsión total de armónicos como los armónicos por separado.
Desequilibrio de tensión y corriente
Compruebe el desequilibrio de tensión en los terminales de entrada del variador de frecuencia para asegurarse de que el desequilibrio de fase no sea demasiado alto (> 6-8 %) y que la rotación de fase sea correcta. También puede comprobar el desequilibrio de corriente, ya que un desequilibrio excesivo puede indicar un problema del rectificador del variador.
Mediciones de armónicos ampliadas
Los armónicos excesivos no solo son una amenaza para sus máquinas giratorias, sino también para otros equipos conectados al sistema de suministro eléctrico. El MDA-550 ofrece la posibilidad de descubrir los armónicos del variador del motor, pero también descubre los posibles efectos de los sistemas electrónicos de conmutación de inversores. El MDA-550 tiene tres rangos de armónicos: del 1.º armónico al 51.º; de 1 a 9 kHz; y de 9 kHz a 150 kHz. Esto le da la posibilidad de detectar cualquier problema de contaminación de armónicos.
Bus de CC
En un variador del motor, la conversión de CA a CC dentro del variador es crucial; se necesita tener la tensión correcta y la uniformidad adecuada con una ondulación baja para conseguir el mejor rendimiento del variador. Una tensión de ondulación alta puede indicar un fallo en los condensadores o un dimensionamiento incorrecto del motor conectado. La función de registro de la línea MDA-500 se puede utilizar para comprobar el rendimiento del bus de CC de forma dinámica en el modo de funcionamiento cuando se aplica una carga.
Salida del variador
Compruebe la salida del inversor centrándose tanto en la relación tensión-frecuencia (V/F) como en la modulación de la tensión. Cuando se detectan mediciones de relación V/F alta, el motor podría sobrecalentarse. Con relaciones V/F bajas, el motor podría ser incapaz de suministrar el par necesario a esa carga para realizar el proceso deseado adecuadamente.
Modulación de tensión
Las mediciones de la señal de modulación por ancho de pulso se utilizan para buscar posibles picos de alta tensión que pueden dañar el aislamiento de las bobinas del motor. El tiempo de subida o la pendiente de los impulsos se indican con la lectura de dV/dt (índice de cambio de tensión a lo largo del tiempo); se debe comparar con el aislamiento especificado del motor. También se pueden utilizar las mediciones para medir la frecuencia de conmutación, de forma que pueda identificar si hay un problema potencial en la conmutación electrónica o con la conexión a tierra, donde la señal fluctúa hacia arriba y abajo.
Entrada del motor
Asegurarse de que la tensión se suministra a los terminales de entrada del motor es fundamental, y la elección de los cables que van del variador al motor es esencial. La elección de los cables incorrectos puede causar daños tanto en el variador como en el motor debido a unos picos de tensión reflejada excesivos. Comprobar que la corriente en los terminales esté dentro del rango nominal del motor es importante, ya que una sobrecorriente podría llevar al sobrecalentamiento del motor, reduciendo la vida útil del aislamiento del estator y aumentando la posibilidad de fallo prematuro del motor.
Tensión del eje del motor
Los impulsos de tensión de un variador de frecuencia pueden acoplarse desde el estator del motor a su rotor, generando una tensión en el eje del rotor. Cuando la tensión del eje del rotor supera la capacidad de aislamiento de la grasa del cojinete, se pueden producir corrientes disruptivas (chispas) que causan picaduras y estrías en la pista de rodamiento del motor, lo cual a su vez puede hacer que el motor falle prematuramente. Los analizadores de la línea MDA-550 están equipados con puntas de sonda de cepillo de fibra de carbono que detectan fácilmente la presencia de corrientes disruptivas nocivas, mientras que la amplitud de impulsos y el recuento de eventos le permitirán actuar antes de que ocurra un fallo. La incorporación de este accesorio y las funciones del MDA-550 le permiten descubrir los daños potenciales sin tener que invertir en soluciones caras con instalación permanente.
Con las mediciones guiadas paso a paso podrá tener los datos que necesita cuando quiera
La línea MDA-500 se ha diseñado para ayudarle a comprobar y resolver de forma rápida y sencilla los problemas típicos de los sistemas de variadores de motores de tipo inversor trifásicos y monofásicos. La información en pantalla y la configuración guiada paso a paso facilitan la configuración del analizador y proporcionan las mediciones que necesita para tomar mejores decisiones de mantenimiento con rapidez. Desde la entrada de suministro al motor instalado, el MDA-500 ofrece la capacidad de medición que le permitirá contar con la resolución de problemas de variadores de motores más rápida.
Especificaciones: Analizadores de motor de la serie MDA-550 y MDA-510 de Fluke
Función de medición
Tensión de CC (V cc)
Tensión máxima con sonda de 10:1 o 100:1 1000 V
Resolución máxima con sonda de 10:1 o 100:1 1 mV
Lectura a escala completa 999 recuentos
Precisión a 4 s hasta 10 µs/división ±(3 % + 6 recuentos)
Tensión de CA (V ca)
50 Hz ± (3 % + 10 recuentos) - 0,6 %
60 Hz ± (3 % + 10 recuentos) - 0,4 %
60 Hz a 20 kHz ±(4 % + 15 recuentos)
20 kHz a 1 MHz ±(6 % + 20 recuentos)
1 MHz a 25 MHz ±(10 % + 20 recuentos)
Tensión de verdadero valor eficaz (V ca+cc)
Lectura a escala completa 1100 recuentos
CC a 60 Hz ±(3 % + 10 recuentos)
Tensión de PWM (V pwm)
Finalidad Medir las señales moduladas de ancho de pulso, como las salidas del inversor del variador del motor
Principio Las lecturas muestran la tensión eficaz basada en el valor promedio de las muestras de un total de periodos de la frecuencia fundamental
Precisión Como Vca+cc para señales de onda sinusoidal
Pico de tensión (V peak)
Resolución máxima con sonda de 10:1 o 100:1 10 mV
Pico máx. o pico mín. División de ±0,2
Pico a pico División de ±0,4
Lectura a escala completa 800 recuentos
Corriente (AMP) con pinza amperimétrica
Rangos Igual que V ca, Vca+cc o V peak
Factores de escala 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Precisión Igual que Vca, Vca+cc o V peak (más la precisión de la pinza amperimétrica)
Alcance 1000 Hz a 500 MHz
Precisión ±(0,5 % + 2 recuentos)
Relación tensión/hercios (V/Hz)
Finalidad Mostrar el valor medido de V PWM (consulte V PWM) dividido por la frecuencia fundamental en los variadores de velocidad de motores de CA variable
Precisión % Vrms + % Hz
Entrada del variador del desequilibrio de tensión
Finalidad Mostrar la diferencia del porcentaje más alto de una de las fases en comparación con la media de las tres tensiones de verdadero valor eficaz
Precisión Indicación en porcentaje a partir de los valores de Vca+cc
Salida del variador del desequilibrio de tensión y entrada del motor
Finalidad Mostrar la diferencia del porcentaje más alto de una de las fases en comparación con la media de las tres tensiones de PWM
Precisión Indicación en porcentaje a partir de los valores de V PWM
Entrada del variador del desequilibrio de corriente
Finalidad Mostrar la diferencia del porcentaje más alto de una de las fases en comparación con la media de los tres valores actuales de CA
Precisión Indicación en porcentaje a partir de los valores de Aca+cc
Salida del variador del desequilibrio de corriente y entrada del motor
Precisión Indicación en porcentaje a partir de los valores de A ca
Tiempo de subida y caída
Lecturas Diferencia de tensión (dV), diferencia de tiempo (dt), diferencia de tensión y tiempo (dV/dt), sobreimpulso
Precisión Igual que la precisión de osciloscopio
Armónicos y espectro
Armónicos CC a 51.º
Rangos de espectro 1 a 9 kHz, 9 a 150 kHz (con filtro de 20 MHz), hasta 500 MHz (modulación de tensión)
Tensión del eje
Eventos/segundo Indicación en porcentaje a partir de las mediciones del tiempo de subida y caída (descargas de impulsos)
Recopilación de datos de informes
Número de pantallas Normalmente en los informes se puede guardar 50 pantallas (según el índice de compresión)
Transferencia a PC Con una memoria USB de 2 GB o un cable mini USB a USB y FlukeView™ 2 para el instrumento de comprobación ScopeMeter™
Ajustes de sonda
Sonda de tensión 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Pinza amperimétrica 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Sonda de tensión en el eje 1:1, 10:1, 100:1
Modelos: Analizadores de motor de la serie MDA-550 y MDA-510 de Fluke
Analizador de variadores de motor, 4 canales, 500 MHz con eje del motor y armónicos
1 juego de baterías de iones de litio BP 291
1 cargador/adaptador de alimentación BC190
3 sondas de alta tensión 100:1 VPS con pinzas de cocodrilo
1 sonda de tensión de 500 MHz 10:1 VPS410-II-R
3 pinzas amperimétricas de CA i400s
1 maletín de transporte C1740
1 unidad USB de 2 GB con manuales y el software FlukeView™ 2
1 juego de tensión de eje SVS-500 (3 cepillos, soporte para sondas, varilla telescópica de dos piezas y base magnética)
Analizador de variadores de motor, 4 canales, 500 MHz
Los nuevos analizadores de motor Fluke MDA 510 y MDA 550 ahorran tiempo y eliminan las molestias de configurar mediciones complejas, además de simplificar el proceso de resolución de problemas. Solo tiene que seleccionar una prueba y las mediciones con guías paso a paso le mostrarán dónde tiene que hacer las conexiones de tensión y corriente. Además, sus perfiles de mediciones predeterminados le permitirán recopilar todos los datos que necesita para cada sección crítica de los variadores de motores: desde la entrada a la salida, el bus de CC y el propio motor.
Recursos: Analizadores de motor de la serie MDA-550 y MDA-510 de Fluke
MDA-550/MDA-510 | Manual del usuario
MDA-550/MDA-510 | Hoja de seguridad
MDA-510 and MDA-550 DATOS TÉCNICOS
Vídeo de presentación de los analizadores de variadores de velocidad de la serie MDA-500 de Fluke
Accesorios: Analizadores de motor de la serie MDA-550 y MDA-510 de Fluke
Kit de medida de tensión en el eje Fluke SVS-500
Cables de prueba (5)
Juego de escobillas de tensión en el eje Fluke SB-500
Juego de sondas de tensión y aislamiento doble VPS410-II-V

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución