Source: http://meteorcomm.com.ar/categoria.php?id_subcategoria=134
Timestamp: 2019-11-22 12:38:32+00:00

Document:
﻿ METEOR COMMUNICATIONS - Medio Ambiente-Calidad de Agua
Productos > Medio Ambiente - Calidad de Agua
Productos de Medio Ambiente - Calidad de Agua
Turb 430 - Medidor de Turbidez Portátil
- Cumple con la norma ISO 7027/EPA 180.1 para medidores de turbidez
- Altamente preciso y exacto en niveles bajos
- La precisión y comodidad de laboratorio en un instrumento de campo p ...ver mas
- La precisión y comodidad de laboratorio en un instrumento de campo portátil
Medidor portable de Turbidez para laboratorio o trabajo de campo
Con los nuevos medidores portátiles de turbidez Turb 430 T y Turb 430 IR, el usuario ahora tiene la posibilidad de realizar mediciones nefelometrícas a 90 ° de luz difusa de acuerdo a la aplicación y el nivel requerido. El Turb 430 IR cumple con los requisitos de la norma DIN 27027/ISO7027, el Turb 430 T los de la EPA de EE.UU. 180,1. El rango de medición del medidor portátil es 0 a 1100 NTU / FNU y se identifica de forma automática.
Mediciones precisas en el rango inferior, por ejemplo, en el agua potable no son un problema!
El Turb 430 tiene 3 puntos de calibración y la medición y el uso de todas las funciones son fáciles, incluso para los operadores más inexpertos para realizar mediciones exactas y precisas. La calibración se realiza mediante un conjunto de normas AMCO ® (0.02-10-1000 NTU). La calidad de los resultados de las mediciones es compatible con intervalos de calibración ajustable con documentación. El Turb 430 es un instrumento de "pequeño laboratorio" para aplicaciones de hasta 1100 NTU / FNU y con una gestión óptima de datos. Las solicitudes de los medidores de turbidez portátiles incluyen todas las aplicaciones de análisis de agua, tales como agua potable, control de procesos, y la industria vinícola.
CodPlus - Color&iacutemetro Port&aacutetil
Color&iacutemetro Port&aacutetil para la medici&oacuten de una amplia variedad de muestras.
- Menu simple en display
- Pruebas de pre-programadas, pruebas de usuario
- Selecci&oacuten autom&aacutetica de longitud de onda
- Visualizaci&oacuten en pantalla grande
El CODPlus es un colorímetro portátil fácil de usar ideal para la lectura directa completa sobre los análisis de agua in situ. Todas las pruebas pre-programadas se pueden ejecutar en el colorímetro compacto y cada prueba cuenta con selección automática de longitud de onda que incrusta todo el sistema óptico de múltiples LEDs en las cámaras de luz y optimizado para los sistemas de prueba del reactivo. Usted puede simplemente seleccionar la prueba y poner en la muestra con el reactivo. El microprocesador del colorímetro, que selecciona la longitud de onda, también le permite cargar un máximo de 10 pruebas para el análisis de sistemas a medida de los reactivos.
El colorímetro portátil CODPlus utiliza un menú simple en pantalla para mostrar al usuario las más de 25 pruebas pre-programados en el LCD de 4 líneas. El colorímetro portátil es también capaz de mostrar un error de diagnostico alto/bajo fuera de rango. El colorímetro portátil tiene un registrador de datos integrado que se puede acceder a través del software de SMARTLINK 2 y el puerto RS232. Un estuche opcional está disponible para el colorímetro portátil.
Tipo de Instrumento: colorímetro
Lectura: Gráfica 4 líneas, 16 caracteres por línea LCD
Teclado: teclado de lámina de 6 botones
Las longitudes de onda: 430nm, 620 nm
Exactitud de longitud de onda: 2nm
Resolución de lectura mecánica: Determinado por el sistema de reactivos
Longitud de onda de banda: 10 nm típica
Rango fotométrico: -2 a 2A
La precisión fotométrica: 0.001A
Cámara para la muestra: Acepta 25 mm de diámetro de fondo plano, tubos de ensayo, cubetas de 10 mm cuadrados, tubos de ensayo de 16 mm COD
Fuentes de luz: 2 LEDs
Detectores: 2 fotodiodos de silicio con filtros de interferencia integrada
Modos: Absorbencia, las pruebas pre-programadas
Pre-programado Pruebas: SI, con selección automática de longitud de onda
Pruebas definidas por el usuario: hasta 10 pruebas de usuario que el usuario puede definir
Data Logger: 350 resultados de pruebas almacenará para su descarga a una PC
Puerto RS232: 8 pin mini-DIN, 9600b
Alimentación: 9 V alcalina o el adaptador AC
Línea de Operación: AC 110/220V, 50/60 Hz con adaptador, 6V 500 mA DC
Dimensiones: (LxWxH) 8,5 x 16,2 x 16,7 cm, 3,4 x 6,4 x 2,6 pulgadas
Peso: 312 g, 11 onzas (sólo metro)
WQ301 - Sensor de Conductividad
- Medida de la conductividad a cualquier profundidad
- Electronica completamente encapsulada
- Salida de 4-20 mA
- Cable de grado marino
El WQ301 es un sensor robusto y confiable de medición de conductividad en el agua.
El WQ301 ofrece una manera rápida y no destructiva para medir el contenido de iones en una solución.
WQ401 - Sensor de Oxígeno Disuelto
Robusto sensor de oxígeno disuelto
- Permite Medir el oxígeno disuelto in situ
-salida de 4-20 mA
Ideal para monitoreo y control de corrientes y del lago, estudios hídricos, análisis de referencia, y otras aplicaciones ambientales.
El Sensor de Oxigeno Disuelto es un dispositivo robusto y fiable de medición de oxígeno del agua. El WQ401 se conecta a un cable de alta resistencia de 25', con longitudes de hasta 500' disponibles bajo pedido. La salida del sensor es de 4-20 mA con una configuración de tres cables. El sensor y toda la electrónica están completamente encapsulados en epoxi de grado marino dentro de una carcasa de acero inoxidable. La unidad utiliza un tapa extraíble para fácil mantenimiento de componentes.
WQ201 - Sensor de PH
- mediciones de pH bajo el agua
- Electrónica totalmente encapsulada
- Cable de grado marino con alivio de tensión
- componente de pH reemplazable
Ideal para monitoreo de corrientes y lagos, estudios de agricultura, análisis de problemas ambientales y demás aplicaciones.
El sensor WQ201 pH es un robusto y confiable dispositivo de medición. El transmisor de pH
se monta en cable de 25’ de calidad marina, con longitudes de hasta 500 ' disponibles bajo pedido.
La salida del sensor es de 4-20 mA. El WQ201 posee su electrónica encapsulada con epoxi grado marino en una caja de acero inoxidable. La posibilidad de conectarse a un Datalogger y le da la versatilidad necesaría para ser incluido dentro de cualquier solución de mediciones de calidad de agua.
Multi 3400i - Medidor medidor multiparamétrico para el control del pH, oxígeno y conductividad
- Robusto, a prueba de agua
- Pueden utilizarse hasta tres sondas en aguas profundas a la vez
- baterías recargables NiMH de Larga vida
El 3400i multi-parámetrico le permite realizar mediciones de pH, oxígeno disuelto (OD) mediciones y medidas de conductividad de forma rápida y fiable. El Multi 3400i ofrece el máximo grado de confort en el manejo, la fiabilidad y seguridad de medición para todas las aplicaciones. Puede ser utilizado con la batería o el adaptador de AC opcional y es especialmente adecuado para su uso en el campo, en laboratorios o en centros de producción.
El 3400i tiene varias características útiles, incluyendo una función de ahorro de energía para evitar el agotamiento innecesario de las pilas. La conexión de ahorro de energía desconecta el medidor si no ha apretado la tecla durante una hora. El 3400i puede realizar múltiples mediciones de pH con o sin un sensor de temperatura o utilizando la conductividad o la sonda de oxígeno incorporado en el sensor de temperatura. Los medidores reconocen que sensores están conectados y utiliza automáticamente el modo correcto para la medición de la temperatura y la función AutoRead (control de deriva) verifica la estabilidad de la señal de medición.
pH / Oxi o pH / Medidores de Cond multiparamétrico
WTW utiliza las ultimas tecnologías para realizar las mediciones. El pH / Oxi 3400i realiza la medición de pH, el oxígeno y la temperatura y el pH / Cond 3400i realiza la de pH, conductividad y la temperatura.
U-22XD - Analizador de Cálidad de Agua
Pemite la medición de hasta 12 parámetros en simultaneo
- sistema de control de la calidad del agua handheld
- Robusto, sondas totalmente sumergibles
- Monitor de hasta 13 ...ver mas
- Monitor de hasta 13 parámetros diferentes
- Ideal para la medición de múltiples parámetros de calidad del agua sin tener una instalación permanente.
El W23XD trae la precisión de laboratorio, la facilidad de operación y la calidad a sus mediciones de campo. Varios años de desarrollo y estudios de la calidad del agua han dado forma a esta sonda que es capaz de ofrecer tolerancia a alta presión, capacidad de medición continua a largo plazo y alta precisión para el seguimiento simultaneo de hasta 13 parámetros.
La sonda puede medir simultáneamente: pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, salinidad, turbidez, sólidos totales disueltos (TDS), la profundidad del agua, el potencial de oxidación-reducción (ORP), la gravedad específica del agua de mar y hasta tres iones específicos.
Esta sonda permite con gran facilidad conseguir datos fiables sobre la calidad del agua de una manera simple y rápida solamente con sumergir el sensor en el agua. Es lo suficientemente flexible como para utilizar una amplia gama de muestras de agua, efluentes de fabricas, drenajes urbanos, agua de ríos, lagos, pantanos, tanques , suministros agrícolas, agua de mar, etc.
PH-0-14 con 0,01 pH resolución y precisión de 0,1 pH
Do-00 a 20 mg / L con 0,01 mg de resolución y 0,2 / precisión L
Conductividad-0-10 S / m con res 0,1% FS. y precisión 3%
La salinidad, 0-4% con 0,01% y el 0,3% de resolución de precisión
Temp-0-55C con 0,01 ° C de resolución y precisión de 1,0 ° C
ORP-1999 mV con resolución y precisión 1mV 15 mV
Turbiedad-000-800 con 0,1 NTU NTU cosa. 5% de precisión
Peso específico del agua de mar-0-50σt con 0.1σt juzgada. y +5% σt exactitud
TDS-000-100 g / L con un 0,1% FS y la resolución 5 g / L de precisión
Profundidad del agua-000-100 m con 0,1 m de resolución. y exactitud de 5%
Ion-0.1% FS resolución y 10% de precisión
WQ101 - Sensor de Temperatura de Agua
- Electrónica totalmente encapsulada y aislada
El Sensor de Temperatura de agua WQ101 es un dispositivo robusto y fiable para sumergir y obtener mediciones de temperatura de alta precisión. Posee un bajo consumo eléctrico y está completamente encapsulado en una carcaza de acero inoxidable que lo hacen económico y confiable.
WQMS - Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua
- Controle la temperatura, OD, pH, conductividad y 5 parámetros adicionales al mismo tiempo
- Alta calidad, sensores resistentes
- Alimentación por batería para lugares remotos
- Fácil de usar Windows -	y Windows - CE para PDA
- Cuatro modos de muestreo: por tiempo, 10 veces por segundo, logarítmicos, etc.
- Incluye dos puertos USB y comunicación en serie
- Robusto y resistente, preparado para el intemperie
WQMS le permite controlar múltiples parámetros de calidad de agua con una solución totalmente integrada, fácil de usar y económica. El sistema estándar incluye un datalogger multicanal (con 7 canales analógicos y 2 canales digitales para la grabación de datos) y cuatro de nuestros sensores de 4-20 mA para medir la temperatura del agua, pH, conductividad y oxígeno disuelto. Para personalizar la WQMS para su aplicación, puede seleccionar hasta tres sensores analógicos más y hasta dos sensores digitales para el seguimiento de parámetros adicionales tales como turbidez, ORP, nivel del agua, velocidad del viento / dirección, las precipitaciones, y más.
EL WQMS cuenta con 2 puertos USB y puerto de comunicación serial y posee una caja impermeable que le da la robustez y confiabilidad para cualquier tipo de aplicaciones. La unidad funcionará durante varios meses antes de que su batería interna de 12VDC requiera recarga.
Su software está basado en Windows y Windows CE para PDS. Le proporciona muchas funciones útiles, tales como la lectura en tiempo real, medición de intervalo y selección de las unidades de ingeniería, ID de la estación de ajuste, y calibración de los sensores. El WQMS también incluye Windows ™ software de PDA basados en CE para la recolección de datos simples. Los datos descargados de la grabadora pueden ser abiertos en cualquier programa PC para el análisis y gráficos de presentación.
NOTA: No soporta Sistemas Operativos de 64bits actualmente.
Sensores robustos de Calidad del Agua
El WQMS viene de serie con cuatro resistentes y fiables 4-20 mA sensores de calidad del agua, incluyendo nuestro sensor de temperatura del agua, sensor de pH, sensor de conductividad (con un estándar de 0 a 5000μS gama), y sensor de oxígeno disuelto. Cada sensor está montado con cables de grado marino de 25’ con longitudes de hasta 500' disponibles por orden especial. Los sensores electrónicos son completamente encapsulados en epoxi dentro de una carcasa de acero inoxidable. Cada sensor emite una señal de 4-20 mA. Por favor vea la WQ101, WQ201, WQ301 y la WQ401 para más detalles acerca de estos sensores. Opciones para comunicación remota agregar capacidades de comunicación a distancia, seleccione el GL500-Mod módem para las comunicaciones por módem telefónico o el RM100 para las comunicaciones de radio. También ofrecemos los paneles solares y un cargador de batería para soportar la instalación WQMS.
W-23XD - Sonda de Calidad de Agua
Instrumentación para la medición de hasta 12 parametros en simultaneo.
- Sistema de control de la calidad del agua de mano
- Monit ...ver mas
- Monitor de hasta 13 parámetros diferentes a la vez
- Construido con datalogger integrado
La sonda de calidad del agua puede medir simultáneamente: pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, salinidad, turbidez, sólidos totales disueltos (TDS), la profundidad del agua, el potencial de oxidación-reducción (ORP), la gravedad específica del agua de mar y hasta tres iones específicos.
Esta sonda permite con gran facilidad conseguir datos fiables sobre la calidad del agua de una manera simple y rápida solamente con sumergir el sensor en el agua. Es lo suficientemente flexible como para utilizar una amplia gama de muestras de agua, efluentes de fábricas, drenajes urbanos, agua de ríos, lagos, pantanos, tanques, suministros agrícolas, agua de mar, etc.
Profundidad del agua-000-100 m con 0,1 m de resolución y +5%
WQ730 - Medidor de Turbidez
Es un instrumento muy preciso para sumergir in situ en el medio ambiente o proceso de seguimiento. Las aplicaciones de los sensores de turbidez son: medición de las pruebas de calidad del agua y la ge ...ver mas
Es un instrumento muy preciso para sumergir in situ en el medio ambiente o proceso de seguimiento. Las aplicaciones de los sensores de turbidez son: medición de las pruebas de calidad del agua y la gestión, seguimiento río, arroyo, las pruebas depósito de agua de calidad, pruebas de las aguas subterráneas, el agua y el tratamiento de aguas residuales y efluentes y control industrial.
De conformidad con el Método 180.1 de USEPA para la medición de la turbidez, los medidores de turbidez son un nefelómetro de 90 grados de dispersión. El sensor de turbidez dirige un haz en el agua , el haz de luz se refleja en las partículas del agua, y la intensidad de la luz resultante es medido por el sensor de turbidez foto detector colocado a 90 grados del haz de luz.
La intensidad de la luz detectada por el sensor es directamente proporcional a la turbidez del agua. Los sensores de turbidez utilizar un segundo detector de luz para corregir las variaciones de intensidad de la luz, cambios de color, y la contaminación del objetivo. Para el medio ambiente o proceso de seguimiento, sólo tiene que colocar el sensor de turbidez en el agua directamente y la posición en un lugar donde la turbidez es objeto de seguimiento. Dado que el sensor utiliza la luz , se debe garantizar un mínimo para llevar a cabo la medición.
El WE730 combina el sensor de turbidez (descrito arriba) con un medidor de mano que tiene una pantalla de seis dígitos del LED, panel de control 4-botón, y una batería de 9V interna. El medidor de turbidez de mano portátil se puede utilizar para estaciones de medición o procesos que no requieren un seguimiento permanente. El medidor de turbidez mostrará lecturas directamente en unidades nefelométricas de turbidez (NTU) o partes por millón (PPM). El medidor de turbidez también incluye una función de apagado automático para ahorrar batería.
La limpieza del sensor y Uso
Para mantener lecturas precisas con sus sensores de turbidez de las lentes deben limpiarse al menos una vez por semana. Dependiendo de la estación de seguimiento, las lentes del sensor de turbidez es posible que haya que limpiar tanto como una vez al día. El sensor de turbidez se ha diseñado para duras condiciones de campo y utiliza la tecnología de fabricación más vanguardista, sin embargo, en aplicaciones donde se requiere una vigilancia constante, le recomendamos que el sensor de turbidez no se mantenga sumergido por más de un mes a la vez.
Laboratorio fotográfico portátil
- Longitudes de onda de 190 - 1100 nm
- Optica Innovadora
- Amplia garantía de calidad analítica (AQA)
La serie de espectrofotómetros de laboratorio fotográfico portátil para el rango VIS y UV / VIS ofrece la combinación única de análisis sistemático y espectral con garantía de calidad analítica (AQA) y la comodidad proporcionada por un fotómetro de filtro. Gracias a la tecnología de avanzada estos modelos han optimizado el manejo operación. Los espectrofotómetros ofrecen el menú de navegación a través de todas las aplicaciones y una gran pantalla gráfica retro iluminada para la operación con el menú estructurado y gráficos. Los instrumentos también ofrecen tablas de selección para la elección del método conveniente y campos de búsqueda para los datos, parámetros y métodos.
El lugar del espectrofotómetro portátil de operación regular es el laboratorio, aunque puede ser muy práctico en algunas ocasiones, cuando un instrumento también puede funcionar sobre el terreno en una estación de medición. El ligero y fácil de manejar modelos de laboratorio fotográfico permite esta operación móvil. Los factores más importantes para asegurar que su espectrofotómetros mida correctamente es el transporte cuidadoso, áreas de medición adecuadas, y un procedimiento de preparación de la medición correcto, especialmente en lo que respecta al período de calentamiento y puesta a cero después del transporte! Además de la maleta de transporte, los accesorios incluyen un metro de cable de 12 V adaptador para una batería de coche de almacenamiento común.
Tipo de instrumento: haz único con AutoCheck
Lámpara: PhotoLab 6100: laboratorio fotográfico de tungsteno 6600: Xenon Flashlamp
Longitud de onda Gama: PhotoLab 6100: 350-1100 nm PhotoLab 6600: 190-1100 nm de longitud de onda Precisión: + 1 nm de longitud de onda Resolución: 1 nm de longitud de onda de banda: 4nm Velocidad de escaneado: PhotoLab 6100: Aprox. 334 nm / min respectivamente. 5,6 nm / seg PhotoLab 6600: Aprox. 455 mm / min respectivamente. 7,6 nm / seg
Test de Reconocimiento: El reconocimiento automático de prueba a través de códigos de barras para todos los tipos cubeta con arranque automático de medición
Rango de Absorbencia: -3,3 a 3,3 Abs
Resolución Fotométrica: 0,5% del valor de medición o en el 0,005 Abs Extinción 2
Reproducibilidad fotométrica: 0,002 + E @ 1 E (o mejor)
Exactitud fotométrica: 0,003 E para E <0,600 E, 0,5% o el valor o E 0,600 a 2,000 E
Linealidad fotométrica: <1% hasta 2,000 A a 340 hasta 900 nm
La luz difusa: <0,1% a 340 y 408 nm
Cubeta de Reconocimiento: de forma automática de todo tipo cubeta: todo el 16mmm 10, 20, 50 mm w / o adaptador de
Modos de medición: Concentración, absorbancia, la transmisión, la cinética y espectros con absorbancia,% de transmisión, la medición multi-longitud de onda
Almacenamiento: 1000 valores de medición; espectros y aprox cinética. 4 Mb => 100 espectros (300-900 nm) y cinética de 400 con 150 valores
Métodos y perfiles: Más de 200 métodos, 100 métodos definidos por el usuario, los perfiles de cada 20 de la cinética y espectros de absorción
Interfaz: USB 1-A para memoria USB, la impresora, lector de código de barras, 1 USB-B para PC, 1 RS-232 para conexión en serie de la impresora / PC
Fuente de alimentación: enchufe universal
Clase de protección: IP 30 y enjuague la protección para la ranura óptica
Aprobaciones: CE y UL
Dimensiones (LxAxP): 15.9x7.8x12.4 pulgadas (404x197x314 mm)
Peso: 9,9 libras (4,5 kg sin plug-in de fuente de alimentación)

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución