Source: http://docplayer.es/1573475-Optimizacion-de-protocolo-ct-en-pet-ct-de-cuerpo-entero.html
Timestamp: 2017-07-24 11:28:52+00:00

Document:
OPTIMIZACIÓN DE PROTOCOLO CT, EN PET-CT, DE CUERPO ENTERO - PDF
Download "OPTIMIZACIÓN DE PROTOCOLO CT, EN PET-CT, DE CUERPO ENTERO"
Emilia Ramos Cuenca
1 OPTIMIZACIÓN DE PROTOCOLO CT, EN PET-CT, DE CUERPO ENTERO Fredys Santos Gutiérrez 1, Mauro Namías 2 1 Área Control de Calidad y Protección Radiológica (ACCPR) Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Av. 8, Calles 14 y 16 San José, Costa Rica 2 Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Av. Nasca, nº 3449, CF Buenos Aires, Argentina RESUMEN El objetivo propuesto en este proyecto fue optimizar los protocolos de adquisición y procesamiento existentes de CT del tomógrafo PET/CT de uso clínico de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, a manera de minimizar la dosis de radiación, manteniendo una imagen de adecuada calidad diagnóstica. Se relevaron los datos dosimétricos del servicio PET/CT y obtuvimos la línea base contra la cual comparamos y definimos las estrategias y modificaciones a desarrollar. Para ello seleccionamos cortes transaxiales a la altura del hilio pulmonar y hepático como las regiones anatómicas de interés que permitieron la estandarización del estudio. Publicamos las características dosimétricas del scanner Discovery STE16, así como las capacidades de los sistemas de modulación de la corriente de tubo, AutomA y SmartmA. Afirmamos que la técnica de modulación angular ayuda en mejorar la eficacia de la dosis en el eje X-Y, reduciendo la exposición de radiación en un plano particular de la exploración. En pacientes pequeños, el SmartmA baja la corriente del tubo demasiado dando como resultado niveles potencialmente inaceptables de ruido en la imagen. Se comprobó que mientras las técnicas de ATCM dan lugar a una calidad mejor de imagen, puede dar lugar también a mayor exposición de radiación que un protocolo de corriente fija, en pacientes grandes. Citamos dos procedimientos para realizar los cálculos de dosis efectiva recibida por los pacientes, a partir de los valores de CTDI vol y DLP, con el uso de coeficientes de dosis normalizados obtenidos bajo claras condiciones de referencia y con ello poder hacer adecuados estudios sobre riesgos radiológicos. Concluimos que no es conveniente usar los valores de ma como parámetro del control del ruido, ya que este depende de la velocidad de rotación, espesor de corte y del kvp. Es muy importante entender la relación entre el índice de ruido y el ancho de corte.2 1. INTRODUCCIÓN La PET o tomografía por emisión de positrones es una técnica de Medicina Nuclear que suministra imágenes funcionales en investigación y en la clínica con fines diagnósticos de forma preferente en Oncología, utilizándose también en los ámbitos de la Cardiología y Neurología. En oncología es necesario el diagnóstico y estadificación precisos del paciente con cáncer, para tener resultados óptimos en su tratamiento. La tomografía híbrida PET/CT es la técnica más avanzada y novedosa en el campo del diagnóstico por imágenes que combina las ventajas de las dos exploraciones; tomografía por emisión de positrones y tomografía computada (CT). El equipo es, simultáneamente, un PET y un CT. Así, mediante la exploración PET es posible ver los cambios funcionales, bioquímicos o moleculares, mientras que con la exploración CT podemos obtener, simultáneamente, una imagen de la anatomía interna que nos muestre la localización, la forma y el tamaño de los cambios observados con la PET. La PET/CT es una de las técnicas emergentes que está experimentando un desarrollo impresionante y constituye el pilar del diagnóstico morfofuncional. La CT ha evolucionado, considerablemente, durante los últimos 20 años, con el desarrollo de la tecnología de los detectores, la reducción del tiempo de exposición y la introducción de equipos que permiten realizar irradiaciones helicoidales alrededor del paciente. Hoy en día, gran parte de los nuevos modelos de CT incorporan tecnología multicorte, utilizan versiones avanzadas de software de reconstrucción y tratamiento de la imagen, amplían su campo de aplicación a nuevas áreas de la medicina y permiten el uso de modos de funcionamiento de ahorro de dosis de radiación. Aunque los exámenes de CT sólo representan entre el 5 y el 10% del total de exámenes con fines diagnósticos, la dosis de radiación que se imparte con ellos a los pacientes es, en general, significativamente más alta que la de los exámenes convencionales con rayos X. Por ello, los estudios de CT representan, por mucho, la mayor fuente de exposición en radiodiagnóstico y según el informe del Comité de las Naciones Unidas para los efectos de las radiaciones ionizantes (UNSCEAR) del año 2000 [1], contribuyen en promedio al 34% de la dosis efectiva colectiva. Dicho porcentaje sube hasta el 45% de la dosis efectiva colectiva si se consideran, exclusivamente, los países de nivel sanitario I, caracterizados por disponer de al menos un médico por cada 1000 habitantes. Por otro lado, el incremento del número de equipos de CT en funcionamiento y de exámenes realizados con ellos, hace prever que estos últimos porcentajes continuarán aumentando en el futuro [2]. Al tener un equipo PET/CT, todo el proceso se realiza tomando los datos de atenuación de tejidos, directamente, del barrido por CT realizado antes del escaneo PET. El tiempo de este rastreo con CT, dependerá del número de cortes del tomógrafo. En un equipo CT multicorte de 16, el rastreo corporal total se realiza entre 1.5 a 3 minutos, lo que representa una disminución de cerca del 50% del tiempo total del estudio PET/CT, es decir; de 25 a 30 minutos por rastreo. 23 La corrección de atenuación, es tal vez el mejor aporte, desde el punto de vista técnico, que le hace la CT al PET, disminuyendo el tiempo de los estudios y con mucho menos ruido estadístico. Por otra parte, existen varios puntos de valor agregado cuando se cuenta con un equipo de imágenes fusionadas PET/CT: La realización de un solo procedimiento al paciente, lo cual hace que el estudio sea confortable y rápido. La adquisición de un estudio concomitante de alta calidad, como es un rastreo de CT, el cual en muchos casos es multicorte incrementando la sensibilidad y exactitud diagnósticas. Y por último, la integración de diferentes disciplinas en el diagnóstico, es decir; medicina nuclear, radiología, oncología, radioterapia, neurología y cardiología hace que los diagnósticos tengan la claridad de la fusión de las especialidades y de los propios especialistas [3]. Fundamentalmente, existen dos motivaciones para medir o estimar la dosis impartida a los pacientes en exámenes radiológicos: a) la estimación de dosis absorbida en órganos y tejidos del paciente con el fin de determinar el riesgo asociado con cada técnica y tipo de examen realizado y, b) la obtención de parámetros objetivos para valorar la buena práctica en los exámenes realizados, optimizando la relación dosis recibida-calidad de imagen. Actualmente, el conocimiento de las dosis recibidas por los pacientes durante los exámenes con rayos X, es un requisito contemplado y recomendado en la normativa internacional [4], teniendo en cuenta que de los principios generales [5] en los que se basa el sistema de protección radiológica, a saber, justificación de una práctica, optimización de la protección y límites individuales de dosis y de riesgo, solo los dos primeros principios son aplicables en las exposiciones con fines médicos. Para el desarrollo del presente trabajo y con el afán de aplicar los principios de optimización de la protección al paciente, nos propusimos: optimizar los protocolos de adquisición y procesamiento existentes del CT en el tomógrafo PET/CT de uso clínico de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN), Av. Nazca 3449, Capital Federal, de manera de minimizar la dosis de radiación, manteniendo una imagen de calidad diagnóstica adecuada. Para llevar a cabo nuestra propuesta, realizamos las siguientes acciones: - Relevar los datos dosimétricos existentes en el servicio PET/CT, para obtener una línea de base contra la cual comparar. - Evaluar, desde el punto de vista subjetivo, la calidad de imagen existente las cuales se establecerán como línea base del proyecto y sobre las que se definirán las modificaciones a realizar. - Estudiar las características dosimétricas del scanner (Discovery STE16, G.E. Healthcare) así como sus capacidades de control automático de corriente (AEC). - Estudiar los parámetros óptimos de adquisición y procesamiento de manera de minimizar la dosis al paciente, garantizando una adecuada calidad de imagen. Para este fin se emplearán medidas cuantitativas (ej.: regiones de interés en áreas anatómicas) y subjetivas (evaluación por parte de radiólogos). 34 2. DESARROLLO. La metodología empleada consistió en seleccionar las secuencias de imágenes CT de 42 pacientes en forma aleatoria, de la base de datos con que cuenta el servicio, a los cuales se les había realizado escaneo de cuerpo entero. En cada una de las secuencias seleccionadas, se tomaron dos regiones anatómicas en cada una de las cuales se seleccionaron un total de nueve ROI, 3 en el corte central y tres más en los cortes anterior y posterior, respectivamente. Con la información tomada de estos ROI realizamos todos los análisis de este proyecto, según metodología propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) [4]. Cada ROI fue seleccionada en una región, del órgano de interés, lo más uniforme posible, evitando o excluyendo artefactos, lesiones, estructuras vasculares en el hígado, plaquetas calcificadas en la aorta, entre otras que pudiesen alterar los valores buscados. Esas regiones, correspondientes al tórax y el abdomen, respectivamente, fueron: Hilio 1 pulmonar 2. Hilio hepático 3. Las imágenes de CT han sido grabadas en formato DICOM para su lectura y tratamiento en una computadora personal y con la ayuda del software gratuito Osirix, leímos cada una de las secuencias de imágenes, seleccionamos las regiones anatómicas a las cuales les medidos los parámetros de índice de ruido como magnitud proporcional a la desviación estándar en una ROI circular de 3 cm 2 de área, aproximadamente. También fueron anotadas las técnicas con que fueron tomadas las imágenes como voltaje pico (kvp), corriente del tubo (ma) por parte del control automático de exposición (AEC por sus siglas en inglés), así como las magnitudes operacionales específicas, como por ejemplo; el índice de dosis de tomografía computada (CTDI) y los valores del producto dosis-longitud (DLP). Primeramente, procedemos a caracterizar nuestro sistema tomográfico y su adecuación para el desarrollo de nuestro proyecto DESCRIPCION DEL TOMOGRAFO. General Electric, Discovery STE 16, Healthcare: modelo CT para PET (equipo híbrido) de cuarta generación que permite seleccionar una colimación de 10 ó 20 mm y calidades de haz de 80, 100, 120 ó 140 kvp. La corriente del tubo se puede seleccionar entre 10 hasta 400 ma para 80 kvp, desde 10 hasta 420 ma para 100 kvp, desde 10 hasta 440 ma para 120 kvp y desde 10 hasta un máximo de 380 ma para 140 kvp. El tiempo de exploración puede ser desde 0.5 hasta 1 s, con incremento de 0.1, por rotación. El equipo funciona en modo axial o helicoidal y el factor de paso puede ser escogido entre 0.562, 0.938, ó Las distancias desde el punto focal del haz de rayos X; al isocentro del equipo es de 54 cm y al detector de 95 cm. El haz de fotones tiene un ángulo en abanico en el plano X-Y 1 Un hilio (del latín hilum, hebra de las habas) es la fisura o depresión cóncava en la superficie de un órgano, que señala el punto de entrada y salida de los vasos sanguíneos o linfáticos, nervios o conductos secretores. 2 Hilio pulmonar: Localizado entre el mediastino y el tejido pulmonar que contiene bronquios, arterias y venas pulmonares y sistemáticas, nervios autonómicos y ganglios linfáticos. 3 Hilio hepático: Surco en la superficie del hígado por el que acceden la arteria hepática, la vena porta, los conductos hepáticos, los vasos linfáticos y el plexo nervioso hepático. 45 de 49º. La filtración primaria del tubo de rayos X consta de 0.5 mm Al mm Cu. El rizado de la tensión es <1% para las bajas frecuencias y <7% para las altas frecuencias. El material del filamento es wolframio y la angulación del ánodo tiene un valor de 7º CONFIGURACION DETECTORES. Nuestro CT dispone de 24 filas de detectores en la dirección Z. Las cuatro filas exteriores, situadas en cada lado del detector, son de 1.25 mm de ancho en la dirección Z. Las 16 filas centrales son de mm de ancho en la dirección Z. Hasta dieciséis señales se recolectan por cada rotación del tubo. Cada señal eléctrica puede ser colectada de una fila individual o de una combinación de filas del detector. Dieciséis señales se pueden tomar a partir de 24 filas de detectores (o de dieciséis cortes por rotación del gantry). Ver figura 6. Como describiremos más adelante, el protocolo clínico está configurado para una colimación del haz de 10 mm, aunque el equipo permite también colimación de 20 mm, la cual sólo se usa en modos de prueba. Para las aplicaciones helicoidales el equipo dispone de dos modos de configuración, las cuales son: 16x0.625 (Modo 53) y 16x1.25 (Modo 54) DOSIMETRIA FISICA. La magnitud dosimétrica de referencia utilizada, preferentemente, es el CTDI que se define como la integral del perfil de dosis medida en aire o en un objeto de prueba, dividida entre el espesor nominal de corte [18]: CTDI 1 D( z dz N T ) (1.0) Para la determinación de la dosimetría convencional, realizada en este caso por una colaboración de especialistas de la Universidad de Belgrano, se midió la dosis absorbida en distintas posiciones de dos maniquíes estándar de polimetil metacrilato de metilo (PMMA), 56 utilizados como representación de la cabeza y del tronco, respectivamente. Mediante la fórmula 4.7, fueron reportados los valores de CTDI. L R C CTDI100, aire [mgy] (1.1) T N donde L es la longitud activa de la cámara de ionización, R son las lecturas de la cámara de ionización [mgy], C es el factor de calibración certificado de la cámara, T es el espesor nominal de corte [mm] y N es el número de secciones adquiridas, simultáneamente, en barridos multicorte. La masa de aire comprendida en la cámara de ionización depende de las condiciones de presión y temperatura, que pueden ser diferentes de las de calibración, razón por la cual estos valores deben corregirse por temperatura y presión. La tabla 1 resume los valores de CTDI vol calculados de las mediciones realizadas en los diferentes maniquíes, reportados por el consultor externo y los que mostró el equipo en cada escaneo. Tabla 1. Resultado mediciones dosimétricas y las reportadas por el equipo. Tipo estudio Voltaje [kvp] Corriente [ma] Espesor corte [mm] Tiempo [s] CTDI vol [mgy] Consola Medido Cabeza ,91 18,1 Tórax/Abdomen ,45 8, ,91 18,2 La diferencia entre los valores de CTDI mostrados por el equipo y los calculados no superan el rango del 15% que sugiere el Colegio Americano de Radiología (ACR, por sus siglas en inglés), por lo que se considera que, desde el punto de vista dosimétrico, el CT es apto para ser usado y los valores reportados por este, serán corregidos con el factor obtenido de ; lo cual permitirá modificar los reportes entregados por el equipo en todas las secciones siguientes DETERMINACION DOSIS EFECTIVA EN EL PACIENTE. Se puede comparar, en primera aproximación, el riesgo asociado estimando magnitudes operacionales específicas, como por ejemplo; CTDI o DLP. Para los exámenes CT en particular, se han establecido valores europeos de referencia para estas magnitudes dosimétricas [6]. Siguiendo esa norma, los nuevos equipos CT suelen informar en la consola del operador los valores del CTDI vol o magnitudes similares asociadas con el protocolo de adquisición seleccionado. La probabilidad de que se produzcan efectos inducidos por la radiación ionizante no depende sólo de la dosis absorbida, sino también del tipo y energía de la radiación incidente que ha dado lugar a dicha dosis, así como de los órganos o tejidos corporales irradiados. Como paso previo a la estimación de la probabilidad de que se produzcan efectos estocásticos o deterministas, se debe conocer la dosis equivalente en los órganos o tejidos, que está definida como el promedio de dosis 67 absorbida en un tejido u órgano multiplicado por un factor de ponderación relacionado con la calidad de la radiación [7]. Una forma de estimar los riesgos asociados a las exposiciones en las exploraciones con CT, es estimando la dosis efectiva que puede ser derivada de los valores de CTDI vol o los valores DLP, usando coeficientes normalizados apropiados, como los recomendados por un grupo de expertos alemanes [8] o la Comisión Europea [6] de 1.47 ±0.02 msv/mgy y empleando la fórmula 1.2. D T CT T CTDI [msv] (1.2) vol Realizando cálculos de dosis efectiva con este valor de coeficiente de dosis para CT, con los valores corregidos de CTDI vol que aparecen en los informes de dosis de las exploraciones estudiadas, obtenemos un valor promedio de dosis efectiva, entre 42 pacientes, de msv, ampliamente, dentro del rango reportado en la literatura [8, 9]. Otro método que empleamos fue estimar la dosis efectiva mediante la fórmula 1.3, utilizando valores factores reportados en la misma publicación europea [6]. E E DLP [msv] (1.3) DLP De igual forma que en el caso anterior, obtenemos valores semejantes a los obtenidos con el coeficiente de dosis de CT, empleando la fórmula 1.2, por lo que podemos reafirmar que la dosis entregada por el CT del tomógrafo PET/CT Discovery STE 16 GE Healthcare de la FCDN, está por debajo de los valores de referencia reportados por la literatura. Por todo lo dicho, para evaluar apropiadamente los riesgos radiológicos en exploraciones de CT, hay que tener en cuenta la poca uniformidad de la distribución de dosis y las variaciones de radiosensibilidad de los distintos órganos y tejidos. Para ello sería deseable cuantificar, adecuadamente, la dosis absorbida en los distintos órganos, teniendo en cuenta tanto las características técnicas de cada exploración como las características anatómicas específicas de cada paciente DESCRIPCION DEL CONTROL AUTOMATICO DE EXPOSICION. La corriente del tubo, medida en miliamperios (ma), es un determinante importante de las dosis de radiación y de la calidad de la imagen en exámenes basadas en rayos X. Los avances recientes en CT, incluyendo la puesta en práctica de la modulación automática de la corriente del tubo (ATCM por sus siglas en inglés), permiten la reducción de la exposición a la radiación durante las exploraciones con CT [10]. La ATCM se puede definir como un sistema de técnicas, que permiten el ajuste automático de la corriente del tubo en el plano X-Y (modulación angular) o a lo largo del eje z (modulación del eje z), según las características del tamaño y la atenuación de la región del cuerpo que es explorada y alcanza una calidad de imagen constante con la más baja exposición. Por lo tanto, las técnicas de ATCM son análogas a las técnicas de control automático de exposición. 78 En medio de preocupaciones cada vez mayor por la exposición a la radiación en CT, la adopción de las técnicas de ATCM debe permitir la reducción total en la exposición de radiación en este tipo de exploraciones. Desafortunadamente, debido a los rápidos avances tecnológicos, diversos fabricantes han desarrollado diferentes técnicas de ATCM y utilizan nomenclatura propia. Sin embargo, la introducción de las técnicas de ATCM en exploradores modernos de CT, representa un paso importante hacia la estandarización de los protocolos actuales del tubo, con la eliminación de la selección arbitraria de los radiólogos y de los tecnólogos. Abordaremos los principios de las técnicas de ATCM, su uso clínico, y las ventajas y las desventajas del uso en la exploración diagnóstica con CT MODULACION DEL EJE Z. La técnica de modulación del eje Z es realizada mediante el sistema de control automático de exposición desarrollado por GE Healthcare, llamado AutomA [11]. La técnica de AutomA ajusta la corriente del tubo, automáticamente, para mantener un nivel de ruido especificado por el usuario, en los datos de la imagen. Proporciona un índice del ruido para permitir que los usuarios seleccionen la cantidad de ruido de las proyecciones de los rayos X, que estará presente en las imágenes reconstruidas. Usando una radiografía localizadora, el explorador calcula la corriente del tubo necesaria para obtener imágenes con un nivel de ruido seleccionado. Por lo tanto, la modulación del eje Z intenta hacer que todas las imágenes tengan un ruido similar con independencia del tamaño y la anatomía del paciente. El valor del índice del ruido es, aproximadamente, igual al ruido de la imagen (desviación estándar) en la región central de una imagen de un maniquí uniforme. En la técnica de modulación del eje Z, el sistema determina la corriente del tubo usando los datos de la proyección de la radiografía del localizador del paciente y fija, empíricamente, los coeficientes de la predicción del ruido, usando la técnica de referencia. La técnica de referencia abarca un espesor arbitrario de 2.5 mm, obtenida con el voltaje pico seleccionado y 100 mas para la reconstrucción transversal con un algoritmo estándar de reconstrucción. Los datos de la proyección, de una sola radiografía localizadora, se pueden utilizar para determinar la densidad, el tamaño y la información de la forma del paciente. Los datos totales de la atenuación de la proyección de una sola radiografía localizadora, contienen la información de la densidad y del tamaño del paciente sobre el área de proyección, mientras que la amplitud y el área de la proyección contienen la información de la forma del paciente, que da una estimación de la asimetría elíptica del paciente, expresada como el cociente oval en una posición dada del eje Z. El cociente oval es el cociente de los parámetros a y b (longitudes de los ejes) de la función de una elipse. Los parámetros de la elipse se pueden determinar para el paciente, usando la ecuación para el área de una elipse. El área y la amplitud medidas de proyección de la radiografía del localizador, dan el área y la longitud del eje a de la elipse, permitiendo que la longitud del otro eje, b, sea calculada. Estas características de la radiografía del localizador predicen la cantidad de rayos X que alcanzarían el detector para una técnica especificada y, por lo tanto, para determinar la desviación estándar de la imagen debido al ruido de las proyecciones de los rayos X para un algoritmo dado de reconstrucción. El ruido predicho de las proyecciones de los rayos X en una posición dada del eje Z para la técnica de referencia, es calculado del área de 89 proyección y del cociente oval de la radiografía del localizador, usando los coeficientes polinómicos que fueron determinados de las medidas del ruido, en un sistema de maniquíes que representaban una amplia gama de tamaños y de formas pacientes. Con el conocimiento del ruido de referencia y la diferencia entre la técnica de referencia y los datos de la técnica seleccionada, la corriente del tubo requerida para obtener el índice de ruido prescrito es calculada, fácilmente, usando ecuaciones conocidas de la física de los rayos X, que indican que el ruido es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de fotones y que el número de fotones es proporcional al espesor de la sección, al tiempo de adquisición de la sección y a la corriente del tubo. En la versión, actualmente, disponible de la modulación de la corriente del tubo en el eje Z, un factor de ajuste para diversos pitchs helicoidales se incorpora en el cálculo, para explicar las diferencias del ruido entre las selecciones helicoidales y los datos transversales de la técnica de referencia. Datos recientes de evaluaciones clínicas de la modulación del eje Z, sugieren que se espera que la reducción de la dosis de radiación con esta técnica sea mayor que con métodos de corriente fija del tubo, puesto que la corriente del tubo se reduce, automáticamente, para pacientes más pequeños y en regiones anatómicas específicas MODULACION ANGULAR (X-Y). La técnica de modulación angular fue introducida en 1994 en un explorador helicoidal de una sola fila de detectores (Smart-Scan; GE Medical Systems, Waukesha, Wisconsin) [12-13]. Este software, basó la técnica de corriente modulada del tubo en la densidad de las estructuras regionales y de los valores de la absorción del objeto de interés. Esta información fue obtenida midiendo la absorción local del haz de rayos X en 100 canales centrales en dos radiografías localizadoras (vistas laterales y antero-posteriores, paciente con los 2 perfiles de corriente X-Y). La modulación sinusoidal pre programada de la corriente del tubo fue alcanzada durante la rotación de 360 para la ecualización de las diferencias locales en la absorción del haz, para obtener relativamente constante el contenido de ruido y para reducir la exposición de radiación. Se ha publicado una reducción de la dosis de radiación de hasta el 20%, dependiendo de la geometría del paciente (asimetría) [12]. Un refinamiento reciente del enfoque de la modulación angular es que es una técnica en línea, en tiempo real, adaptada a la anatomía, atenuación basada en la modulación de la corriente del tubo, que no necesita la información de las imágenes radiográficas del localizador para alcanzar la ATCM. Para este fin, nuestro equipo dispone del sistema llamado SmartmA, cuyas técnicas de la modulación angular ajustan, automáticamente, la corriente del tubo por cada cuadrante de proyección de atenuación del paciente, para reducir al mínimo los rayos X en los cuadrantes de proyección (ejemplos; los ángulos antero-posteriores o póstero-anterior tienen menos peso que las proyecciones laterales, debido a la misma causa anterior; menos atenuación del haz y por lo tanto, se asocia a menos ruido) que son menos dominantes con respecto a reducir el contenido total del ruido. El ruido de las imágenes reconstruidas está dominado por el ruido de las proyecciones más ruidosas (laterales), por lo que este método permite reducir dosis en las proyecciones antero-posteriores. En los estudios con maniquíes, en los cuales una técnica de la modulación angular en línea fue comparada con 910 la técnica anterior de la modulación angular, resultó en una reducción sustancialmente mayor de la radiación (hasta el 50%) con la técnica de modulación en línea. SmartmA siempre utiliza el ancho de corte prospectivo (el espesor de corte de exploración, no de reconstrucción) para estimar la corriente del tubo. Por lo tanto, es muy importante entender la relación entre el índice de ruido y el ancho de corte. La corriente de tubo calculada por el método SmartmA, es inversamente proporcional al espesor de corte prospectivo. El Scout es usado por SmartmA para determinar la corriente de tubo, apropiada, para cada localización. Si el Scout no está disponible, SmartmA no puede ser habilitado. Igualmente debe estar habilitado AutomA para que SmartmA se active. Si la longitud de la exploración se extiende más allá del rango incluido en el Scout, SmartmA utilizará el valor de ma máximo. El kvp usado para adquirir la exploración debe ser igual al usado para adquirir el Scout. En caso contrario se desactiva la opción SmartmA. La colocación del paciente en el isocentro es esencial [Figura 11 b)]. Si no, la atenuación calculada basada sobre el Scout excéntrico, no será exacta. Si un paciente es centrado demasiado bajo [Figura 11 a)], el paciente aparece en el explorador, más ancho de lo que es realmente, así informando mal al algoritmo de SmartmA con respecto al ancho del paciente. De forma semejante, centrando al paciente demasiado alto [Figura 11 c)], se informa mal al SmartmA en cuanto al tamaño del paciente. En pacientes con geometría de su sección transversal circular, la atenuación del haz es constante en todas las proyecciones (ángulos de proyección del haz). Sin embargo, en una geometría de sección transversal no circular, la atenuación varía fuertemente en diversas proyecciones, a veces por más de tres órdenes de magnitud. En estos ajustes, el ruido de la imagen en ángulos de proyección de alta atenuación, determina el contenido total del ruido de la imagen. Así, en proyecciones angulares con paciente de diámetro pequeño o regiones pequeñas del cuerpo que han sido proyectadas (ejemplo, mayor reducción de corriente del tubo ocurre en el tórax que en el abdomen), corresponde a una atenuación relativamente más baja, la corriente del tubo se puede reducir, sustancialmente, sin un aumento mensurable en el contenido total del ruido de la imagen. Sin la modulación angular, la corriente del tubo se lleva a cabo constante sobre la rotación de 360, sin importar el perfil de atenuación del paciente. La técnica de modulación angular reduce la corriente del tubo en función de los ángulos de la proyección para las proyecciones de poca atenuación 1011 (antero-posteriores contra proyecciones laterales) [14]. Resumiendo, la técnica de modulación angular ayuda en mejorar eficacia de la dosis en el eje X-Y, reduciendo la exposición de radiación en un plano particular de la exploración DESCRIPCION PROTOCOLO CLINICO ACTUAL. Como parte de la rutina normal del servicio PET/CT de la FCDN, todo paciente es sometido a: - Escaneo CT de cuerpo entero con calidad diagnóstica, para obtener los factores de corrección de la atenuación (ACFs) y los datos que se emplearán en la fusión de las imágenes finales. - Exploración PET. Tabla 2. Protocolo clínico PET/CT, FCDN Parámetros Rango o valor de medida Observaciones Contraste Oral Puede usarse contraste endovenoso CAE Rotacional (X,Y,Z AutomA, SmartmA ) -Corriente tubo mínima 80 ma -Corriente tubo máxima 300 ma -Índice de ruido 23 -Potencial del tubo 120 kvp -Espesor de corte 3.75 mm Retro-recon 2.5 mm -Factor de paso (pitch) Colimación 10 mm Modo 16x mm* Modo 16x1.25* -Velocidad rotación tubo 0.8 s/rotación -Eficiencia de dosis 85.7% -SFOV 50 cm -DFOV 50 cm PET 3D 0.11 mci/kg 1 h post inyección * Esta configuración no forma parte del protocolo usado normalmente, sino del de prueba COMPROMISO ENTRE CALIDAD DE IMAGEN Y DOSIS. El uso de CT, con el fin de este proyecto, se asume genéricamente que está justificado e igualmente justificado, en cada caso individual. En los casos donde esto no es así, hay que considerar la reducción de dosis efectiva a través de la eliminación de los exámenes injustificados. Donde los estudios CT están justificados, la oportunidad principal para el ahorro de dosis se presenta en la optimización de los exámenes y de las técnicas empleadas. El principio de la optimización se debe aplicar sobre una base individual para alcanzar la calidad de imagen suficiente, tal que provea calidad diagnóstica con la dosis mínima al paciente. La intuición sugiere que fuera razonable esperar utilizar más radiación para 1112 conseguir una imagen satisfactoria en pacientes más grandes y menos con pacientes más pequeños y viceversa. Exploraremos esta hipótesis y su uso en la optimización de dosis. En un explorador CT, dos de los parámetros más usados de la calidad de imagen son la resolución espacial y la resolución de bajo contraste. La resolución espacial, es determinada en la práctica, casi enteramente, por el número de rayos en cada proyección, la cantidad de proyecciones y el espaciamiento de los detectores. En ausencia de artefactos, la resolución de bajo contraste es determinada, solamente, por el ruido. Sin embargo, el ruido depende en la mayoría de los aspectos de la imagen, de maneras no lineales [15]. El ruido de la imagen es afectado por el ma, el tiempo de exploración, el kvp, el tamaño paciente, el pitch, el espesor de corte y del algoritmo de la reconstrucción. De éstos, los primeros cinco afectan el ruido de la imagen y la dosis del paciente; los dos últimos afectan solamente el ruido. El único parámetro que no está en el control del personal del servicio, es el tamaño o el peso paciente. La opción de cambiar los parámetros en un proceso de optimización puede variar en dependencia de la técnica de exploración que se requiera optimizar. Se debe cambiar cada parámetro en forma individual para así, determinar su impacto. En la consola de trabajo, se puede observar el CTDI vol y el DLP que se pueden utilizar como indicadores del éxito o no de la variación de un parámetro y así tomar decisiones al respecto. Donde se utiliza la modulación de la dosis, como nuestro caso particular, los cambios en estos parámetros necesitarían ser determinados por la referencia a pacientes de similar tamaño, de ahí la importancia y necesidad de establecer nuestras líneas base o de referencia. Es por lo tanto prudente, realizar cambios en los factores técnicos, cuando en presencia de un paciente de tamaño promedio, se requiere un examen optimizado. Esto también asegurará de que el ruido de la imagen no sea alto o bajo en pacientes grandes o pequeños ANALISIS CUANTITATIVO. Como análisis previo, es fundamental comprobar la adecuada funcionalidad o correcta respuesta del sistema de exposición automática, respecto a su desempeño de mantener los valores de índices de ruido (IN) en diferentes exploraciones. Para ello realizamos varias exploraciones a un phantom homogéneo, con la técnica siguiente; 120 kvp, tiempo de rotación 0.8 s, espesor de corte 2.5 mm y diferentes valores de índices de ruido prescritos, los cuales fueron 6, 10, 15, 23, 30, 34 y 40. Medimos el ruido en ROIs seleccionados en diferentes cortes de las secuencias de imágenes del phantom y obtuvimos los siguientes valores promedios: A través del gráfico de la figura 16, podemos apreciar de mejor forma, el adecuado funcionamiento del sistema de exposición automática. Vemos cómo responde, linealmente, cuando se realizan exploraciones en phantom con diferentes índices de ruido prescritos, realizando los ajustes necesarios en la corriente de tubo, para mantener este valor casi constante en la imagen y oscilando alrededor del valor prescrito. 1213 IN Medido CTDI vol [mgy] y = 0,9947x + 0,0331 R² = 0, IN prescrito Fig. 16 Relación lineal entre los índices de ruido prescritos y medidos Datos Datos Peso [kg] Fig. 17 Resultados dosimétricos en estudios clínicos CT con diferentes kvp. Entre las variables que influyen en la calidad de la imagen y la dosis al paciente, habíamos enumerado, principalmente, 6. Nuestro CT tiene configurado, para el protocolo clínico de adultos, 2 valores de voltaje a seleccionar (120 ó 140 kvp, los valores de 80 y 100 kvp están disponibles en el protocolo pediátrico). Como habíamos comentado; disminuyendo el kvp y manteniendo la corriente constante disminuye la dosis de radiación al paciente, pero también comentamos que ciertas estrategias recomiendan endurecer el haz, esto no es más que aumentar el kvp unido a una disminución de los ma, con un saldo favorable de disminución de la dosis. Se nos facilitaron datos de estudios clínicos realizados en otro equipo Discovery STE16 (Clínica A) idéntico al de FCDN. En el mismo se usa rutinariamente el siguiente protocolo: 140 kvp IN=25 Rango ma = 30 a 210 Velocidad rotación=0.8 s Pitch=1.75:1 Detectores modo 16 x Colimación 10 mm Velocidad camilla=17.5mm/rotación. Como podemos observar, los cambios fundamentales respecto a nuestro protocolo son el kvp, IN y el rango prefijado de corriente. A pesar de cambiar a la vez dos variables muy importantes, en el protocolo de la Clínica A, con dependencia directa sobre la calidad de imagen y la dosis, no deja de ser de interés apreciar que SmartmA entrega menos corriente con el aumento del kvp, motivo por el cual se logra una dosimetría muy similar (relativamente inferior en la mayoría de los pacientes, ver gráfico de la figura 17) a la alcanzada en nuestro equipo, aunque también lo justifica el hecho de ser estas imágenes, cuantitativamente, de IN levemente superior. Similar al kvp, el pitch definido en el protocolo clínico es el mayor posible (1.75) razón por la cual este parámetro, al no poderse aumentar, no es objeto de análisis con el fin de disminuir las dosis a los pacientes. 1314 El valor de colimación definido en el protocolo clínico es de 10 mm (CTDI vol =14.63 mgy), pudiéndose aumentar a 20 mm (CTDI vol =12.76 mgy), logrando con ello disminuir la dosis de radiación entregada al paciente en un 87%, ya que aumenta el área de detección con ello la eficiencia de los detectores y disminución del tiempo de exploración, pero en perjuicio de la calidad de imagen ya que aumenta el espesor efectivo de corte. Al no tener impacto sobre el CTDI w ni sobre el CTDI vol, consideramos que la longitud de exploración debe ser definida y tenida muy en cuenta por el técnico radiólogo encargado de la exploración, en dependencia del tipo de estudio a realizar, ajustándose, estrictamente, al área de interés; ya que sí tiene relevancia en el DLP y con ello en la dosis efectiva impartida al paciente. El valor de la corriente del tubo, de nuestro equipo en estudio en modo automático de exposición, está dominado por el funcionamiento de los sistemas de modulación de corriente AutomA y SmartmA, motivo por el cual, habiendo descrito el funcionamiento de los mismos y comprobado el adecuado funcionamiento de ambos, nos concentraremos en analizar la variación de la corriente del tubo en nuestros estudios seleccionados y su impacto sobre el CTDI e índices de ruido, teniendo en cuenta la geometría del paciente, su complexión física y sexo. Antes de detallar el impacto de la corriente, directamente, en la dosis impartida al paciente, analizaremos cómo es el comportamiento de esta variable entre los distintos tamaños de pacientes. Los gráficos de las figuras 18 y 19 muestran los resultados que obtuvimos en las regiones pulmonar y hepática, respectivamente, del comportamiento de la corriente de tubo. Vemos que, aunque no existe una relación que podamos catalogar como fuerte, sí existe una tendencia en que a mayor tamaño del paciente, mayor es la corriente necesaria que se debe impartir para mantener el nivel de ruido prefijado. Para el caso específico del pulmón (ver gráfico de la figura 18), siendo esta una región anatómica de baja atenuación, podemos observar que para pacientes pequeños, hay una saturación en el valor de 80 ma, coincidiendo con el valor mínimo prefijado en el protocolo clínico, ya que el sistema de modulación de corriente del tubo entrega ese valor como mínimo. Esto nos da una idea, a priori, de que es posible disminuir la cota de 80 ma, lo que conllevaría a entregar menos dosis al paciente, pero poniendo en riesgo la calidad de imagen debido al aumento del ruido. Para arribar a una decisión en este aspecto, debemos analizar otros parámetros como son el nivel de ruido de las imágenes y la puntuación (el score) dada por los médicos radiólogos, a las tomografías en su análisis de calidad de imagen. Para el caso particular del hígado (ver gráfico de la figura 19), siendo esta región de atenuación moderada, observamos un comportamiento de saturación similar a lo ocurrido en el pulmón, pero en el otro extremo del intervalo de corriente, en este caso en el valor máximo de 300 ma, coincidente con el que puede entregar el sistema de control automático de exposición, ya que es prefijado en el protocolo clínico. 1415 Corriente [ma] Corriente [ma] Podemos pensar en ampliar este valor por encima de los 300 ma, pero tenemos que tener en cuenta que, a pesar de aumentar la calidad de imagen tal vez por encima del valor requerido para un adecuado diagnóstico, esta decisión conllevaría a mayor dosis al paciente, por lo que sería prudente, analizar otras variables como índice de ruido y su impacto en la calidad de imagen final. Similares resultados pudimos observar entre los índices de masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés) de los pacientes y la corriente entregada por el sistema de control automático de exposición y = 0,0807x 1,7342 R² = 0, Fig. 18 Relación corriente tubo-peso del paciente. Región pulmonar. Peso [kg] y = 0,0511x 1,8898 R² = 0, Peso [kg] Fig. 19 Relación corriente tubo-peso del paciente.. Región hepática. Respecto a la relación entre el ruido de la imagen y la corriente suministrada, en las 2 regiones anatómicas de interés, no encontramos una relación marcada entre ambas variables, tal y como lo podemos apreciar en el gráfico de la figura 20. Lo que sí podemos apreciar en este gráfico y en el de la figura 21 es que, independientemente, del peso del paciente, las imágenes más ruidosas (mayoritariamente por encima de las 23 UH, definidas en el protocolo clínico) las encontramos en la región pulmonar y, predominantemente, a corrientes de tubo bajas, muy cercanas e iguales al límite inferior fijado en el protocolo clínico de 80 ma. Esto podría deberse en parte a que el sistema SmartmA fue diseñado para ajustar el ruido en agua, mientras que la densidad promedio en los pulmones es muy inferior. Por lo tanto, el sistema de control automático de corriente parece subestimar el ruido final en las imágenes pulmonares. Una solución pragmática sería disminuir el índice de ruido en barridos torácicos. Dado que se emplea un único barrido no se puede bajar el índice de ruido para una única región. Como parte de estudios futuros, sería importante analizar la factibilidad práctica de implementar 3 protocolos clínicos distintos para las regiones anatómicas cabeza-cuello, tórax y abdomen-pelvis. 1516 Ruido [UH] [ma] Pulmón Ruido [UH] Fig. 20 Relación ruido-corriente de tubo Regiones pulmonar y hepática En el hilio hepático observamos (ver gráfico figura 20), mayoritariamente, las imágenes con menor ruido y con los valores de la corriente de tubo más distribuido dentro del rango definido en el protocolo clínico, aunque como habíamos comentado, sin guardar una fuerte relación entre ésta y el ruido de las imágenes en la región. 33 Pulmón Hígado Peso [kg] Fig. 21 Relación peso del paciente-ruido de la imagen Regiones pulmonar y hepática De los análisis dosimétricos realizados, determinamos la relación entre los CTDI vol y los pesos de los pacientes, encontrando una fuerte relación entre ambas variables. El gráfico de la figura 22 muestra esta tendencia y como, preferentemente, a los pacientes con menor peso le corresponden CTDI menor. Este resultando es coincidente a los obtenidos cuando comparábamos la corriente de tubo, suministrada a los pacientes, respecto al peso. 1617 Corriente tubo [ma] CTDI vol [mgy] y = -0,0004x 2 + 0,1909x - 4,5153 R² = 0, Fig. 22 Relación peso del paciente y CTDI vol Peso paciente [kg] Resultados similares obtuvimos al comparar los valores de CTDI vol contra los índices de masa corporal de los pacientes y entre el cociente CTDI/Peso y el peso del paciente. No encontramos información de interés al relacionar los CTDI vol contra otras variables en las regiones de interés, tales como el ruido de la imagen. Tampoco estableciendo rangos de peso y edades entre los pacientes, así como la clasificación por sexos. Es oportuno recordar que los pacientes pediátricos no fueron contemplados en este estudio, ya que el protocolo aplicable para estos, es diferente al que estamos analizando. En el gráfico de la figura 23 comprobamos que a menor corriente de tubo, menor es el CTDI vol, por lo que será menor la dosis recibida por el paciente y = 12,222x 1,3223 R² = 0, y = 11,125x 1,2643 R² = 0, Pulmón Hígado Potência (Pulmón) Potência (Hígado) Fig. 23 Relación CTDI vol y corriente de tubo Regiones pulmonar y hepática CTDI vol [mgy] 1718 ANALISIS CUALITATIVO. Siguiendo la metodología empleada por el IAEA [6], citada anteriormente, además de las mediciones de las variables físicas que caracterizan la calidad de una imagen, realizadas en el capítulo anterior, sometimos las dos regiones anatómicas de interés (hilio pulmonar y hepático) de 45 series de imágenes, seleccionadas arbitrariamente, al análisis de la calidad subjetiva de las mismas, por parte de 4 especialistas radiólogos que trabajan para la FCDN. Cada parámetro de la calidad de imagen fue calificado en una escala de 5 puntos, según lo detallado en la tabla 3. Tabla 3. Sistema de puntuación de la calidad de la imagen. Calidad de imagen Puntuación Inaceptable 1 Calidad regular 2 Buena calidad (Aceptable) 3 Alta calidad de imagen 4 Muy alta calidad de imagen 5 Tabulados los resultados obtenidos para la región torácica, interpretamos que no existe una fuerte relación entre el nivel de ruido y el criterio promedio de los médicos radiólogos en cuanto a la calidad de la imagen, pues se observan casos calificados de calidad regular con bajo índice de ruido y viceversa. No obstante, es bueno resaltar que la mayoría de los casos las calificaciones fueron de 3 o alrededor de este valor e incluso superior, catalogándose como aceptables o de muy buena calidad. Situación similar sucede con los resultados obtenidos para la región abdominal, donde tampoco se apreciamos una relación acentuada entre el nivel de ruido y los valores promedios de calificación dados por los médicos especialistas. Estos resultados nos llevan a pensar que existen otras variables, además del ruido, que determinan la calidad subjetiva de las imágenes de tomografía. 3. CONCLUSIONES. Durante el desarrollo de nuestro trabajo realizamos y plasmamos en este documento, las pruebas dosimétricas del CT Discovery STE16, G.E. Healthcare, propiedad de la FCDN y los resultados obtenidos en las mismas, dando un factor de corrección para los CTDI vol de 0,8625. Caracterizamos desde el punto de vista dosimétrico, el CT en mención y se estudiaron cada uno de los parámetros del protocolo clínico de adquisición, cumpliendo así con los objetivos específicos propuestos. Los valores calculados de dosis efectivas, utilizando el coeficiente de dosis de CT de 1.47 msv/mgy, a partir de los CTDI vol reportados en los informes de dosis de las distintas exploraciones, dan valores por debajo de los niveles de referencia reportado en la literatura, siendo en promedio 11 msv por exploración CT. 1819 El score llevado a cabo por los médicos radiólogos de la FCDN a las imágenes de las ROI, arrojó que la gran mayoría de las imágenes fueron calificadas alrededor del valor de Aceptable, por lo que aumentar o disminuir el índice de ruido, provocaría pérdida en la calidad de imagen en el primer caso, o aumento de la dosis en el segundo caso. Ambos efectos no deseados, lo que nos lleva a pensar que estamos muy cerca de los parámetros óptimos para un barrido corporal total. Interpretando estas calificaciones podríamos pensar en bajar un poco el valor del índice de ruido fijado en el protocolo clínico (23 UH) y así garantizar mejorar la calidad de las imágenes, pero pudimos comprobar que imágenes con un ruido bajo no fueron bien calificadas, por más de un especialista. Como no se determinó una clara relación entre estas variables y considerando que para disminuir el ruido es necesario aumentar la corriente del tubo y con ello la dosis al paciente, determinamos no modificar este valor. Con relación al control automático de exposición, podemos afirmar que la técnica de modulación angular ayuda en mejorar la eficacia de la dosis en el eje X-Y, reduciendo la exposición de radiación en un plano particular de la exploración. Pudimos apreciar que para pacientes pequeños, el SmartmA baja la corriente del tubo demasiado, hasta altos niveles, potencialmente, inaceptables del ruido de la imagen y de la necesidad para que el examen sea repetido, razón por la cual el valor mínimo de corriente de tubo de 80 ma, definido en el protocolo lo consideramos, después de contar con los análisis cuantitativo y cualitativo de las imágenes, adecuado. Mientras que ATCM da lugar a una calidad mejor de la imagen, puede dar lugar a mayor exposición de radiación que un protocolo de corriente fija, en pacientes grandes. Para pacientes grandes, SmartmA aumenta la corriente del tubo demasiado, llevando la dosis a niveles más altos que los necesarios para realizar el diagnóstico, y potenciando el calentamiento del tubo de rayos X, motivo por el cual decidimos no aumentar el valor máximo de 300 ma, establecido en el protocolo clínico. Podemos concluir que no es producente, usar los valores de los ma como parámetro del control del ruido, ya que este depende de la velocidad de rotación, espesor de corte y del kvp. Por lo tanto, es muy importante entender la relación entre el índice de ruido y el ancho de corte. La corriente de tubo calculada por el método SmartmA, es inversamente proporcional al espesor de corte prospectivo. Después de realizar el análisis de cada una de las variables, podemos concluir que los valores de los parámetros de nuestro protocolo están al límite de lo que permite modificar para alcanzar la optimización de esta tecnología, en el sentido de que ya no pueden esperarse grandes disminuciones en las dosis sin sacrificar la calidad de la imagen. La tendencia actual de los fabricantes de tomógrafos modernos ha sido incorporar en sus equipos los métodos iterativos de reconstrucción, como elemento de disminución de la dosis entregada al paciente. 1920 4.- BIBLIOGRAFÍA 1.- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. UN Sales publication E.00.IX3. New York: United Nations, Golding SJ, Shrimpton PC. Radiation dose in CT: are we meeting the challenge? Brit J Radiol 2002;75: International Commission on Radiological Protection. Recommendations of the ICRP 60. Pergamon Press Dose Reduction in CT while Maintaining Diagnostic Confidence: A Feasibility/Demonstration Study, TecDoc 1621, IAEA. 5.- A contribution to the establishment of diagnostic reference levels in CT, K. Hatziioannou, MSc, PhD, E. Papanastassiou, MSc, M. Delichas, MSc, PhD and P. Boisbouras, MSc. The British Journal of Radiology, 76 (2003), Medical electrical equipment, part 2-44: Particular requirements for the safety of X ray equipment for computed tomography. International Electrotechnical Commission 2002; IEC Nelson WR, Jenkins TM (ed). Computer Techniques in Radiation Transport and Dosimetry. Ed. Plenum Press Jones DG, Shrimpton PC. Survey of CT Practice in the UK. Part 3: Normalised Organ Doses For X-Ray Computed Tomography Calculated using Monte Carlo Techniques. National Radiological Protection Board. 1991; NRPB SR Hsieh J. Computed tomograhy. Principles, design, artifacts and recent advances. Spie Press, ISBN Kalra MK, Prasad S, Saini S, et al. Clinical comparison of standard-dose and 50% reduced-dose abdominal CT: effect on image quality. AJR Am J Roentgenol 2002; 179: Giacomuzzi SM, Erckert B, Schopf T, et al. The smart-scan procedure of spiral computed tomography: a new method for dose reduction. Rofo Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb Verfahr 1996; 165: Greess H, Nömayr A, Wolf H, et al. Dose reduction in CT examination of children by an attenuation-based on-line modulation of tube current (CARE dose). Eur Radiol 2002; 12: Learning and Reference Guide, Discovery STE, GE HealthCare; 258: PROKOP, M., GALANSKI, M. (Eds), Spiral and Multislice CT of the Body, Thieme, New York (2003) Mannudeep K. Kalra, MD, DNB. Techniques and Applications of Automatic Tube Current Modulation for CT. 20 Mostrar más
Protección n Radiológica del Paciente en Tomografía a Computada Prof. Lic. Daniel E. Andisco Proyecto RLA/9/067 IAEA Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina Laboratorio de Dosimetría a Personal Más detalles Protección Radiológica con énfasis en nuevas tecnologías Managing Patient Dose in CT- ICRP 87
Protección Radiológica con énfasis en nuevas tecnologías Managing Patient Dose in CT- ICRP 87 Simone Kodlulovich Renha Es un problema??? A pesar de los avances de otras tecnologías de la imagen, el uso Más detalles PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y GARANTÍA DE CALIDAD EN PET Y PET/CT
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y GARANTÍA DE CALIDAD EN PET Y PET/CT Mariana L. de Cabrejas Instrumentación e Imágenes Comisión Nacional de Energía Atómica Buenos Aires - Argentina OBJETIVO DE LA MEDICINA NUCLEAR Más detalles Curso de formación en PR para Residentes MIR de RXD
Curso de formación en PR para Residentes MIR de RXD Erradiofisika eta Erradiobabesa. ESI Donostialdea. Gurutzeta Unibertsitate Ospitalea. Apirila 2015 Niveles de Referencia de Dosis para Radiodiagnóstico Más detalles Control de la dosis al paciente en TAC
Control de la dosis al paciente en TAC International Commission on Radiological Protection Information abstracted from ICRP Publication 87 Available at www.icrp.org Task Group: M.M. Rehani, G. Bongartz, Más detalles Control de Dosis en T.C. Pedro Campos Rodríguez Director de Marketing TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS, S.A.
Frecuencia de estudios de RX Extremidades 20% TC 4% Dental 17% Angio/DSA 1% Columna 10% Tórax 18% Otras 30% Control de Dosis en T.C. Pedro Campos Rodríguez Director de Marketing TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS, Más detalles TEMA 4 EL HAZ DE RADIACION
TEMA 4 EL HAZ DE RADIACION CSN- 2009 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ESPECTRO DE RAYOS X 3. FACTORES QUE MODIFICAN LA FORMA DEL ESPECTRO DE RAYOS X 3.1. Intensidad de corriente y tiempo de exposición 3.2. Material Más detalles SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRÍA A PACIENTES EN TIEMPO REAL PARA RADIOLOGÍA DIGITAL
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS SERVICIOS DE FÍSICA MÉDICA Y RADIODIAGNÓSTICO SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRÍA A PACIENTES EN TIEMPO REAL PARA RADIOLOGÍA DIGITAL E. Vañó, J.I. Ten, J.M. Fernández, Más detalles Dosimetría del Paciente Dosimetría Ocupacional
4a. Jornada Protección Radiológica del Paciente. Dosimetría del Paciente Dosimetría Ocupacional ING. RICARDO SACC CER CONSULTORÍA EN RADIACIONES Objetivo de la Presentación Lineamientos para Determinación Más detalles El último eslabón en la evolución de la Radiología Digital
Nos preocupamos por nuestros clientes Nos preocupamos por los pacientes Nos preocupamos por nuestros colaboradores With insight, Líder Mundial en Imagen Digital Nos esforzamos para que nuestros distribuidores Más detalles Exposiciones Médicas. Retos e Impactos.
Resumen Exposiciones Médicas. Retos e Impactos. Cárdenas Herrera Juan, Molina Pérez Daniel, Martínez González Alina Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones Calle 20 No 4113 e/ 41 y 47 Playa, Más detalles Patricia Mora Rodríguez
NIVELES ORIENTATIVOS DE DOSIS PARA OPTIMIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLOGIA EN COSTA RICA: IMPACTO DEL PROGRAMA OIEA/TSA 3- RLA9067 PROTECCION RADIOLOGICA EN LAS EXPOSICIONES MÉDICAS Patricia Mora Rodríguez Más detalles Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.
Lunes 5 de julio de 1999 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 43 NORMA Oficial Mexicana NOM-033-NUCL-1999, Especificaciones técnicas para la operación de unidades de teleterapia. Aceleradores lineales. Al Más detalles Mesa redonda 2: Avances en la tecnología
Mesa redonda 2: Avances en la tecnología Adolfo Velasco Crespo, Madrid octubre de 2010 Imagen médica con RX El impacto Tecnología para optimizar las dosis/iq RX y TC Tubo RX imrc Smart Focal Spot Dinamic Más detalles Las técnicas digitales tienen la capacidad de reducir las dosis a los pacientes, pero pueden también aumentar significativamente dichas dosis.
Publicado en 2004 1 2 Editorial (F. Mettler, H. Ringertz y E. Vano) Editorial (F. Mettler, H. Ringertz y E. Vano) Radiología digital Un símil que es fácil de entender para la mayor parte de la gente es Más detalles Servicio de Radiología Especializada: TC.
Servicio de Radiología Especializada: TC. Tomografía Computarizada: planos axiales donde se visualizan y diferencian pequeños cambios de densidad. 1. No hay superposición de imagen. 2. Alto contraste. Más detalles DE CAPíTULOS. Capítulo 1 Conceptos básicos (1): Movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas...
;, índice DE CAPíTULOS Capítulo 1 Conceptos básicos (1): Movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas... Movimiento ondulatorio y ondas... Movimiento circular y movimiento circular Más detalles Operación de aceleradores lineales de uso médico
Autoridad Regulatoria Nuclear DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION AR 8.2.2. Operación de aceleradores lineales de uso médico REVISIÓN 1 Aprobada por Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Más detalles DETERMINACION DE LA DOSIS EFECTIVA EN RADIODIAGNOSTICO PEDIATRICO EN MEDELLIN-COLOMBIA
IXLatin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - IRPA 2013 Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013 SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR DETERMINACION DE Más detalles I+D en Imagen Médica en Tomografía
I+D en Imagen Médica en Tomografía Magdalena Rafecas, IFIC, Valencia Magdalena.Rafecas@ific.uv.es I. Introducción pag. 1 II. Unidad de Imagen Médica en la Gran Instalación pag. 5 III.Anexo: Descripción Más detalles TEMA 12 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO
TEMA 12 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO CSN- 2009 ÍNDICE: 1. ASPECTOS GENERALES DE LA GARANTÍA DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO 2. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GARANTÍA Más detalles MÉTODOS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
MÉTODOS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X Métodos de Fluorescencia de rayos X. Los espectros de rayos X característicos se excitan cuando se irradia una muestra con un haz de radiación X de longitud de onda Más detalles Programa de Protección Radiológica del Paciente
Programa de Protección Radiológica del Paciente Rodolfo Enrique Touzet Comisión n Nacional de Energía a Atómica Sociedad Argentina de Radioprotección Comisión n de Protección n Radiológica del Paciente Más detalles Cursos de Acreditación para Directores y Operadores de Instalaciones de Rayos X con Fines de Diagnóstico.
Miguel Ángel Acosta Herrera E.U. Enfermería y Fisioterapia Campus de Ofra S/N Tfno. 922319297 -FAX: 922319402 38071 La Laguna (TENERIFE) e-mail: maacosta@ull.es CURSO DE ACREDITACIÓN PARA OPERAR INSTALACIONES Más detalles PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE EMISORES POSITRÓNICOS Y DURANTE LA SINTESIS DE LOS RADIOFÁRMACOS PET.
X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución Buenos Aires, 12 al 17 de abril, 2015 SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCIÓN Más detalles Educación y Entrenamiento en Protección Radiológica del Personal Médico de Medicina Nuclear.
Educación y Entrenamiento en Protección Radiológica del Personal Médico de Medicina Nuclear. El número de procedimientos médicos diagnósticos e intervencionistas que usan radiación ionizante viene incrementándose Más detalles NeuViz El nuevo estandar en Tomógrafos Multi-Corte
SOLUCIÓN DR MÓVIL DX-D 100 CON DETECTOR INALÁMBRICO DE FÁCIL MANEJO Y CALIDAD DE IMAGEN EXCELENTE, EL DX-D 100 MÓVIL CON DETECTOR INALÁMBRICO OFRECE IMÁGENES RÁPIDAS Y DE GRAN CALIDAD VALIDABLES INMEDIATAMENTE. Más detalles CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Título que se otorga: Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación. Más detalles GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA INSTALACIONES DE RAYOS X DE USO INDUSTRIAL Y DE INVESTIGACIÓN.
GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA INSTALACIONES DE RAYOS X DE USO INDUSTRIAL Y DE INVESTIGACIÓN. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS - MÉXICO, D. F. Más detalles Cálculo de blindajes en salas de Rayos X de diagnóstico
Cálculo de blindajes en salas de Rayos X de diagnóstico Bioingeniería DEA Bioing. Jorge Escobar Introducción El propósito de los blindajes en radioprotección es el de bajar las exposiciones radiantes de Más detalles Protección Radiológica del Paciente
Asociación Argentina de Tecnología Nuclear Reunión de invierno 28 de septiembre del 2006 Protección Radiológica del Paciente Rodolfo Enrique Touzet IRPA Executive Council Dedicado al Dr. Pablo Gisone La Más detalles Corrección de la atenuación en PET/CT
Corrección de la atenuación en PET/CT Corrección de la atenuación en PET/CT Principios básicos de PET Atenuación en PET Principios de la corrección de la atenuación Métodos de corrección con CT Contrastes Más detalles CAPITULO IV. MANTENIMIENTO Y PROTOCOLOS DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO EN INSTITUCIONES DE SALUD HNERM.
CAPITULO IV. MANTENIMIENTO Y PROTOCOLOS DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNOSTICO EN INSTITUCIONES DE SALUD HNERM. 4.1 Mantenimiento en el sector hospitalario El mantenimiento es el proceso mediante el cual se Más detalles Curso de Refresco Protección Radiológica en Intervencionismo. Medidas de Protección Radiológica para el Paciente y para el Trabajador
Curso de Refresco Protección Radiológica en Intervencionismo Medidas de Protección Radiológica para el Paciente y para el Trabajador Física Médica Programa de Protección Radiológica del Paciente cpapp@cnea.gov.ar Más detalles CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
DE OPERACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X Edith Zapata C., Raúl Herrera B., y Estela Ramírez M. Centro Nacional de Metrología km 4,5 Carretera a Los Cués, Mpio. El Marqués, Qro. Teléfono(442) Más detalles A PROJECT: "RADIOLOGICAL PROTECTION IN RADIOLOGY", IAEA-UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
-- XA0101597 A PROJECT: "RADIOLOGICAL PROTECTION IN RADIOLOGY", IAEA-UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA A.R. Díaz, G. Salazar, R. Fermín, M. González Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Más detalles Estudio Comparativo de las Propiedades Termoluminiscentes de UF:Mg,Cu,P, LiF:Mg,Ti y TLD-100 Irradiados con Rayos- X
XIII Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido Estudio Comparativo de las Propiedades Termoluminiscentes de UF:Mg,Cu,P, LiF:Mg,Ti y TLD-00 Irradiados con Rayos- X Azorín J. ' 2, Rivera T. '', Más detalles RADIOGRAFÍA DIRECTA. Generación de imagen móvil. inalámbrica. Sistema DX-D 100 - Radiografía Directa de Agfa HealthCare
RADIOGRAFÍA DIRECTA Generación de imagen móvil inalámbrica Sistema DX-D 100 - Radiografía Directa de Agfa HealthCare potente generación de imagen portátil En UCIs, salas de urgencias y quirófanos, las Más detalles Todos los conceptos de Calidad de un detector, se cuantifican en parámetros que todos los fabricantes miden según estrictas normas.
Detectores Digitales de Rx Tener buenos detectores es un tema fundamental para todos los sistemas que necesitan formar imágenes, pero en el caso de los Rayos X su importancia se acrecienta, ya que tener Más detalles Hospital Universitari i Politècnic La Fe Experiencia con DoseWatch. Primeros resultados. Pilar Gras, Radiofísica, Servicio de Protección Radiológica
Hospital Universitari i Politècnic La Fe Experiencia con DoseWatch. Primeros resultados Pilar Gras, Radiofísica, Servicio de Protección Radiológica Dose Watch El software DoseWatch de GE es una aplicación Más detalles Sencillez robusta. Sorprendentemente económico.
Sencillez robusta. Sorprendentemente económico. Kodak 8000/8000C Sistema panorámico y cefalométrico digital Un excepcional producto, aún mejor Estamos comprometidos a mejorar sistemáticamente nuestros Más detalles American Journal of Roentgenology Febrero de 2001
Protección Radiológica con énfasis en nuevas tecnologías IAEA IAEA Optimización en TC con énfasis en mujeres embarazadas y pacientes pediátricos Porque la preocupación aumentó especialmente en pediatría? Más detalles CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS A LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA
CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS A LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA 0. INTRODUCCIÓN Supongamos un haz de rayos X, cuya intensidad de radiación inicial tiene un valor de I 0, al que le hacemos pasar a través Más detalles SECRETARIA DE ENERGIA
82 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 14 de agosto de 2015 SECRETARIA DE ENERGIA PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-NUCL-1999, Especificaciones técnicas para la operación Más detalles SOCIEDAD DE FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA BONAERENSE CURSO DE ECODOPPLER E INTERVENCIONISMOS ECODIRIGIDOS
SOCIEDAD DE FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA BONAERENSE CURSO DE ECODOPPLER E INTERVENCIONISMOS ECODIRIGIDOS NOCIONES BASICAS DEL ULTRASONIDO Es una onda sonora con frecuencia mayor superior a la frecuencia audible Más detalles www.llogsa.com Nuevo sistema de Tomografía Computarizada de alta velocidad para el control del proceso de producción en masa en 3D
El Primer Nombre En Pruebas No Destructivas Tomografía computarizada SPEED SCAN Nuevo sistema de Tomografía Computarizada de alta velocidad para el control del proceso de producción en masa en 3D Escáner Más detalles La forma en que se ve el equipo. De qué manera funciona el procedimiento
Rayos X del tórax (radiografía de tórax) En qué consiste la placa de rayos X del tórax (radiografía de tórax) La radiografía de tórax es el examen de diagnóstico por rayos X más comúnmente realizado. Una Más detalles RESPUESTA DE MONITORES DE CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICION INTERNA A 131 I EN SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR
IX Latin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - IRPA 2013 Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013 SOCIDAD BRASILIRA D PROTÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR RSPUSTA D MONITORS D Más detalles FUNDAMENTOS FÍSICOS Y ASPECTOS DOSIMETRICOS DE LA RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA
12 al 14 Diciembre 2012 FUNDAMENTOS FÍSICOS Y ASPECTOS DOSIMETRICOS DE LA RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA María Cristina Plazas, Ph.D y PD Profesor Asociado, Departamento de Física, Universidad Nacional Más detalles El punto de vista del Radiofísico. Dr. Pedro Fernández Letón Jefe Servicio de Radiofisica y Protección Radiológica Grupo HM HOSPITALES
El punto de vista del Radiofísico Dr. Pedro Fernández Letón Jefe Servicio de Radiofisica y Protección Radiológica Grupo HM HOSPITALES Los cambios más relevantes que plantea la directiva en el ámbito de Más detalles TEMA 7. CONTROL DE CALIDAD
TEMA 7. CONTROL DE CALIDAD OBJETIVO DIDÁCTICO El objetivo de este tema es introducir el concepto de calidad asistencial y exponer cómo se concreta actualmente en España en una unidad de Medicina Nuclear Más detalles RADIOPROTECCIÓN EN PET/CT. Lic. Amalia Pérez Universidad Nacional de San Martín
RADIOPROTECCIÓN EN PET/CT Lic. Amalia Pérez Universidad Nacional de San Martín Operar bajo el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Esto es, mantener las exposiciones a las radiaciones tan Más detalles REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS PROFESIONALES EN FÍSICA MÉDICA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS PROFESIONALES EN FÍSICA MÉDICA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De conformidad con lo dispuesto en el capítulo III, artículo 10, y capítulo VIII, de Más detalles Servicio Prevención de Riesgos Laborales. Servicio Radiofísica y Protección Radiológica H.G.U. Ciudad Real. Servicio Medicina Nuclear H. Cuenca.
Servicio Prevención de Riesgos Laborales. Servicio Radiofísica y Protección Radiológica H.G.U. Ciudad Real. Servicio Medicina Nuclear H. Cuenca. NORMAS DE TRABAJO SEGURO PARA TRABAJADORES EXPUESTOS A RADIACIONES Más detalles CARESTREAM DIRECTVIEW Sistema Elite CR
CARESTREAM DIRECTVIEW Sistema Elite CR Mejore el flujo de trabajo, la productividad y el número de pacientes atendidos. El sistema CARESTREAM DIRECTVIEW Elite CR es pequeño, sencillo de instalar y de fácil Más detalles EXPOSICIONES OCUPACIONALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES EN EL PERIODO 1990-1994.
EXPOSICIONES OCUPACIONALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES EN EL PERIODO 1990-1994. Luis Escobar Alarcón, Gustavo Molina Departamento de Protección Radiológica Instituto Nacional Más detalles Fundación Valle del Lili (FVL) Carrera 98 No. 18-49 A.A. 020338 Cali, Colombia Nnunez@fcvl.org Obenavides@fcvl.org
IX Latin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - IRPA 2013 Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013 SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR PROGRAMA ESTÁNDAR Más detalles REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X Página: 1/19 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 4.1 Autorizaciones 4.1.1 Licencia y Registro de Instalación 4.1.2 Más detalles ESPECIALIDAD: GENERAL PRÁCTICAS
Curso de PR para OPERAR en instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico médico (IRD) ESPECIALIDAD: GENERAL PRÁCTICAS PRÁCTICA 1 DESCRIPCION Y MANEJO DE MONITORES DE RADIACIÓN Y DOSÍMETROS PERSONALES Más detalles Las radiaciones en el ámbito sanitario. David Álvarez Servicio de Física Médica - HUCA
Las radiaciones en el ámbito sanitario David Álvarez Servicio de Física Médica - HUCA Puntos clave PR durante rotaciones en servicios que utilicen rayos x Orientar peticiones diagnósticas Dudas terapia Más detalles Detección temprana del cáncer de pulmón
Escanear para enlace móvil. Detección temprana del cáncer de pulmón En qué consiste la detección temprana del cáncer de pulmón Los exámenes de detección temprana son pruebas que se realizan para encontrar Más detalles Técnicas de Reducción de Dosis en Tomografía Computada
Técnicas de Reducción de Dosis en Tomografía Computada Guillermo Mac Clay Especialista de Aplicaciones y Producto De Tomografía Computada de Griensu SA Técnicas básicas para la reducción de dosis en TC Más detalles MATEMÁTICAS ESO EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS CURSO 2014-2015 Colegio B. V. María (Irlandesas) Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Página 1 de 7
Página 1 de 7 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1.1 SECUENCIA POR CURSOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION PRIMER CURSO 1. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales sencillos, sus operaciones Más detalles RECOMENDACIÓN UIT-R SA.1279*
Rec. UIT-R SA.1279 Rec. UIT-R SA.1279 1 RECOMENDACIÓN UIT-R SA.1279* COMPARTICIÓN DEL ESPECTRO ENTRE SENSORES PASIVOS A BORDO DE VEHÍCULOS ESPACIALES Y ENLACES ENTRE SATÉLITES EN LA GAMA DE 50,2-59,3 GHz Más detalles Sistema panorámico de adquisición de imágenes digitales OP30. Diseño y calidad ORTHOPANTOMOGRAPH OP30
OP30 Sistema panorámico de adquisición de imágenes digitales ORTHOPANTOMOGRAPH Diseño y calidad OP30 1 Abriendo camino durante décadas 1946 El profesor Y.V. Paatero publica su primer artículo sobre tomografía Más detalles RECOMENDACIONES DE LA PUBLICACIÓN ICRP-84 EMBARAZO E IRRADIACIÓN MÉDICA, PARA RADIOTERAPIA
RECOMENDACIONES DE LA PUBLICACIÓN ICRP-84 EMBARAZO E IRRADIACIÓN MÉDICA, PARA RADIOTERAPIA Lic. Roberto H. Rojkind Autoridad Regulatoria Nuclear RESUMEN Las enfermedades malignas en las embarazadas son Más detalles DOSIMETRIA EN MÉDICO ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
DOSIMETRIA EN MÉDICO ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA Enrique Gaona 1, Jesús Abraham Vazquez-Valdés 2, Teodoro Rivera-Montalvo 2 Ana Celia Izeta-Gutiérrez 3, Juan Carlos Azorín-Vega Más detalles Equipo requerido Cantidad Observaciones Reglas graduadas en decímetros, en centímetros y milímetros
DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA No 0 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE MECÁNICA TOMA DE DATOS E INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL ERROR. Objetivos Entender y familiarizarse Más detalles Documento informativo Software de visualización de tubo y línea de CARESTREAM, Software de visualización de neumotórax de CARESTREAM
y línea, Software de visualización de neumotórax Procesamiento de vista complementaria de Carestream para mejor visualización de tubos, líneas y neumotórax en radiografías torácicas digitales portátiles Más detalles QC Desde donde parte. OBJETIVO DEL QC. Políticas de CC. Parámetros de Instalación. Registro de Datos de CC 13-12-2012
Control de Calidad de Equipos e Instrumentos Quality Control (QC) La correcta calibración y configuración de los equipos así como el control de calidad son esenciales para obtener datos e imágenes clínicamente Más detalles Estado del Arte en Tomografía Computarizada
Curso de Protección Radiológica en Tomografía Computarizada Estado del Arte en Tomografía Computarizada Ultimas tendencias en CT CT con 2 fuentes de rayos X (Dual Source CT) CT de 2 energías: 2 fuentes Más detalles XVIII Congreso Argentino de Bioingeniería SABI 2011 - VII Jornadas de Ingeniería Clínica Mar del Plata, 28 al 30 de septiembre de 2011
XVIII Congreso Argentino de Bioingeniería SABI 2011 - VII Jornadas de Ingeniería Clínica Dosimetría en tomografía computada: determinación de la dosis en estudios tomográficos utilizados para radioterapia Más detalles Tomografía computarizada (TC) dental de haz cónico
Escanear para enlace móvil. Tomografía computarizada (TC) dental de haz cónico La tomografía computarizada dental de haz en cónico (TC) es un tipo especial de equipo de rayos X que se utiliza cuando los Más detalles Capítulo 6 Filtrado en el Dominio de la Frecuencia
Capítulo 6 Filtrado en el Dominio de la Frecuencia...39 6. Método en el Dominio de la Frecuencia...39 6. Filtros Espaciales en la frecuencia...40 6.. Convolución Lineal y la Transformada Discreta de Fourier...45 Más detalles Gestión de la Calidad en Aplicaciones Médicas con Fuentes Selladas
Energía Nuclear y Seguridad Radiológica: Nuevos Retos y Perspectivas XIV Congreso Anual de la SNM/XXI Reunión Anual de la SMSR Guadalajara, Jalisco, México, 10-13 de Septiembre, (2003), Memorias en CDROM Más detalles PROTOCOLO DE CONTROL Y GARANTIA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE IMÁGENES RADIOLOGICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE NEUMOCONIOSIS.
PROTOCOLO DE CONTROL Y GARANTIA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE IMÁGENES RADIOLOGICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE NEUMOCONIOSIS. Instituto de Salud Pública de Chile Departamento Salud Ocupacional y Más detalles ESTIMACIÓN DE LA DOSIS DE ENTRADA EN PIEL DE PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS DE ENTRADA EN PIEL DE PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA M.Sc José A. Leal Físico Médico Abril, 2015 CONTENIDO Más detalles Veraview IC5 HD Alta definición, excelencia en imágenes digitales
Veraview IC5 HD Alta definición, excelencia en imágenes digitales Thinking ahead. Focused on life. 2 Thinking ahead. Focused on life. 3 4 IC5 HD Super Highspeed con High Definition Clarity La claridad Más detalles Documento informativo Sistema de imágenes de plano extendido con combinación automática y manual DR DirectView de CARESTREAM
Procesamiento avanzado de imágenes con capacidades de combinación automática y ajuste manual que producen una imagen de plano extendido compuesta sin línea de unión visible Revisión de la geometría de Más detalles Control de calidad de imágenes mamográficas
Control de calidad de imágenes mamográficas Camargo María Lourdes, Morales Marianela, Graffigna Juan Pablo, Romo Raúl Facultad de Ingeniería UNSJ, m.lourdescamargo@hotmail.com, 064400, 5400 Resumen Este Más detalles CAPITULO XVII RADIACIÓN Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA TEMA 50 PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y DEL PACIENTE
CAPITULO XVII RADIACIÓN Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA TEMA 50 PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y DEL PACIENTE AUTORES: Vicenta Sayas Chuliá, Dolores Escribano Paños, Carmen Beleña López, Francisco Marín López Hospital Más detalles Protección contra la radiación en la sala de endoscopía
Guía Mundial de la WGO para protección contra la radiación 1 Guía Mundial de WGO (Organización Mundial de Gastroenterología) Protección contra la radiación en la sala de endoscopía Minimización de la exposición Más detalles La física de partículas en imagen médica y terapia
La física de partículas en imagen médica y terapia Gabriela Llosá Llácer Instituto de Física Corpuscular (IFIC) CSIC-UVEG Instituto de Física Médica (IFIMED) 1 Contenido La física médica y la imagen médica Más detalles Capítulo 4 MEDIDA DE MAGNITUDES. Autor: Santiago Ramírez de la Piscina Millán
Capítulo 4 MEDIDA DE MAGNITUDES Autor: Santiago Ramírez de la Piscina Millán 4 MEDIDA DE MAGNITUDES 4.1 Introducción El hecho de hacer experimentos implica la determinación cuantitativa de las magnitudes Más detalles Generalidades. 1.1 Introducción
1 Generalidades 1.1 Introducción En esta parte introductoria al tema de la calibración se describirá de manera resumida cada uno de los conceptos importantes relacionados con la calibración de los instrumentos. Más detalles Técnicas de análisis para el uso de resultados de encuestas y estudios aplicados al VIH/sida. Por: Prof. Elena del C. Coba
Técnicas de análisis para el uso de resultados de encuestas y estudios aplicados al VIH/sida Por: Prof. Elena del C. Coba Encuestas y estudios aplicados al VIH/sida Definir la fuente de los datos: Datos Más detalles ARN PI-13/9B M AR9900069
ARN PI-13/9B M AR9900069 Primer ejercicio de intercomparación en el marco del programa de investigación coordinado de! OiEA sobre intercomparación regional de dosimetría persono! G. Massera, S. Papadópulos, Más detalles Sistema R/F con Telemando paquete. Paquete con FPD Portátil
S Sistema R/F con Telemando paquete Paquete con FPD Portátil paquete Flexibilidad que Satisface las Necesidades de los Usuarios Sistema Equipado con un Detector de Panel Plano (FPD) Portátil paquete * Más detalles Caracterización de un contador Geiger. Absorción de radiación por materiales. 1.- Curva de respuesta del contador Geiger
Caracterización de un contador Geiger. Absorción de radiación por materiales Física Nuclear y de Partículas y Estructura Nuclear 1.- Curva de respuesta del contador Geiger Un contador Geiger-Müller es Más detalles Calidad Ergonomía Flexibilidad. Unidad de rayos X panorámico digital
Calidad Ergonomía Flexibilidad Unidad de rayos X panorámico digital Solución X-MIND PANO D+ para las clínicas dentales y los centros de diagnóstico por imagen más exigentes SOREDEX / ACTEON cuenta con Más detalles INTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA
Pág. 1 de 11 INTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA Cuando se habla de reacciones nucleares se hace referencia a todo tipo de interacción con los núcleos atómicos. Un tema más general, que engloba Más detalles Línea Dental. Panorámico dental y Tomógrafo 3D
Línea Dental Panorámico dental y Tomógrafo 3D Villa Sistemi Medicali se enorgullece de presentar su nuevo Rotograph Evo 3D, con funcionalidad 3-en-1 : Panorámico, Cefalometría y 3D. Esta nueva máquina Más detalles CRITERIOS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE QC EN RADIODIAGNÓSTICO
X Congreso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica Radioprotección: Nuevos Desafíos para un Mundo en Evolución Buenos Aires, 12 al 17 de abril, 2015 SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCIÓN Más detalles Embarazo e INTERNATIONAL COM M ISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. International Commission on Radiological Protection
Embarazo e irradiación n médicam International Commission on Radiological Protection Information abstracted from ICRP Publication 84 Available at www.icrp.org Task Group: R. Brent, F. Mettler, L. Wagner, Más detalles Programa de Control de Dosimetría en Procedimientos Imagenológicos en HRR
Programa de Control de Dosimetría en Procedimientos Imagenológicos en HRR Página 1 de 11 1.- OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Disminuir los riesgos asociados a Radiaciones Ionizantes en el Personal mente Expuesto Más detalles FORMACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
FORMACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CURSO DE SEGUNDO NIVEL DE FORMACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ORIENTADO A LA PRÁCTICA Del 25 al 28 de septiembre de 2012 ACTIVIDAD ACREDITADA POR EL CONSELL CATALÀ DE Más detalles EXAMEN FINAL Protección Radiológica y control de calidad
EXAMEN FINAL Protección Radiológica y control de calidad Protección Radiológica y control de calidad 1. La definición "Las dosis consecuentes de una práctica radiológica serán tan bajas como sea razonablemente Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 10