Source: http://ventas.equipamientocientifico.com/shop/product/medidor-multiparametro-de-calidad-de-agua-con-cable-de-10-metros-gps-hanna-hi9829-5219
Timestamp: 2019-07-16 00:37:38+00:00

Document:
Medidor Multiparametro de calidad de agua con cable de 10 metros GPS Hanna HI9829 | EQC: Equipamiento Cientifico
Medidor Multiparametro de calidad de agua con cable de 10 metros GPS Hanna HI9829
http://ventas.equipamientocientifico.com/shop/product/medidor-multiparametro-de-calidad-de-agua-con-cable-de-10-metros-gps-hanna-hi9829-5219
El HI9829 es un medidor multiparámetro portátil de registro a prueba de agua que monitorea hasta 14 parámetros diferentes de calidad del agua.
La sonda multisensor basada en microprocesador permite la medición de parámetros clave que incluyen pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato y temperatura. La sonda transmite lecturas digitalmente con opciones para registrar datos mientras está desconectado del medidor. Un GPS opcional proporciona un seguimiento de ubicación de las mediciones. El sistema completo es simple de configurar y fácil de usar. El HI9829 es altamente personalizable y se suministra con todos los accesorios necesarios, empacados en una maleta duradera.
El GPS opcional proporciona un seguimiento de ubicación de las mediciones.
Sensores codificados por colores, reemplazables en campo
Ideal para pruebas ambientales, de campo y de laboratorio.
Protección impermeable : el medidor de calidad del agua está encerrado en una carcasa resistente al agua con clasificación IP67 y puede soportar la inmersión en agua a una profundidad de 1 m durante hasta 30 minutos. La sonda tiene una clasificación IP68 para inmersión continua en agua.
Pantalla LCD con matriz de puntos retroiluminada: HI9829 presenta una pantalla LCD gráfica retroiluminada con ayuda en pantalla y la capacidad de mostrar hasta doce parámetros simultáneamente. La pantalla gráfica permite el uso de claves virtuales para proporcionar una interfaz de usuario intuitiva.
Teclado intuitivo: el teclado de goma equipado tiene teclas dedicadas para potencia, luz de fondo, flechas arriba / abajo, ayuda y caracteres alfanuméricos. El medidor también presenta dos teclas programables virtuales que navegan al usuario a través de la configuración de cada parámetro, la configuración del medidor y el registro de datos. La interfaz es intuitiva para el nivel de experiencia de cualquier usuario.
Tecla de ayuda dedicada: la ayuda contextual siempre está disponible a través de una tecla dedicada de "AYUDA". Las instrucciones y los mensajes claros del tutorial están disponibles en pantalla para guiar rápida y fácilmente a los usuarios a través de la configuración y la calibración. La información de ayuda que se muestra es relativa a la configuración / opción que se está viendo.
Reconocimiento automático del sensor : la sonda y el medidor reconocen automáticamente los sensores que están conectados. Cualquier puerto que no se use en la sonda no tendrá el parámetro mostrado o será configurable.
Compensación automática de temperatura : el sensor de temperatura integrado permite la compensación automática de temperatura de las mediciones de pH, conductividad y oxígeno disuelto.
Compensación automática de presión barométrica : el medidor cuenta con un barómetro incorporado con unidades seleccionables por el usuario para la compensación de presión de oxígeno disuelto.
Calibración rápida: la calibración rápida proporciona una calibración rápida y única para el pH, la conductividad y el oxígeno disuelto. Se encuentran disponibles opciones de calibración estándar que incluyen pH hasta tres puntos, conductividad en un punto y oxígeno disuelto hasta dos puntos.
Datos GLP: HI9829 incluye una función GLP que permite a los usuarios ver los datos de calibración y la información de caducidad de calibración con solo tocar una tecla. Los datos de calibración incluyen la fecha, la hora, los buffers / estándares utilizados para la calibración y las características de la pendiente.
Registro de datos: el HI9829 permite a los usuarios almacenar hasta 44,000 muestras continuas o de inicio de sesión con intervalos de registro de un segundo a tres horas.
Capacidad de gráficos: la gráfica de tendencia con sello de fecha y hora de muestra puede verse en la pantalla o transferirse a una computadora.
Conectividad de PC: los datos registrados se pueden transferir a una PC compatible con Windows con el adaptador USB HI7698291 incluido y el software HI929829.
Duración prolongada de la batería: la pantalla del medidor tiene un indicador de icono de batería para mostrar la energía restante. El medidor se suministra con cuatro baterías recargables NiMH "C" de 1.5V que proporcionan hasta 140 horas de duración de la batería *
Maletín de transporte robusto y termoformado: el medidor HI9829, la sonda y todos los accesorios se suministran en una robusta maleta de transporte diseñada para proporcionar años de uso. El compartimiento interior de la maleta de transporte está termoformado para sujetar y proteger de forma segura todos los componentes.
uno, dos o tres puntos automáticos con reconocimiento automático de cinco memorias intermedias estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un buffer personalizado
Alcance del mV
resolución de mV
Rango de ORP
Resolución de ORP
Precisión de ORP
Calibración de ORP
automático en un punto personalizado (mV relativo)
0 a 200 mS / cm (EC absoluta hasta 400 mS / cm)
Manual: 1 μS / cm; 0.001 mS / cm; 0.01 mS / cm; 0.1 mS / cm; 1 mS / cm, Automático: 1 μS / cm de 0 a 9999 μS / cm; 0.01 mS / cm de 10.00 a 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm, Automático (mS / cm): 0.001 mS / cm de 0.000 a 9.999 mS / cm; 0.01 mS / cm de 10.00 a 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm
Exactitud de la CE
± 1% de lectura o ± 1 μS / cm, el que sea mayor
punto único automático, con seis soluciones estándar (84 μS / cm, 1413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm, 111.8 mS / cm) o punto personalizado
De 0 a 400000 ppm (mg / L); (el valor máximo depende del factor TDS)
Manual: 1 ppm (mg / L); 0.001 ppt (g / l); 0.01 ppt (g / L); 0,1 ppt (g / l); 1 ppt (g / l), automático: 1 ppm (mg / l) de 0 a 9999 ppm (mg / l); 0,01 ppt (g / l) de 10,00 a 99,99 ppt (g / l); 0.1 ppt (g / l) de 100.0 a 400.0 ppt (g / l), ppt automático (g / l): 0.001 ppt (g / l) de 0.000 a 9.999 ppt (g / l); 0,01 ppt (g / l) de 10,00 a 99,99 ppt (g / l); 0.1 ppt (g / L) de 100.0 a 400.0 ppt (g / L)
± 1% de lectura o ± 1 ppm (mg / L), el que sea mayor
basado en la calibración de conductividad o salinidad
0 a 999999 Ω • cm; 0 a 1000.0 kΩ • cm; 0 a 1.0000 MΩ • cm
Depende de la lectura de resistividad
Calibración de resistividad
basado en la calibración de conductividad
Precisión de salinidad
± 2% de lectura o ± 0.01 PSU, el que sea mayor
Alcance de agua de mar
0.0 a 50.0 σt, σ₀, σ₁₅
Seawater σ Precisión
± 1 σt, σ₀, σ₁₅
Rango de amonio y nitrógeno
0.02 a 200.0 ppm Am (como NH4 + -N)
Resolución de amonio y nitrógeno
0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm
Precisión de amonio y nitrógeno
± 5% de lectura o 2 ppm
Calibración de amonio y nitrógeno
1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm
Rango de Cloruro
0.6 a 200.0 ppm Cl (como Cl-)
Resolución de cloruro
Exactitud de Cloruro
Calibración de Cloruro
Rango Nitrato-Nitrógeno
0.62 a 200.0 ppm Ni (como NO3 - -N)
Resolución de Nitrato-Nitrógeno
0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200 ppm
Precisión Nitrato-Nitrógeno
Calibración Nitrato-Nitrógeno
Rango de turbidez
Resolución de turbidez
0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU 1 FNU de 100 a 1000 FNU
Exactitud de turbidez
± 0.3 FNU o ± 2% de lectura, cualquiera que sea mayor
Calibración de turbidez
Automático 1, 2 o 3 puntos a 0, 20 y 200 FNU, o personalizado
Gama de DO
0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg / L)
Resolución de DO
0.1%; 0.01 ppm (mg / L)
Precisión de DO
0.0 a 300.0% de saturación: ± 1.5% de lectura o ± 1.0% de saturación, el que sea mayor, 0.00 a 30.00 ppm (mg / L): ± 1.5% de lectura o ± 0.10 ppm (mg / L), el que sea mayor, 30.00 ppm (mg / L) a 50.00 ppm (mg / L): ± 3% de lectura, 300.0 a 500.0% de saturación: ± 3% de lectura
Calibración de OD
uno o dos puntos automáticos en 0 y 100% o un punto personalizado
Resolución de presión atmosférica
0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Exactitud de presión atmosférica
± 3 mm Hg dentro de ± 15 ° C de la temperatura durante la calibración
Calibración de presión atmosférica
automático en un punto personalizado
-5.00 a 55.00 ° C, 23.00 a 131.00 ° F, 268.15 a 328.15 K
0.01 K, 0.01 ° C, 0.01 ° F
± 0.15 ° C; ± 0.27 ° F; ± 0.15 K
automático de -5 a 55 ° C (23 a 131 ° F)
44,000 registros (registro continuo o log-on-demand de todos los parámetros)
USB (con el software HI 929829)
1.2V (4) NiMH, baterías recargables, tamaño tipo C; hasta 140 horas dependiendo de la configuración
221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2 ")
Receptor de 12 canales 10 m (30 pies) de precisión
HI9829 y HI98290 (modelo GPS) se entregan con una maleta rígida HI710140, adaptador HI7612VDC, kit de mantenimiento de la sonda HI7698292, software de aplicación para PC HI929829, cable USB HI7698291 (PC a medidor), cable de alimentación HI710045, cable de alimentación para encendedor HI710046, Solución de calibración rápida HI9828-25, iButton HI920005 con soporte (5), sensor de pH / ORP HI7609829-1, sensor de DO galvánico HI7609829-2, sensor HI7609829-3 EC, cubilete de calibración corta HI7698290, protector compensado corto HI7698295, NiMH recargable " Pilas C (4), adaptador de corriente de 12 VCC y manual de instrucciones.
Las sondas seleccionadas con la opción de turbidez incluirán el sensor de turbidez / EC HI7609829-4, el vaso de calibración largo HI7698293 y la protección pesada compensada HI7698296 en lugar del sensor EC, el vaso de calibración corto y el escudo protector corto. Las sondas seleccionadas con la opción de turbidez también incluirán soluciones de calibración de turbidez (230 ml); HI9829-16 0 FNU, HI769829-17 20 FNU y HI9829-18 200 FNU.

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución