Source: https://www.fluke.com/es-gt/producto/comprobacion-electrica/comprobadores-de-aislamiento/fluke-1587-mdt-fc-kit
Timestamp: 2020-04-06 01:48:37+00:00

Document:
Kit Avanzado De Solución De Problemas De Unidad Y Motor Fluke 1587/MDT FC | Fluke
Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC
Incluye un multímetro digital de aislamiento Fluke 1587 FC 2 en 1, una pinza amperimétrica Fluke i400 y un indicador de rotación de fases Fluke 9040
Con Fluke 1587 FC, realizará de forma sencilla y segura las pruebas de aislamiento y dispondrá en el mismo instrumento de una amplia selección de funciones propias de un multímetro digital
Use la pinza Fluke i400 con Fluke 1587 FC para medir con total precisión la corriente de CA, sin interrumpir el circuito
Compruebe de forma sencilla y segura la rotación de los motores trifásicos con el Fluke 9040
El multímetro digital de aislamiento Fluke 1587 FC 2 en 1
Mediciones de PI/DAR con gráficos TrendIt™
Es posible almacenar la memoria mediante la aplicación para mediciones Fluke Connect
Compensación de temperatura mediante la aplicación para mediciones Fluke Connect
Filtro de paso bajo para accionadores de frecuencia variable (VFD) para realizar mediciones precisas de los accionadores del motor
Voltajes de prueba de aislamiento de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Voltajes de prueba de aislamiento de 500 V y 1000 V
Prueba de aislamiento: de 0.1 M? a 2 G?
Prueba de aislamiento: de 0.1 M? a 600 M?
Descarga automática de voltaje capacitivo
Lectura uniforme del análisis de aislamiento
Medida de frecuencia / capacitancia / prueba de diodos / temperatura
Mín./Máx. / voltaje de CA/CC / milivoltios de CC / miliamperios de CA/CC
Resistencia (0.1 ? a 50 M?) / continuidad / apagado automático
Tres años de garantía / sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, termopar tipo K, estuche rígido
Pinza amperimétrica de corriente CA Fluke i400
Se usa con Fluke 1587 FC para medir de 1 a 400 A de CA
La salida de 1 mA/A garantiza una lectura fácil
Clasificación CAT III a 1000 V y CAT IV a 600 V de sobrevoltaje para una mayor protección del usuario
Diseño especial; máxima utilidad en formato reducido
Diámetro máximo del conductor: Ø 32 mm
Indicador de rotación de fase Fluke 9040
Amplia pantalla para facilitar la determinación de la rotación y de la secuencia de fases
Indicación para las tres fases
Valor nominal de sobrevoltaje CAT III 600 V
Descripción general del producto: Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC
El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC incluye cuatro nuevas funciones de diagnóstico mediante la aplicación de mediciones Fluke Connect:
Las pruebas de relación de PI/DAR programadas con gráficos TrendIt™ identifican más rápidamente los problemas de humedad y aislamiento contaminado
Almacenar la memoria mediante Fluke Connect, lo que elimina la necesidad de escribir los resultados, reduce los errores y guarda los datos para realizar un seguimiento del historial en el tiempo
La compensación de temperatura a través de la aplicación ayuda a establecer una referencia precisa y a realizar comparaciones del historial pertinente
Realizar un seguimiento del historial y de la tendencia de activos, lo que permite identificar la degradación con el paso del tiempo, además de hacer posible la toma de decisiones en el campo y en tiempo real con Fluke Connect® Assets
La pinza amperimétrica de corriente CA Fluke i400 es una pinza amperimétrica de alta seguridad para multímetros digitales. La pinza amperimétrica proporciona mediciones precisas de corriente sin romper los circuitos eléctricos, lo que lo ayuda a realizar las mediciones de manera segura con calificaciones estándares de seguridad de la industria.
El indicador de rotación de fase Fluke 9040 mide eficazmente la rotación de fases en todas las áreas en las que la alimentación trifásica sirve de suministro para motores, variadores de velocidad y sistemas eléctricos. Permite la rápida determinación de la secuencia de fases y es ideal para aplicaciones comerciales e industriales.
Especificaciones: Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC
Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC
Medición de voltaje de CA
600.0 mV Resolución 0.1 mV
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) ±(1 % + 3)
Precisión de 60 Hz a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) ±(2 % + 3)
6.000 V Resolución 0.001 V
60.00 V Resolución 0.01 V
600.0 V Resolución 0.1 V
Precisión de 60 Hz a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) ±(2 % + 3)¹
1000 V Resolución 1 V
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) ±(2 % + 3)
¹ ancho de banda de 1 kHz
Voltaje de filtro de paso bajo
Precisión de 60 Hz a 400 Hz ± (% de lectura + recuentos) +(2 % + 3), -(6 % - 3)
Medición de voltaje CC
Rango Resolución Precisión ±(% de lect. + recuentos)
6.000 V CC 0.001 V ±(0.09 % + 2)
60.00 V CC 0.01 V ±(0.09 % + 2)
600.0 V CC 0.1 V ±(0.09 % + 2)
1000 V CC 1 V ±(0.09 % + 2)
Impedancia de entrada 10 MΩ (nominal),
Relación de rechazo del modo común >60 dB en 50 Hz o 60 Hz
Relación de rechazo del modo común >120 dB en CC, 50 o 60 Hz (1 k sin equilibrio)
Las precisiones se aplican a ± 100 % del rango
Medición de milivoltios de CC
600.0 mV CC 0.1 mV ±(0.1 % + 1)
Medición de corriente de CC y CA
Rango 400 mA
Resolución 0.1 mA
Precisión ±(% de lectura + recuentos) ±(1.5 % + 2)¹
Voltaje de carga (típica) 2 mV/mA
Rango 60 mA
Resolución 0.01 mA
Precisión ±(% de lectura + recuentos) ±(0.2 % + 2)
Sobrecarga 600 mA durante un máximo de 2 minutos
Protección de fusible para la entrada de mA 0.44 mA, 1000 V, IR 10 kA
Conversión de CA Las entradas están acopladas para la CA y calibradas con el verdadero valor eficaz de una entrada sinusoidal
Las entradas responden al verdadero valor eficaz y se especifican de 5 % a 100 % del rango. El factor de cresta de la señal de entrada puede ser de hasta 3 a 300 mA, disminuyendo linealmente hasta un factor de cresta ≤ 1.5 a 600 mA. Para el caso de las formas de onda no sinusoidales, agregue + (2 % de lectura + 2 % de escala completa) típico, para factores de cresta de hasta 3.
Medición de ohmios
Rango Resolución Precisión +(% de lect. + recuentos)¹
600.0 Ω 0.1 Ω ±(0.9 % + 2)
6.000 kΩ 0.001 kΩ ±(0.9 % + 2)
60.00 kΩ 0.01 kΩ ±(0.9 % + 2)
600.0 kΩ 0.1 KΩ ±(0.9 % + 2)
6.000 MΩ 0.001 MΩ ±(0.9 % + 2)
50.0 MΩ ² 0.01 MΩ ±(1.5 % + 3)
Protección contra sobrecargas 1000 V rms o CC
Voltaje de prueba de circuito abierto
Corriente en cortocircuito
¹ Las precisiones se aplican de 0 % a 100 % del rango
² Hasta el 80 % de humedad relativa
Indicación de prueba de diodos Indicador de caída de voltaje: 0.6 V a 1 mA corriente nominal de prueba:
Precisión ±(2 % + 3)
Indicación de continuidad Tono audible continuo para la resistencia de prueba menor a 25 Ω y superior a 100 Ω. Lectura máxima; 1000 Ω
Corriente en cortocircuito 1.0 mA típico
Protección contra sobrecargas 1000 V rms
Tiempo de respuesta >1 ms
Rango Resolución Precisión ±(% de lectura + recuentos)
99.99 Hz 0.01 Hz ±(0.1 % + 1)
999.9 Hz 0.1 Hz ±(0.1 % + 1)
9.999 kHz 0.001 kHz ±(0.1 % + 1)
99.99 kHz 0.01 kHz ±(0.1 % + 1)
Sensibilidad del contador de frecuencia
600.0 mV CA Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 100.0 mV
Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 20 a 100 kHz 150.0 mV
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² N/C
6.0 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 1.0 V
Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 20 a 100 kHz 1.5 V
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² -400.0 mV y 2.5 V
60.0 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 10.0 V
Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 20 a 100 kHz 36.0 V
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² 1.2 V y 4.0 V
600.0 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 100.0 V
Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 20 a 100 kHz -
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² 12.0 V y 40.0 V
1000.0 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 300.0 V
¹ Entrada máxima para la precisión especificada = 10x el rango (1000 V como máximo). El ruido a bajas frecuencias y amplitudes podría afectar la precisión
² Se puede usar hasta 100 kHz con entrada a escala completa
1000 nF 1 nF ±(1.2% + 2)
10.00 μF 0.01 μF ±(1.2% + 2)
100.0 μF 0.1 μF ±(1.2 % ±90 recuentos)
9999 μF 1 μF ±(1.2 % ±90 recuentos)
Rango Resolución Precisión ±(% de lectura + recuentos)¹
-40 ° C a 537 ° C 0.1 °C ±(1 % + 10 recuentos)
-40 ° F a 998 ° F 0.1 °F ±(1 % + 18 recuentos)
¹ Las precisiones se aplican a los siguientes 90 minutos del tiempo de establecimiento después de un cambio en la temperatura ambiente del instrumento
Especificaciones de aislamiento
Rango de medida 0.01 MΩ a 2 GΩ
Voltajes de prueba 50, 100, 250, 500, 1000 V
Precisión de voltaje de prueba +20 %, -0 %
Corriente de prueba en cortocircuito 1 mA nominal
Descarga automática Tiempo de descarga
Detección de circuitos vivos Cancela la prueba si el voltaje de terminal > 30 V antes del inicio de la prueba
Carga capacitiva máxima Funciona con carga de hasta 1 µF
50 V (0 % a +20 %) Rango de pantalla 0.01 a 6.00 MΩ
Resolución 0.01 MΩ
Corriente de prueba 1 mA en 50 kΩ
Precisión de resistencia ±(% de lectura + recuentos) ±(3 % + 5 recuentos)
Rango de pantalla 6.0 a 50.0 MΩ
Resolución 0.1 MΩ
100 V (0 % a +20 %) Rango de pantalla 0.01 a 6.00 MΩ
Corriente de prueba 1 mA en 100 kΩ
Rango de pantalla 6.0 a 60.0 MΩ
Rango de pantalla 60 a 100 MΩ
Resolución 1 MΩ
250 V (0 % a +20 %) Rango de pantalla 0.1 a 60.0 MΩ
Corriente de prueba 1 mA en 250 kΩ
Precisión de resistencia ±(% de lectura + recuentos) ±(1.5 % + 5 recuentos)
Rango de pantalla 60 a 250 MΩ
500 V (0 % a +20 %) Rango de pantalla 0.1 a 60.0 MΩ
Corriente de prueba 1 mA en 500 kΩ
Rango de pantalla 60 a 500 MΩ
1000 V (0 % a +20 %) Rango de pantalla 0.1 a 60.0 MΩ
Corriente de prueba 1 mA en 1 MΩ
Rango de pantalla 60 a 600 MΩ
Rango de pantalla 0.6 a 2.0 GΩ
Resolución 100 MΩ
Precisión de resistencia ±(% de lectura + recuentos) ±(10 % + 3 recuentos)
Voltaje máximo aplicable a cualquier terminal y común 1000 V
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Coeficiente de temperatura 0.05 x (precisión especificada) por °C para temperaturas 28 °C (82 °F)
Humedad relativa Sin condensación
0 % a 95 % en 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)
0 % a 75 % en 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F)
0 % a 40 % en 40 °C a 55 °C (104 °F a 131 °F)
Vibración Aleatoria, 2 g, 5 a 500 Hz según MIL-PRF-28800F, Instrumento clase 2
Comunicación de radiofrecuencia Banda ISM 2.4 GHz
Certificación de radiofrecuencia FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
Internacional IEC 61326-1: entorno electromagnético, portátil; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Clase A
Clase A: el equipo es apto para su uso en todos aquellos establecimientos que no sean domésticos o que estén conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje que abastece a edificios empleados para fines domésticos. Es posible que haya dificultades potenciales para asegurar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a perturbaciones radiadas y conducidas.
Es posible que se generen emisiones que superen los niveles que requiere CISPR 11 cuando el equipo se conecta a un objeto de prueba. Es posible que el equipo no cumpla con los requisitos de inmunidad de esta norma cuando los cables de prueba o las sondas de prueba están conectados.
Protección de la carcasa IEC 60529: IP40 (no operativo)
IEC 61010-1 Grado de contaminación 2
Baterías Cuatro baterías AA (NEDA 15A o IEC LR6)
Duración de la batería Uso de medidor: 1000 horas. Empleo de prueba de aislamiento: el medidor puede efectuar, por lo menos, 1000 pruebas de aislamiento con baterías alcalinas no descargadas a temperatura ambiente. Son pruebas estándar de 1000 V en 1 MΩ con un ciclo de trabajo de 5 segundos encendido y 25 segundos apagado.
Tamaño (Al x An x L) 5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in)
Peso 550 g (1.2 lb)
Capacidad de sobrepasar el rango 110 % del rango excepto para capacitancia, que es el 100 %
Protección contra sobrecargas de frecuencia
Protección de fusible para la entrada de mA 0.44 A, 1000 V, IR 10 kA
Rango de corriente continua 1 A a 400 A
Precisión básica 2 % + 0.06 A
Frecuencia usable 5 Hz a 20 kHz
Voltaje máximo Verdadero valor eficaz de 1000 V CA de masa a tierra, de acuerdo con EN61010
Diámetro máximo del conductor 32 mm (1.25 in)
Longitud de cable de salida 1.5 m (59 in)
Rango de voltaje 40 a 700 V
Rango de frecuencia 15 a 400 Hz
Temporizador de funcionamiento Continuo
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C
Resistencia al polvo y al agua IP 40
Seguridad eléctrica EN 61010, EN 61557-7
Categoría de sobrevoltaje CAT III, 600 V
CAT IV, 300V
Dimensiones 124 x 61 x 27 mm
Alimentación eléctrica De unidad bajo prueba
Modelos: Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC
FLK-1587/MDT FC Kit
Fluke 1587 FC 2-in-1 Insulation DMM
Recursos: Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC
1587 FC/1587/1577 | Manual del usuario
1587 FC/1587/1577 | Suplemento del Manual del usuario
1587 FC/1587/1577 | Manual de calibración
1587 FC/1587/1577 | Complemento del Manual de calibración
1587 FC/1587/1577 | Hoja de seguridad
1587 FC/1587/1577 | Complemento de la Hoja de seguridad
1587 FC/1587/1587 | Guía de referencia rápida
Accesorios: Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC
Kit de pinza amperimétrica i400 y Fluke 1587 FC
Incluye un multímetro digital de aislamiento 1587 FC 2 en 1 y una pinza amperimétrica Fluke i400
El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC es la única herramienta que permite que los usuarios realicen pruebas avanzadas de aislamiento para el mantenimiento preventivo y predictivo
Kit avanzado para mantenimiento eléctrico Fluke 1587 FC
Mantenga el tiempo de funcionamiento de los equipos eléctricos con este kit de mantenimiento preventivo y solución de problemas, incluido el termómetro infrarrojo,

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución