Source: http://spanish.visionmeasurementmachine.com/sale-8183699-general-8-axis-digital-readout-system-controller-with-scale-motion-signal-control.html
Timestamp: 2020-05-26 17:20:31+00:00

Document:
Número de modelo: UWC 4800
resolución del voltaje análogo de +10V:
eje de control de movimiento:
Escala/codificador lineares que cuenta eje:
Entrada dedicada (final de carrera, alarma de servo):
Salida dedicada (el servo permite, la eliminación):
Interfaz externo RS232:
Resolución análoga del ADC:
Escala del regulador de sistema de lectura de general 8 AXIS Digital y control de señal del movimiento
UWC4800 es regulador del eje del general 8, usando estructura de DSP + de FPGA, con la función potente y operación flexible, no es restringido por la función o el funcionamiento del microprocesador de movimiento-ASIC, y disponible para modificar parámetros, para modificar, o para gastar la función para requisitos particulares como sea necesario. El UWC4800 está apoyando la mejora en línea, que puede cumplir perfectamente el requisito de la visión que mide, sistema de medición, automatización o los dispositivos de junta.
1. Estructura superior y más baja avanzada de la máquina, usando la estructura de DSP+FPGA.
2. Usando la comunicación de Ethernet del 100M, las ofertas ayunan velocidad de comunicación, 0.42-0.43 milisegundos por la señal, compatibles de Windows 7 o 8 (32 pedazos y 64 pedazos).
3. componentes lineares de la reacción de la escala/del codificador de 8 ejes que cuentan, salida a juego favorable del disparador de la ubicación y cierre del disparador de la entrada del externo.
4. control de movimiento de 8 ejes, diferencia favorable y conexión de terminación única.
5. Control del cierre-lazo del pulso + de la dirección disponible, usando los componentes de la reacción como sistema de coordenadas mecánico.
6. control del cierre-lazo de +10V, usando los componentes de la reacción como sistema de coordenadas mecánico.
7. El control de anillo abierto disponible, usando el pulso ordena como sistema de coordenadas mecánico.
8. el control de movimiento del Cierre-lazo basado en la escala o los codificadores lineares reacción, asegura el movimiento rápido, exacto y estable.
9. Modo de control del movimiento: GoHome, SACUDIDA, interpolación linear del eje de punto a punto, múltiple, interpolación del arco de 2 ejes, palanca de mando, TouchMove (movimiento conmovedor del punto de la punta de prueba).
10. Las escalas o los coordenadas lineares de la orden contrarios están con la función a juego de alta velocidad de la salida de la posición y de entrada del cierre, disponible para la medida simultáneamente y la función de la medida de la exploración de la cuchilla del laser.
11. Incluyendo la alarma serva que detecta, el servo permite e interfaz servo de la eliminación de la alarma.
12. El regulador está con la entrada general terminal 12 y la salida general terminal 10, que puede ser entrada general cuando no usando la alarma serva que detecta la señal, o la salida general no está utilizando el servo permite o eliminación serva de la alarma.
13. El conector RS232 puede conectar con el módulo de alta velocidad de UWC348HS IO, que añade 24 24 generales salidas terminales de la entrada general terminal y. El retraso de la situación de entrada y de la salida del módulo del IO que compara al UWC4800 es menos de 1,4 milisegundos.
14. 2 0-3.3V la función de recogida análoga terminal, resolución de 12 pedazos, así como el circuito del tratamiento de señales de la preposición, puede recoger la señal física tal como presión o temperatura.
15. función de salida terminal del circuito 2 0-100mA (succión), resolución de 12 pedazos, capaz de controlar la sección 2 del brillo del grupo del LED. Así como el circuito del tratamiento de señales de la posposición, puede controlar el convertidor de frecuencia, la válvula proporcional, o la válvula de presión proporcional.
16. Con 2 RS232 y 2 conectores de HSIO (IO de alta velocidad), disponibles conectar con diverso módulo de proceso basado en diverso requisito. Por ejemplo HMI, módulo auto del enfoque, leyendo al revés o palanca de mando etc.
17. Interfaz integrado de la punta de prueba del tacto del ingenio, está disponible para Renishaw y el tacto completo de la serie de Tesa sonda y con la parada auto, el retratamiento auto, y la función de búsqueda auto del objeto y del retratamiento.
18. Elegante y diseñe ligeramente, ahorrar el espacio del gabinete eléctrico.
19. La función en línea de la actualización del sistema informático del regulador, usuarios no necesita quitar el regulador del dispositivo durante el proceso de puesta al día.
UWC4800 es ampliamente utilizado en la inspección de la visión, la medición, la automatización etc.
Mínimo. Típico Máximo. Unidad
Fuente de alimentación 22,5 24 26 VDC
1,5 1,8 2,6 A
UWC348 y la diferencia de tiempo síncrona de la situación del IO del regulador 0,86 1,03 1,29 Milisegundo
Resolución linear de la escala/del codificador 0,01 1 10000 um
Fuente de alimentación linear de la escala/del codificador
5.1V 5.2V 5.25V VDC
0 120 200 mA/terminal
escala/codificador lineares que cuenta frecuencia 0 - 6.5/A o B Megaciclo
Frecuencia de la señal de pulso de la dirección 0 - 6,5 Megaciclo
resolución del voltaje análogo de +10V 16 pedazo
Eje del control de movimiento 8 AXIS
Escala/codificador lineares que cuenta eje 8 AXIS
Entrada dedicada (interruptor de límite, alarma serva) 16 Terminal
Salida dedicada (el servo permite, la eliminación) 16 Terminal
Entrada general del número 8 Terminal
Interfaz externo RS232 2 PC
UWC348 RS232 IO 24 en /24 hacia fuera (un conector RS232 debe ser ocupado) Terminal
Paso de la frecuencia de la señal de pulso de la dirección 0,34 Herzios
Entrada análoga general 0-3.3V 2 Terminal
Resolución análoga del ADC 12 pedazo
El tajar actual constante de PWM en corriente 2 Terminal
En corriente 0~-100 mA
Resolución que taja actual constante de PWM 12 Pedazo
Frecuencia que taja actual constante de PWM 12,2 Kilociclo
dro de la lectura digital

References: resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

resolución 

Resolución 

Resolución