Source: https://www.hannacolombia.com/products/product/885
Timestamp: 2020-07-13 05:16:32+00:00

Document:
HI 9829 Medidor multiparámetro | HANNA Instruments Colombia
Inicio / Productos / Productos por Parámetro / Multiparámetro / Multiparámetros Portátiles / HI 9829 Medidor multiparámetro
El medidor multiparámetro HI 9829 es ideal para mediciones en terreno tal como en lagos, ríos y mares. Se caracteriza por ser resistente, impermeable y fácil de usar. El medidor puede mostrar en pantalla desde 1 hasta 12 parámetros simultáneamente. El equipo puede medir hasta 15 parámetros seleccionables por el usuario.
Empleando una de las sondas de la serie HI 76x9829, el HI 9829 puede medir los parámetros de calidad del agua tales como el pH, ORP (Potencial de Óxido Reducción), conductividad, turbidez, temperatura, iones de amonio, nitrato, cloruro (NH4+, NO3- -N o Cl-), oxígeno disuelto (como % de saturación o concentración), resistividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos), salinidad y gravedad especifica de agua de mar. Se mide la presión atmosférica para compensar la concentración de oxígeno disuelto.
La Herramienta Perfecta de Monitoreo
Los científicos y administradores del agua usan programas de recolección de datos como parte del monitoreo ambiental. Estos programas están diseñados para revelar cambios en el agua y en el ambiente circundante con el tiempo. Por lo anterior se requieren mediciones confiables, para monitorear esos cambios y entender las contribuciones de las fluctuaciones temporales, el clima, al igual que la contaminación producida por el hombre.
Las sondas inteligentes de registro automático HI 7629829 ó HI 7639829 se pueden dejar en el lugar de monitoreo para almacenar los datos de forma autónoma sin la ayuda del medidor HI 9829 o un PC. Cuando el usuario requiere recuperar los datos de medición, estos se pueden transferir fácilmente a los medidores o a un PC por medio del software HI 929829.
Hanna ofrece una selección de 7 sensores para ser usados en las sondas inteligentes. La sustitución de los sensores se realiza de forma rápida y fácil con conectores de tipo rosca y sensores codificados por color. El HI 9829 y HI 98290 reconocen automáticamente la presencia del sensor. El nuevo sensor de CE/turbidez HI 7609829-4 es reemplazable en terreno y ofrece lecturas de ambos parámetros al mismo tiempo.
Todos los sensores potenciométricos cuentan con un diseño de doble unión y con solución de relleno de gel, esto permite aumentar la resistencia a la contaminación. Un sensor ISE se puede utilizar en lugar del sensor de pH y el equipo reconoce automáticamente el sensor. El medidor puede presentar lecturas en pH/mV, lo cual es ideal para la solución de problemas.
compatible con la norma ISO 7027 y con sensor de turbidez reemplazable en campo
ISE de Amonio, cloruro y nitrato
Registro de la sonda o del medidor
Instrumento Totalmente personalizable, sonda, sensores de medición y especificaciones.
Muestra de 1 a 12 parámetros en pantalla.
Cuatro electrodos pH / ORP o pH, CE o CE / Turbidez y sensores galvánicos.
Auto-reconocimiento de todos los sensores.
Sonda resistente con punta de acero inoxidable.
Fast Tracker ™-Tag I.D. Sistema que simplifica el seguimiento periódico.
Cuenta con un barómetro incorporado para la compensación concentración de OD
Comprobación de medición automática, elimina las lecturas erróneas.
Los datos se pueden visualizar en forma de gráficos
LCD gráfico con luz de fondo
Conectividad USB para PC
Buenas Prácticas de Laboratorio con función en últimas cinco calibraciónes con los parámetros registrados
Acepta pilas alcalinas y recargables
Protección a prueba de agua de la sonda
automático de 5 a 55 ° C (23 a 131 ° F)
44,000 registros
1 segundo a 3 horas
interfaz de Computador
USB (con software HI 929829)
FastTrackerTM TAG ID
Impemeabilidad
0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100%
celdas C alcalinas de 1.5V C (4) / 1.2V NiMH celdas C recargables (4),
750g (26.5 oz.)
pH / mV de pH entrada Rango
ORP mV Rango
Amonio Rango
0.02 a 200 ppm
Cloruro Rango
0.6 a 200 ppm
Nitrato Rango
0.62 a 200 ppm (como N)
pH / mV de pH entrada Resolución
ORP mV Resolución
Amonio Resolución
0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm
Cloruro Resolución
Nitrato Resolución
pH / mV de pH entrada Precisión
ORP mV Precisión
Amonio Precisión
±5% de lectura o 2 ppm, lo que sea mayor
Cloruro Precisión
nitrato Precisión
Conductividad Rango
0 a 200 mS/cm (absoluta EC hasta 400 mS/cm)
TDS Rango
0 a 400000 mg/L o ppm (el valor max. depende del factor TDS)
Resistividad Rango
￼0 a 999999 W•cm; 0 a 1000.0 kW•cm; 0 a 1.0000 MW•cm
Salinidad Rango
0.00 a 70.00 PSU
Agua de mar Rango
0 a 50.0 st, s0, s15
Conductividad Resolución
manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm;
automático: 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm;
automáticomS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm;0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm
TDS Resolución
manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt);
escalas de auto rango:1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt);
escalasde aag/L(ppt): 0.001 g/L (ppt) de 0.000 a 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt
Resistividad Resolución
dependiente de lectura de resistividad
Salinidad Resolución
Agua de mar Resolución
Conductividad Precisión
±1% de lectura o ±1 μS/ cm, la que sea mayor
TDS Precisión
1% de lectura o ±1 mg/L, la que sea mayor
Resistividad Precisión
Salinidad Precisión
±2% de lectura ±0.01 PSU, lo que sea mayor
Agua de mar Precisión
±1 st, s0, s15
Turbidez Rango
0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU
Oxígeno Disuelto Rango
0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm
Presión Atm. Rango
450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa
Turbidez Resolución
0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU; 1 FNU de 100 a 1000 FNU
Oxígeno Disuelto Resolución
0.1%; 0.01 ppm
Presión Atm. Resolución
0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi;
Turbidez Precisión
±0.3 FNU o ±2% de lectura, lo que sea mayor
Oxígeno Disuelto Precisión
0.0 a 300.0%: ±1.5% de lectura o ±1.0% lo que sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de lectura; 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% de lectura o 0.10 ppm, lo que sea mayor 30.00 ppm a 50.00 ppm: ±3% de lectura
Presión Atm. Precisión
±3 mm Hg entre ±15°C de la temperatura durante la calibración
Manual HI 9829
HI 929829 Software de aplicación PC
HI 7698291 Cable USB, PC para medidor
HI 76982910 Cable USB, PC para sonda
HI 710046 Adaptador para carro
HI 7698290 Vaso de calibración corto
HI 7698293 Vaso de calibración
HI 7698294 Celda de flujo corta
HI 7698297 Celda de flujo larga
HI 7698295 Forro protector corto
HI 7698296 Forro protector largo
HI 920005 Botón iButton® con pausa (5 pcs)
HI 710140 Maleta robusta de Transporte
HI 710045 Cable de poder
HI 9829 - W/X/Y/Z
Medidor sin GPS
Medidor con GPS
Sonda básica sim turbidez
Sonda básica con turbidez
Sonda autonoma con registro de datos sin turbidez
Sonda autonoma con registro de datos con turbidez
4 metros de cable
Calle 14 # 23 - 72, Edificio Alturia Centro de Negocios Ver mapa
(576) 3413652

References: Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución

 Resolución