Source: https://intertec.co.cr/otros-equipos/
Timestamp: 2020-02-21 11:36:51+00:00

Document:
Otros Equipos - Intertec
Se ha vuelto común que el color oscuro: las muestras de azúcar crudo se midan a 882 nm sin tratamiento de decoloración.
SAC-i 589/882 puede medir muestras tanto a 589 nm como a 882 nm cambiando las unidades ópticas.
Número de Catálogo 5952
Escala de Medidas Ángulo de Rotación Escala Internacional del Azúcar (sin compensación de temperatura) Escala Internacional del Azúcar (con compensación automática de temperatura)
Lectura de Medidas Angle of Rotation International Sugar Scale (without temperature compensation) International Sugar Scale (with Automatic Temperature Compensation) Specific Rotation Concentration Purity User scale Angle of Rotation (Temperature Compensation of Quartz Plate) Temperature (°C / °F)
Rango de Medición Ángulo de Rotación:-89.9999 a +90.0000° y -360.0000 a +360.0000° Escala Internacional del Azúcar:-259.0000 a +259.0000°Z
Resolución Ángulo de Rotación:0.0001° Escala Internacional del Azúcar :0.0001°Z
Exactitud de la Medición Ángulo de Rotación: ±0.002°(0 ～ ±5°) ±0.005°(±5° ～ ±45°) ±0.01°(±45°＜　) Escala Internacional del Azúcar:±0.015°Z (-130 ～ +130°Z) Otros rangos Ángulo de Rotación:±0.010° Escala Internacional del Azúcar:±0.030°Z
Rango de Compensación de Temperatura 10 to 40℃
Temperatura Ambiente Use el instrumento donde la temperatura este entre 10 y 40°C
Precisión de temperatura desplegada ±0.2 oC
Fuente de Iluminación Filtro de Interferencia LED:589nm, Filtro de Interferencia 882nm
Prisma Glan-Taylor Prism
Longitud de la Onda de Medida 589nm (equivalent to the sodium-D line spectrum) 882nm（infrared nearby）
Fuente de Poder RS-232C, DC 4 a 20mA
Fuente de Poder AC100 to 240V, 50/60Hz
Piezas Software, PolariSoft
Tubo de observación incluido Observation tubes (100mm(5ml)，200mm(10ml))
Consumo de Poder 140VA
Terminales de Salida Impresora Digital DP-63 or DP-AD (sold separately), Método de salida: RS-232C (cable serial de 9 pines D-Sub) La salida de datos por unidad flash USB
Mida hasta 10% de sal con el nuevo medidor de sal estilo 'bolsillo', PAL-SALT.
El PAL-SALT medidor de sal estilo 'bolsillo' es versátil, con un amplio rango 0.00-10.00%. La resolución es 0.01% a 2.99% en concentración. Es el primer medidor de sal de ATAGO que viene con la característica de desplazamiento*.
Número de Catálogo 4250
Escala Concentración de sal (g/100g) temperatura
Método de medida Conductividad
Rango de Medición 0.00 a 10.0% (g/100g) de concentración de sal 5.0 a 100°C
Resolución 0.01% para la concentración de sal de 0.00 a 2.99% 0.1% para la concentración de sal de 3.0 a 10.0% 0.1°C
Exactitud de la Medición Valor en pantalla ± 0.05% (para la concentración de sal de 0.00 a 0.99%) Precisión relativa ± 5% (para la concentración de sal de 1.00 a 10.0%) ±1°C
Temperatura de la muestra de 5 a 100°C
Temperatura Ambiente de 10 a 40°C
Volumen de la Muestra 0.6mL o más
Fuente de Poder 2 x Baterías tipo AAA
Caracteristica de desplazamiento Si
Clase de protección internacional IP65 Protegido del polvo y de chorros de agua.
Dimensiones y Peso 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (Unidad principal solamente)
Compacto y fácil de transportar con una mano.
* El Adaptado de Baja Viscosidad (ULA) permitirá medir muestras de baja viscosidad (1 ~ 2.000mPa · s).
Número de Catálogo 6800
Escalas de Medición Viscosidad・Temperatura・Torque%
Lectura de Medidas Viscosidad・Temperatura・Torque%・Velocidad・Combinación de husillo y vaso de precipitado
Rango de Medición Viscosidad： A1 50 a 200,000mPa・s / 50 a 200,000cP A2 100 a 600,000mPa・s / 100 a 600,000cP A3 500 a 2,000,000mPa・s / 500 a 2,000,000cP UL 1～2,000mPa・s Torque： 0.0 a 100.0％ (torque recomendado: 10.0 a 100.0％)
Velocidad 0.5 a 250rpm Número de Velocidades: 20
Resolución Viscosidad： menor que 10,000mPa・s 0.1mPa・s 10,000mPa・s o mayor 1mPa・s Torque： 0.1％ Temperatura： 0.1℃
Exactitud de la Medición Viscosidad: ±1% de Viscosidad Máxima	Temperatura: ±0.2℃
Fuente de Poder Pilas alcalinas LR6 / AA (x4) Entrada del adaptador de CA: AC100 a 240V. 50 / 60Hz, 0.3A Salida: 9V, 0.5A.
comunicación por ordenador Salida: USB - PC
Piezas Main unit：1 Stand：1 Spindles (A1, A2 and A3)：one each Temperature sensor：1 Small volume beaker attachment：1 S Beaker (15mL)：1 L Beaker (100mL)：1 AC adapter：1 USB Mini-B cable (1m)：1 1.5V AA alkaline batteries：4 Instruction manual：1 Inspection certificate：1 Spindle stand：1 Protective cap：1 Carrying case：1
Dimensiones y Peso Unidad principal: 120 (W) x120 (D) x200.6 (H) mm 1.2kg (excluyendo baterías, husillos y sensor de temperatura) Soporte + tornillo: 0.5kg Accesorio de vaso de precipitado de poco volumen: 0.1 kg
pH Metro y Medidor de Electroconductividad Digital
El DPH-2 es extremadamente fácil de usar. Tiene un diseño compacto, portátil y es resistente al agua (IP67), así que se puede lavar bajo el agua del grifo y puede ser sumergido en agua sin tener efectos negativos. Además tiene Compensación Automática de Temperatura que funciona entre 0 a 50°C. Por estas características, el DPH-2 es perfecto para diferentes aplicaciones incluyendo : control de producción de comidas y bebidas, elaboración de cerveza, fermentación, tierra, hidrocultivo, aceite de corte, líquidos de lavado alcalinos, y otras soluciones solubles. Esta unidad posee excelentes características a un excelente precio.
Número de Catálogo 4320
Escala de Medición pH
Rango de Medición 0.0 a 14.0pH
Exactitud de la Medición ± 0.1pH (2.0 a 12.0pH)
Rango de Compensación de Temperatura 0.0 a 50.0°C (Compensación Automática de temperatura)
Fuente de Poder Batería de reloj (LR44) 1.4V×4
Clase de protección internacional IP67 Dust-tight and Protected against the effects of temporary immersion in water
Dimensiones y Peso 4.5×3.0×16.3cm, 90g (Unidad principal solamente)
Número de Catálogo 4340
Escala de Medición Conductividad
Rango de Medición Conductividad : 0.00 a 19.90ms/cm
Resolución Conductividad : 0.10ms/cm (Segundo decimal se mantiene a '0')
Exactitud de la Medición Conductividad : ±0.20mS/cm (At 0.0 a 10.0mS/cm) ±0.40mS/cm (At 10.10 a 19.90mS/cm)
Fuente de Poder Batería de reloj (LR44) 1.5V × 4
Clase de protección internacional IP67 Dust-tight and Protected against the effects of temporary immersion in water.
Monitor Automático de Brix y CO2
Coore CO2 Brix Monitor
Número de Catálogo 9332
Escalas de Medición Concentración de CO2 (Compensación Automática de Temperatura) Brix (Compensación Automática de Temperatura) Presión Temperatura
Método de Medición Concentración de CO2: Método de medición por agitación de la muestra Brix: Método por índice de refracción
Rango de Medición Brix : 0.00 a 20.00 ％ Concentración de CO2 : 0.000 a 12.000 vol. : 0.000 a 24.000 ×10-6 kg/cm3 : 0.000 a 24.000 g/L Presión : 0.00 a 10.00 bar : 10 a 10000 mbar : 0.000 a 145.000 psi : 0.000 a 1.000 MPa : 0 a 1000 kPa Temperatura : 0.0 a 30.0 ℃ : 32.0 a 86.0 °F : 273 a 303 K
Resolución Brix : 0.01 ％ Concentración de CO2 : 0.001 vol. : 0.001 ×10-6 kg/cm3 : 0.001 g/L Presión : 0.01 bar : 10 mbar : 0.001 psi : 0.001 MPa : 1 kPa Temperatura : 0.1 ℃ : 0.1 °F : 1 K
Exactitud de la Medición Brix (Valor Absoluto):	±0.05％ Presión: ±1.0％（a 20°C） Temperatura: ±1℃
Repetibilidad Brix (Valor Absoluto) : ±0.02％ Presión: ±0.3％（a F.S. 20℃）
Rango de Compensación de Temperatura Brix : 5.0 a 30.0℃ CO2 : 0 a 25℃
Temperatura de la muestra 0 a 30°C (Rango de precisión garantizado: 5.0 a 25.0 °C)
Sensor de presión Bomba de Diafragma, medidor de presión de manómetro
Fuente de Luz del Refractómetro LED (Aproximación Línea-D)
Método de Agitación Agitador de Imán
Sensor de temperatura Sensor de Temperatura de Película fina de Platino
Volumen de la Muestra 100mL (Volumen de Cámara de Presión: 20mL)
Tiempo de Medición Alrededor de 60 segundos
Fuente de Poder AC100 a 240V
Clase de protección internacional IP65 *Aplica solamente si los terminales del puerto USB y fuente de poder están cubiertos (o si la fuente de poder esta conectada).
Dimensiones y Peso Aprox. 405x450x215mm 26lbs/12kg (Cable de alimentación incluido.)
Consumo de Poder 50VA
Terminales de Salida Memoria USB
Temperatura ambiente / Humedad Temp: 0 a 40℃ Humedad: 30 a 80%

References: Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución