Source: https://hannainst.com.mx/productos/medidores-portatiles/medidor-multiparametrico-a-prueba-de-agua-para-phiseceodturbidez-con-gps-opcional/
Timestamp: 2019-01-24 06:56:25+00:00

Document:
Medidor multiparamétrico a prueba de agua para pH/ISE/CE/OD/Turbidez con GPS opcional | HANNA® instruments México
Inicio / Todos los productos / Línea / Acuacultura / Medidor multiparamétrico a prueba de agua para pH/ISE/CE/OD/Turbidez con GPS opcional
El HI9829 es un medidor portátil impermeable que mide hasta 14 parámetros diferentes de la calidad del agua.
El sensor multiple con microprocesador permite la medición de parámetros clave que incluyen al pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato y temperatura. La sonda transmite las lecturas de forma digital con opción de registro estando la sonda desconectada del medidor. El GPS opcional proporciona la ubicación de las mediciones. El sistema completo es muy fácil de configurar y de usar. El HI9829 es muy personalizable y se suministra con todos los accesorios necesarios en un estuche rígido de transporte.
El GPS opcional proporciona la ubicación de las mediciones.
Los sensores individuales son reemplazables en campo y vienen identificados por color, muy conveniente para las mediciones ambientales, para el trabajo en campo y el análisis de laboratorio.
GPS Elige una opciónNoSí
Sonda Elige una opciónSonda básica con turbidezSonda básica sin turbidezSonda con registro autónomo y turbidez
Longitud del cable Elige una opción10m (32.8´)20m (65.6´)4m (13´) Limpiar
HI9829 Categorías: Acuacultura, Análisis de agua, Medidores portátiles Etiquetas: Conductividad eléctrica (CE), ISE, ORP, Oxígeno Disuelto, pH, Presión atmosférica, Resistividad, Salinidad, Sólidos totales disueltos (TDS), Temperatura, Turbidez
Medidor con o sin GPS
Receptor integrado de GPS
Receptor de GPS de 12 canales y antena
Realiza la ubicación usando satélites en alrededor de 10 metros.
La latitud y longitud se registra con las lecturas.
Es posible dar nombre a las ubicaciones de las coordenadas GPS.
Proporciona la distancia de la ubicación actual a la registradas anteriormente.
El software proporcionado con el medidor HI929829 integra los datos recolectados con el servicio de Google™ maps.
Las lecturas incluyen las coordenadas GPS, así como fecha y hora
A las ubicaciones se les puede dar un nombre, comentarios y números de muestra.
Google™ maps es una marca registrada de Google™, Inc. HANNA Instruments® no tiene relación con Google™.
Dos sondas a elegir (básica o con registro)
Las sondas HI7609829 (básica) y la HI7629829 (con registro) pueden usarse con el medidor portátil HI9829. Son opciones para elegir cuál sonda se suministrará con el medidor HI9829. De fábrica el HI9829 y la sonda correspondiente se suministrarán con los sensores de pH/ORP, conductividad y oxígeno disuelto. Cualquier sonda se puede reemplazar para tener la medición de turbidez y de conductividad con turbidez.
Sonda básica HI7609829
Sonda digital con un diámetro menor a 2 pulgadas.
3 entradas para sensores identificados por color.
Clasificación IP68 para inmersión continua en el agua.
Cable multiconductor que soporta 50 lbs (uso intermitente).
Disponible con cable de 4, 10, o 20 metros.
Protector plástico con peso de acero inoxidable para conservar los sensores individuales en las mejores condiciones.
Sonda HI7629829 con registro autónomo
Mismas características que la básica pero con capacidad de registro.
Almacena las mediciones de forma independiente al medidor.
Usa 4 baterías “AA” que rinden hasta para 70 días*.
Almacena hasta 140,000 lecturas de parámetros individuales o hasta 35,000 para todos los parámetros.
Almacena datos desde 1 segundo hasta 3 horas.
Posibilidad de elegir sonda con sensores de CE o de CE/Turbidez.
Suministrado con cable USB cable para conexión directa a una PC compatible con Windows.
*Todos los canales registrando a intervalos de 10 minutos sin función de promedio.
Sensores reemplazables en campo codificados con colores
Protección a prueba de agua – Este medidor se suministra con una carcasa de clasificación IP67 que puede sumergirse en agua a una profundidad de 1m hasta por 30 minutos. La sonda está clasificada con IP68 para inmersión continua en agua.
Pantalla LCD Iluminada de matriz de puntos– El HI9829 incluye una pantalla gráfica LCD iluminada con ayuda contextual y la capacidad de mostrar hasta doce parámetros simultáneamente. Esta pantalla permite al usuario tener botones virtuales para proporcionar una interfaz intuitiva para el usuario.
Teclado intuitivo – El teclado tiene botones dedicados para el encendido, iluminación, flechas hacia arriba/abajo, ayuda y caracteres alfanuméricos. El medidor también incluye dos botones virtuales para configurar cada parámetro, programar el medidor y para el registro de datos. La interfaz es intuitiva para cualquier nivel de usuario.
Botón dedicado a la ayuda – La ayuda contextual siempre está disponible con el botón correspondiente. Se muestran mensajes e indicaciones claras en la pantalla para guiar al usuario de manera rápida y sencilla durante la configuración y calibración. La información contiene textos relacionados con la opción o función que se esté visualizando.
Reconocimiento automático de los sensores – La sonda y el medidor reconocen automáticamente los sensores que son conectados. Cualquier puerto que no se use en la sonda no mostrará ningún parámetro.
Compensación automática de temperatura – el sensor integrado de temperatura permite la compensación automática del pH, conductividad y oxígeno disuelto.
Compensación automática de presión barométrica – El medidor incluye un barómetro con unidades seleccionables por el usuario para la compensación de presión del oxígeno disuelto.
Calibración rápida – esta calibración proporciona de forma rápida un punto de calibración para el pH, conductividad y oxígeno disuelto. Las opciones de calibración estándar incluyen hasta 3 puntos de pH, un punto de conductividad y dos puntos de oxígeno disuelto.
Datos BPL– El HI9829 incluye la función de BPL que permite al usuario ver los datos de calibración y su vigencia con solo oprimir un botón. Los datos de calibración incluyen la fecha, hora, soluciones de calibración/estándares usados en la calibración y datos de la pendiente.
Registro de datos – El HI9829 permite al usuario almacenar hasta 44,000 registros continuos o muestras bajo demanda con intervalos de registro desde un segundo hasta 3 horas.
Capacidad de graficación – Es posible visualizar las gráficas de tendencia con los datos de las muestras y la etiqueta de la hora, y se pueden transferir a la PC.
Conectividad a la PC –Los datos almacenados se pueden transferir a una PC compatible con Windows usando el software HI929829 y el cable USB HI7698291 suministrado con el equipo.
Larga duración de la batería – La pantalla del medidor tiene un icono indicador de la carga de la batería. El medidor se suministra con una batería recargable de NiMH “C” de 1.5 V que proporciona hasta 140 horas de carga.*
Maletín rígido de transporte – El medidor HI9829, la sonda y todos los accesorios se suministran en un maletín rígido de transporte para proporcionar varios años de uso. El compartimiento interno está termoformado para soportar y conservar seguros todos los componentes en el interior.
* Sin GPS o mediciones de turbidez
Opciones del GPS
El medidor incluye un receptor interno de GPS de 12 canales y antena que calcula su posición para proporcionar las ubicaciones y sus datos de medición.
La función de calibración rápida permite la calibración a un punto para el pH, conductividad y oxígeno disuelto, todo en unos cuantos pasos.
Capacidad de graficación
Es posible visualizar las gráficas de tendencia con fecha y hora en la pantalla, o bien transferirlas a la PC.
Fast Tracker™—Sistema de identificación de etiquetas.
Sistema Fast Tracker™ de HANNA— Este sistema de identificación de etiquetas simplifica el registro de las mediciones. Las etiquetas llamadas iButtons con un identificador grabado se pueden instalar en varios lugares de la planta. Cuando el conector del medidor toca estas etiquetas, las mediciones se almacenan y se etiquetan con el nombre de la ubicación dado por el usuario en la memoria del medidor, y se también se pueden transferir a la PC. De esta forma se almacena la medición, ubicación, fecha y hora. El Sistema Fast Tracker™ del GPS proporciona una eficiencia notable en las funciones de ubicación de los sitios de medición.
Las etiquetas iButton son muy fáciles de instalar.
Instale las etiquetas opcionales cerca de los puntos de muestreo para identificarlas con los iButton. Cada etiqueta contiene un microcircuito de computadora con un número de identificación único, hecho de acero inoxidable. Puede instalar prácticamente un número ilimitado de etiquetas. Si requiere etiquetas adicionales se venden por separado.
Calibración del pH Automática en uno, dos o tres puntos con reconocimiento automático de cinco soluciones estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado
Intervalo de ORP ± 2.000 mV
Intervalo de CE 0 a 200 mS / cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm)
Resolución de CE Manual: 1 μS / cm; 0.001 mS / cm; 0.1 mS / cm; 0.1 mS / cm; 1 mS / cm, Automático: 1 μS / cm de 0 a 9999 μS / cm; 0,01 mS / cm de 10.00 a 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm, Automático (mS / cm): 0. 01 mS / cm de 0.000 a 9.999 mS / cm; 0.01 mS / cm de 10,00 a 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm
Exactitud de CE ± 1% de la lectura o ± 1 μS/cm lo que sea mayor
Calibración de CE Con seis soluciones estándar (84 μS / cm, 1,413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm, 111,8 mS/cm) o punto personalizado
Intervalo de TDS 0 a 400,000 ppm (mg/L); (El valor máximo depende del factor TDS)
Resolución de TDS Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L), Automático: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9,999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L), ppt (g/L) automático: 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)
Exactitud de TDS ± 1% de la lectura o ± 1 ppm (mg / L), lo que sea mayor
Intervalo de resistividad 0 a 999,999 Ω • cm; 0 a 1000.0 kΩ • cm; 0 a 1.0000 MΩ • cm
Exactitud de salinidad ± 2% de la lectura o ± 0,01 PSU, el que sea mayor
Intervalo de medición en agua de mar 0,0 a 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
Resolución de agua de mar σ 0,1 σt, σ₀, σ₁₅
Exactitud del agua de mar σ ± 1 σt, σ₀, σ₁₅
Calibración σ del agua de mar Basado en la calibración de conductividad o salinidad
Intervalo de nitrógeno amónico 0.02 a 200.0 ppm (como NH4+ – N)
Resolución de nitrógeno amónico 0,01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm
Exactitud de nitrógeno amónico ± 5% de lectura o 2 ppm
Calibración de nitrógeno amónico 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm
Intervalo de cloruro 0.6 a 200.0 ppm de Cl (como Cl-)
Resolución de cloruro 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm
Exactitud de cloruro ± 5% de la lectura o 2 ppm
Calibración de cloruro 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm
Intervalo del nitrógeno de nitrato 0.62 a 200.0 ppm de Ni (como NO _ {3} – N)
Resolución nitrógeno de nitrato 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200 ppm
Exactitud del nitrógeno de nitrato ± 5% de la lectura o 2 ppm
Calibración nitrógeno de nitrato 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm
Intervalo de turbidez 0,0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU
Resolución de turbidez 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU 1 FNU de 100 a 1,000 FNU
Exactitud de turbidez ± 0.3 FNU o ± 2% de la lectura, lo que sea mayor
Calibración de turbidez Automático 1, 2 o 3 puntos a 0, 20 y 200 FNU, o personalizado
Intervalo de OD 0.0 a 500.0%; 0,00 a 50.00 ppm (mg / l)
Resolución de OD 0.1%; 0.01 ppm (mg / l)
Exactitud de OD 0.0 a 300.0% de saturación: ± 1.5% de la lectura o ± 1.0% de saturación, lo que sea mayor, 0.00 a 30.00 ppm (mg / L): ± 1.5% de la lectura o ± 0.10 ppm (mg / L) ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ± 3% de la lectura, 300.0 a 500.0 % saturación: ± 3% de la lectura
Calibración de OD Automático uno o dos puntos a 0 y 100% o un punto personalizado
Intervalo de presión atmosférica 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa
Resolución de presión atmosférica 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0,1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Exactitud de presión atmosférica ± 3 mm Hg a ± 15 ° C de la temperatura durante la calibración
Calibración de presión atmosférica Automático en un punto personalizado
Intervalo de temperatura -5.00 a 55.00 ° C, 23.00 a 131.00 ° F, 268.15 a 328,15 K
Exactitud de temperatura ±0.15ºC; ±0.27 °F; ± 0.15 K
Calibración de temperatura Automático en un punto personalizado
Compensación de temperatura Automático de -5 a 55 °C (23 a 131 ° F)
Memoria de registro 44.000 registros (registro continuo o registro a petición de todos los parámetros)
Conectividad del PC USB (con software HI 929829)
Tipo de batería / duración 1.2V (4) NiMH, baterías recargables, tamaño C; Hasta 140 horas dependiendo de la configuración
Clasificación de la protección IP67
Condiciones ambientales 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR máx. 100%
Dimensiones 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2 “)
Peso 750 g (26.5 onzas)
GPS Receptor de 12 canales con 10 m (30 pies) de precisión
Información para ordenar El HI9829 y el HI98290 (modelo GPS) se suministran con un maletín de transporte HI710140, adaptador HI7612VDC, kit de mantenimiento de la sonda HI7698292, software de aplicación HI929829 para PC, cable USB HI7698291 (PC al medidor), cable de alimentación HI710045, adaptador de corriente para auto HI710046, sensor de pH/ORP HI7609829-1, sensor galvánico de OD HI7609829-2, sensor de CE HI7609829-3, vaso corto de calibración HI7698290, HI7698295 protector corto con punta de acero inoxidable, baterías de NiMH recargables tipo “C”(4), adaptador de corriente de 12VCD y manual de instrucciones.
Las sondas con la opción de turbidez incluirán el sensor de CE/turbidez HI7609829-4, vaso de calibración largo HI7698293 y protector largo con punta de acero inoxidable HI7698296, en lugar del sensor de CE, del vaso de calibración corto y del protector corto. Las sondas seleccionadas con opción de turbidez incluirán también soluciones de calibración de turbidez (230 ml) HI9829-16 de 0 FNU, HI769829-17 de 20 FNU, y HI9829-18 de 200 FNU.
Folleto del HI9829
Manual en español del HI9829
Manual en inglés del HI9829
Sé el primero en valorar “Medidor multiparamétrico a prueba de agua para pH/ISE/CE/OD/Turbidez con GPS opcional” Cancelar respuesta

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución