Source: https://www.hannainst.es/parametros/4655-multiparametrico-sobremesa-ph-orp-ce-tds-resistividad-salinidad-temp-salida-usb.html
Timestamp: 2020-01-27 18:10:09+00:00

Document:
Multiparamétrico sobremesa (pH / ORP / CE / TDS / Resistividad / Salinidad / Temp) salida USB
Multiparamétrico, 2 canales de medida: pH/ORP·CE
Referencia HI5521-02
El medidor HI5521 es un avanzado multiparamétrico de laboratorio con dos canales de medida independientes. Un auténtico 2 en 1: pH-metro (pH/ORP) y conductímetro (CE/TDS/Salinidad/Resistividad). Totalmente configurable, permite visualizar uno o ambos canales simultáneamente. Todos los mensajes son en castellano.
– Pantalla gráfica LCD a color
– Registro de datos y transferencia a PC
HI5521-02 se suministra con sonda CE/TDS HI76312, sonda Tª HI7662-T, electrodo HI1131B, soporte electrodos HI76404N, solución electrolítica HI7082 (1 sobre), de limpieza HI700601 (1 sobre), tampón pH 4 HI70004 (1 sobre) y pH 7 HI70007 (1 sobre) y adaptador 12VDC.
Accesorios que se incluyen en HS5521C: agitador magnético con regulador de velocidad HI180W-2, soluciones tampón pH 4, 7, 10 y 1.413 µS de 230 ml y juego de 3 frascos para calibración.
Accesorios adicionales para multiparamétricos HI5521 y HI5522
ACCMPPLUS
Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales
102,00€ Añadir
Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles
El medidor multiparamétrico HI5521 pertenece a la última generación de equipos potenciométricos HANNA.
El Canal pH/ORP dispone de conexión BNC para trabajar con la gama de electrodos más completa.
El medidor HI5521-02 se suministra con el electrodo de pH Universal de doble unión y cuerpo de vidrio HI1131B, apto para altas temperaturas. La compensación automática de temperatura puede hacerse con la sonda inox. HI7662 o a partir del sensor de temperatura incorporado en la célula HI76312 del Canal de CE. Se trata de una célula de cuatro anillos que cubre todo el rango de 0.000 μS/cm a 1000.0 mS/cm.
Como medidor de pH, el HI5521 permite calibración en 5 puntos a escoger entre 8 patrones estándar y 5 definibles por el usuario. La función CAL Check™, exclusiva de Hanna, alerta al usuario de posibles problemas durante el proceso de calibración. El estado general del electrodo dependiendo de su potencial de asimetria Offset y la pendiente, se muestra en forma de porcentaje al completar la calibración.
Como medidor Conductividad, se puede calibrar hasta en 4 puntos con patrones preprogramados o definidos por el usuario. La Resistividad, TDS, Salinidad práctica (PSU) y la escala agua de mar natural se calibran a partir de la conductividad. El % de NaCl se calibra en un solo punto con el patrón de salinidad HI7037.
En cualquier momento, junto a la medición actual, se puede acceder a todos los datos de calibración como fecha, hora y patrones utilizados, potencial de asimetria Offset y pendiente del electrodo o la constante de la célula, seleccionando la visualización GLP.
Interfaz de usuario personalizable. Visualización de resultados seleccionable: básica, GLP, gráfica o datos del registro. Hasta 10 perfiles de usuario configurables. Cada perfil permite definir los patrones de calibración, resolución y unidades de medida, tipo de electrodo, etc.
Trazabilidad y GLP Permite identificar el laboratorio, el usuario y la muestra, así como registrar todos los datos relativos a la calibración según normas GLP.
Menús y tutorial en castellano Todos los mensajes y un tutorial de ayuda en pantalla disponible en cualquier momento mediante tecla HELP, están en castellano.
Registro de datos Tres modos de registro: automático, manual y por estabilidad. Capacidad para 100.000 registros.
Transferencia a PC Los datos pueden transferirse automáticamente a PC a través del puetrto USB con el software opcional HI92000 y el cable correspondiente.
HI5521-02 HS5521C
pH Rango -2.000 a 20.000 pH -2.000 a 20.000 pH
Resolución 0.1, 0.01, 0.001 pH 0.1, 0.01, 0.001 pH
Precisión(@ 25ºC) ± 0.1 pH, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH ± 1 LSD ± 0.1 pH, ± 0.01 pH, ± 0.002 pH ± 1 LSD
Calibración Calibración automática de hasta cinco puntos, ocho búferes estándar disponibles (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) y cinco búferes personalizados Calibración automática de hasta cinco puntos, ocho búferes estándar disponibles (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) y cinco búferes personalizados
Compensación de temperatura de pH Automático o manual de -20.0 a 120.0 ° C. Automático o manual de -20.0 a 120.0 ° C.
mV Rango ± 2000 mV ± 2000 mV
Resolución 0.1 mV 0.1 mV
Precisión ± 0.2 mV ± 1 LSD ± 0.2 mV ± 1 LSD
Rango de desplazamiento relativo de mV ± 2000 mV ± 2000 mV
CE Rango 0.000 a 9.999 ?S / cm, 10.00 a 99.99 ?S / cm, 100.0 a 999.9 ?S / cm, 1.000 a 9.999 mS / cm, 10.00 a 99.99 mS / cm, 100.0 a 1000.0 mS / cm EC actual * 0.000 a 9.999 ?S / cm, 10.00 a 99.99 ?S / cm, 100.0 a 999.9 ?S / cm, 1.000 a 9.999 mS / cm, 10.00 a 99.99 mS / cm, 100.0 a 1000.0 mS / cm EC actual *
Resolución 0.001 ?S / cm, 0.01 ?S / cm, 0.1 ?S / cm, 1 ?S / cm, 0.001 mS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm 0.001 ?S / cm, 0.01 ?S / cm, 0.1 ?S / cm, 1 ?S / cm, 0.001 mS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm
Precisión(@ 25ºC) ± 1% de lectura (± 0.01 ?S / cm) ± 1% de lectura (± 0.01 ?S / cm)
Calibración reconocimiento estándar automático (0.000 ?S / cm, 84.00 ?S / cm, 1.413 mS / cm, 5.000 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.00 mS / cm, 111.8 mS / cm) o estándar de usuario; Calibración de punto único o multipunto reconocimiento estándar automático (0.000 ?S / cm, 84.00 ?S / cm, 1.413 mS / cm, 5.000 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.00 mS / cm, 111.8 mS / cm) o estándar de usuario; Calibración de punto único o multipunto
TDS Rango 0.000 a 9.999 ppm, 10.00 a 99.99 ppm, 100.0 a 999.9 ppm, 1.000 a 9.999 ppt, 10.00 a 99.99 ppt, 100.0 a 400.0 ppt TDS real (con factor 1.00) 0.000 a 9.999 ppm, 10.00 a 99.99 ppm, 100.0 a 999.9 ppm, 1.000 a 9.999 ppt, 10.00 a 99.99 ppt, 100.0 a 400.0 ppt TDS real (con factor 1.00)
Resolución 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
Precisión(@ 25ºC) ± 1% de lectura (± 0.01 ppm) ± 1% de lectura (± 0.01 ppm)
Resistividad Rango 1,0 a 99,9 ? • cm; 100 a 999 ? • cm; 1,00 a 9,99 K? • cm; 10.0 a 99.9 K? • cm; 100 a 999 K? • cm; 1.00 a 9.99 M? • cm; 10.0 a 100.0 M? • cm 1,0 a 99,9 ? • cm; 100 a 999 ? • cm; 1,00 a 9,99 K? • cm; 10.0 a 99.9 K? • cm; 100 a 999 K? • cm; 1.00 a 9.99 M? • cm; 10.0 a 100.0 M? • cm
Resolución 0,1 ? • cm; 1 ? • cm; 0,01 K? • cm; 0,1 K? • cm; 1 K? • cm; 0,01 M? • cm; 0,1 M? • cm * 0,1 ? • cm; 1 ? • cm; 0,01 K? • cm; 0,1 K? • cm; 1 K? • cm; 0,01 M? • cm; 0,1 M? • cm *
Precisión ± 2% de lectura (± 1 ? • cm) ± 2% de lectura (± 1 ? • cm)
Salinidad Rango escala práctica: 0,00 a 42,00 psu; escala natural de agua de mar: 0,00 a 80,00 ppt; escala porcentual: 0.0 a 400.0% escala práctica: 0,00 a 42,00 psu; escala natural de agua de mar: 0,00 a 80,00 ppt; escala porcentual: 0.0 a 400.0%
Resolución 0.01 para escala práctica / escala natural de agua de mar; 0.1% para escala porcentual 0.01 para escala práctica / escala natural de agua de mar; 0.1% para escala porcentual
Precisión(@ 25ºC) ± 1% de lectura ± 1% de lectura
Calibracion de salinidad escala de porcentaje: un punto (con el estándar HI7037) escala de porcentaje: un punto (con el estándar HI7037)
Temperatura Rango -20.0 a 120.0 ºC **; 253.15 a 393.15 K **D25 -20.0 a 120.0 ºC **; 253.15 a 393.15 K **D25
Resolución 0.1 ° C, 0.1 K 0.1 ° C, 0.1 K
Precisión ± 0.2 ° C; ± 0.2 K (sin sonda) ± 0.2 ° C; ± 0.2 K (sin sonda)
Compensación de temperatura Deshabilitado, lineal y no lineal (agua natural). Deshabilitado, lineal y no lineal (agua natural).
Coeficiente de temperatura 0.00 a 10.00% / ° C 0.00 a 10.00% / ° C
Temperatura de referencia 5.0 a 30.0 ° C 5.0 a 30.0 ° C
Especificaciones adicionales Constante de la célula 0.0500 a 200.00 0.0500 a 200.00
Tipo de célula 4 celdas 4 celdas
Electrodo / Sonda Electrodo de pH para el cuerpo de vidrio HI1131B con conector BNC y cable de 1 m (incluido); HI76312 platino, sonda CE / TDS de cuatro anillos con cable de 1 m (incluido) Electrodo de pH para el cuerpo de vidrio HI1131B con conector BNC y cable de 1 m (incluido); HI76312 platino, sonda CE / TDS de cuatro anillos con cable de 1 m (incluido)
Probeta de temperatura Sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662-T con cable de 1 m (incluido) Sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662-T con cable de 1 m (incluido)
Perfiles hasta 10, 5 cada canal hasta 10, 5 cada canal
Cumplimiento USP ?645? sí sí
GLP Los datos de calibración incluyen la fecha, la hora, los tampones utilizados, el desplazamiento y la pendiente para el pH. Constante de celda, temperatura de referencia, coeficiente de temperatura, puntos de calibración, marca de tiempo de calibración, compensación de la sonda para conductividad Los datos de calibración incluyen la fecha, la hora, los tampones utilizados, el desplazamiento y la pendiente para el pH. Constante de celda, temperatura de referencia, coeficiente de temperatura, puntos de calibración, marca de tiempo de calibración, compensación de la sonda para conductividad
Registro registro: almacenamiento de 100,000 puntos de datos, hasta 100 lotes con máx. 50,000 registros / lote; intervalo: configurable entre 1 segundo y tiempo de registro máximo de 180 minutos; Tipo: automático, manual, AutoHOLD; adicional: 200 registros USP registro: almacenamiento de 100,000 puntos de datos, hasta 100 lotes con máx. 50,000 registros / lote; intervalo: configurable entre 1 segundo y tiempo de registro máximo de 180 minutos; Tipo: automático, manual, AutoHOLD; adicional: 200 registros USP
Canales de entrada 1 pH / ORP + 1CE/ TDS / Salinidad / Resistividad 1 pH / ORP + 1CE/ TDS / Salinidad / Resistividad
Monitor LCD gráfico en color con ayuda en pantalla, gráficos y configuración de color personalizada LCD gráfico en color con ayuda en pantalla, gráficos y configuración de color personalizada
Condiciones ambientales 0 a 50 ° C, HR máx. 95% sin condensación 0 a 50 ° C, HR máx. 95% sin condensación
Fuente de alimentación Adaptador de 12 VDC (incluido) Adaptador de 12 VDC (incluido)
Información sobre pedidos HI5521 se suministra con el electrodo de pH HI1131, la sonda de temperatura HI7662-T, la sonda de conductividad HI76312, el portaelectrodo HI76404W, el sobre de solución tampón HI70004 pH 4.01, el sobre de solución tampón HI70007 pH 7.01, el electrolito de solución limpiadora de electrodo HI78060 3.5M Solución (30 mL), adaptador de corriente de 12 VDC e instrucciones. El HS5521C se suministra con equipo HI5521-02, miniagitador magnético, solución Tampón pH 4,01 230 ml , solución Tampón pH 7,01 230 ml, solución Tampón pH 10,01 230 ml, juego de 3 frascos de calibración - serigrafiados y cierre hermético, solución calibración CE 1413 microS/cm, 230 ml.
Garantía 2 años (sonda 6 meses) 2 años (sonda 6 meses)
Notas * La conductividad no compensada (o TDS) es el valor de conductividad (o TDS) sin compensación de temperatura. ** Reducido a los límites reales de la sonda * La conductividad no compensada (o TDS) es el valor de conductividad (o TDS) sin compensación de temperatura. ** Reducido a los límites reales de la sonda
HI5521-02_manual.pdf
HI5521-02_Ficha_comercial.pdf
Multiparamétrico para medida con ISE, 2 canales: pH/ORP/ISE·CE
El HI5522 es un medidor de pH / ORP / ISE y CE / TDS / salinidad / resistividad de...

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución