Source: https://www.fortest.es/es/productos/c/gama-t/p/t9730
Timestamp: 2020-06-04 06:56:45+00:00

Document:
FLOW - T9730 - ForTest
Instrumento de ensayo de estanqueidad high-performance de medida continua
Aerioespacial Mecánico
Automoción Medical
Energía Alternativa Refrigeración
Medida de estanqueidad con sensor “Coriolis”.
Gracias al uso de la tecnología basada en el efecto “Coriolis”, T9730 se coloca en la cumbre mundial del leak tesing de estanqueidad en términos de precisión y linealidad de la medida.
Esta tecnología particular está concebida para garantizar altos rendimientos, tiempo breve de respuesta y alto grado de inmunidad al ruido, y es exclusiva de la serie T9000 de ForTest.
Además de la clásica medida de estanqueidad, el instrumento tiene otras modalidades que lo hacen el más versátil de la categoría: rampas de subida o bajada, ensayos de abertura y ensayos de estallido.
Capítulo a parte en cambio para la función “medida continua”, o un test con tiempos infinitos que permite la regulación de grifos o reparación de piezas en tiempo real.
El instrumento dispone también de una modalidad de regulación de la presión inteligente, que, mediante el regulador de presión automático, regula continuamente la presión de ensayo en base a la variación de la pérdida de carga, haciendo la lectura mucho más estable y repetitiva.
Sensor “Coriolis” altas performance Múltiples modalidades de funcionamiento Regulación presión inteligente
Interfaz avanzada.
Hemos pensado la serie T9000 como la expresión máxima de la tecnología en los sistemas de medida, equipándolo con una interfaz avanzada, útil para análisis y estudios en fase de prototipos o pre-serie, como también para los test en línea de producción.
La gran pantalla a colores de 7”, empotrada en un panel de vidrio capacitivo, permite la interacción total en los menús internos y en la main-screen, y el archivo ensayos “smart” contiene funciones de análisis diarios, mensuales y específicos para cada programa de test, para mantener controlado el nivel de la calidad de Vuestros productos.
Pantalla 7” full-táctil Capacidad de análisis avanzada Archivo ensayos “smart”
La dotación del nuevo T9730 comprende puertos usb slave, RS232, RS485, Can bus y TTY. Como opción se pueden montar un puerto ethernet y un conector 26 polos con 4 entradas y 8 salidas completamente programables, para la conexión a la interfaz de válvulas externas, barreras de seguridad, interruptores, etc…
En el frontal se ha montado un puerto usb master para la conexión de una memoria usb, para permitir la memorización de los ensayos realizados, el backup/restore de los parámetros y la actualización del firmware del instrumento.
Tecnología al top de la categoría.
Hemos decidido no hacer concesiones en el equipamiento T9730, montando los mejores componentes disponibles en la actualidad, como el regulador electrónico piezoeléctrico que garantiza una regulación estable y repetitiva, o el sensor “Coriolis” de amplio alcance de lectura, o las válvulas específicas para este modelo, con una duración estimada en decenas de millones de ciclos.
Todos estos agregados permiten tener rendimientos de precisión y estabilidad nunca antes vistos.
La resolución de medida parte de 1 cc/min en base al fondo escala, variable de 20 a 200 l/min, con presiones máximas de 2 bar.
Regulador de presión automático Medición hasta 200 l/min Resolución a partir de 1 cc/min
Sección neumática a medida.
Para evitar sobrecalentamientos debidos a largos tiempos de activación del circuito de llenado, hemos estudiado particulares válvulas neumáticas de alta capacidad, que, además de no temer al calor, llenan más rápidamente la pieza de ensayo, haciendo adecuado T8710 también en el test en piezas con volúmenes importantes.
Todo esto, manteniendo la histórica fiabilidad de ForTest.
Válvulas neumáticas anti-calor Velocidad de llenado elevada Ningún mantenimiento periódico
Precisión Dp / capacidad 1 - - 1% RDG+0,1%FS 1% RDG+0,1%FS 1% RDG+0,1%FS 1% RDG+0,1%FS 1% RDG+0,5%FS 1% RDG+0,5%FS 1% RDG+0,5%FS
Alcance de medida Dp / capacidad 1 - - 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS 0-FS
Resolución Dp / capacidad - - 0,01 cc/min 1 cc/min 1 cc/min 1 cc/min 10 cc/min 100 cc/min 500 cc/min
Precisión presión de llenado 0,5%FS 0,5%FS - - - - - - -
Alcance de medida presión de llenado 0-FS 0-FS - - - - - - -
Resolución presión de llenado 0,01 mbar 0,1 mbar - - - - - - -
Precisión medida pérdida en cc/’ - - - - - - - - -
Alcance de medida pérdida en cc/’ - - - - - - - - -
Resolución medida pérdida en cc/’ - - - - - - - - -
Precisión medida volumen en cc - - - - - - - - -
Alcance de medida volumen en cc - - - - - - - - -
Resolución medida volumen en cc - - - - - - - - -
Unidad de medida mbar, bar, psi, mmHg, mmH2O, Pa, HPa, cc/min, cc/h, l/h, l/min.
Dimensiones 300x160x350 mm
Dimensiones pantalla 800x480 pixel
Medida indirecta de caudal.

References: resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución