Source: http://docplayer.fr/60610547-Ordonnance-du-dfjp-sur-les-instruments-de-mesure-audiometriques.html
Timestamp: 2018-10-15 15:38:57+00:00

Document:
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques - PDF
Download "Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques"
1 Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l audiométrie) du 9 mars 2010 (Etat le 1 er avril 2010) Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu l art. 9, al. 2 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie 1, vu les art. 5, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure) 2, arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. les exigences afférentes aux instruments de mesure audiométriques; b. la procédure de mise sur le marché des instruments de mesure audiométriques; c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure des instruments de mesure audiométriques. Art. 2 Champ d application Sont soumis à la présente ordonnance les instruments de mesure qui sont utilisés pour des contrôles audiométriques en matière de santé, à savoir: a. les audiomètres; b. les cabines d audiométrie. Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. examen audiométrique: un examen servant à la détermination de l acuité auditive; b. audiomètre: un instrument de mesure servant à la détermination du seuil d audibilité des sons de différentes fréquences ou de la compréhensibilité de la parole, y compris les sources sonores comme les dispositifs de reproduction avec leurs supports sonores et fichiers, ainsi que les transducteurs RO RS RS
2 Commerce acoustiques tels que casques d écoute, ossivibrateurs ou haut-parleurs en champ libre; c. cabine d audiométrie: une cabine de mesure dont le revêtement intérieur absorbe les sons et dans laquelle sont réalisés des examens audiométriques. Art. 4 Exigences Les audiomètres et les cabines d audiométrie doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l annexe 1 de l ordonnance sur les instruments de mesure et aux exigences correspondantes fixées dans l annexe de la présente ordonnance. Art. 5 Procédure de mise sur le marché 1 Les audiomètres et les cabines d audiométrie sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l annexe 5 de l ordonnance sur les instruments de mesure. 2 Lors de l installation d une nouvelle cabine d audiométrie, une mesure de contrôle doit être réalisée par l Office fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification. Art. 6 Vérification ultérieure des audiomètres 1 Les audiomètres doivent être soumis chaque année à une vérification ultérieure selon l annexe 7, ch. 1 de l ordonnance sur les instruments de mesure. 2 La vérification ultérieure est effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification. 3 Pour certains instruments de mesure ou pour certains types, METAS peut prolonger ou raccourcir les délais applicables aux vérifications ultérieures si les caractéristiques métrologiques le permettent ou le requièrent. Art. 7 Vérification ultérieure des cabines d audiométrie 1 La vérification ultérieure des cabines d audiométrie a lieu tous les six ans. 2 Si la cabine d audiométrie subit une modification de sa construction, une nouvelle mesure de contrôle doit être effectuée conformément à l art. 5, al. 2. Art. 8 Disposition transitoire Les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être utilisés dans la mesure où ils répondent aux exigences de l art. 4. 2
3 Ordonnance sur l audiométrie Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril
4 Commerce Annexe (art. 4) Exigences applicables à la vérification des audiomètres et des cabines d audiométrie 1 Introduction 1.1 Les exigences en matière de vérification des audiomètres et des cabines d audiométrie figurent dans les tableaux et explications ci-dessous. 1.2 Il peut être fait appel aux normes et recommandations suivantes à titre de directives d exécution: a. OIML International Recommendation R104: Pure Tone Audiometers; b. OIML International Recommendation R122: Equipment for speech audiometry; c. IEC : Audiometers, Part 1: Pure-tone audiometers; d. IEC : Audiometers, Part 2: Equipment for speech audiometry; e. ISO 8253: Acoustics Audiometric test methods. 2 Vérification des audiomètres 2.1 On distingue deux procédés de vérification, désignées «A» et «B» (voir les tableaux 1 à 4). Les audiomètres sont vérifiés chaque année alternativement selon le procédé A ou B. Les nouveaux audiomètres sont vérifiés la première fois selon le procédé B. Une vérification inclut des mesures comprenant: un casque et une oreille artificielle (pour la conduction aérienne): tableau 1; un ossivibrateur et une mastoïde (pour la conduction osseuse): tableau 2; un haut-parleur en cabine (pour le champ libre): tableau 3; des signaux électriques purs (linéarité); tableau Pour l audiométrie vocale, il faut en outre procéder aux contrôles suivants non seulement au moyen d un casque mais encore en champ libre: contrôle de l instrument de lecture; calibration du niveau dans le coupleur et en champ libre pour tous les lecteurs utilisés (si nécessaire, réalisation d une liste des valeurs de réglage pour les différents lecteurs); contrôle des bruits parasites dans la cabine, contrôle du bruit de la ventilation; 4
5 Ordonnance sur l audiométrie Pour la vérification du signal vocal, le niveau doit être indiqué en db SPL: La mesure est effectuée avec les réglages de fréquence Impuls et Linear. Elle est effectuée sur 10 phrases. Conduction aérienne: mesures avec casque et oreille artificielle Tableau 1 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Signal sinusoïdal Fréquence Niveau 125 Hz à 8 khz (11 pts de mesure) 75 et 110 db HL ± 5 % Gauche (L) et droit (R) (125 Hz 4 khz) (4 khz 8 khz) A et B Distorsion 125 Hz à 4 khz (9 pts de mesure) 75 et 110 db HL 2,5 % Bruit à bande étroite Bruit blanc Bruit vocal Signal vocal Niveau 125 Hz à 8 khz (11 pts de mesure) 60 et 80 db HL 70 et 90 db HL Le niveau du signal vocal doit être mesuré avec les réglages Linear / Impuls, et l ajustage doit être effectué sans facteur de correction. (125 Hz 4 khz) (4 khz 8 khz) 5
6 Commerce Conduction osseuse: mesures avec ossivibrateur et mastoïde Tableau 2 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Signal sinusoïdal Fréquence Niveau 250 Hz à 6 khz (8 pts de mesure) 20 et 60 db HL ± 5 % Gauche (L) et droit (R) (250 Hz 4 khz) (4 khz 6 khz) A et B Distorsion 250 Hz à 4 khz (8 pts de mesure) 20 et 60 db HL 5,5 % Bruit à bande étroite Niveau 250 Hz à 6 khz (8 pts de mesure) 20 et 60 db HL (250 Hz 4 khz) (4 khz 6 khz) Libre Bruit blanc Bruit vocal 20 et 60 db HL Signal vocal 6
7 Ordonnance sur l audiométrie Champ libre: mesures avec haut-parleur dans la cabine Tableau 3 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Son ululé Niveau 125 Hz à 8 khz (11 pts de mesure) 60 et 90 db HL (125 Hz 4 khz) (4 khz 8 khz) Gauche (L) et droit (R) A Bruit à bande étroite Bruit blanc Bruit vocal Signal vocal 60 et 90 db HL A et B Mesures électriques Tableau 4 Type de signal Paramètre Domaine de mesure Tolérance Côté Procédé Signal sinusoïdal Linéarité 20 db à 120 db par tranche de 5 db sur tout le domaine; ± 1 db entre chaque tranche; Gauche (L) et droit (R) B 7
8 Commerce 3 Vérification des cabines d audiométrie 3.1 Le niveau de bruit de fond maximal admissible résulte des exigences suivantes: des mesures binaurales en champ libre doivent être possibles jusqu à 0 db HL; la fréquence de test minimale possible doit être de 125 Hz; l incertitude maximale due au bruit de fond peut atteindre 5 db. 3.2 Il s élève à: Fréquence (Hz) Niveau de bruit de fond maximal admissible (db réf. 20 µpa) Fréquence (Hz) Niveau de bruit de fond maximal admissible (db réf. 20 µpa)
a. Matériel... 2 local Vérification et ajustage... 2 a. Laa cabine et le
Audiome triee PLANIFIERR... 1 1. Domaine... 1 a. Grandeur mesurée... 1 b. Caractéristiques des mesures... 1 c. Technique de la mesure... 1 2. Matériel... 2 a. Matériel... 2 b. Local... 2 3. Vérification
L AUDIOMETRIE TONALE. Dr K. KHAMASSI ORL & Chirurgie cervico-faciale HCN
L AUDIOMETRIE TONALE Dr K. KHAMASSI ORL & Chirurgie cervico-faciale HCN 1 Introduction Son : vibration propagée de molécules d air Intensité = Puissance/unité de surface Unité de mesure : décibel (db)
Des solutions intelligentes répondent à vos besoins
Beau. Intelligent. Des solutions intelligentes répondent à vos besoins Le MADSEN Itera II met à profit les résultats de son célèbre prédécesseur afin de fixer une toute nouvelle norme en matière de performance
L USAGE DES ÉCOUTEURS INSÉRÉS (INSERTS) EN AUDIOMÉTRIE PROTHÉTIQUE. IMPLICATIONS DE LA NORME IEC 61669:2015 DANS LA MESURE DU RECD.
L USAGE DES ÉCOUTEURS INSÉRÉS (INSERTS) EN AUDIOMÉTRIE PROTHÉTIQUE. IMPLICATIONS DE LA NORME IEC 61669:2015 DANS LA MESURE DU RECD. Atelier 1 Congrès UNSAF 2017 Xavier DELERCE L audiométrie aux inserts
Ordonnance du DFJP sur les taximètres (OTam) du Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments
FAQ Acoustique Prof. J. Malchaire Examens audiométriques 1. Quel est l'objectif des examens audiométriques?... 1 2. Selon la réglementation, quand doivent être réalisés les examens audiométriques... 1
Physique Oreille Casques - Audiogramme Chap.4
Spécialité Thème : Son et musique Documents Physique Oreille Casques - Audiogramme Chap.4 Partie 1 : étude de documents «II m est arrivé de prêter l oreille à un sourd. Il n entendait pas mieux.» Raymond
ARRETE visant à lutter contre les nuisances sonores générées par les établissements publics
ARRETE visant à lutter contre les nuisances sonores générées par les établissements publics (Du 4 février 00 ) Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Vu la loi fédérale sur la protection de l environnement,
DÉFINITIONS DES TERMES D AUDIOLOGIE 23 mars 2017
DÉFINITIONS DES TERMES D AUDIOLOGIE 23 mars 2017 ** Veuillez vous reporter au tableau des avantages pertinent du PDC 3 pour connaître la fréquence, le plafond et les exigences du prescripteur : Anciens
BONEBRIDGE. Sébastien Schmerber. Otologie, Neuro Otologie, implants auditifs. Colloque Médical du Jeudi 16 mai 2013
BONEBRIDGE Sébastien Schmerber Otologie, Neuro Otologie, implants auditifs Colloque Médical du Jeudi 16 mai 2013 A qui la faute? Oui c est ma faute, et alors? Poissons Amphibiens Oiseaux Mammifères Impédance
Perception et effets physiologiques du son
Perception et effets physiologiques du son D. Duhamel 1/36 Plan Perception du son Indicateurs et gène Dangers et réglementation 2/36 Perception du son Effets du son Niveaux de pression 0.00002Pa à 100Pa
Haut-parleur directionnel large bande
Haut-parleur directionnel large bande Un haut-parleur Hi-Fi traditionnel cherche à couvrir une large zone d écoute afin qu un maximum de personnes puisse bénéficier de la même qualité sonore, indépendamment
08 Corrélation entre donnés techniques et audiologiques
ACA8 Corrélation données techniques et audiologiques 8 Corrélation entre donnés techniques et audiologiques Sommaire 1. Introduction... 1 2. Les db SPL (Sound Pressure Level) ou «décibels physiques»...
Quelle différence y-a-til entre un test CAPA et une audiométrie?
Quelle différence y-a-til entre un test CAPA et une audiométrie? Gwenolé NEXER g. ne xer @Hearin gp rotec h. com Mai 2014 Basé sur une méthode de mesure proche, l objectif des deux systèmes est différent.
Caractéristiques principales * : (processeur numérique de signaux) Examens de seuil supra. Hautes fréquences. Fréquences musicales
NOUVELLE GMME D'UDIOMÈTRES Dépistage, diagnostic simple, diagnostic clinique SIBELSOUND UDIOMÉTRE 400 USB Caractéristiques principales * : Technologie numérique avancée basée sur le DSP (processeur numérique
RECOMMANDATION OIML R 103 INTERNATIONALE
RECOMMANDATION OIML R 103 INTERNATIONALE Edition 1992 (F) Appareillage de mesure pour la réponse des individus aux vibrations (en référence aux Normes Internationales 8041 et 5347 de l Organisation Internationale
Ordonnance du DFJP sur les subventions de construction de la Confédération aux établissements d exécution des peines et des mesures
Ordonnance du DFJP sur les subventions de construction de la Confédération aux établissements d exécution des peines et des mesures du 19 novembre 2011 Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
Le futur de l audiométrie vocale: l audiométrie dans le bruit
Le futur de l audiométrie vocale: l audiométrie dans le bruit Christophe VINCENT Service d Otologie et d Otoneurologie CHRU de Lille Remerciements SFA: C. Renard, F. Le Her L audiométrie dans le bruit
Septembre 2013 Avantages de la Frequency Composition Le but d une aide auditive est de rétablir l audibilité de telle manière qu une personne malentendante puisse entendre la parole et les autres sons.
Liste des prestations Laboratoire de compatibilité électromagnétique
Institut fédéral de métrologie METAS CH-3003 Bern-Wabern, 12. juin 2015 Liste des prestations Laboratoire de compatibilité électromagnétique Valable dès le: 01.06.2015 Le laboratoire de compatibilité électromagnétique
Données techniques. Données Techniques PURE 501
Données Techniques PURE 501 Plage d adaptation Écouteur-S (45 db) Description Aide auditive de très petite taille avec écouteur déporté dans le conduit auditif pour pertes auditives légères à moyennes
F503 Amplificateur de puissance www.legrand.com Table des matières Amplificateur de puissance 1 Description 4 1.1 Avertissements 4 1.2 Description de l amplificateur 4 1.3 Touches de sélection et de navigation
Avis de la Commission. 19 Décembre 2001
COMMISSION D EVALUATION DES PRODUITS ET PRESTATIONS REPUBLIQUE FRANCAISE Avis de la Commission 19 Décembre 2001 La Commission propose les modifications des conditions d inscription des appareils électroniques
DOCUMENT D EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LE MESURAGE DE L EXPOSITION AU BRUIT EN MILIEU DE TRAVAIL LAB REF 23 Révision 01 Section LABORATOIRES SOMMAIRE 1 OBJET DU DOCUMENT D EXIGENCE SPECIFIQUE... 3 2 DEFINITIONS
Perception du son - Compléments. 1. Psycho acoustique Effet de masque 4
1. Psycho acoustique 2 Définition Loi de Fechner 2 Diagramme de Fletcher 2 Perception différentielle en fréquence 2 L effet Hass ou de précédence [] 2 2. Effet de masque 4 2.1. Définition - Effet de masque
Ordonnance du DFE sur l identité visuelle commune des mesures de communication en faveur des produits agricoles, soutenues par la Confédération
Ordonnance du DFE sur l identité visuelle commune des mesures de communication en faveur des produits agricoles, soutenues par la Confédération du 23 août 2007 Le Département fédéral de l économie, vu

References: art. 9
 art. 5
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 art. 5
 Art. 8
 art. 4
 Art. 9
 art. 5