Source: https://www.slideshare.net/toyoco3000/clase-1-mn
Timestamp: 2017-04-26 04:44:22+00:00

Document:
Clase 1 Mn
Medicina Nuclear - Camara Gamma
by Manuel Lazaro
by Andres Sitja
Aplicaciones medicina nuclear
by santospardogomez
Spectcc perez
by Senayda Morales
MEDICINA NUCLEAR Bertha García Gutiérrez Físico Medico 2.
MEDICINA NUCLEAR 4.
MEDICINA NUCLEAR Figura 9.- Colimadores 5.
Imagen de un fantoma con pinhole 6.
Discriminación de energía 7.
COLIMADORES 8.
Corte de un Colimador 9.
Resolución - Posición 10.
Protección del cristal 11.
Registro de imágenes 12.
Introducción a las Computadoras en Medicina Nuclear Las computadoras son una parte integral de la medicina nuclear moderna. Son utilizadas para adquirir, procesar, almacenar y presentar los datos procedentes del paciente. 13.
Introducción a las computadoras 14.
<ul><li>El costo de las computadoras ha disminuido. Sin duda, en los próximos diez años veremos avanzar la computación en medicina nuclear tanto como en la pasada década. </li></ul>
Imagen digital <ul><li>Comprendemos entonces que realmente tenemos 3 imágenes en que pensar: </li></ul><ul><li>i) Imagen original de la cámara. </li></ul><ul><li>ii) La imagen almacenada como un grupo de números en el disco o en la memoria de la computadora. </li></ul><ul><li>iii)La imagen final visualizada usando niveles de grises (o colores) para representar las cuentas en cada pequeña área de la misma. </li></ul>
Bits y Bytes . Un byte está formado por 8 bits (numerados de 0 a 7). 1024 Gigabytes 1 Terabyte (Tb) 1024 Megabytes 1 Gigabyte (Gb) 1024 kilobytes 1 Megabyte (Mb) 1024 bytes 1 kilobyte (Kb) 18.
Funciones: Una computadora de medicina nuclear recoge y almacena información de la gama cámara, luego procesa esta información y presenta los resultados en una pantalla o sistema de documentación. 19.
Los componentes básicos de una computadora de medicina nuclear incluyen: <ul><li>Unidad Central de Procesamiento (Central Processing Unit, CPU) para procesar los datos. </li></ul><ul><li>Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory, RAM) que contiene programas y datos sobre los cuales operar. </li></ul><ul><li>Dispositivos como discos y/o cintas para almacenaje permanente de datos y programas. </li></ul><ul><li>Una pantalla, teclado, ratón (Mouse) que permiten la interacción entre el usuario y la computadora y la presentación de datos del paciente. </li></ul><ul><li>Dispositivo de documentación , p.ej., impresora o registradora de placas por medio de video o láser. </li></ul><ul><li>Interfase con la gama cámara que permite a la computadora recoger datos de ésta para formar la imagen. </li></ul>
Los principales componentes de un sistema computador típico de medicina nuclear. 21.
Consideremos en principio un conversor análogo-digital (CAD). La función del CAD es convertir valores analógicos en valores digitales; en nuestro caso convertir voltajes del rango que corresponde a una pequeña área de la cámara en un valor único. 22.
Adquisición en Modo Matriz. <ul><li>Esto es llamado adquisición en modo estático. Previo a la adquisición, el operador seleccionará el tamaño de matriz requerido, decidirá si a cada elemento de la matriz será asignado un byte o un word, y definirá el criterio para terminar la adquisición. Asumamos que el operador seleccionará una matriz de 128x128 byte, y que elegirá terminar el estudio después de 1 minuto. </li></ul>
Matriz 128x128 25.
Adquisición en modo byte vs. modo word. <ul><li>esta elección condiciona el máximo número de cuentas que puede ser registrado en un elemento cualquiera de la matriz. Como vimos anteriormente, el mayor entero que puede almacenar un byte es 255, mientras que una word de 16 bits puede almacenar hasta 65.535 cuentas. Si un byte alcanza el valor de 255 y recibe una nueva cuenta, entonces se transforma nuevamente en 0 </li></ul>
¿Por qué entonces no usamos siempre el modo word de manera que no ocurra la saturación? <ul><li>La respuesta es que la imagen de 16 bits requiere el doble de espacio de disco que la imagen de 8 bits, y el doble de memoria para la matriz de imagen durante la adquisición. Esto se transforma en un tema importante si deseamos almacenar varios estudios en el disco duro. Si estamos seguros de que ningún elemento de la matriz excederá las 255 cuentas, debe usarse la adquisición en modo byte. </li></ul>
¿Qué tamaño de matriz es el adecuado? <ul><li>Para asegurar que no perdemos resolución, la distancia entre los centros de dos píxeles adyacentes (lo que equivale al tamaño del píxel) debe ser más pequeña que la mitad de la resolución o ancho a la mitad de la altura (Full Width at Half Maximum, FWHM). </li></ul>
Adquisición Dinámica. <ul><li>Acabamos de ver cómo se adquiere una imagen ‘estática’ única. En una adquisición dinámica se obtiene una serie de imágenes a una frecuencia predeterminada y durante cierto período total, por ejemplo, una imagen cada 10 segundos durante 600 segundos. </li></ul>
UNOS POCOS COMENTARIOS MAS SOBRE CADs. Conversor Análogo Digital, Resolución y Tiempo Muerto <ul><li>La resolución de un conversor análogo-digital (CAD) es igual al número de diferentes valores de salida que puede producir. Esto está determinado por el número de bits a la salida del CAD </li></ul>
<ul><li>La resolución del CAD indica por lo tanto el tamaño máximo de la matriz </li></ul><ul><li>Los CADs varían en el tiempo que les toma realizar la conversión, el cual es llamado su ‘tiempo muerto’ . Los CADs típicamente usados en las computadoras de medicina nuclear pueden realizar la conversión en unos pocos microsegundos </li></ul>
¿ Cuántos colores necesitamos ? Esta es una pregunta difícil de responder. Hasta cierto punto no es relevante, ya que la gran mayoría de las nuevas computadoras de medicina nuclear vienen con escala de 256 colores, y este número se ha mostrado adecuado para las aplicaciones en general 32.
En un monitor de 24 bits , denominado a veces de ‘colores verdaderos’ , el color es seleccionado mediante tres índices de 8 bits. Un índice selecciona cada componente rojo, verde y azul, de modo que puede ser especificada cualquier combinación de estos tres colores. Por tanto, un monitor de 24 bits puede presentar hasta 16.7 millones de colores diferentes al mismo tiempo dando lugar a una imagen muy realista. Las computadoras usadas para generar las imágenes tridimensionales que aparecen en el cine utilizan estos monitores de 24 bits 33.
Vista oblicua anterior izquierda de un estudio de pool cardíaco gatillado 34.
Los píxeles con las mismas cuentas se presentan con el mismo color 35.
Como ejemplo: 36.
Umbrales <ul><li>Al aplicar un umbral (‘ threshold’ ) a una imagen podemos variar el rango de cuentas al que se aplicará la escala. </li></ul>
Es importante notar que cuando colocamos un umbral a la imagen eliminamos parte de la información de la pantalla. Por tanto, esta operación se debe realizar con cautela a fin de conservar la información diagnóstica útil. 38.
Discos 39.
Abajo, una unidad de disco Winchester con cuatro platillos provistos de cabezas de lectura/escritura en ambos lados de cada platillo 40.
La higiene ambiental es importante. El polvo y la suciedad crean problemas en las fuentes de poder, las tarjetas electrónicas y en particular los discos 41.
Cuidados y Garantía de Calidad <ul><li>Las computadoras para imágenes generan una significativa cantidad de calor. </li></ul><ul><li>El sistema de acondicionamiento de aire debe mantener una temperatura de unos 16º C para evitar el sobrecalentamiento. Las computadoras y las gamacámaras no deben instalarse en ambientes donde existan potenciales de oscilaciones rápidas de temperatura. </li></ul>
· La humedad del ambiente debe ser moderada, siendo deseable un nivel relativo de aproximadamente un 50%. LLas computadoras y los dispositivos de almacenaje magnético deben mantenerse alejados de fuentes generadoras de campos electromagnéticos. eEl voltaje aplicado a las tarjetas de circuitos y a sus componentes es muy pequeño y puede ser afectado por las oscilaciones que ocurran en la línea de corriente alterna. 43.
RADIOFARMACOS <ul><li>Son sustancias o compuestos radiactivos susceptibles de ser administrados al organismo vivo, con fines de diagnósticos o terapéuticos. </li></ul>
RADIONÚCLIDO <ul><li>DEBEN BRINDAR INFORMACIÓN CLÍNICA ÚTIL. </li></ul><ul><li>DEBEN PROPORCIONAR MENOR EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES AL PACIENTE. </li></ul>
RADIONÚCLIDO : REQUISITOS <ul><li>VIDA MEDIA CORTA Y SUFICIENTE </li></ul><ul><li>DECAER A UN NÚCLIDO ESTABLE </li></ul><ul><li>SER EMISOR GAMMA PURO </li></ul><ul><li>ENERGÍA GAMMA APROPIADA </li></ul><ul><li>ALTA ACTIVIDAD ESPECÍFICA </li></ul><ul><li>CAPACIDAD DE UNIRSE AL RADIOFÁRMACO QUE LE CONFERIRÁ ESPECIFICIDAD DE ÓRGANO </li></ul>
RADIOFÁRMACO PREPARACIÓN <ul><li>EXTRACCIÓN DEL RADIONÚCLIDO DEL MATERIAL BLANCO BOMBARDEADO </li></ul><ul><li>PURIFICACIÓN </li></ul><ul><li>CONVERSIÓN QUÍMICA (ESPECIFICIDAD BIOLÓGICA) </li></ul>
RADIOFÁRMACO PREPARACIÓN <ul><li>ADECUAR EL FÁRMACO PARA SU ADMINISTRACIÓN </li></ul><ul><li>DISTRIBUCIÓN DE DOSIS </li></ul><ul><li>CC DEL PRODUCTO FINAL, ANTES DE ADMINISTRAR A LOS PACIENTES </li></ul>
99m Tc <ul><li>ES EL RADIONÚCLIDO MÁS EMPLEADO EN MN </li></ul><ul><li>P. FÍSICAS: 140 KeV, NO BETA, t 1/2 </li></ul><ul><li>P. QUÍMICAS </li></ul><ul><li>DEBE SER REDUCIDO ANTES DE COMBINARSE CON EL RF </li></ul>
RADIOFÁRMACOS <ul><li>CONFIERE BIODISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA </li></ul><ul><ul><li>99m TcO 4 - : TIROIDES, ESTÓMAGO </li></ul></ul><ul><ul><li>99m Tc-DTPA : RIÑONES </li></ul></ul>
RADIOFÁRMACOS <ul><li>EL AGENTE QUELANTE TIENE DOS FINALIDADES: </li></ul><ul><ul><li>UNIR Y ESTABILIZAR EL 99m Tc REDUCIDO </li></ul></ul><ul><ul><li>UNIRSE SELECTIVAMENTE AL ÓRGANO DE INTERÉS </li></ul></ul><ul><ul><li>EJ: DIFOSFONATOS </li></ul></ul>
NORMAS DE TRABAJO <ul><li>USO DE GUARDAPOLVOS </li></ul><ul><li>USO DE GUANTES </li></ul><ul><li>MONITOREARSE AL INICIO Y AL FINAL DE TODO PROCEDIMIENTO </li></ul><ul><li>USO DE DOSÍMETROS </li></ul>
NORMAS DE TRABAJO <ul><li>NO COMER, NO BEBER, NO FUMAR, ETC DENTRO DE LAS ÁREAS RESTRINGIDAS </li></ul><ul><li>TENER UN LUGAR PARA LOS DESECHOS RADIACTIVOS </li></ul><ul><li>NUNCA PIPETEAR CON LA BOCA </li></ul><ul><li>CONTROLAR Y CHEQUEAR LA CONTAMINACIÓN </li></ul>
TÉCNICAS DE ASEPSIA <ul><li>USAR MATERIAL ESTÉRIL </li></ul><ul><li>USAR GUANTES </li></ul><ul><li>TRABAJAR EN UN ÁREA CERRADA (CABINA DE FLUJO LAMINAR) </li></ul><ul><li>LIMPIAR EL VIAL CON ALCOHOL </li></ul>
TÉCNICAS DE ASEPSIA <ul><li>LIMPIAR LAS ÁREAS DE TRABAJO CON UN DESINFECTANTE APROPIADO </li></ul>
PROCEDIMIENTO DE DESCONTAMINACION DE OBJETOS Y UTENSILIOS CONTAMINADOS <ul><li>La cristalería, objetos y utensilios, contaminados como resultado de su empleo durante el trabajo con sustancias radiactivas, sólo podrán ser reutilizados, una vez descontaminados. </li></ul><ul><li>Los trabajos de descontaminación de estos medios se realizarán por personal entrenado al efecto, autorizado por el responsable de protección radiológica. </li></ul><ul><li>Durante los referidos trabajos de descontaminación el personal empleará bata de mangas largas, guantes impermeables y otros medios individuales de protección que fueran necesarios. Además portará dosímetro individual. </li></ul>
<ul><li>La descontaminación de cristalería, objetos y utensilios de trabajo se efectuará de acuerdo a la siguiente secuencia: </li></ul><ul><ul><li>Siempre que sea posible se mantendrán en el almacén de desechos radiactivos, en envases apropiados (que impidan la dispersión de la contaminación), hasta lograr el mayor decaimiento posible de su Actividad. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se sumergirán en una solución descontaminante apropiada (preferiblemente Decon 90), donde se mantendrán el tiempo necesario para lograr la eliminación efectiva de la contaminación presente en los mismos. </li></ul></ul>
<ul><li>Se lavarán en agua limpia, y se verificará que están realmente descontaminados. </li></ul><ul><li>Las soluciones descontaminantes, los líquidos de lavado y cualquier otro desecho generado durante la descontaminación serán considerados como desechos radiactivos y como tal se tratarán. </li></ul>
PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA Y EL CONTROL RADIOLOGICO DE ZONAS EN EL MMN 65.
<ul><li>FIN …………………….. </li></ul>
Cámara Gamma 74.
Diagrama de bloques de la Cámara Gamma 75.
Resolución del Colimador 76.
Colimador pinhole 77.
Resolución vs distancia 78.
Sensibilidad vs distancia 79.
Magnificación - pinhole 80.
Imagen de un fantoma con pinhole 81.
Colimador convergente 82.
Colimador divergente 83.
Tubo fotomultiplicador 84.
Determinación de la posición del rayo gamma 85.
Coordenadas en una cámara gamma 86.
Protección del cristal 87.
Discriminación de energía 88.
Espectro del 99m Tc 89.
Espectro del 99m Tc en agua 90.
Registro de imágenes 91.
Tubo de rayos catódicos Recommended
Andres Sitja
santospardogomez
Senayda Morales
Medicina 2.0 La tarjeta de visita digital. VI Jornadas MIR SEMERGEN Toledo 2011

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución