Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-37680-de-2013?documento=legcol&contexto=legcol_e0bc84dd0e18015ee0430a010151015e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 23:11:10+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 37680 DE 24 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. MODIFICA LA RESOLUCIÓN 6447 DE 2011, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PATRONES NACIONALES DE MEDICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, INTERVINIENTES EN EL DERECHO COMERCIAL, FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CONSUMIDOR, DERECHOS DEL CONSUMIDOR, PRINCIPIO DE UNIDAD DE MEDIDA, UNIDAD DE MEDIDA, REAJUSTE A LA UNIDAD DE MEDIDA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1460 DE AGOSTO 15 DE 2013, PG.241
RESOLUCIÓN 37680 DE 2013
“Por la cual se oficializan patrones nacionales de medición”.
(Nota: Dejada sin efecto por la Resolución 41242 de 2013 artículo 19 de la Superintendencia de Industria y Comercio)
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal Industria y Comercio,
en ejercicio de las facultades legales, conferidas en el artículo 14 del Decreto 4886 de 2011,
Segundo. Que de conformidad con el documento OMIL V2-200, vocabulario internacional de metrología VIM “Patrón nacional de medición” es aquel patrón de medida reconocido por la autoridad nacional para servir en un estado o economía, como base para asignar valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza.
Tercero. Que por su parte el artículo 17 del Decreto 2269 de 1993, establece como funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, “n) Oficializar los patrones nacionales...”.
Cuarto. Que el Decreto 4886 de 2011, mediante el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan sus funciones establece en el numeral 49 del artículo 1º de dicha norma, como función de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Oficializar los patrones nacionales de medida”.
Sexto. Que mediante comunicación del 24 de mayo de 2013, con radicación interna 13-127656, el Director General del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, atendiendo lo dispuesto por el Decreto 4175 de 2011, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la Oficialización de los siguientes patrones de medida conservados o custodiados por el instituto.
Masa 1kg± 0,228 mg incertidumbre: 0,050 mg k=2
Clase de exactitud mejor que E₁
Modelo: cilindro sin botón
Serie: NIM 010100
El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.
ART. 2º—Declarar como patrón nacional de fuerza el siguiente:
Nombre: patrón nacional de fuerza
Rangos de medición de: 1 kN, 2kN, 5kN y 10 kN
Incertidumbre de medición: ± 0,002 % k=2
Marca: Erichsen
Modelo: 020/10kN
Serie: 981/1
Rangos de medición de: 20kN, 50kN y 100 kN
Incertidumbre de medición: +,002% k =2
Modelo: 020/100kN
Serie: 982/1
Descripción: máquina de carga directa de 1000 kN
Rangos de medición de: 200kN y 1000 kN
Incertidumbre de medición: ±,002% k =2
Modelo: 022/1000kN
Serie: 938/1
Nombre: patrón nacional de volumen
Descripción: pipeta de 50 litros
Incertidumbre 0,03% del volumen k =2
Nombre: patrón nacional de potencia y energía eléctrica
Descripción: comparador electrónico trifásico
Incertidumbre 0,008% k =2
Marca: ZERA
Modelo: COM 3003
Número de serie: 018832
El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.
Nombre: patrón nacional de par torsional
Descripción: transductores de par torsional (10 Nm, 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1000 Nm y 3000 Nm)
Incertidumbre: 0,2% k=2
Marca: GTM/HBM
Modelo: MTS/TTS
Número de serie: 57863/152730012/014640004//091630001/014640005/085130041
Los mencionados patrones reposan en los laboratorios del grupo de mecánica de la subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología
ART. 6º—Declarar como patrón nacional de presión, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de presión neumática
Descripción: balanza de presión compuesta por tres unidades de pistón cilindro y un conjunto de pesas. Pistón 1. Rango de medición: 8,0 kPa a 350 kPa
Incertidumbre: 2,5 * 10 -5.p + 0,55 Pa k=2
Pistón 2: rango de medición: 0,35 MPa a 1,75 Mpa
Incertidumbre: 2,8 * 10 -5.p + 1,0 Pa k=2
Pistón 3: rango de medición: 1,75 Mpa a 7,0 MPa
Incertidumbre: 4,1 * 10 -5.p + 5,2 Pa k= 2
Marca: DH Instruments
Modelo: PG 7601
Número de serie: 0806/1043/1143
Descripción: balanza de presión compuesta por una unidad de pistón cilindro y un conjunto de pesas:
Rango de medición: 1,5 kPa a 8 kPa
Incertidumbre: 7,0 * 10 -5.p + 0,70 Pa k=2
Rango de medición: -100 kPa a -1,5 kPa
Marca: Pressurements
Número de serie: M682
Descripción: manómetro de campana de inmersión.
Rango de medición: -1,0 kPa a 1,5 kPa
Incertidumbre: 3,4 * 10 -4.p Pero no menor que 0,3 Pa K=2
Marca: Junkalor
Número de serie: 25/1104
Nombre: patrón nacional de presión hidráulica
Pistón 1. Rango de medición: 0,14 MPa a 7,0 MPa
Incertidumbre: 3,8*10 -5.p + 4,5 Pa K=2
Pistón 2. Rango de medición: 7,0 Mpa a 70 Mpa
Incertidumbre: 4,0*10 -5.p+57 Pa k=2
Pistón 3. Rango de medición: 70 MPa a 140 Mpa.
Incertidumbre: 4,8 *10 -5.p+120Pa k=2
Pistón 4. Rango de medición: 140 MPa a 280 MPa
Modelo: P7800
Número de serie: K426/K600/K610/K619
ART. 7º—Declarar como patrón nacional de longitud, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de longitud
Descripción: juego de 112 bloques patrón rectangulares en acero.
Incertidumbre: 20 nm – 49 nm- k=2
Clase de exactitud: 00
Marca: Cary Le Locle Suisse
Número de serie: 7591120.
Descripción: juego de 8 bloques patrón, rectangulares en acero.
Incertidumbre: 20 nm k=2
Clase de exactitud: k
Modelo: 516-70160
Número de serie: 0808609
Nombre: patrón nacional de ángulo
Descripción: juego de 17 bloques patrón angulares
Incertidumbre: 0,3 s k=2
Número de serie: 58001
ART. 9º—Declarar como patrón nacional de tensión continua, el siguiente.
Nombre: patrón nacional de tensión continua
Descripción: cuatro referencias de tensión continua de 10V y 1018 V
Incertidumbre: desde 0,3 μ V/V k=2
Modelo: 732B
Número de serie: 6260014, 6625011, 6615013 y 6615015
ART. 10.—Declarar como patrón nacional de resistencia, el siguiente:
Nombre: patrones nacionales de resistencia
Incertidumbre: desde 0,05 μ Ω/Ω. K=2
Marca: Leeds and Northrup
Modelo: 4214, 4214 y 4040-B
Número de serie: 1860336, 1860340 y 1869512
ART. 11.—Declarar como patrón nacional de generación de corriente continua y alterna, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de generación de corriente alterna y tensión alterna
Descripción: calibrador multifunción.
Incertidumbre: tensión alterna desde 0,31 m V/V, corriente alterna desde 52 μ A/A. k=2
Modelo: 5720 A
Número de serie: 6665204
ART. 12.—Declarar como patrón nacional medición de corriente alterna y tensión alterna, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de medición de corriente alterna y tensión alterna
Descripción: multímetro digital de referencia.
Incertidumbre: tensión alterna desde 38.5 μ V/V, corriente alterna desde 110 μ A/A. K=2
Modelo: 8508 A
Numero de serie: 950155045
ART. 13.—Declarar como patrón nacional de capacitancia el siguiente:
Nombre: patrón nacional de capacitancia
Incertidumbre: desde 0,1 m F/F. K=2
Modelo: PM 6304
Número de serie: 976006
ART. 14.—Declarar como patrón nacional de tiempo, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de tiempo
Descripción: reloj atómico de cesio
Exactitud desde 10-13 segundos por día.
Marca: Symmetricom
Modelo: Cs III 4310 B
Serie: 0833008915
ART. 15.—Declarar como patrón nacional de temperatura, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de temperatura
Descripción: celda de punto triple del agua
Valor de referencia: 0.01 ºC; incertidumbre: ± 0,0001 ºC k=2
Marca: PTB
Marca: Hart Scientific
Modelo: 5901 D-G
Serie: 05988
Descripción: celda de punto de fusión de galio
Valor de referencia: 29,7646 ºC; Incertidumbre: ± 0,0001 ºC k=2
Serie: Ga 43079
Descripción: minicelda de punto de solidificación de estaño
Valor de referencia: 231,928 ºC; Incertidumbre: ± 0,002 ºC k=2
Marca: Isotech
Modelo: 17669 ML
Serie: SN201
Descripción: minicelda de punto de solidificación de zinc
Valor de referencia: 419,5270 ºC; Incertidumbre: ± 0,0025 ºC k=2
Modelo: 17671 ML
Serie: SN263
Descripción: termómetro patrón de resistencia de platino
Rango de medición: -197 ºC a 0,01 ºC; Incertidumbre: ± ºC k=2
Modelo: 5699
Serie: 0474
Rango de medición: -197 ºC a 660,323 ºC; Incertidumbre: ± ºC k=2
Serie: 1982
Serie: 2329
Descripción: termómetro patrón de resistencia de platino de alta temperatura
Rango de medición: 0,01 ºC a 961,78 ºC; incertidumbre: ± ºC k=2
Modelo: 162 K
Serie: 4348
Descripción: Termocupla tipo S
Rango de medición: 0 ºC a 1100 ºC Incertidumbre: ±ºC k=2
Rango de medición: 1100 ºC a 1200ºC Incertidumbre: ± ºC K=2
Marca: PTB FB7.41
Serie: 26185
Descripción: Termocupla tipo S.
Rango de medición: 0 ºC a 1100 ºC; Incertidumbre: ±ºC k=2
Rango de medición: 1100 ºC a 1200 ºC; Incertidumbre: ±ºC k=2
Marca: PTB FB 7.41
Serie: 25185
Descripción: Termocupla tipo B.
Rango de medición: 600 ºC a 1100 ºC; Incertidumbre: ±ºC k=2
Rango de medición: 1100 ºC a 1600 ºC; Incertidumbre: ±ºC k=2
Serie: 2/95
1100 ºC a 1600 ºC; Incertidumbre: ±ºC k=2
Serie: 1/95
Descripción: Calibrador IR.
Rango de medición: -15 ºC a 120 ºC Incertidumbre: ± C k=2
Modelo: 4180
Serie: A83018
Rango de medición: 35 ºC a 500 ºC; incertidumbre: ± C k=2
Modelo: 4181
Serie: B1B673
ART. 16.—Declarar como patrón nacional de humedad, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de humedad
Descripción: generador de humedad de dos presiones.
Rango de medición: 35 ºC a 500 ºC; incertidumbre: ± ºC k=2
Marca: Thunder Scientific
Modelo: 2500 ST-LT
Serie: 0712656
Descripción: higrómetro de punto de rocío de espejo enfriado.
Marca: General Eastern
Modelo: HYGRO-M2 DEW POINT
Serie: 1451197
ART. 17.—Declarar como patrón nacional de densidad, el siguiente:
Nombre: patrón nacional de densidad
Descripción: plomadas de cuarzo.
Rango de medición: clase de exactitud: 145 cm³ y 146 cm³
Marca: W.O Schmid, Braunschweig.
Modelo: plomada tipo 2.
Número de serie: SK-01
ART. 18.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica la Resolución 6447 del 11 de febrero de 2011.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 1
 resolución 
 Resolución