Source: https://suconel.com/nueva3/tienda/kit-de-mantenimiento-general-inalambrico-fluke-cnx3000gm/
Timestamp: 2019-05-21 18:54:57+00:00

Document:
CNX3GM – Suconel
| EQUIPOS DE MEDIDA INDUSTRIAL | FLUKE INDUSTRIAL | MULTÍMETROS DIGITALES FLUKE | CNX3GM
CNX3GM
SKU: CNX3GM
CNX3GM Multímetro inalámbrico Fluke CNX3000
$ 2.223.190 + iva
Tags: CNX3000, CNX3GM, DMM, fluke, IP54, multimetro, multímetro digital, Multímetro inalámbrico, MULTIMETRO TRMS, true RMS
El multímetro inalámbrico CNX 3000 tiene todos los elementos esenciales para la solución de problemas de prueba y medición.
Además, los módulos inalámbricos habilitados para CNX miden el voltaje de CA, la corriente de CA y la temperatura, que se muestran en el Multímetro inalámbrico de CNX. Elija una pinza estándar o una pinza flexible para medir la corriente alterna. Mezcle y combine módulos para satisfacer sus necesidades únicas de medición. Lea la medición primaria en la pantalla principal y hasta tres módulos a la vez. Los módulos están disponibles por separado o como parte de los kits CNX.
Verdadero multímetro inalámbrico RMS
Precisión ², ³ 45 Hz a 500 Hz 1.0% + 3
¹ Todos los rangos de voltaje de CA se especifican desde el 1% del rango hasta el 100% del rango.
² Factor de cresta de ≤ 3 a escala completa p a 500 V, disminuyendo linealmente al factor de cresta <1.5 a 1000 V.
³ Para formas de onda no sinusoidales, agregue – (2% de lectura + 2% de escala completa) típico, para factor de cresta hasta 3.
mV Rango ¹ / Resolución 600.0 mV / 0.1 mV
V Rango ¹ / Resolución 6.000 V / 0.001 V
))) Rango ¹ / Resolución 600 Ω / 1 Ω
Ω Rango ¹ / Resolución 600.0 Ω / 0.1 Ω
Prueba de diodo Rango ¹ / Resolución 2.000 V0.001 V
μF Rango ¹ / Resolución 1000 nF / 1 nF
En el rango de 9999 μF para mediciones a 1000 μF, la precisión de la medición es de 1.2% + 2.
(45 Hz a 1 kHz) Rango ¹ / Resolución 60.00 mA / 0.01 mA
mA DC ² Rango ¹ / Resolución 60.00 mA / 0.01 mA
¹ Todos los rangos de corriente CA se especifican desde el 5% del rango hasta el 100% del rango.
² Tensión de carga de entrada (típica): 400 mA Entrada 2 mV / mA.
³ Precisión de 400.0 mA especificada hasta una sobrecarga de 600 mA.
Rango ¹ / Resolución 99.99 Hz / 0.01 Hz
Exactitud 0.1% + 1
.com/s3fs-public/fucntion-1-05.gif" /> Protección de sobrecarga 1100 V RMS
(nominal) > 10 MΩ <100 pF
(desequilibrio de 1 kΩ) > 120 dB a DC, 50 Hz o 60 Hz
Rechazo de modo normal > 60 dB a 50 Hz o 60 Hz
.com/s3fs-public/fucntion-2-05.gif" /> Protección de sobrecarga 1100 V RMS
(desequilibrio de 1 kΩ) > 60 dB, DC a 60 Hz
.com/s3fs-public/fucntion-3-05.gif" /> Protección de sobrecarga 1100 V RMS
.com/s3fs-public/fucntion-4-05.gif" /> Protección de sobrecarga 1100 V RMS
(nominal) <2.7 V DC
Escala completa A 6 MΩ: <0.7 V DC
50 MΩ: <0.9 V DC
Corriente típica de cortocircuito <350 mA
.com/s3fs-public/fucntion-5-05.gif" /> Protección de sobrecarga 1100 V RMS
Escala completa A 6 MΩ: 2.000 V DC
Corriente típica de cortocircuito <1.1 mA
mamá Protección de sobrecarga Fusible, 44/100 A, 1000 V FAST Fuse
Funciones de corriente continua La precisión especificada de la función de medición ± 12 cuenta para cambios> 350 mS de duración
Funciones de ca La precisión especificada de la función de medición ± 40 cuenta para cambios> 900 mS de duración
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra. 1000 V DC o AC RMS
Ω protección del fusible de las entradas A 0,44 A (44/100 A, 440 mA), fusible FAST de 1000 V, pieza especificada Fluke solamente
Pantalla (LCD) Velocidad de actualización: 4 / seg.
Voltios, amperios, ohmios: 6000 cuentas
Frecuencia: 10,000 cuentas
Capacitancia: 1,000 cuentas
Duración de la batería Mínimo 300 horas
Temperatura Funcionamiento: -10 ° C a 50 ° C Almacenamiento: -40 ° C a 60 ° C
Altitud Funcionamiento: 2,000 m.
Almacenamiento: 12,000 m.
Coeficiente de temperatura 0.1 X (precisión especificada) / ° C (<18 ° C o> 28 ° C)
Frecuencia inalámbrica Banda ISM de 2.4 GHz rango de 20 metros
Tamaño (H x W x L) 4.75 cm x 9.3 cm x 20.7 cm (1.87 pulg. X 3.68 pulg. X 8.14 pulg.)
Estándares de seguridad ANSI de EE. UU .: ANSI / ISA 61010-1 / (82.02.01): 3ª edición
CSA: CAN / CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3ª edición
CE Europeo: IEC / EN 61010-1: 2010
V1.8.1: 2008, FCC Parte 15 Subparte C Secciones 15.207, 15.209, 15.249
FCCID: T68- FWCS IC: 6627A-FWCS
Be the first to review “CNX3GM” Cancelar respuesta
NewSolicitar presupuesto
F87-5/E2KIT
F279FC/IFLEX
$ 4.798.500 + iva

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución