Source: http://www.gisiberica.com/Adquisidor%20de%20datos/adquisidor%20de%20datos.htm
Timestamp: 2017-06-22 20:35:55+00:00

Document:
Adquisidor de datos, Data logger,registradores, transmisores de datos, centralizadores de datos
ADQUISIDORES DE DATOS Registradores, transmisores de datos, centralizadores Equipos para la adquisición y registro de datos de distintos componentes como temperatura, humedad, presión, velocidad de aire líquidos o gases, luminosidad ,etc. con memoria de distinta capacidad, con transmisión de datos a ordenador mediante cable, infrarrojos o transmisión a distancia, pueden disponer de pantalla y leds de alarma, así como de temporizador para fijar los intervalos de registro, indicados para museos, industria, alimentación y conservación, laboratorios, investigación etc. Información de acuerdo con la especificaciones que nos pida, disponemos de más de 100 tipos distintos de diversos fabricantes. ESCORT-ELDAS-CENTER-PCE-HANNA-ANRITSU-LAMBRECHT-MINI DISC-OPUS-METOS-CENTER- AIRFLOW-SILVA-KIMO etc. * Calibración de los equipos (Consultar).
CD179DT
Registrador (adquisidor de datos) de temperatura USB, rango -40º a 80ºC, precisión ±0,5º C, memoria 32000 datos, conexión directa USB al PC, intervalos de programación programables, incluye software (en ingles) y pila con una duración de mas de 3 años CD002
Aquisidor de datos ESCORT Mini plus, para temperatura, rango -40+70ºc, precisión +-0,5ºc, memoria para 16000 lecturas, permite visualizar los datos en el PC, en formato pdf sin necesidad de software, pantalla LCD y salida mini USB.
CD002A
Igual CD002 con 1 sonda externa.CD060
Adquisidor y registrador de datos CENTER de temperatura con pantalla digital e iluminación, rango -30 +70ºC, precisión +- 0,7 ºC, resolución 0,1ºc, memoria para 64.000 valores, intervalo de registro ajustable de 1 segundo a 1 hora, salida RS232, incluye pilas y soporte de pared(software y cable de conexión a PC opcional).
Registrador (captador de datos) de temperatura, rango -40 +80ºC, resolución 0,1º C, precisión +- 0,5ºC, memoria para
32.000 datos con display, tiempo de muestreo programable, protección ambiental IP68, incluye software y conexión a PC
+ info + info + info + info CDKED1
Registrador adquisidor de datos temperatura "KESTREL DROP D1", rango temperatura -18 + 60 ºC, resolución 0,1 ºC y precisión ±0,5 ºC. Memoria para 13,000 datos. Conexión bluetooth para transferencia de datos. Intervalo de datos seleccionable de 2 s a 12 horas.
Data logger USB de temperatura de bajo coste desechable con bateria recambiable. Rango: - 10 a 50°C Precisión: ± 2,5°C. Memoria: 4.000 lecturas Indicador LED rojo / verde de aviso. Duración batería: 30 días (uso contínuo). Dimensiones: 18,5x68 mm.
Data logger de temperatura de bajo coste desechable. Rango: - 40 a 40°C Precisión: ± 0,5°C. Mensajes de correo electrónico y datos en PDF. Memoria: 16000 lecturas. Led Bi-color indicador de muestreo y alarma por SMS y e-mail. Duración batería: 6 meses. Dimensiones: 13x30x74 mm. Pedido minimo 50 unidades.
+ info + info + info + info CD184A
Registradores de temperatura económico, desechable.
Registrador de temperatura, rango -40+125º C, con carcasa en acero inoxidable, registro para 32.510 datos, con puerto USB y CD con Software.
Data logger autoclaves que aguanta hasta 5 bar de presión, Sensor de temperatura: PT-100. Rango temperatura:-40 ºC /+140 ºC, Resolución:0,01 ºC.
CD220A
Data logger autoclaves. Sensor de temperatura: PT-100. Rango temperatura: -40 ºC /+140 ºC, Resolución:0,01 ºC. Precisión: ±0,1ºC Memoria lectura valores:32.700. Intervalo lectura configurable: desde 1 lectura cada segundo hasta 1 cada 24 horas de lecturaCon sonda flexible de 600 mm.
+ info + info + info + info CD222
Interface de comunicación USB + Software para CD220, CD220A y CD221
Data logger autoclaves que aguanta hasta 140 ºC. Sensor
de presión. Rango: 0 a 5 bar, Resolución:0,1 mbar Precisión:
Registrador de datos temperatura sumergibe, con sonda flexible de 102 mm, rango -40ºc + 150ºC, precisión +- 0,5ºC, utilización en laboratorios, autoclaves, lavavajillas, etc.
Registrador (captador de datos) de temperatura, sumergible con carcasa de acero inoxidable, con 2 canales, canal interno para temperatura ambiente, rango -40+80ºC, resolución 0,1ºC, precisión 0,5ºC, canal externo , termopar tipo k (sonda externa) de 1,5 m de longitud, memoria por canal 16.383 datos(32.766 datos en total), intervalo de lectura programable, software no incluido.
+ info + info + info CD179
Registrador de temperatura con conexión a termopar, almacena hasta 32000 registros de cualquier termopar tipo “K – J – T”. El termopar se conecta a la base del equipo por medio de un conector mini macho.
CD061 Adquisidor de datos CENTER de temperatura con impresora incorporada, salida RS232 y software, rango -200 + 1370 º C, precisión +- 0,1+0,8 ºC.
Sondas doble de temperatura con controlador de doble display (2 salidas de rele)
Cable PC y software para datalogger (registradores de datos) de las series CD181 a CD188.
+ info + info + info EMU12
Registrador para Monitorización de la Temperatura: enterrado y superficie HOBO® U12 de 4 Canales Externos con sensores de temperatura para
Registrador para baja temperatura (-86+35ºC), resolución 0,1º, precisión +-1ºC, se puede ubicar directamente sobre hielo, memoria 32.767 registros (software no incluido).
+ info + info TEMPERATURA Y HUMEDAD
CD179DTH
Registrador (adquisidor de datos) de temperatura y humedad USB, rango -40º a 80ºC, precisión ±0,5º C, rango de humedad 0% - 100% HR, precisión ±0,5% hr, memoria 32000 datos, conexión directa USB al PC, intervalos de programación programables, incluye software (en ingles) y pila con una duración de mas de 3 años
Registrador adquisidor de datos temperatura y humedad "KESTREL DROP D2", rango temperatura -18 + 60 ºC, resolución 0,1 ºC y precisión ±0,5 ºC. Rango de humedad 0 - 100% hr resolución 0,1% hr y precisión ±2% hr. Datos de indice de calor y punto de rocío, memoria para 8165 grupos de datos. Conexión bluetooth para transferencia de datos. Intervalo de datos seleccionable de 2 s a 12 horas.
CD027 Adquisidor datos ESCORT inteligente con una sonda interna de temperatura y una sonda interna de humedad, memoria (32.000 lecturas), valores mínimo-máximo, promedios etc, datos visualizados en pantalla, conexión a ordenador, rangos -40+70ºc/0-100% H.R. Precisión 0,3ºC y +/-3% HR.
Adquisidor de datos interno de Temperatura y Humedad, con cable de descraga y software, proporciona informes en PDF. Rango de -40ºC a80ºC y 0 a 100%, Resolución 0.1ºC. Precisión de la temperatura de-40°C a-10°C 0.5ºC, Exactitud de la temperatura de -10°C a80°C 0.3ºC, Precisión de la humedad de 10% a90% 0±3%, Exactitud de la humedad<10% y>90% ±4%. Memoria 7.807 lecturas.
+ info + info + info + info CD171E
Registrador (adquisidor de datos) de temperatura y humedad, rango temperatura -40+70º C, rango humedad 0-100% Rh, memoria para 16.000 valores de temperatura y 16.000 de humedad, dispone de alarmas configurable, intervalos de registro configurables, incluye software.
Termohigrómetro y adquisidor de
datos, con memoria para 16.000 mediciones ( 8.000 grupos de datos de temperatura y humedad), rangos -20 + 60º C, 0-100 % Hr, precisión +- 0,7º C, +- 2,5 % Hr, incluye software y cable de conexión a ordenador ( interfaz RS232).
+ info + info + info CD063
Adquisidor y registrador de datos
de temperatura y humedad con pantalla digital e iluminación, rangos 0 + 50º c y 10-90% Hr, precisión +- 0,8ºc y +-4% Hr, grava los datos en tarjeta SD, intervalos de registro ajustables de 5 segundo a 600 segundos. Los datos pueden ser exportado a una excel directamente desde la tarjeta.
Registrador de procesos con sonda de temperatura y humedad interna y entrada para 4 sondas externas.
Entres sus principales caracteristicas destacan:
Funcionamiento independiente o conectado a PC, 4 niveles de alarma audibles y gráficas.
Fácil denominación de las sondas, estufas, frigorificos, hornos, o cualquier elemento.
Envíos de email de alarma o SMS mediante modem externo opcional. Datos en tiempo real.
Posibilidad de colocar foto o plano de su instalación con iconos en la pantalla del pc.
Adquisidor y registrador de datos de temperatura y humedad para 16.379 registros de temperatura y 16.379 de humedad, totalmente configurable con display LCD, rango de humedad 0-100%, rango temperatura -35 +80ºC, punto de rocío, con alarmas para temperatura y humedad, conexión a PC (USB), se suministra con batería.
HM400 Captador-registrador de datos de humedad del terreno WATERMARK (WAM900) sin sensores. Registrador con autonomía para un año de
funcionamiento, capacidad de hasta 8 sensores, el equipo efectúa lectura de los sensores a intervalos programados (de 1 minuto a 8 horas), dispone de pantalla digital para visionar las lecturas y puede descargar los datos a un ordenador o PDA, capacidad 630,75 lecturas, 0-200 cb:1cb
+ info + info + info HM102
Sensor de humedad de hoja, medición capacitivo, protección IP67, salida es una tensión analógica de 0,5 -3V, cable de 5 metros. Fuente de alimentación 5-18Vdc. Rango de humedad de 0-100%, precisión +/-5%, temperatura de trabajo -30+60ºC. Opcional registrador de datos HM102A, CDC200 Cable y software para descarga. HM102A
+ info + info OTRAS MAGNITUDES
Registrador adquisidor de datos temperatura, humedad y presión "KESTREL DROP D3", rango temperatura -18 + 60 ºC y precisión ±0,5 ºC. Rango de humedad 0 - 100% hr y precisión ±2% hr. Rango de presión 10 - 1200 hpa Datos de indice de calor, punto de rocío, densidad de altitud y tendencia de presión. Memoria para 6220 grupos de datos. Conexión bluetooth para transferencia de datos. Intervalo de datos seleccionable de 2 s a 12 horas.
Registrador adquisidor de datos temperatura, humedad y presión, control y prevención de incendios "KESTREL DROP D3FW", ESPECIAL USO FORESTAL, rango temperatura -18 + 60 ºC, precisión ±0,5 ºC. Rango de humedad 0 - 100% hr y precisión ±2% hr. Rango de presión 10 - 1200 hpa Datos de indice de calor, punto de rocío, densidad de altitud, tendencia de presión y temperatura de bulbo hu,edo. Memoria para 6220 grupos de datos. Conexión bluetooth para transferencia de datos. Intervalo de datos seleccionable de 2 s a 12 horas.
CD812000 A CD8120KAB25 Termohigrógrafo digital data logger Opus 20 con diferentes tipos de sensores.
Adquisidor de datos de reducido tamaño para temperatura, humedad, presión y aceleración.
+ info + info + info + info CD221
Registrador de datos para CO2 con indicación de temperatura y humedad. Rango de medición de CO2: 0 ... 6000 ppm CO2. Precisión CO2: 50 ppm ±5 %. Resolución: 1 ppm (0-100 ppm).
Registrador de datos temp/hum. Equipo con sonda interna de temperatura / humedad y luz. Rango temperatura -200 a 70º C, humedad 5 a 95%, luz de 0 a 10.000 lux. Capacidad hasta 12.000 puntos. Equipo IP40 con sujeción magnética. Incluye pantalla.
Igual a CD118. Sin pantalla.
Registrador multiparamétrico KISTOC clase 200 de KIMO con pantalla de 2 líneas y memoria para 16.000 valores, 1 sensor interno de temperatura y humedad, rango temperatura -20 + 80ºc: 0,1º C, rango humedad 5 a 95 %:01% Hr y un sensor de luminosidad rango 0-10.000 lux y 2 entradas para sondas externas opcionales.
+ info + info + info AN153
Anemómetro BRUNTON"ADC PRO"-Termómetro-Higrómetro-Calendario- Reloj y Cronómetro- Brújula-Barómetro- Altímetro, incluye alarmas en reloj y de sensación de frío, altitudes max-min y ascenso-descenso acumulado, presión atmosférica (mbar,hPa), histórico de presión 24 h, tendencia metereológica( 5 niveles), golpe de viento, punto de rocio, evaporación, densidad del aire y densidad relativa con memoria. AN154
-Barómetro -Altímetro, incluye alarmas de reloj y de sensación de frío, altitudes máxima-mínima y ascenso-descenso acumulado, presión atmosférica (mbar, hpa) histórica de presión 24 h, tendencia metereológica(5 niveles), Velocidad superior a 3 m +- 5 %, temperatura +- 1ºC, presión +- 1,5 mb, altímetro +- 3,0 m,con memoria.
Equipo termométrico para la determinación del coeficiente U (Instalaciones térmicas en edificación), control de temperatura externa, superficial en paredes, temperatura ambiente y cálculo del coeficiente U, incluye 4 sondas de temperatura, 1 sonda inalámbrica PT100, 1 módulo termopar con certificados de calibración de las 5
Dataloger DAQ PRO instrumento de 8 canales ideal para descargar 0-24mA, 0-5mV, 0-10V, NTC, PT-100, Termopar, pulsos, frecuencia (solo 1 entrada), Incluye: equipo, Daq Lab software,cable USB,adaptador de corriente,manual y maletín.
+ info + info + info + info ADQUISIDOR VIA RADIO
Adquisidor de datos via radio. Tipo de entrada: 1 canal Pt100 (configurable como Pt1000 / 4-20mA / 0-1V). Rango: Pt100 -200+400ºC (otras entradas según configuración). Resolución: 0,1ºC. Precisión: ±0,3ºC (sonda clase B) a temperatura 23ºC. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. No incluye: Sonda externa de Temperatura (CD549). CD501
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Tipo de entrada: 2 canales digitales de Temperatura y Humedad relativa. Rango: -30+70ºC / 0-98% HR (sin condensación). Resolución: 0,1ºC/ 0,1% HR. Precisión: ±0,3ºC (-20+30ºC) resto escala 0,5ºC / ±2% HR de 10-90%,
resto escala ±3,5%. Indice de protección IP65 (con protector de goma). Tamaño: 123x69x30 mm. No incluye: Sonda Temperatura-Humedad y cable CD541. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical).
+ info + info + info + info CD503
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Sensor interno de Temperatura y Humedad Relativa. Rango: -30+70ºC / 0-98%HR (sin condensación). Resolución 0,1ºC/ 0,1% HR. Precisión: ±0,4 (-20+30ºC), resto escala 0,5ºC
±2%HR. (20-80%, ±3,5% (10-20% y 80-90%. Indice de protección IP34. Tamaño: 123x69x30
mm. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical).
Adquisidores de datos con comunicación vía radio. Sensor interno de Temperatura y Humedad Relativa (Museos).
Sin pantalla LCD. Rango: -30+70ºC / 0-98%HR (sin condensación). Resolución: 0,1ºC/ 0,1% HR. Precisión ±0,4 (-20+30ºC), resto escala 0,5ºC. ±2%HR. (20-80%), ±3,5% (10-20%) y (80-90%). Indice de protección IP34. Tamaño: 222x65x30 mm. Frecuencia de comunicación 868MHz ISM (Industrial Scientific Medical).
CD506 Adquisidor de datos con pantalla táctil multicolor y alarmas.
Tipo de entrada: 1 canal Pt100 Temperatura. Memoria: 40.000 lecturas, descarga de datos con llave USB. Rango: -50+125ºC. Resolución: 0,1ºC. Precisión: ±0,3 (-20+50ºC), resto escala 0,5ºC. Funciones: Alarma visual por pantalla, cambio de color según el estado de la alarma (normal, inhibida o técnica). Alarma acústica por beeper. Relé: 1 contacto seco. Indice de protección: IP54. Alimentación: 220 Vac (Autonomía pila 6h). Tamaño: 161x84x60 mm.
+ info + info + info RECEPTORES DE DATOS
Receptor de datos Vía Radio de la información de los adquisidores de datos serie CD50x, envía los datos a PC a través de cable USB. Potencia de emisión 25/500mW (bidireccional Frec. 868 MHz). Comunicación con un número ilimitado de registradores. Alarma externa por contacto relé (NO, NC) 36Vdc 1A para activar 1 alarma de salida. Alimentación: A través de USB, exterior 9Vdc. Indice de protección IP34. Tamaño: 123x69x30 mm. Incluye: Soporte pared y alimentador externo.
Receptor de datos Vía Radio de la información de los adquisidores de datos serie CD50x, envía los datos a PC a través de Ethernet. Potencia de emisión 25/500 mW. Alarma externa por contacto relé (NO, NC) 36Vdc 1A. Alimentación: A través de Ethernet o ext. 9Vdc 650mA. Pila recargable NIMH 6V. (Autonomía 4 a 6h.). Indice de protección IP34. Tamaño: 153x82x35 mm. Incluye: Soporte pared y alimentador externo. + info + info SONDAS PARA ADQUISIDORES DE DATOS
Sondas para adquisidores de datos CD500, CD500A, CD501, CD501A
CD540CD541 Sondas para adquisidores de datos CD502, CD502A
+ info + info OTRAS APLICACIONES
Repetidor Vía Radio con comunicación hasta 80 registradores de la serie CD50x con 1 Repetidor, máxima 120 con 2 Repetidores. Potencia de emisión 25/500mW. Alimentación: 230Vac 50Hz, pila interna de soporte NIMH 6V. (Autonomía 19 a 32h.) Indice de protección IP34 Tamaño: 123x69x30 mm. Incluye soporte pared y alimentador externo.
Activación de alarma configurable por programación
Indicación de alarma activada por Beep acústico y flashes LED para equipos de la serie CD5xx. Alarma externa por contacto relé (NO, NC) 36Vdc 1A. LED amarillo activo, blanco alarma. Alimentación pila de litio o 9Vdc 300mA. Indice de protección IP34. Tamaño: 123x69x30mm. Incluye soporte pared y alimentador externo.
CD522Módulo GSM para envío de mensajes SMS. No incluye tarjeta SIM de datos
Software y Visualización de los datos en formato numérico y gráfico, señalización en tiempo real de la superación de las alarmas suministrado por la serie CD51x. Archivo histórico de las alarmas, indicación del estado de la pila del registrador con envío de mensaje de aviso. Análisis estadístico de los datos calculados, valor máxima, mínima y promedio.
Software y Visualización de los datos en formato numérico y gráfico, señalización en tiempo real de la superación de las alarmas suministrado por la serie CD51x. Archivo histórico de las alarmas, indicación del estado de la pila del registrador con envío de mensaje de aviso. Análisis estadístico de los datos calculados, valor máxima, mínima y promedio. Y mas funciones.
REGISTRADORES KIMO Catálogo completoIncluye más Adquisidores de Datos y Precios.ADQUISIDOR DE DATOS www.gisiberica.com

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución