Source: http://www.mastersupply.com.mx/product/fluke-116-62-max-kit-combinado-de-tecnico/
Timestamp: 2019-01-18 02:11:54+00:00

Document:
Fluke 116/62 MAX + Kit combinado de técnico - Master Supply
Home Equipo de prueba Fluke 116/62 MAX + Kit combinado de técnico
Fluke 116/62 MAX + Kit combinado de técnico
Termómetro incorporado para aplicaciones de climatización.
Microamper para probar sensores de llama.
Trabaje en áreas poco iluminadas con la pantalla grande con retroiluminación LED blanca
Tensión y corriente de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en cargas no lineales
Mide 10 A directamente (sobrecarga de 20 A durante 30 segundos) sin una pinza de corriente
Resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia.
Registre las fluctuaciones de la señal utilizando las marcas de tiempo mín. / Máx / promedio y de tiempo transcurrido
Operación de manos libres con soporte magnético opcional (ToolPak ™)
Tener la herramienta adecuada para el trabajo es esencial. Tener todas las herramientas adecuadas cuando las necesite es aún mejor. El kit combinado Fluke 116/323 HVAC le ofrece lo mejor en un multímetro versátil y resistente, y un medidor de pinza de propósito general de acción rápida.
El Fluke 116 viene con la sonda de temperatura DMM integrada Fluke 80BK-A. La función de microamperios permite medir el sensor de llama hasta 0,1 microamperios. La función AutoV / LoZ evita lecturas falsas causadas por el voltaje fantasma. El Fluke 116 también tiene una gran retroiluminación LED blanca para trabajar en áreas con poca iluminación. Mide la resistencia, la continuidad, la frecuencia y la capacitancia y proporciona lecturas mínimas / máximas / promedio con el tiempo transcurrido para registrar las fluctuaciones de la señal.
Los multímetros Fluke 116 han sido probados de forma independiente para su uso seguro en entornos CAT III 600V.
El termómetro infrarrojo Fluke 62 MAX + es todo lo que necesita en su caja de herramientas. De tamaño pequeño, extremadamente preciso y fácil de usar. Clasificación IP54 para resistencia al polvo y al agua. Preciso pero lo suficientemente resistente como para tomar una caída de 3 metros.
Juntos, el multímetro HVAC 116 y el termómetro infrarrojo MAX + 62 de Fluke brindan a los técnicos de HVAC las herramientas adecuadas para el trabajo.
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra. 600 V
Protección contra sobretensiones Pico de 6 kV según IEC 61010-1 600 V CAT III, grado de contaminación 2
Monitor 6.000 cuentas, actualizaciones 4 por segundo.
Gráfico de barras 33 segmentos, actualizaciones 32 por segundo
Tipo de Batería Alcalino de 9 voltios, NEDA 1604A / IEC 6LR61
Duración de la batería 400 horas típicas, sin retroiluminación.
Milivoltios DC Rango / Resolución 600.0 mV / 0.1 mV
Exactitud ± ([% de lectura] + [recuentos]): 0.5% + 2
Voltios DC Rango / Resolución 6.000 V / 0.001 V
Voltios auto Distancia 600.0 V / 0.1 V
Exactitud 2.0% + 3 (DC, 45 Hz a 500 Hz)
4.0% + 3 (500 Hz a 1 kHz)
Milivoltios AC 1 RMS Verdadero Distancia 600.0 mV / 0.1 mV
Exactitud 1.0% + 3 (DC, 45 Hz a 500 Hz)
2.0% + 3 (500 Hz a 1 kHz)
AC voltios 1 RMS verdadero Rango / Resolución 6.000 V / 0.001 V
Continuidad Distancia 600 Ω / 1 Ω
Exactitud Señal acústica en <20, desactivada> 250 Ω; Detecta aberturas o cortocircuitos de 500 μs o más.
Ohmios Rango / Resolución 600.0 Ω / 0.1 Ω
Exactitud 0.9% + 1
Rango / Resolución 40.00 MΩ / 0.01 MΩ
Exactitud 1.5% + 2
Exactitud 0.9% + 2
Capacidad Rango / Resolución 1000 nF / 1 nF
Exactitud 1.9% + 2
Rango / Resolución > 1000 μF
Exactitud 5% + 20%
Capacitancia LoZ Distancia 1 nF a 500 μF
Exactitud 10% + 2 tipicos
Temperatura 2 (termopar tipo K) Rango / Resolución -40 ° C a 400 ° C / 0.1 ° C
Exactitud 2 1% + 10
Rango / Resolución -40 ° F a 752 ° F / 0.2 ° F
Exactitud 2 1% + 18
AC μamps true-rms (45 Hz a 500 Hz) Rango / Resolución 600.0 μA / 0.1 μA
Exactitud 1.0% + 2
DC μamps Rango / Resolución 600.0 μA / 0.1 μA
Hz (entrada V o A) 2 Rango / Resolución 99.99 Hz / 0.01 Hz
Exactitud 0.1% + 2
1. Todos los rangos de voltaje de CA, excepto Auto-V / LoZ, se especifican del 1% al 100% del rango. Auto-V / LoZ se especifica a partir de 0.0 V.
2. La incertidumbre de temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda de termopar.
• La frecuencia está acoplada a CA, de 5 Hz a 50 kHz para el voltaje de CA. La frecuencia está acoplada a CC, de 45 Hz a 5 kHz para la corriente de CA.
• Rango de temperatura / resolución: -40 ° F a 752 ° F / 0.2 ° F.
tamaño 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.)
Termómetro infrarrojo Fluke 62 MAX +
Rango de temperatura -30 ° C a 650 ° C (-22 ° F a 1202 ° F)
Exactitud ± 1.0 ° C o ± 1.0% de la lectura, lo que sea mayor de
-10 ° C a 0 ° C: ± 2.0
-30 ° C a -10 ° C: ± 3.0
Tiempo de respuesta (95%) <300 ms (95% de lectura)
Resolución óptica 12: 1 (calculado al 90% de energía)
Resolución de pantalla 0.1 ° C (0.2 ° F)
Repetibilidad de las lecturas. ± 0.5% de lectura o <± 0.5 ° C (1 ° F), lo que sea mayor
Poder Pila AA
Duración de la batería 8 horas con láser y luz de fondo encendida.
tamaño 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in)
Temperatura de almacenamiento -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F), (sin batería)
Humedad de funcionamiento 10% a 90% HR sin condensación a 30 ° C (86 ° F)
Altitud de funcionamiento 2000 metros sobre el nivel medio del mar
Altitud de almacenamiento 12,000 metros sobre el nivel medio del mar
Clasificación del IP IP 54 según IEC 60529
Vibracion y choque IEC 68-2-6 2.5 g, 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms
Normas y aprobación de la agencia. Conformidad EN / IEC 61010-1: 2001
Seguridad laser FDA y EN 60825-1 Clase II
Multímetro Fluke 116 HVAC con Temperatura y Microamperios
Fluke 116/62 MAX +

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución