Source: https://www.nti-audio.com/es/productos/sonometro-xl2/-opciones
Timestamp: 2019-12-07 22:28:21+00:00

Document:
Opciones para el analizador XL2
InicioProductosSonómetro XL2Opciones
Amplíe su XL2 con más funciones para satisfacer sus necesidades. En esta página encontrará una lista de todas las opciones disponibles.
He aquí un resumen práctico para comparar lo que cada Opción puede ofrecerle.
Opción TA (homologación)
Opción de Paquete acústica extendida
El paquete acústico extendido apoya al técnico acústico en sus mediciones diarias de nivel de sonido y acústica. La opción ofrece grabación de archivos de audio WAV sin comprimir, estadísticas de percentiles, nivel de exposición de sonido, registro espectral en intervalos de 100ms, manejo de eventos, mediciones de tiempo de reverberación con una resolución de banda de un tercio de octava, zoom continuo de FFT con resolución de 0,4 Hz y mucho más.
Función de medición SL Medidor/RTA
Grabación de archivos Wav (24 Bit, 48 kHz), se graba un nuevo archivo Wav por cada hora (tamaño máximo de archivo Wav 512 MB)
Nivel de percentil para mediciones de banda ancha y espectrales con ajuste flexible de 0,1% a 99,9%
Registro de banda de tercera octava de Lmin y Lmax
Grabación de audio y datos de medición activada por evento
Ponderación de tiempo: Pulso (Lxl. Lxleq con x= A,C,Z)
Nivel de pico real en resolución de banda 1/1 y 1/3 de octava
TaktMax todas las medidas según DIN 45645-1
Contenido de impulsos según BS4 142:2014 y NT ACOU 112
Función de medición FFT
Zoom FFT de alta resolución con rangos de frecuencia seleccionables, resolución hasta 0,4 Hz, de 5 Hz a 20 kHz
Función de medición RT60
Tiempo de reverberación RT60 en una resolución de banda de un tercio de octava
Opción de inteligibilidad de voz STIPA
El analizador XL2 mide la inteligibilidad de la voz de los sistemas de radiobúsqueda y de alarma por voz según las normas IEC60268-16 y DIN VDE 0833-4, determinando la inteligibilidad de la voz como valores STI o CIS y visualizándola con los niveles y valores de modulación de las bandas de siete octavas. La función de medición STIPA permite corregir la inteligibilidad de la voz determinada con el espectro de ruido ambiental . Un promedio automático calcula el promedio y la desviación estadística de varias mediciones.
Sirve como una fuente de señal:
(generador de señal acústica) Requerido para sistemas de audio con micrófonos de una sola voz, para medir la cadena de señal completa.
(generador de señal) Requerido para sistemas de audio sin un solo micrófono
CD de prueba STIPA
STI - Informe de mediciones
Los resultados se documentan en el informe de medición STI según las normas IEC 60268-16 y VDE 0833, que calcula la influencia del ruido ambiental en los resultados STI obtenidos. Esto determina la inteligibilidad de voz esperada para anuncios de emergencia reales en STI o CIS.
La herramienta de informes STI es una descarga gratuita para todos los clientes registrados en la página web de asistencia del XL2.
PC con Windows XP, 7,8 o 10
Excel 2010, 2013 o 2016 (32 o 64 bits)
Cine – Opción de medición
La opción de medición en cine ofrece una solución de medición profesional para una calibración eficiente y un control de calidad periódico de los sistemas de altavoces de cine según SMTE ST 202:2010 y SMPTE RP 200:2012. Recomendamos el micrófono de medición M2211 con una respuesta en frecuencia de clase 1 para mediciones precisas en cines, ya que las tolerancias especificadas son muy estrechas.
Crea plantillas para la medición en cine basadas en el tamaño del cine con la selección de la curva X correspondiente.
Menú de calibración para realizar mediciones de referencia para cada canal.
Promedio de los resultados de medición de diferentes posiciones de micrófono.
Menú de verificación para comprobaciones periódicas en cine y comparación con los datos de medición de referencia.
Opción Límites espectrales
La opción límites espectrales amplía la funcionalidad del analizador XL2 en el modo de sonido y vibración. Completa el instrumeto con el registro de las curvas de referencia, las visualizaciones relativas, una gestión completa de las tolerancias,una medición espectral de la banda de 1/12 de octava y una medición de la clasificación acústica. El modo de vibración está disponible con una opción de vibración instalada.
Analizador de banda FFT y 1/12 de octava
Almacena espectros de referencia en el instrumento
Compara los resultados de la medición con los espectros de referencia almacenados en la visualización relativa o absoluta
Gestión integral de tolerancias para mediciones buenas/malas con bandas de tolerancia basadas en espectros de referencia previamente almacenados
Exportación e importación de archivos de tolerancia y captura
Analizador de banda de 1/12 octavas
Análisis espectral de alta resolución 1/12 Oct+Tol
Resolución seleccionable de 1/1, 1/3, 1/6, y 1/12 octavas
Audición de bandas de frecuencia individuales en el altavoz
Modo de sonido: 11,5 Hz a 21,8 kHz
Modo de vibración: 0,73 Hz a 1,36 kHz
Zoom FFT de alta resolución con resolución de hasta 0,4 Hz en rangos de frecuencia seleccionables
Modo de sonido: 5 Hz a 20 kHz
Modo de vibración: 1Hz a 20 kHz
Nivel de pico en resolución de banda de 1/1 y 1/3 de octava
según ANSI S 12.2-2008, -1995 e ISO 1996
Opción de Vibraciones
La opción de vibración amplía el analizador del XL2 a un medidor de vibración profesional con análisis de banda ancha y visualización espectral en resolución de tercera u octava. El instrumento de medición determina la aceleración de la vibración, la velocidad de la vibración y la deflexión con filtros de ponderación conformes a la norma en el rango de frecuencias de 0.8 Hz a 2,5 kHz. El registro detallado de los datos de medición y de los archivos de audio proporciona la base para realizar evaluaciones y elaborar informes exhaustivos. Además, el vibrómetro LX2 incluye un análisis FFT y una función de osciloscopio en el paquete básico. Los rangos de frecuencia seleccionables de 1 Hz a 1,9 kHz permiten un análisis detallado de las vibraciones que se producen.
La opción “Límites espectrales” amplía el vibrómetro con un zoom FFT de hasta 20 Hz y un análisis de banda de 1/12 octava desde 0,73 Hz hasta 1,36 kHZ. El registro de espectros de referencia con tolerancias flexibles constituye la base para mediciones buenas/malas en el control de calidad. La opción de “Adquisición Externa de Datos de Medición” permite la recuperación en tiempo real de los datos de medición directamente en un software de computadora a través de una conexión USB. Un conjunto de comandos documentado está disponible.
La opción de vibración require firmware XL” V4.04 o superior. Esta opción no se puede utilizar actualmente con el sonómetro XL2-TA (firmware V3.11) .
Opción de Adquisición externa de datos de medición
La opción de adquisición de datos de medición externa permite la consulta en tiempo real de los datos de medición XL2 directamente en un software de computadora a través de la conexión de UBS. Esta opción mejora la funcionalidad del siguiente software de NTi Audio:
Para el sonido en directo: el software Projector PRO se amplía con la pantalla “XL View” para los niveles de sonido de gran formato y el “Predictor de nivel sonoro ”para la curva de nivel actual y la reserva de nivel.
Para la acústica de edificios: el software Sound Insulation Reporter es capaz de realizar automáticamente mediciones por control remoto.
Alternativamente, se pueden programar aplicaciones de medición individuales para la monitorización del nivel de sonido o mediciones automatizadas en el PC, por ejemplo, con MS Excel o LabView . Está disponible un conjunto de comandos documentado para la recuperación de datos a través de un USB. Se admiten las siguentes funciones de medición del XL2:
Sonómetro y analizador de banda de tercera octava SLMeter/RTA
Vibrómetros VibMeter/CPB
RT60 Tiempo de reverberación
Analizador de audio RMS/THD
XL2 Opción Explorador de datos
Esta opción permite importar los datos de medición de nivel de sonido registrados en el software XL2 Data Explorer.
XL2 Data Explorer es un software de PC que permite el análisis rápido y sencillo de los datos de medición del nivel sonoro. Apoya a los técnicos acústicos y expertos en la visualización, evaluación detallada y post-procesamiento de grandes cantidades de datos. El software presenta una vision general de todos los datos de nivel sonoro en un instante y permite el diseño individual de informes de medición.
XL2 Data Explorer Opción: 600 000 430
((Opción instalada permanentemente en el XL2)
Explorador de datos 365: 600 000 431
(suscripción annual))
The “XL View” and the “Sound Level Predictor” require that the Remote Measurement Option be installed on the XL2.
Download Projector PRO Software

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución