Source: http://docplayer.es/50833145-O-2-multiparametricos.html
Timestamp: 2018-03-24 03:37:45+00:00

Document:
O 2. + Multiparamétricos. - PDF
Download "O 2. + Multiparamétricos."
Amparo Sánchez Quiroga
1 O 2 + Multiparamétricos 37
2 O 2 Portavo 907 Knick MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO PROFESIONAL CON SENSOR ÓPTICO Requiere calibración muy de tarde en tarde, muy preciso y fiable, no le afecta ni el flujo, ni componentes químicos (CO 2, H 2 S, etc.), basta cambiar su sensor CAP tras mas de un año de servicio. Se le pueden conectar además del sensor de O 2 óptico, electrodos Memosens de ph y conductividad. Con pantalla gráfica en español a color, registrador de datos, batería Li-ion y puerto USB El Portavo es ideal para laboratorio y análisis de procesos Carcasa de plástico resistente para entornos industriales adversos Portasensor integrado Tapa de protección para la pantalla y al mismo tiempo como pie de apoyo El único portátil ATEX Zona 0/1 (opcional) KP-OXY907-3 KP-OXY907-2 PORTAVO multi portátil Knick 907, completo con maleta, manual español y electrodo de Oxigeno disuelto ÓPTICO SE 340 con 1,2 m de cable PORTAVO multi portátil Knick 907, con maleta, SOFTWARE, cable PC y manual español. SIN SENSOR Recambios para PORTAVO de oxígeno disuelto óptico KP-SE KP-ZU0925 Batería Li-ion (cargable mediante cable USB para Portavo) 151 KP-ZU0913 Recambio sensor cap para electrodo O 2 óptico Knick SE Electrodos Memosens ph, ver página 9 Células de conductividad Memosens, ver página 32 Oxímetro portátil DO6+ Eutech, LOW COST Sencillo y económico Equipa sonda de tipo galvánico compacta Destinado al uso en laboratorio E-D06WN-1 Oxímetro portátil DO6+, completo con maleta, electrodo de oxígeno galvanométrico con sensor de temperatura integrado y 1 m de cable, manual español Recambios 764 E-DO6-ELEC Electrodo de Oxígeno disuelto, con 1m de cable, para DO6+, con CAT 360 Accesorios E-O1X Cartucho membrana de recambio, para DO6+WN 74 LP Disolución electrolítica para relleno de electrodo de oxígeno DO
3 O 2 Oxímetro DO 450 CON SENSOR ÓPTICO, FIABLE Y ROBUSTO, NO NECESITA MEMBRANAS NI ELECTROLITO Tecnología RDO óptica que reduce el tiempo de mantenimiento Estanco IP67 a prueba de agua y a prueba de polvo Pantalla retro-iluminada Medida de saturación % y mg/l(ppm) con sólo pulsar un botón Alarma de calibración GLP, fecha y hora en tiempo real, con almacenamiento de hasta 500 conjuntos de datos, incluidos los de calibración Alimentación a baterías (500 horas de duración) o con adaptador de corriente (opcional) USB o RS232 con salida de datos, para PC o impresora Sensor cap, con vida útil de 1 año E-DO450-3 Oxímetro DO450, completo con maleta, electrodo óptico de oxigeno disuelto con 3 m de cable, sensor cap, cámara de calibración, contrapeso / protector de acero inoxidable, (útil para inmersión) cable USB y manual Recambios para DO450 E-RDO3M Electrodo óptico OD, con 3 m de cable y sensor cap 643 E-RDO6M Electrodo óptico OD, con 6 m de cable y sensor cap 686 E-RDO15M Electrodo óptico OD, con 15 m de cable y sensor cap 754 E-DOCAP Sensor cap de recambio 127 DO450 OXY PORTAVO 907 DO 6+ Escala OD mg/l (ppm) Escala saturación % Escala temperatura ºC ºC ºC ºC Calibración 2 puntos (%) y 1 punto mg/l Corrección de temperatura Corrección salinidad g/l automática tras introducción del factor Corrección de presión Manual hpa Manual Tipo de electrodo Óptico tecnología luminiscente según ASTM D Galvanometrico Hold - GLP - Alarma calibración - Datalogger - Manual, intervalos o continuo - Memoria datos ID muestra, usuario, - fecha y hora Auto-apagado Pantalla LCD retro-iluminada LCD varios idiomas Estanqueidad IP67 IP67 IP52 Salidas USB (RS32) USB Alimentación 2 x 1.5V AA Batería Ion-Litio cargable USB y 4 x 1.5V AAA 4 pilas AA Vida de las baterías >100 horas sin retro-iluminación >200 horas >700 horas Dimensiones mm 200 x 83 x x 156 x x 70 x 35 Peso 500 g 500g 200g 39
4 Multiparamétrico de sobremesa PC 8 EL MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO PARA LA MEDIDA DE ph O REDOX, CONDUCTIVIDAD O TDS Y TEMPERATURA, FÁCIL, SIN COMPLICACIONES ph, CONDUCTIVIDAD, TDS y ºC Diseñado para fácil uso, no necesita ni manual Su pantalla de 2 colores le muestra con que patrones ha calibrado, la estabilidad de lectura, la temperatura y el estado del electrodo Reconocimiento automático de 3 patrones de ph o 4 de conductividad Agitador magnético, separable y manejable sin entrar en el software Soporte articulado para sensores con infinitas posiciones G-PC8-3 G-PC8-2 Multiparamétrico de sobremesa PC 8 XS, completo con electrodo de ph Hamilton Polilyte Lab, cable, célula de conductividad con compensador de temperatura (G-2301TN), disoluciones patrón ph 4.01, 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, agitador magnético, alimentador y manual español Multiparamétrico de sobremesa PC 8 XS, con célula de conductividad (G-2301TN) con compensador de temperatura, disoluciones patrón ph 4.01, 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, agitador magnético, cable de electrodo, alimentador y manual español. SIN ELECTRODO DE ph PC 80 PC 8 Escala ph Resolución 0.1/0.01/ /0.01 Puntos de calibración (USA, NIST, DIN, 5 USER) (USA, NIST, 2 USER) Indicación de puntos de calibración GLP calibración Sí con fecha y hora - Indicación de estado del electrodo Alarma Valores Mín / Máx - Escala mv (redox) ± 2000 (0.1 / 1) Escala de Conductividad 0, ,0 ms automática 0, ,0 ms Escala TDS 0,1 mg/l...500,0 gr/l 0,1 mg/l...100,0 gr/l (±0,5%) Factor TDS / ±0,5% de la lectura leída Salinidad ppt (g/l) / ± Resistividad - Temperatura escala ºC / ± 0,2ºC Temperatura compensación Temperatura calibración Puntos de calibración conductividad 0,00..10,00% / ºC TR temperatura de referencia Tipo de célula ºC 2 polos Constante de célula Memoria MAN / AUTO 1000 datos con fecha y hora - Pantalla Matrix multicolor con iconos y analógica Matrix, 2 colores Entradas Agitador magnético 2 x BNC, 2 Jack phono (ATC), USB para printer o PC, USB para teclado externo. Control de velocidad ( rpm) Protección IP 54 Alimentación Dimensiones y peso AC/DC adaptador 220V 360 x 220 x 10 mm / 1250g 2 x BNC, 2 Jack phono (ATC) 40
5 Multiparamétrico de sobremesa PC 80 EL MÁS COMPLETO ph, CONDUCTIVIDAD, TDS, RESISTIVIDAD y ºC, GLP Diseñado para fácil uso, no necesita ni manual Basta una mirada y en su pantalla multicolor conocerá el estado del sensor, con que patrones se ha calibrado, la estabilidad de lectura, la temperatura de la muestra, fecha y hora, si el USB está conectado, etc. Calibración automática de 5 patrones de ph ó 4 de conductividad Agitador magnético, separable y manejable sin entrar en el software Soporte articulado para sensores con infinitas posiciones G-PC80-3 G-PC80-2 Multiparamétrico de sobremesa PC 80 XS, completo con electrodo de ph Hamilton Polilyte Lab, cable, célula de conductividad de vidrio y Pt (G-VPT80/1) con compensador de temperatura, disoluciones patrón ph 4.01, 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, agitador magnético, alimentador y manual español Multiparamétrico de sobremesa PC 80 XS, con célula de conductividad (G-VPT80/1) con compensador de temperatura, disoluciones patrón ph 4.01, 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, agitador magnético, cable de electrodo, alimentador y manual español. SIN ELECTRODO DE ph Accesorios y recambios H Electrodo de ph POLILYTE LAB, 0 14 ph, ºC, cuerpo de vidrio, electrolito polímero (no necesita relleno de electrolito), (sin cable) USO GENERAL H Electrodo de ph LIQ-GLASS, ph, ºC, cuerpo de vidrio, electrolito líquido. (sin cable) USO GENERAL H Electrodo de ph FOODTRODE, ph, ºC, cuerpo de vidrio, electrolito líquido. (sin cable) PARA ALIMENTACIÓN H Electrodo de ph FLUSHTRODE, ph, ºC, cuerpo de vidrio, diafragma esmerilado, electrolito líquido (sin cable) PARA MEDIOS DIFICILES G-2301TN G-VPT80/1 G-VPT51/01 E-ST17 Células de recambio con 1 m cable con 1 m cable y conector BNC + CINCH inox, 1 m cable y conector BNC + CINCH protector extraíble para limpieza, de elección para medios sucios Accesorios G-CATNT55 Sonda CAT, NTC 30K de inmersión, diámetro 3 mm, cuerpo inox, para instrumentos XS 75 H Cable para electrodo con conector BNC 41 G-TECLADO Teclado externo para Serie G-PRINTER Impresora USB para Serie 80 (papel normal) Consultar
6 Multiparamétrico portátil PC 7 BÁSICO MEDIDOR DE ph, CONDUCTIVIDAD Y ºC ASEQUIBLE, FIABLE Y EFICIENTE Estanco IP57, resistente al polvo y al agua, con funda de goma suave que se adapta completamente a la forma del equipo Visualización simultánea en pantalla del ph, conductividad y temperatura, además del icono de estabilidad y de la indicación de los patrones utilizados en la calibración Satisface las exigencias de un equipo robusto y sencillo G-PC7-3 G-PC7-2 Multiparamétrico PC7, con maleta completa, electrodo de ph y disoluciones patrón ph 4.01, 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, accesorios y manual español Multiparamétrico PC7, con maleta completa, célula de conductividad patrón ph 4.01, 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, accesorios y manual español. SIN ELECTRODO ph, con cable de electrodo Multiparamétrico portátil PC 70 MEDIDOR DE ph, CONDUCTIVIDAD, TDS Y ºC. GLP Estanco IP57, resistente al polvo y al agua, con funda de goma suave que se adapta completamente a la forma del equipo Visualización simultánea en pantalla del ph, conductividad y temperatura, además del icono de estabilidad y de la indicación de los patrones utilizados en la calibración Función GLP, pantalla retroiluminada con fecha y hora, 500 memorias, Cal Timer, USB para conexión a PC y función de alimentación externa G-PC70-3 G-PC70-2 Multiparamétrico PC7, con maleta completa, electrodo de ph y luciones patrón ph 4.01, 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, alimentador a red, cable USB, manual español y software PClink para salida de datos a PC Multiparamétrico PC7, con maleta, célula de conductividad con 7.00 y de conductividad 1413 μs, ms, alimentador a red, cable USB, manual español y software PC-link para salida de datos a PC. SIN ELECTRODO de ph, con cable electrodo Maleta de transporte completa con accesorios, útil para ser utilizada como un laboratorio portátil Soporte para el uso en la mesa (opcional) 42
7 Características técnicas PC 7 PC 70 ph escala de medida 0,00 14,00 ph -2,00 16,00 ph Resolución 0,1/0,01 ph 0,1/0,01 ph Puntos de calibración 1, 2 o 3 Tampones reconocidos USA: 1,68-4,01-7,00-10,01 ph NIST: 1,68-4,01-6,86-9,18 ph Indicación Asimetría y Potencial con data y hora Establecer criterios de estabilidad medida Función GLP - Tiempo de calibración - Indicación de los tampones usados en la calibración mv Escala de medida ± mv ± mv Resolución 1 mv 0,1 mv (± 200 mv) / 1mV COND Escala de medida 0,0 199,9 ms 0,0 199,9 ms Resolución 0,1/1 μs 0,01/0,1 ms 0,01/0,1/1 μs 0,01/0,1 ms Puntos de calibración 1 4 Tampones reconocidos Constante de la célular -1 0,00 10,00 %/ C Temperatura de referencia C Función GLP - Timer Calibración - Indicación de los tampones usados en la calibración TDS escala de medida g/l Resolución - 1% f.s. Factor TDS - 0,4 1,0 Temperatura escala de medida 0.100,0 C C Resolución/Precisión 0,1 C / ±0,5 C Compensación de la temperatura ph Automatica/manuale C Compensación de la temperatura COND Automática y manual 0 80ºC Automática y manual 0 100ºC stema: GLP - Memoria - Man / Auto 500 datos con data y hora Auto apagado Después 20 min. Pantalla LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) Retro-iluminado Entradas BNC y Jack phono (CAT) BNC, Jack phono (CAT) y USB Alimentación 3 x 1,5V baterías AAA 3 x 1,5V baterías AAA Adaptador AC/DC con cable USB Duración de las baterías > 300 horas Grado de protección IP Waterproof IP 57 Dimensiones y peso instrumento mm / 295 g mm / 300 g Dimensiones y peso maleta 385 x 300 x 115 mm / 1720 g 385 x 300 x 115 mm / 1725 g Electrodos y células de conductividad para los multiparamétricos Electrodos de ph H Hamilton de uso general. Polyplast, ph, 0-60 ºC y 1m de cable y conector BNC 109 H Hamilton de penetración Double Pore, cuerpo de plástico, ph, 0-60 ºC. SIN CABLE 247 G De penetración. Cuerpo de acero inox, ph, 0-60 ºC, con CAT y 1m de cable, conector BNC y CINCH H Hamilton para medios difíciles Filltrode. Cuerpo de plástico, ph, 0-60 ºC membrana plana. SIN CABLE H Cable para electrodo, con 1m de cable y conector BNC 41 Células de conductividad G-2301TN G-51/01 1 m cable. Conector BNC y cinch inox, 1 m cable. Conector BNC y cinch NOTA: CAT = Sonda para compensación de temperatura 43
8 Multiparamétrico de bolsillo serie 5 ph, CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD, TDS Y ºC, EN SU BOLSILLO! Pantalla retro-iluminada de colores; azul para medida, verde para calibración y roja para alarma Incluye maleta de transporte con patrones de ph y conductividad, pilas, papel tisú cinta transporte y vaso de calibración Indispensable en agricultura, agua jardinería hidropónica, acuicultura, piscinas y SPAS, torres de refrigeración, educación Características técnicas PC 5 Escala de ph Precisión ±0,05 Puntos de calibración 1 a 3 Tampones reconocidos 5 USA Indicación de puntos de calibración Indicación de estabilidad de medida Alarma del estado del sensor Escala mv (redox) ± 1000 Resolución mv 0.1 / 1 Conductividad escala Resolución Escala automática Precisión ± 0,5% del valor leído Tampones reconocidos 1 3 Patrones reconocidos % / ºC TR temperatura de referencia 20 / 25 ºC TDS escala 0,1 ppm...14 ppt (g/l) TDS Factor Resolución ± 0,5% del valor leído Salinidad escala ppt Temperatura escala ºC 0 50 Resolución / Precisión 0,1 / ± 0,2 C Auto apagado A los 8 min tras pulsar una tecla Pantalla LCD Dual, retro-iluminada a 3 colores Protección IP IP 67 Alimentación 4 x 1,5 V AAA baterías Vida de las baterías 200 horas Dimensiones 35 x 175 Peso 130 g G-PCT5 PC5 Tester, completo con instrumento y electrodo de ph + Conductividad, 1 vaso para calibración, disoluciones tampón ph ph 4.01 (botellas de 55 ml coloreadas) 1 x 10 ml (botellas de 55 ml) cinta de transporte, papel tisú, 4 baterías y maleta G-PCT5ECO PC5 Tester con electrodo de ph + conductividad, sin maleta ni disoluciones Accesorios G-RPCT5 Electrodo de recambio para PC5 Tester
Índice de contenidos. Oxígeno Disuelto Oxímetros portátiles O 2
Índice de contenidos ph C.E. O 2 MP ºC Data Log Color ph Testers de bolsillo 5 phmetros portátiles 6-7 phmetros de sobremesa 8-9 Ionómetros de sobremesa 10-13 Electrodos de ph 14-15 Disoluciones de ph,
The Future Starts Now. Serie. Manual de instrucciones
Serie 8 Manual de instrucciones 1 2 Índice Medidas de seguridad 4 Composición del equipo 4 Instalación 4 Descripción del equipo 5 Descripción de los botones 6 Puesta en marcha 6 Calibración 7 Calibración
Eficacia y precisión en el laboratorio 2017
info@labprocess.es Eficacia y precisión en el laboratorio 2017 1 www.labprocess.es Criterio y precisión: buscamos, probamos y seleccionamos materiales para el sector químico. Este catálogo sintetiza los
Eficacia y precisión en el laboratorio
Eficacia y precisión en el laboratorio 2016 1 Criterio y precisión: buscamos, probamos y seleccionamos materiales para el sector químico. Este catálogo sintetiza los productos que recomendamos. Nuestra
www.labprocess.es 5 ph 50 phmetro LOW COST Pantalla LCD retro-iluminada con indicación de ph o redox y ºC Con icono de estado Calibración hasta 3 puntos con reconocimiento automático Memoria para 25 datos
Ph,Conductividad. Temperatura.
Ph,Conductividad Temperatura. ph phmetros de sobremesa 06 phmetro portátil Portavo 08 phmetros portátil 10 Tester de bolsillo 12 Electrodos de ph 13 Disoluciones de ph,redox y mantenimento de electrodos
CAPÍTULO 12 Equipos de medida. TRALLERO AND SCHLEE. Equipos de medida 12.1
CAPÍTULO 12 Equipos de medida TRALLERO AND SCHLEE. Equipos de medida 12.1 TRALLERO AND SCHLEE. Equipos de medida 12.2 Índice Capítulo Equipos de medida Balanzas 12.4-12.6 Termómetros 12.7-12.8 phmetro

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución