Source: http://www.pioneerps.com/Spanish/HTML-Spanish/prod_pps_27-s.shtml
Timestamp: 2018-01-18 03:34:50+00:00

Document:
﻿ PPS27 Soluciones de Monitoreo de Fondo de Pozo | Pioneer Petrotech Services (PPS)
Soluciones de Monitoreo de Fondo de Pozo
El sistema PPS27 tiene una amplia gama de sensores para elegir comenzado con transductores de silicon-sapphire hasta transductores de Cuarzo hibrido. Los sensores PPS son una solución viable para diversas aplicaciones desde pozos de Baja Presión (CBM) hasta pozos extremadamente corrosivos con alto porcentaje de dióxido de carbono [CO2] y/o sulfuro de hidrógeno [H2S].
Clientes también pueden seleccionar desde un sensor simple hasta completaciones con sistemas permanentes múltiples con la opción de lecturas de presión de tubing o presión anular. Todo la tecnología de punta de los medidores de fondo de PPS incorporan transductores de industrias líderes, componentes electrónicos innovativos y diseños de housing soldados con haz de electrones. and/or hydrogen sulphide .
Nivel Series Premium 6K Premium 10K Premium 15K
Tipo de Sensor Silicon Sapphire Silicon Sapphire Silicon Sapphire
Rango de Presión 0 to 6 Kpsi 0 to 10 Kpsi 0 to 15 Kpsi
Precisión de la Presion ± 0.03% FS ± 0.03% FS ± 0.03% FS
Resolución de la Presión 0.02 psi @1sec. 0.03 psi @1sec. 0.04 psi @1sec.
Temperatura de Operación 20 °C to 150 °C 20 °C to 150 °C 20 °C to 150 °C
Precisión de la Temperatura ± 0.5 °C ± 0.5 °C ± 0.5 °C
Resolución de la Temperatura 0.01 °C @1sec. 0.01 °C @1sec. 0.01 °C @1sec.
PPS27 Premium Series Especificaciones Rev. 01, 2012-03-06
Nivel Series Elite 10K Elite 16K Elite 25K
Tipo de Sensor Cuarzo Cuarzo Cuarzo
Rango de Presión 0 to 10 Kpsi 0 to 16 Kpsi 0 to 25 Kpsi
Precisión de la Presion <± 0.01% FS <± 0.01% FS <± 0.01% FS
Resolución de la Presión 0.005 psi @1sec. 0.01 psi @1sec. 0.02 psi @1sec.
Temperatura de Operación 20 °C to 150 °C 20 °C to 177 °C 20 °C to 200 °C
Precisión de la Temperatura ± 0.3 °C ± 0.3 °C ± 0.3 °C
Resolución de la Temperatura 0.005 °C @1sec. 0.005 °C @1sec. 0.005 °C @1sec.
PPS27 Elite Series Especificaciones Rev. 01, 2012-03-06
Nivel Series LPLT 5K LPLT 10K
Tipo de Sensor Cuarzo Cuarzo
Rango de Presión 0 to 5 Kpsi 0 to 10 Kpsi
Precisión de la Presion <± 0.01% FS <± 0.01% FS
Resolución de la Presión 0.006 psi @1sec. 0.006 psi @1sec.
Temperatura de Operación 20 °C to 150 °C 20 °C to 150 °C
Precisión de la Temperatura ± 0.3 °C ± 0.3 °C
Resolución de la Temperatura 0.005 °C @1sec. 0.005 °C @1sec.
PPS27 LPLT Cuarzo Gauge Series Especificaciones Rev. 00, 2012-12-18
Nivel Series Single Pressure & Vibration Single Pressure & Vibration
Tipo de Sensor Silicon Sapphire & MEMS Accelerometer Cuarzo & MEMS Accelerometer
Rango de Presión 0 to 10 Kpsi 0 to 10 Kpsi
Precisión de la Presion <± 0.03% FS <± 0.01% FS
Resolución de la Presión 0.02 psi @1sec. 0.006 psi @1sec.
Temperatura de Operación 20 °C to 125 °C 20 °C to 125 °C
Precisión de la Temperatura ± 0.5 °C ± 0.3 °C
Resolución de la Temperatura 0.01 °C @1sec. 0.005 °C @1sec.
Rango de Medición de Vibraciones ± 12g ± 12g
Resolución de Vibraciones 2.9 mg 2.9 mg
PPS27 Vibration Sensor Sistema Especificaciones Rev. 00, 2013-04-15
Dual Pressure Series
Nivel Series Dual Pressure & Vibration
Tipo de Sensor Dual Silicon Sapphire & MEMS Accelerometer
Rango de Presión 0 to 10 Kpsi
Precisión de la Presion <± 0.03% FS
Resolución de la Presión 0.02 psi @1sec.
Temperatura de Operación 20 °C to 125 °C
Precisión de la Temperatura ± 0.5 °C
Resolución de la Temperatura 0.01 °C @1sec.
Rango de Medición de Vibraciones ± 12g
Resolución de Vibraciones 2.9 mg
PPS27 Dual Sensor Sistema Especificaciones Rev. 00, 2013-04-15
Folleto PDF (Sólo Inglés)

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución