Source: https://pt.rs-online.com/web/p/termometros-por-infrarrojos/9181085
Timestamp: 2019-10-17 12:51:23+00:00

Document:
Termómetro por infrarrojos RS PRO, +650°C, precisión ±3 °C, resolución 0,1 °C, tiempo de respuesta <300 ms -30°C | RS Components
Termómetro por infrarrojos RS PRO, +650°C, precisión ±3 °C, resolución 0,1 °C, tiempo de respuesta <300 ms -30°C
Código RS 918-1085
Descrição: Termómetro por infrarrojos RS PRO, +650°C, precisión ±3 °C, resolución 0,1 °C, tiempo de respuesta <300 ms -30°C
Descrição Termómetro por infrarrojos RS PRO, +650°C, precisión ±3 °C, resolución 0,1 °C, tiempo de respuesta <300 ms -30°C
Termómetro de infrarrojos RS Pro TG301
El termómetro de infrarrojos de imágenes termográficas RS Pro TG-301 le permite ver el mapa de temperaturas en el display para que sepa exactamente dónde debe realizar la medición de la temperatura. Localiza fácilmente puntos calientes y fríos para resolver los problemas de manera inmediata. Ofrece la mejor precisión de su clase con una amplia gama térmica.
• Navegador con funcionamiento de una tecla • Imagen térmica de 16.384 píxeles después de interpolación (128 x 128 píxeles)
• Distancia/relación puntual de 30:1 con indicación de láser de precisión
• Detector de fugas de refrigerante UV compacto con 5 LED UV / azules
• Linterna brillante con 5 LED blancos
• Interfaz de tarjeta de memoria SD y conexión micro USB para almacenamiento de imágenes y descarga a PC
• Sujeciones tipo pistola con diseño ergonómico
• Display LCD TFT de 160 x 128 píxeles (1,77")
• Tecnología IR-REXTM de superposición de CMOS
• Alimentado mediante 3 baterías AA estándar
• Escala de medición: -30 °C a 650 °C
• Precisión: ±1,5 °C o ±-1,5 % de lectura, ±2,0 °C a -10 °C a 0 °C, ±3,0°C a -30 °C a -10 °C
• Resolución de display: 0,1 °C
• Temperatura de funcionamiento y humedad : -10 °C a 50 °C, (0 % a 90 % HR sin condensación a 30 ℃)
• Duración de la batería: 12 horas
• Alimentación: 3 baterías AA
• Seguridad láser: EN 60825-1: 2014 clase II
• Se suministra con funda de transporte flexible, tarjeta de memoria SD de 2 GB, 3 baterías alcalinas AA y manual de instrucciones
Medición de Temperatura Máxima Absoluta +650°C
Medida de temperatura mínima absoluta -30°C
Proporción entre la Distancia de Medición y el Punto de Medición 30:1
Máxima Precisión ±3 °C
Tiempo de Respuesta <300 ms
Longitud 185mm
Dimensiones 185 x 51 x 100mm
91 Disponível para entrega em 2 dia(s) útil(eis).
Termómetro por infrarrojos RS PRO, +650°C, precisión ±3 °C, resolución 0,1 °C, tiempo de respuesta <300 ms, con

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución