Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-09-junio-2003-comunidad-autonoma-de-madrid-64028-64028
Timestamp: 2017-03-30 23:40:30+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda modificación no sustancial del sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca Medición, modelo SECS, fabricado y presentado por la empresa 'Medición y Transporte, S.A.'
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda modificación no sustancial del sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca Medición, modelo SECS, fabricado y presentado por la empresa "Medición y Transporte, S.A." Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda modificación no sustancial del sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca Medición, modelo SECS, fabricado y presentado por la empresa "Medición y Transporte, S.A." Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	RESOLUCIóN de 9 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda modificación no sustancial del sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinados al transporte por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y almacenados a la presión atmosférica con excepción de los líquidos alimentaríos, marca Medicion modelo SECS, fabricado y presentado por la empresa "Medición y Transporte, S. A ".
Primero-Se presenta solicitud de autorización para introducir cambios en el modelo de sistema de medida instalado sobre camiones cisterna destinados al transpone por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad (viscosidad :120 mPa.s) y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca Medición, modelo SECS, por pone de don Carlos Kremers Winandy, en nombre y representación de la entidad "Medición y Transpone, S.A.% con domicilio social en la calle Avda. de Manoteras, 6, 28050 Madrid.
Primero.-Conceder autorización de segunda modificación no sustancial de la aprobación de modelo del sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna destinados al transpone por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad (viscosidad:! 20 mPa.s) y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos alimentarios, Medición, modelo SECS, a favor de la Entidad "Medición y Transpone, SA.% inscrita en el registro de control metrológico con el número M,11-011.
b) Posibilidad de eliminar el mecanismo de bloqueo que impide conectar varios companimentos simultáneamente al sistema de medida en aquellos casos en los que no exista riesgo de contaminación de productos.
Tercero. Esta segunda modificación no sustancial de aprobación de modelo se efectuará con independencia de la Resolución de aprobación de modelo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, número 00016, de 3 de noviembre de 2000 y de la Resolución de autorización de primera modificación no sustancial de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, de 4 de septiembre de 2002; pudiendo la entidad solicitante seguir comercializando el sistema de medida ' según el modelo aprobado por las citadas Resoluciones, siempre y cuando no hayan sido alteradas las condiciones metrológicas.
Cuarto. Los sistemas correspondientes a la segunda modificación no sustancial de aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo técnico de segunda modificación no sustancial (que consta de 4 páginas) emitido como complemento al Certificado de Aprobación de Modelo original, así como los contenidos en los anexos correspondientes a la primitiva aprobación de modelo y de primera modificación no sustancial, en todos aquellos aspectos que no hayan sido alterados en la mencionada segunda modificación no sustancial.
Sexto. Los sistemas de medida que lleven incorporadas las modificaciones descritas en el apartado a) del punto segundo de la presente Resolución no podrán ser conectados a un remolque externo ni ningún otro depósito exterior al camión cisterna. En caso de que el camión esté dotado de un trailer auxiliar para poder suministrar el contenido de éste, deberá bombearse el producto hasta uno de los companimentos del camión-cisterna y proceder al suministro una vez el líquido esté situado en uno de los depósitos autorizados. Esta circunstancia deberá señalarse con un cartel perfectamente visible para los consumidores, que debera tener unas dimensiones mínimas de un DIN A4 con una altura de letra no inferior a 1,2 cm, que indique: "Sistema de medida no apto para conectarse a un depósito exterior al camión cisterna,
Séptimo. La modificación señalada en el apartado b) del punto segundo de la presente Resolución estará afectada por los mismos plazos de validez que la Resolución de aprobación de modelo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid número 00016, de 3 de noviembre de 2000.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIóN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución