Source: https://www.slideshare.net/Alemillos/catalogo-fluke-20122013
Timestamp: 2017-12-17 12:16:07+00:00

Document:
ClasificacióN De Los Motores by marcos vini 67146 views
Clasificación de los motores de com... by leonidaspailiacho 50846 views
1. Catálogo de instrumentos de medida Multímetros digitales Pinzas amperimétricas Comprobadores eléctricos Medidores de aislamiento Medidores de resistencia de tierra Comprobadores de instalaciones eléctricas 2012 2013 Comprobadores de equipos eléctricos portátiles Medidores de calidad de la energía eléctrica Termómetros digitales Calibradores de campo Cámaras termográficas Analizador de vibraciones Medidores láser de distancia Medidor de radiación Herramientas para la comprobación de la calidad del aire Instrumentos de medida EX ScopeMeter® Accesorios
2. Índice Boletín electrónico y página Web de Fluke .......................................... 1 Novedades de Fluke ................................................................................ 2-3 Kits combinados de Fluke ...................................................................... 4-5 Notas de aplicación/artículos técnicos............................................. 6 Servicio postventa de Fluke ............................................................. 7 Fluke: con la seguridad incorporada .............................................. 8-9 Soluciones Fluke ............................................................................... 10 Multímetros digitales ........................................................................ 11 Guía de selección de multímetros digitales .................................. 12 Multímetros digitales Serie 280....................................................... 13 Multímetro con pantalla extraíble 233 ........................................... 14 Multímetros digitales Serie 80 V ..................................................... 15 Multímetros digitales Serie 170....................................................... 16 Multímetros digitales Serie 110 II ................................................... 17 Multímetros para aplicaciones industriales 27 II/28 II................. 18 Multímetro digital 77 IV ................................................................... 19 Multímetro para automoción 88V .................................................. 20 Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A .............. 21 Multímetro 8808A de 5,5 dígitos ..................................................... 22 Pinzas amperimétricas y comprobadores eléctricos ...................... 23 Guía de selección de pinzas amperimétricas................................ 24 381/365 pinzas amperimétricas ...................................................... 25 Pinzas amperimétricas de la serie 370 ........................................... 26 Pinzas amperimétricas de la serie 320 / 902 ................................. 27 Pinzas amperimétricas CA/CC 353/355 .......................................... 28 Pinza amperimétrica de corriente de fuga 360 ............................. 29 Comprobadores de tensión/continuidad Serie T100 .................... 30 Kit de comprobadores eléctricos T5/T5-H5-1AC ........................... 31 2AC/1AC-II/LVD1/LVD2 Detector de tensión.................................. 32 Indicadores de rotación de fases 9040/9062 .................................. 33 Localizador de cables Fluke 2042 .................................................... 34 Medidores de aislamiento / Medidores de resistencia de tierra.... 35 Guía de selección de medidores de aislamiento .......................... 36 Multímetros con medida de aislamiento 1577/1587 .................... 37 Comprobadores de aislamiento 1503/1507.................................... 38 Los medidores de aislamiento 1550C/1555.................................... 39 Medidores de resistencia de tierra Serie 1620............................... 40 Comprobador de resistencia de tierra 1621................................... 41 Pinza de medida de resistencia de bucle de tierra 1630 .............. 42 Medidores láser de distancia ............................................................ 73 Medidores láser de distancia 411D/416D/421D ............................. 74 Instrumentos para la comprobación de la calidad del aire ............ 75 975 Air Meter...................................................................................... 76 Medidor de flujo de aire 922 ............................................................ 77 Medidor de humedad relativa y temperatura 971 ........................ 78 Contador de partículas 983 .............................................................. 79 Instrumentos de medida ScopeMeter® ............................................ 80 ScopeMeter® Serie 190 II................................................................... 81-83 ScopeMeter® Serie 120 ...................................................................... 84 ScopeMeter® 225C/S y spécificaciones generales ......................... 85 Accesorios para ScopeMeters .......................................................... 86 Analizadores de calidad eléctrica..................................................... 87 Guía de selección de Calidad Eléctrica........................................... 88 Pinza amperimétrica para medida de Calidad Eléctrica 345 ...... 89 Analizador monofásico de calidad eléctrica 43B .......................... 90 Registrador de calidad de la tensión 1710 ..................................... 91 Analizadores trifásicos de calidad eléctrica Serie 430 II.............. 92-93 Registrador 1735 ................................................................................ 94 Registradores de calidad eléctrica Serie 1740 ............................... 95 Registrador de calidad eléctrica 1750 ............................................. 96 Analizador y registrador de calidad eléctrica 1760 ...................... 97 Accesorios para pinzas amperimétricas de calidad eléctrica..... 98 Norma Serie 4000/5000 ..................................................................... 99-100 Calibradores de campo ...................................................................... 101 Guía de selección de calibradores de campo ................................ 102 Calibradores de procesos documentadores de la serie 750......... 103 Calibradores de procesos multifunción 725/725Ex/726 ............... 104 Calibrador de temperatura 724 ....................................................... 105 Calibradores de temperatura 712/714 ............................................ 106 Hornos secos/calibradores por infrarrojos 914X/418X ................. 107 Calibradores de presión 717/718/718Ex/719 .................................. 108 705/707/707Ex/715 Calibradores de lazo ........................................ 109 Pinzas amperimétricas mA 771/772/773 ........................................ 110 Multímetro de procesos 787/789 ..................................................... 111 Accesorios para multímetros de procesos..................................... 112 Analizador de vibraciones ................................................................ 113 Analizador de vibraciones 810 ........................................................ 114 Comprobadores de instalaciones/comprobadores de equipos eléctricos portátiles ............................................................. 43 Comprobadores de instalaciones multifunción serie 1650 ......... 44-45 Comprobadores de equipos eléctricos portátiles Serie 6000 ...... 46-47 Accesorios de las series 1650/6000 ................................................. 48 Termómetros digitales ...................................................................... 49 Guía de selección de termómetros por infrarrojos ...................... 50 Termómetros por infrarrojos de precisión Serie 570 ................... 51 Termómetros por infrarrojos Serie 60 ............................................ 52 Termómetros multiuso 566/568 ...................................................... 53 Termómetro multiuso 561 ............................................................... 54 Termómetros Serie 50 ...................................................................... 55 Termómetros de referencia 1523/1524 ........................................... 56 1551A Ex / 1552A Ex Termómetros “Stik” de seguridad intrínseca .................................................................... 57 Cámaras termográficas ..................................................................... 58 Cámaras termográficas Serie Ti ...................................................... 59 C.Term. industriales/comerciales Ti32/Ti29/Ti27............................ 60-61 C.Term. para diagnóstico en edificios TiR32/TiR29/TiR27 ............ 62-63 C.Term. industriales/comerciales Ti125/Ti110/Ti100.............................64-65 C.Term. para diagnóstico en edificios TiR125/TiR110/Ti100 ........ 66-67 C.Term. Ti9/Ti10/Ti25 ........................................................................ 68-69 C.Term. TiS/TiR/TiRx/TiR1 para diagnóstico en edificios ................70-71 Ventanas infrarrojas Hawk IR CRange ........................................... 72 Medidor de detección de radiación .................................................. 115 Medidor de detección de radiación 481 ......................................... 116 Instrumentos de medida con certificación ATEX ............................ 117 nformación general acerca de ATEX............................................... 118 Instrumentos con seguridad intrínseca de Fluke ......................... 119 Accesorios generales ......................................................................... 120 Cables de prueba, sondas y pinzas para aplicaciones electrónicas ........................................................................................ 121 Cables de prueba, sondas y pinzas industriales ........................... 122-123-124 Accesorios para automoción ........................................................... 125 Sondas de corriente .......................................................................... 126-127 Accesorios para medida de temperatura....................................... 128-129 Estuches y fundas ............................................................................. 130-131 Software y otros accesorios ............................................................. 132 Otros accesorios ................................................................................ 133 Información sobre fusibles y garantía ........................................... 134 Fluke. Keeping your world up and running
3. Boletín electrónico y página Web de Fluke Página Web de Fluke Información completa La fuente más completa y detallada de información acerca de los productos y servicios de Fluke, que incluye: • Información de producto • Centro de soluciones • Guías de selección interactivas • Demostraciones virtuales de los productos • Especificaciones ampliadas • Notas de aplicación • Manuales • Información de servicio • Promociones • Precios • Dónde comprar • Distribuidores y ubicaciones de oficinas de venta Localice rápidamente la información que desea Para obtener rápidamente más información acerca de los productos de Fluke, introduzca la referencia del modelo deseado en el campo “Búsqueda por modelo” situado en la esquina superior izquierda de nuestra página Web. España: www.fluke.es Internacional: www.fluke.com Las páginas Web de Fluke están disponibles en todos los países del mundo y en 18 idiomas diferentes. Boletín electrónico E-Test-it! es una publicación periódica de Fluke para usuarios profesionales de instrumentos de medida que se envía en formato electrónico 6 veces al año. Será el primero en recibir información acerca de: • Nuevos productos • Acciones y promociones • Cómo maximizar el rendimiento de los instrumentos de Fluke • Cómo optimizar la utilización de los instrumentos de Fluke en su aplicación • Ofertas exclusivas, promociones y descuentos • Ofertas exclusivas de equipos de demostración Fluke E-Test-it! es gratuito. Si en algún momento decide interrumpir la suscripción a E-Test-it! no tiene más que anularla con un clic de ratón. E-Test-it! presenta un tamaño reducido (unos 12 KB de media), de modo que no satura la bandeja de entrada ni necesita demasiado tiempo para descargarse. Suscríbase hoy mismo al boletín e-Test-it! GRATUITO. Visite el sitio Web de Fluke y complete el formulario de suscripción “on-line”. Este boletín electrónico no esta disponible en todos los países. 1
4. Novedades Fluke Scopemeter 190 Serie II de Fluke Por vez primera, ingenieros y técnicos de mantenimiento de plantas pueden llevar un osciloscopio de cuatro canales de altas prestaciones al exigente entorno de la electrónica industrial. Consulte la página 81-83. Cámara termográﬁca TiS de Fluke Fluke se enorgullece de presentar una cámara termográfica con una muy buena relación calidad precio que le permitirá identificar y resolver problemas de una forma rápida, sencilla y precisa; además, está especialmente diseñada para profesionales de inspección de edificios. Consulte las páginas 70 y 71. Comprobador de instalaciones multifunción 1654B de Fluke El nuevo comprobador de instalaciones 1654B se basa en la sólida reputación de la anterior serie 1650, pero con un nuevo diseño que satisface la creciente necesidad de herramientas de comprobación más productivas. Consulte las páginas 44 y 45. Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor eﬁcaz 365 de Fluke con mordaza extraíble La pinza amperimétrica Fluke 365 es una nueva e innovadora pinza que cuenta con una mordaza extraíble pequeña y de reducido grosor que facilita el acceso a cables que están muy juntos. Consulte la página 25. Calibrador de procesos documentador Fluke Serie 750 Los calibradores de procesos de la Serie 750 de Fluke pueden ayudarle a hacer el trabajo más rápido. Hace tantas tareas diferentes, tan rápidamente y tan bien, que será el único calibrador que debe llevar. Consulte la página 103. Pinzas amperimétricas de la serie Fluke 370 Una amplia variedad de funciones avanzadas destinadas a satisfacer los requisitos más exigentes en cuanto a flexibilidad, seguridad y rendimiento. Consulte la página 26. Pinza amperimétrica de CA/CC de verdadero valor eﬁcaz Fluke 381 con pantalla extraíble y tecnología iFlex La nueva pinza Fluke 381 realiza todas las tareas que puede esperar de una pinza amperimétrica y, además, le permite retirar la pantalla para disfrutar de una mayor flexibilidad. Consulte la página 25 2
5. Novedades Fluke Cámaras termográﬁcas Fluke Ti27/Ti29 La serie P3 de cámaras termográficas de Fluke, diseñada para entornos industriales y comerciales, ofrece calidad de imagen superior, versatilidad y accesibilidad sin necesidad de renunciar a nada. Consulte las páginas 60 - 63. Cámaras termográﬁcas Ti125/Ti110/Ti100/TiR125/TiR110 Fluke presenta cinco nuevas cámaras termográficas especialmente diseñadas para que pueda rendir más en menos tiempo y con las que se desenvolverá con soltura incluso en los entornos más adversos. Un proyecto que normalmente llevaría una hora puede completarse ahora en pocos minutos. Nuestro último lanzamiento pone a su disposición las cámaras profesionales más ligeras, resistentes e intuitivas del mercado. Consulte las páginas 64 - 67. Analizador trifásico de calidad eléctrica y energía Serie 430 II Los nuevos modelos Fluke 434, 435 y 437 de la Serie II ayudan a localizar, predecir, prevenir y solucionar problemas de calidad de la energía y ahorro energético en sistemas de distribución de alimentación monofásica y trifásica. Consulte las páginas 92 y 93. Termómetros “Stik” 1551A Ex y 1552A Ex Con una precisión y repetibilidad de ± 0,05 °C en todo el rango de temperaturas, los termómetros “Stik” 1551A/1552A suben directamente a lo más alto del podio en el sector de la calibración de temperatura industrial. Consulte la página 57. Medidores de aislamiento 1555/1550 de Fluke El nuevo medidor de aislamiento 1555 y el medidor de aislamiento rediseñado 1550C permiten realizar una comprobación digital de aislamiento de hasta 10 kV, por lo que resultan idóneos para una amplia gama de equipos de alta tensión que incluye conmutadores, motores, generadores y cables. Consulte la página 39. Cables de prueba TL175 Twistguard™ Las nuevas puntas de prueba Fluke TL175 TwistGuard™ son absolutamente innovadoras gracias a las puntas de la sonda de longitud ajustable que facilitan su uso en diferentes entornos de medida. Consulte la página 124. 3
6. Kits combinados de Fluke Ahorre comprando un kit combinado Fluke 117/322 Kit Kit combinado para técnicos electricistas Fluke 179/MAG2 Kit Kit combinado industrial • Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 117 • Pinza amperimétrica Fluke 322 • Set de puntas de prueba de silicona • Correa con imán TPAK • Maletín de transporte Deluxe con correa para hombro C115 • Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz • Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™ TL224 • Juego de pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip™ • Puntas de prueba TP74 tipo barril • Correa con imán TPAK • Sonda de temperatura 80BK-A integrada para multímetro digital • Estuche para multímetro C35 + linterna Maglite Fluke 179/TPAK Kit combinado 179/ToolPak Fluke 179/EDA2 Kit Kit combinado electrónico • Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz • Kit de accesorios para colgar el multímetro TPAK ToolPak Kit Fluke 179/61 Kit combinado de multímetro y termómetro de infrarrojos • Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz • Termómetro por infrarrojos Fluke 61 • Maletín de transporte C550 para multímetro y accesorios Información para pedidos Kit Fluke 117/322 Fluke 179/TPAK Kit Fluke 179/61 Kit Fluke 179/MAG2 Kit Fluke 179/EDA2 Fluke 87V/E2 Fluke 87V/i410 • Multímetro Fluke 179 de verdadero valor eficaz • Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™ TL224 • Juego de puntas de prueba para electrónica TL910 • Juego de pinzas de gancho AC280 Suregrip™ • Correa con imán TPAK • Sonda de temperatura 80BK-A integrada para multímetro digital • Estuche para multímetro C35 Fluke 87V/E2 Kit combinado para técnicos electricistas industriales • Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 87V • Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™ TL224 • Juego de puntas de prueba extrafinas TP38 (con aislamiento) • Juego de pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip™ • Correa con imán TPAK • Sonda de temperatura 80BK-A integrada para multímetro digital • Estuche para multímetro C35 Fluke 87V/i410 Kit combinado para aplicaciones industriales • • • • Multímetro industrial Fluke 87V Cables de prueba TL75 Pinzas de cocodrilo AC172 Pinza amperimétrica de CA/CC i410 400 A • Sonda de temperatura 80BK-A • Estuche flexible para transporte C115 (No está disponible en todos los países) 4
7. Kits combinados de Fluke Ahorre comprando un kit combinado Fluke 287/FVF Kit combinado de multímetro electrónico y FlukeView Forms • Multímetro Fluke 287 de verdadero valor eficaz con captura de datos TrendCapture • Software FVF-SC2 FlukeView Forms con cable incluido • Sonda de temperatura 80BK-A • Cables de prueba CAT III 1000 V 10 A (rojo, negro) • Pinzas de cocodrilo CAT II 300 V 5 A (rojo, negro) • Estuche flexible C280 para proteger el instrumento y guardar los accesorios 289/FVF de Fluke Kit combinado de multímetro industrial y software • Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 289 con función de registro de datos • Software y cable de comunicación FlukeView Forms FVF-SC2 • Juego de cables de prueba de silicona • Pinzas de cocodrilo AC172 • Sonda de temperatura 80BK-A incluida para multímetro digital • Correa TPAK con imán para sostener el instrumento • Estuche flexible C280 para proteger el instrumento y guardar los accesorios Kit avanzado para mantenimiento de motores y variadores de velocidad Fluke 1587/MDT Fluke 1587/MDT • Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1587 • Fluke 9040: Indicador de la rotación de fases • Sonda amperimétrica i400 Kit Fluke T5-H5-1AC • Comprobador eléctrico Fluke T5-1000 • Funda H5 • Detector de tensión 1AC-II Kit Fluke T5-600/62/1AC-E • Comprobador eléctrico T5-600 de Fluke • Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 • Detector de tensión Fluke 1AC-II • Estuche flexible para multímetro C115 Kit avanzado para mantenimiento eléctrico Fluke 1587/ET • Multímetro con medida de aislamiento Fluke 1587 • Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 • Sonda amperimétrica I400 Kit Fluke 62/322/1AC • Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 • Pinza amperimétrica Fluke 322 • Detector de tensión Fluke 1AC-II Información para pedidos Fluke 287/FVF Fluke 289/FVF Kit Fluke T5-H5-1AC Kit Fluke T5-600/62/IAC-E Kit Fluke 62/322/1AC Kit Fluke 411D/62 Kit Fluke 411D/62 • Medidor láser de distancia Fluke 411D • Minitermómetro por infrarrojos Fluke 62 • Estuche flexible para cada modelo 5
8. Notas de aplicación/ artículos técnicos Como parte de nuestro compromiso con su trabajo, no sólo nos limitamos a diseñar y fabricar instrumentos de medida versátiles y resistentes, sino que también le ofrecemos diferentes notas de aplicación que puede descargar desde nuestra página web. Eche un vistazo también a las campañas de “soluciones totales” de nuestra página web. Además de las sugerencias acerca de las inspecciones e información sobre aplicaciones de utilidad, estas campañas también proporcionan consejos para la elección del instrumento adecuado para el trabajo. 6
9. Permita que el servicio postventa de Fluke le ayude aún más ¿Sabía que el equipo de servicio postventa de Fluke puede ofrecerle mucho más que reparar y calibrar su instrumento cuando sea necesario? La organización europea de servicio postventa de Fluke reúne una gran variedad de capacidades que pone a disposición de sus clientes a través de cada centro de servicio local. Fluke utiliza la experiencia y conocimientos de más de 150 técnicos de servicio técnico para ofrecer sólo la mejor y más completa asistencia postventa. ¿Qué otros servicios de valor añadido ofrecemos? Así que, ¿por qué debería utilizar el servicio técnico de Fluke? • Se emplean piezas originales del fabricante • Se revisan todos los instrumentos para verificar que tienen las actualizaciones más recientes • Reparación en garantía que cubre toda la unidad • Profundo conocimiento del producto • Calibraciones homologadas disponibles • Calibraciones trazables disponibles en todos los productos • Inspección completa de la unidad durante el ciclo de verificación • Prueba de seguridad completa en las unidades alimentadas de la red eléctrica ¿Con qué otros instrumentos podemos ayudarle? Los centros de servicio técnico de Fluke se ocupan de una amplia gama de equipos. Como parte de la continua preocupación de Fluke por mejorar el servicio a nuestros clientes, ahora ofrecemos una gran variedad de reparaciones y calibraciones para una amplia gama de equipos. Fluke fabrica equipos como: Marcas de Fluke Fluke Hart Scientific Fluke Networks Fluke Biomedical Raytek Reliable Power Meters Robin LEM Instruments BEHA Norma Wavetek/Datron Metron DHI Comark Tipos de instrumentos Multímetros digitales Normas eléctricas Equipo biomédico Registradores de datos Cámaras termográficas Termómetros Presión Generadores de funciones Osciloscopios Comprobadores de instalaciones Comprobadores PAT Pinzas amperimétricas Analizadores de calidad eléctrica Medidores EX Y muchos más • Asistencia Gold para Fluke Networks • Gold CarePlans para productos de calibración • Una amplia gama de contratos de mantenimiento • Programas de garantía ampliada • Actualizaciones de instrumentos • Actualizaciones opcionales • Gestión de activos • Recordatorios de calibración ¿Qué servicios ofrecemos? • Reparaciones en un plazo de 5 días para todos los productos vigentes • 5 días o menos para todas las calibraciones (exc. reparaciones) • 3 días para todas las calibraciones Gold CarePlan • 1-2 días para todas las calibraciones Networks Gold • Servicios de recogida en las zonas disponibles También ofrecemos una serie de calibraciones y reparaciones de equipos de otros fabricantes bajo petición. Fabricantes como: • Tektronix • Agilent • Bruel & Kjaer • Philips • Megger • Seaward • Kewtech • Lecroy • Hioki • Yokogawa • Druck • Iwatzu • y muchos más….. Registro on-line en el sistema ¿Por qué no utilizar nuestro Registro on-line en el sistema, donde puede registrar su unidad, obtener precios y recibir un número RMA para una devolución sin problemas? www.fluke.com/servicerma Información de contacto Tel. Fax. Correo electrónico Dirección Eindhoven +31 (0)40 267 5300 +31 (0)40 267 5321 servicedesk@fluke.nl Science Park 5108 5692 EC Son Eindhoven Netherlands Norwich +44 (0)1603 256620 +44 (0)1603 256688 ukservicedesk@fluke.com 52 Hurricane Way Norwich Norfolk NR6 6JB United Kingdom Cologne +49 (0)69 2222 20210 +49 (0)69 2222 20211 servicedeskgermany@fluke.com Heinrich-Pesch-Str. 9-11 50739 Köln Germany 7
10. Fluke: con la seguridad incorporada A medida que los sistemas de distribución y las cargas se vuelven más complejos, la posibilidad de sobretensiones transitorias aumenta. Los motores, condensadores y equipos de conversión de energía, como los variadores de velocidad, pueden ser los principales generadores de picos de tensión. Los rayos producidos por tormentas que afectan a líneas exteriores de distribución de alta potencia también causan peligrosos transitorios de alta energía. Al efectuar medidas en sistemas eléctricos, estos transitorios suponen un peligro “invisible” y difícil de evitar. Se producen regularmente en circuitos de alimentación de baja tensión y pueden alcanzar valores de pico de miles de voltios. Para protegerle de los transitorios, el equipo de medida debe contar con la seguridad adecuada. ¿Quién desarrolla las normas de seguridad? La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolla normas internacionales de carácter general para la seguridad en la medida, control y uso de equipos eléctricos. La norma IEC61010-1 se utiliza como base para las siguientes normas nacionales: • ANSI/ISA-S82.01-94 de EE.UU. • CAN C22.2 Nº 1010.1-92 de Canadá • EN61010-1:2001 de Europa Categorías de la instalación según los niveles de sobretensión La norma IEC61010-1 especifica categorías de sobretensión basadas en la distancia a la que se encuentra el equipo de la fuente de electricidad (consulte la Fig. 1 y la Tabla 1) y en la disipación natural de la energía transitoria que se produce en un sistema de distribución eléctrica. Las categorías más altas son las más cercanas a la fuente de electricidad y requieren mayor protección. Dentro de cada categoría de instalación existen diversas clasificaciones de tensión. La combinación de la categoría eléctrica de la instalación, o zona de la misma, con la clasificación de tensión máxima determina el nivel de protección frente a transitorios del instrumento. Los procedimientos de prueba de la norma IEC 61010 toman en consideración tres criterios principales: la tensión estable, la tensión transitoria de los pulsos de pico y la impedancia de la fuente. La combinación de estos tres criterios determina el verdadero valor de protección del multímetro frente a la tensión. Figura 1. Descripción de las categorías: ubicación Dentro de una categoría, una tensión de servicio más elevada (estable) se asocia a un transitorio superior, como cabría esperar. Por ejemplo, un multímetro de CAT III 600 V se prueba con transitorios de 6000 V, mientras que uno de CAT III 1000 V se prueba con transitorios de 8000 V. Hasta ahí no hay ningún problema, pero lo que ya no parece tan obvio es la diferencia entre el transitorio de 6000 V para CAT III 600 V y el transitorio de 6000 V para CAT II 1000 V. Ambos transitorios no son iguales, y la diferencia está en la impedancia del generador en cada categoría. La Ley de Ohm (Amperios = Voltios/Ohmios) nos muestra que una fuente de energía de 2 Ω para CAT III tiene una corriente seis veces mayor que una fuente de 12 Ω para CAT II. El multímetro de CAT III 600 V ofrece una protección contra transitorios claramente superior a la del multímetro de CAT II 1000 V, aunque su “tensión nominal” pueda percibirse como menor. Consulte la Tabla 2. La comprobación independiente es clave para la seguridad ¿Cómo puede saber si adquiere un multímetro auténtico de categoría CAT III ó CAT II? Lamentablemente, no siempre resulta fácil. Es posible que un fabricante venda sus multímetros como si tuvieran certificación CAT II ó CAT III sin haber realizado ninguna verificación independiente. La Comisión electrotécnica internacional (IEC) desarrolla y propone diversas normas, pero no es responsable de hacerlas cumplir. Busque en la carcasa del equipo el símbolo y número de lista de un laboratorio de pruebas independiente como UL, CSA, VDE, TÜV u otro organismo de homologación reconocido. Ese símbolo sólo puede utilizarse si el producto ha superado correctamente las pruebas conforme a las normas realizadas por la propia agencia, que a su vez se basan en las normas nacionales e internacionales. La norma UL 3111, por ejemplo, se basa en la norma EN 61010-1. Hoy por hoy, esta es la prueba más certera de que se ha comprobado realmente la seguridad del multímetro adquirido. Tabla 1 Categoría de sobretensión CAT IV En resumen Conexión trifásica en dispositivo, cualquier conductor exterior CAT III Distribución trifásica, incluida la iluminación comercial monofásica CAT II CAT I 8 Cargas monofásicas de recepción conectadas Electrónica Ejemplos • Indica el “origen de la instalación”, es decir, donde se realiza la conexión de baja tensión (acometida) a la alimentación de alta tensión. • Contadores de electricidad y equipos de protección principales contra sobrecorrientes. • Entrada exterior y de servicio, cable de acometida desde el origen de alta tensión al edificio, tramo entre el contador y el cuadro. • Línea aérea hasta edificios no adosados, línea subterránea a la bomba del pozo. • Equipo en instalaciones fijas, como conmutadores de alta tensión y motores polifásicos. • Alimentadores y colectores de plantas industriales. • Alimentadores y ramales cortos, dispositivos de cuadros de distribución. • Sistemas de iluminación en grandes edificios. • Tomas de corriente de dispositivos eléctricos con conexiones cortas a entradas de servicio. • Dispositivos eléctricos, instrumentos portátiles y otras cargas domésticas similares. • Tomas de corriente y ramales largos. • Tomas de corriente a más de 10 metros de una fuente CAT III. • Tomas de corriente a más de 20 metros de una fuente CAT IV. • Equipo electrónico protegido. • Equipo conectado a circuitos (de fuente) en los que se han tomado medidas para reducir las sobretensiones de los transitorios a un nivel bajo apropiado. • Cualquier fuente de alta tensión y baja potencia derivada de un transformador de alta resistencia de devanado, como la sección de alta tensión de una fotocopiadora. Tabla 1. Categorías de instalación por sobretensión. La norma IEC 61010-1 se aplica a los equipos de medida de baja tensión (< 1000 V).
11. Trabaje de forma segura La seguridad es responsabilidad de todo el mundo, pero en última instancia está en su mano. Ningún instrumento puede garantizar por sí mismo su seguridad cuando trabaje con electricidad. La máxima protección se obtiene mediante la combinación de los instrumentos adecuados y de procedimientos de trabajo seguros. A continuación, le indicamos algunos consejos que pueden resultarle de ayuda en su trabajo: Asegúrese de que siempre cumple las normas de seguridad (de su país) pertinentes. Trabaje en circuitos sin corriente siempre que sea posible. Utilice los procedimientos de desconexión adecuados. Si las herramientas utilizadas para ello no están sujetas con firmeza o en el lugar correspondiente, actúe como si el circuito tuviera tensión. Utilice equipo de protección cuando trabaje en circuitos con tensión: Inspeccione y pruebe el instrumento de medida: • Utilice instrumentos aislados • Lleve gafas de seguridad o una máscara protectora • Lleve guantes aislantes y quítese las joyas o relojes de pulsera • Colóquese sobre una alfombra aislante • Lleve ropa ignífuga, no ropa habitual de trabajo • Compruebe que la carcasa no está rota, los cables de prueba no están desgastados ni la pantalla parece apagada. • Asegúrese de que las baterías aún tienen suficiente energía como para obtener lecturas fiables. Muchos instrumentos de medida cuentan con un indicador de batería baja en la pantalla. • Compruebe la resistencia de los cables de prueba observando si se ha producido alguna rotura interna al desplazarlos (unos cables adecuados deben medir 0,1-0,3 ohmios). • Utilice la propia capacidad de prueba del multímetro para asegurarse de que los fusibles están bien colocados y funcionan correctamente (consulte el manual para obtener más información). Seleccione el instrumento de medida adecuado: • Elija el instrumento de medida que tenga la máxima categoría y tensión que pueda utilizar (en la mayoría de los casos, 600 o 1000 voltios CAT III y/ó 600 voltios CAT IV). • Busque las marcas de categoría y tensión junto a los conectores de entrada del instrumento de medida y el símbolo de doble aislamiento en la parte posterior. • Asegúrese de que el instrumento ha sido comprobado y certificado por laboratorios de pruebas independientes, como UL en EE.UU. y VDE o TüV en Europa; busque los símbolos de dichas agencias en (la parte posterior de) su instrumento de medida. • Asegúrese de que el instrumento de medida se ha fabricado con un material duradero no conductor de alta calidad. • Compruebe el manual para asegurarse de que los circuitos de capacidad, ohmios y continuidad están protegidos al mismo nivel que el circuito de medida de tensión, para así reducir los riesgos cuando el instrumento de medida se utilice de forma incorrecta en modo de medida de ohmios o continuidad (si procede). • Compruebe que el instrumento de medida cuenta con una protección interna para evitar daños cuando se aplica tensión de forma incorrecta en una función de medida de amperios (si procede). • Asegúrese de que los amperios y tensión de los fusibles del instrumento de medida coinciden con las especificaciones. La tensión de los fusibles debe ser igual o mayor que la tensión nominal del instrumento de medida. • Asegúrese de utilizar cables de prueba que tengan: - Conectores con aislamiento - Guardadedos y superficie antideslizante - Categoría de sobretensión igual o mayor que la del instrumento de medida - Doble aislamiento (busque el símbolo) - La menor parte posible de metal sin aislamiento en las puntas de sonda Siga los procedimientos de trabajo adecuados cuando trabaje en circuitos con tensión: • Enganche primero el cable de referencia o de tierra y, a continuación, conecte el cable con tensión. Retire primero el cable con tensión y por último el cable de tierra. • Utilice el método de prueba de los tres puntos, especialmente al comprobar si un circuito no tiene tensión. Compruebe en primer lugar un circuito con tensión conocido. A continuación, compruebe el circuito deseado. Por último, compruebe de nuevo el circuito con tensión. De esta forma, puede confirmar que el instrumento de medida funciona correctamente antes y después de realizar la medida. • Cuelgue o apoye el instrumento de medida si es posible. Evite sujetarlo con las manos para reducir al mínimo la exposición a los efectos de transitorios eléctricos. • Utilice el método tradicional de mantener una mano en el bolsillo. De este modo se reducen las probabilidades de que se produzca un circuito cerrado a través del pecho y del corazón. Utilice equipo de protección como gafas de seguridad y guantes aislantes Tabla 2 Categoría de de instalación por sobretensión CAT I CAT I CAT II CAT II CAT III CAT III CAT IV Utilice multímetros con las siguientes marcas: 1000 V CAT III ó 600 V CAT IV Tensión de servicio (RMS CA o CC a tierra) 600 V 1000 V 600 V 1000 V 600 V 1000 V 600 V Tensión de pico del transitorio (20 repeticiones) 2500 V 4000 V 4000 V 6000 V 6000 V 8000 V 8000 V Impedancia de la fuente (Ω = V/A) Fuente de 30 ohmios Fuente de 30 ohmios Fuente de 12 ohmios Fuente de 12 ohmios Fuente de 2 ohmios Fuente de 2 ohmios Fuente de 2 ohmios Valores de los transitorios de prueba para las distintas categorías. (Los valores para 50 V / 150 V / 300 V no están incluidos) 9
12. Soluciones Fluke Campañas de soluciones totales Fluke Fluke ha lanzado una campaña de soluciones totales centrada en todos nuestros productos y en las ventajas que le ofrecen. Descubra cómo los instrumentos Fluke pueden ayudarle a ganar o ahorrar dinero. Puede encontrar una amplia variedad de información general de gran utilidad, www.flukesolution.es (la extensión cambia según el país) Mantenimiento de plantas Esta rama se centra en motores y variadores, ahorro energético, y detección y resolución de problemas de procesos; entornos donde los instrumentos de test y medida de Fluke pueden ayudarle a marcar la diferencia. Obtenga más información acerca de nuestros desarrollos más recientes, por ejemplo para la inspección de motores y variadores. Termografía Se centra en la experiencia del usuario de nuestras cámaras termográficas. Experimente la amplia variedad de ventajas de la termografía en las situaciones de trabajo diarias. Vea qué le puede ofrecer la termografía Fluke para facilitar su trabajo. Energía Se centra en las ventajas del ahorro energético en el sector del mantenimiento industrial. Los instrumentos de test y medida de Fluke le ayudan a detectar problemas y/o supervisar situaciones antes de que se vuelvan críticas (prevención). Conozca cómo podemos ayudarle a ganar o ahorrar dinero en su planta o industria. 10 www.flukesolution.es Visite nuestro portal, donde encontrará información práctica sobre la solución de posibles problemas en toda la planta. Y compruebe cómo podemos ayudarle a encontrar el instrumento de medida adecuado para cada tarea.
13. Multímetros digitales Seguridad, calidad y prestaciones: tres palabras que resumen las ventajas de nuestra extensa gama de multímetros digitales. Contamos con un modelo adecuado a cada presupuesto y aplicación, diseñados para ayudarle a realizar su trabajo de forma más rápida, eficaz y precisa. Puede elegir desde instrumentos portátiles para el mantenimiento hasta instrumentos de alta tecnología con multitud de funciones, entre ellas la de registro de datos gráficos, y equipos de laboratorio de gran precisión. 11
14. 12 Selección automática, Voltios CA/CC Reloj en tiempo real Suavizado Funda integrada Funda extraíble Calibración sin necesidad de abrir el aparato Acceso a baterías/fusibles independiente Completamente sellado/estanco Desactivación automática Indicación de batería baja Garantía y seguridad Garantía para toda la vida/Años Alerta de conexión incorrecta Alarma de entrada EN61010-1 CAT III EN61010-1 CAT IV Consultar las página Fuente de corriente de lazo de 4-20 mA / Alimentación de lazo de 24 V Características básicas Resolución Lecturas de verdadero valor eficaz Precisión básica en tensión CC Ancho de banda Selección de rangos automática/manual Medidas Tensión AC/CC Corriente AC/CC Resistencia Frecuencia Capacitancia Temperatura dB Conductancia Ciclo de trabajo/ancho de pulso Continuidad con zumbador/Diodos Corriente de lazo de 4-20 mA como lectura de porcentajes Medidas en variadores de velocidad RPM/Intervalo VoltAlert™, detección de la tensión sin contacto LoZ: baja impedancia de entrada VCHEKTM LoZ Microamperios Comprobación de aislamiento Número de rangos de prueba de aislamiento Pantalla Doble display Barra gráfica analógica Retroiluminación Pantalla extraíble Almacenamiento e intercambio de datos con el PC Registro de mínimo y máximo con indicación de tiempo Registro rápido de mínimo y máximo Retención de valores en pantalla/Retención automática Relativo Registro autónomo/TrendCapture Interfaz USB/ Interfaz RS232 Memorias de lecturas Otras características 287 83V 179 177 175 / 6000 CA 0.15% 117 / 6000 CA 0.5% / 1000 V 600 V 13 / 1000 V 600 V 13 1000 V 600 V 14 3 / 1000 V 600 V 15 /- /250 μs / 1000 V 600 V 15 1000 V 600 V 16 / / / /- /- /- 1000 V 600 V 16 / / /- 1000 V 600 V 16 / / /- 600 V 17 17 3 /- /- 17 600 V 3 /- /- /- / / /- 600 V 10 A 40 MΩ 50 kHz 10 mF / 6000 CA 0.5% 115 Asistencia técnica 600 V 200 μA 40 MΩ 50 kHz 10 mF +400ºC / 6000 CA 0.5% 116 Climatización 600 V 3 /- /- /- / / 10000 / 6000 CA 0.09% / / 10000 / 6000 CA 0.09% Mantenimiento eléctrico / 250 μs / 0.1% 5 kHz / 6000 Mantenimiento industrial y asistencia técnica / 250 μs / 20000 CA 0.05% 20 kHz / 87V Multímetros industriales 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 500 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 1 MHz 50 kHz 200 kHz 200 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz 50 kHz 100 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF +1350ºC +400ºC +1090ºC +400ºC 60 dB 50 nS 60 nS 60 nS / /// / / / / / / / / 6000 CA 0.25% 233 Pantalla extraíble 1000 V 10 A 500 MΩ 1 MHz 100 mF +1350ºC 60 dB 50 nS / / 50000 50000 CA + CC CA + CC 0.025% 0.025% 100 kHz 100 kHz / / 289 Máxima precisión 113 17 600 V 3 /- /- /- /- 60 kΩ 40 MΩ 17 600 V 3 /- /- /- / 10 mF 600 V / 6000 CA 2.0% 600 V / 6000 CA 0.5% 114 Electricista propósito general 28II 20000 CA 0.05% 50 kHz / / 0.3% 6000 77IV Propósito general / 0.1% 20000 88V Aplicaciones eléctricas / 4000 CA 0.1% 789 1000 V 600 V 18 / / /- 60 nS / / 1000 V 600 V 18 / /250 μs / 60 nS / / 1000 V 600 V 19 -/ /- / 1000 V 600 V 20 /- /250 μs / /- 60 nS / / 111 1000 V 3 / / / -/ /- / / 6000 CA 0.09% 1587 / 6000 CA 0.2% 1577 Comprobación de aislamiento /- /- 111 1000 V 3 -/ /- / 1000 V 600 V 37 3 / / /- 5 / 1000 V 600 V 37 3 / 2 /- 1000 V 1000 V 1000 V 1A 400 mA 400 mA 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 20 kHz 100 kHz 10 mF +500ºC / 4000 CA 0.1% 787 Calibración de corriente de lazo 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 10 A 10 A 10 A 10 A 1A 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 200 kHz 200 kHz 100 kHz 200 kHz 20 kHz 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF +1090ºC +1090ºC 0.1% 20 kHz / 6000 27II Gran robustez (IP67) Guía de selección
15. Multímetros digitales Serie 280 Funciones avanzadas de registro y diagnóstico para conseguir la máxima productividad Los modelos Fluke 289 y 287 están especialmente diseñados como multímetros industriales de alto rendimiento para el registro de datos. Gracias al gran tamaño de la pantalla, el registro de datos y la visualización gráfica de los mismos le resultarán tareas mucho más sencillas. Podrá resolver los problemas con más rapidez y minimizará los tiempos de inactividad, a la vez que trabaja en distintas ubicaciones a la vez. • Gran pantalla (1/4 VGA) de matriz de puntos de 320 x 240 con 50.000 cuentas de resolución • Función de registro con TrendCapture para visualizar fácilmente los datos registrados • Varias lecturas por pantalla que le proporcionarán más información de un solo vistazo • Botón de información “i” para obtener ayuda de forma sencilla • Conexión a PC para una sencilla transferencia de datos Además, el Fluke 289 le ofrece: • Filtro paso bajo para medidas en variadores de velocidad • LoZ: función de baja impedancia para evitar las lecturas falsas producto de la “tensión fantasma” • Rango de 50 Ω para bobinados de motor y medida de continuidad Características Fluke 289 287 100 kHz / 100 kHz 50.000 / 50.000 50.000 / 50.000 Hasta 180 h Resolución digital (predeterminada/seleccionable) CA, CA+CC 100 kHz / 100 kHz Ancho de banda (tensión/corriente) Fluke 287 289 CA, CA+CC Medidas de verdadero valor eficaz Hasta 180 h Función de registro con TrendCapture Registro de eventos y tendencias Memoria interna Posibilidad de guardar las medidas Interfaz de comunicación USB óptico con el PC Función de baja impedancia de entrada Bobinado de motor y rango de medidas de baja impedancia 50 Ω Filtro paso bajo Multímetro actualizable/ampliable Teclas de navegación Teclas F1 – F4/menús de funciones del usuario Botón de información I/pantallas de ayuda Vea los valores mínimos, máximos y promedios Vea gráficamente en la pantalla los datos registrados Interfaz multilingüe Posibilidad de guardar las configuraciones de medidas favoritas Medida de corriente: 20 A (30 segundos momentáneamente; 10 A continuamente) Captura de picos (de hasta 250 μs) Medida de continuidad Valores mínimo, máximo y promedio con indicación de tiempo transcurrido (registra fluctuaciones de la señal) Grado de protección IP: 54 Especiﬁcaciones Verdadero valor eficaz (Visite la página Web de Fluke para obtener especiﬁcaciones detalladas) Funciones Máximo Máx. resolución 287 y 289** Tensión CC 1000 V 1 μV ±(0,025% + 5) Cables de prueba TL175, pinzas cocodrilo AC172, portasondas, 6 pilas AA (instaladas) y manual de uso, Certificado de calibración. Información para pedidos Fluke 287 Multímetro electrónico de verdadero valor eficaz con función de registro de datos con TrendCapture Fluke 289 Multímetro industrial de verdadero valor eficaz con función de registro de datos con TrendCapture Fluke 289/FVF Kit combinado de multímetro industrial con función de registro de datos y software (consulte la página 5) Fluke 287/FVF FlukeView Forms Combo Kit (consulte la página 5) FVF-SC2 Software FlukeView Forms con cable IR/USB Tensión CA 1000 V 1 μV ±(0,4% + 40) Corriente CC 10 A 0,01 μA ±(0,15% + 2) Corriente CA 10 A 0,0 1μA ±(0,7% + 5) Temperatura -200 °C a 1350 °C 0,1 °C ±(1,0% + 1°C) Resistencia 500 MΩ 0,01 Ω ±(0,05% + 2) Conductancia Accesorios incluidos 50 nS 0,01 nS ±(1,0% + 10) Capacidad 100 mF 0,001 nF ±(1,0% + 5) Frecuencia 1 MHz 0,01 Hz ±(0,005% + 1) La precisión considerada es la mejor para cada función. ** La precisión y la resolución de los modelos 287 y 289 poseen 50,000 cuentas de resolución. Duración de la batería: 50 horas mínimo, 180 horas en el modo de registro Tamaño (LxAxF): 222 mm x 102 mm x 60 mm Peso: 0,871 kg Garantía para toda la vida Accesorios recomendados TLK289 Consulte la página 123 TL910 Consulte la página 121 TLK287 Consulte la página 121 TPAK Consulte la página 132 C781 Consulte la página 130 13
16. Multímetro con pantalla extraíble 233 Máxima flexibilidad con pantalla extraíble El multímetro digital con pantalla extraíble Fluke 233 le permite estar en dos sitios a la vez. La pantalla extraíble soluciona de raíz los problemas asociados a sujetar el multímetro y los cables de prueba a la vez para realizar la medida, realizar medidas en lugares de difícil acceso, o tomar medidas en máquinas o paneles separados físicamente del interruptor limitador o de aislamiento. La tecnología inalámbrica permite separar la pantalla hasta 10 metros del punto de medida. Asimismo, el Fluke 233 está diseñado para trabajar en zonas donde el operario no puede acercarse al punto de medida activo, como salas limpias o áreas peligrosas. Características 233 Pantalla extraíble con imán para sujeción sobre paneles metálicos Medida de verdadero valor eficaz 6000 Visualización digital/cuentas Pantalla con retroiluminación Incluye medida de temperatura Prueba de resistencia, continuidad y diodos Registro de valores mínimo, máximo y promedio Apagado automático para alargar la duración de las pilas El trasmisor de radio se desactiva automáticamente cuando la pantalla se encuentra montada en el multímetro Cuando la pantalla está montada, se usa como un multímetro convencional CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Categoría de seguridad Selección automática y manual de rangos Retención de valores en pantalla y AutoHOLD® Fluke 233 La alarma de tensión no segura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Carcasa ergonómica con funda integrada El modo de espera seleccionable permite aumentar la vida útil de la batería Especiﬁcaciones En todas las entradas Funciones Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm, pinzas de cocodrilo AC172, sonda de temperatura 80BK-A, CD-ROM, pilas AA y manual de uso. Tensión CC Tensión CA Corriente CC Corriente CA Resistencia Capacidad Frecuencia Temperatura Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz hasta 10 metros de distancia Máximo 1000 V 1000 V 10 A 10 A 40 MΩ 9999 μF 50,00 kHz -40 ºC a +400 ºC Fluke 233 Resolución máx. 0,1 mV 0,1 mV 1 mA 1 mA 0,1 Ω 1 nF 0,01 Hz 0,1 ºC Precisión ±(0,25% + 2) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,5% + 3) ±(0,9% + 1) ±(1,9% + 2) ±(0,1% + 2) ±(1% + 10) Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. Información para pedidos Fluke 233 Multímetro con pantalla extraíble Duración de la batería: alcalinas AA (3 para cuerpo principal, 2 para la pantalla), 400 h en condiciones normales Tamaño (LxAxF): 193 x 93 x 53 mm Peso: 0,6 kg Garantía: 3 años Accesorios recomendados 80AK-A Consulte la página 128 14 80PK-9 Consulte la página 128 i410 Consulte la página 127 Tpak Consulte la página 132 C35 Consulte la página 130
17. Multímetros digitales Serie 80V Rendimiento y precisión para una mayor eficacia La Serie 80V de multímetros Fluke ha mejorado las funciones de medida, características, resolución y precisión de su antecesora Serie 80. Estos nuevos multímetros son excelentes instrumentos para afrontar con éxito los problemas típicos en motores, sistemas automatizados, sistemas de distribución eléctrica y las medidas habituales en equipamiento y maquinaria industrial. El 87V de Fluke integra una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico. Además, lleva integrado un termómetro que permite realizar medidas básicas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales. Para obtener información sobre el 87V EX consulte también las páginas 118 y 119. Características 83V Fluke 83V Fluke 87V 83V/87V Categoría ATEX 87V / 87V Ex 5 kHz 6000 Medidas de Verdadero Valor Eficaz en tensión y corriente Ancho de banda (tensión/corriente) Resolución digital (predeterminada/seleccionable) Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Pantalla grande con barra gráfica analógica y retroiluminación de dos niveles Selección manual y automática de rangos Termómetro incorporado Captura de picos de hasta 250 μs Modo relativo para compensar la resistencia de las puntas de prueba Registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos AutoHold® para captura automática de medidas en pantalla Comprobación de continuidad con señal acústica, comprobación de diodos y ciclo de trabajo Alarma de conexión de entrada incorrecta Diseño “clásico” con nueva funda extraíble y compartimento trasero para almacenamiento de puntas y cables de prueba Modo “en espera” seleccionable mejorado para alargar la vida útil de las baterías Fácil cambio de baterías sin necesidad de abrir todo el alojamiento 20 kHz 20000 / 6000 87V Ex II 2 G Eex ia IIC T4 Especiﬁcaciones (visite la página Web de Fluke para obtener especiﬁcaciones detalladas) Fluke 87V Ex En todas las entradas Funciones 83V Rango máximo Máx. resolución Verdadero valor eficaz no para 87V Ex Accesorios incluidos Puntas de prueba TL175, pinzas de cocodrilo AC172, carcasa amarilla (H80M no incluye TPAK), sonda de temperatura 80BK (sólo 87V), batería de 9 V (instalada), CD-ROM (manual de usuario y notas técnicas) y guía de uso. Información para pedidos Fluke 83V Fluke 87V Fluke 87V Ex Fluke 87V/E2 Multímetro Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz con seguridad intrínseca Kit combinado para técnicos electricistas en la industria Consulte la página 4 Tensión CC Tensión CA Corriente CC Corriente CA Resistencia Conductancia Capacidad Frecuencia Temperatura Sonda de temperatura 80BK 1.000 V 1.000 V 10 A ** 10 A ** 50 MΩ 60 nS 9.999 μF > 200 kHz -200 a 1090 °C - 40 a 260 °C 0,1 mV 0,1 mV 0,1 μA 0,1 μA 0,1 Ω 0,01 nS 0,01 nF 0,01 Hz 87V/87V Ex* Precisión Máx. resolución Precisión ±(0,1 %+ 1) ±(0,5% + 2) ±(0,4% + 2) ±(1,2% + 2) ±(0,4% + 1) ±(1,0% + 10) ±(1,0% + 2) ±(0,005% + 1) - 10 μV 10 μV 0,01 μA 0,01 μA 0,01 Ω 0,001 nS 0,01 nF 0,01 Hz 0,1 ºC - ±(0,05% + 1) ±(0,7% + 2) ±(0,2% + 2) ±(1,0% + 2) ±(0,2% + 1) ±(1,0% + 10) ±(1,0% + 2) ±(0,005% + 1) 1,0% 2,2 ºC ó 2% La precisión considerada es la mejor para cada función. * La precisión del modelo 87V está definida para 6.000 cuentas y la resolución para 20.000 cuentas ** 20 A hasta un maximo de 30 segundos Vida útil de la batería: típicamente más de 400 horas (alcalina). Tamaño (LxAxF): 200 mm x 95 mm x 48 mm Peso: 0,6 kg 83V / 87V: Garantía para toda la vida 87VEx: Garantía: 1 año Accesorios recomendados (no apto para zonas peligrosas) C25 Consulte la página 130 TL238 Consulte la página 122 i410/i1010 Consulte la página 127 TPAK Consulte la página 132 L215 Consulte la página 123 15
18. Multímetros digitales Serie 170 Multímetros versátiles para la asistencia técnica y el mantenimiento industrial Estos multímetros cuentan con todas las funciones necesarias para su uso eficaz en sistemas eléctricos, electromecánicos y de calefacción o ventilación. Son fáciles de utilizar y presentan mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo las medidas de verdadero valor eficaz, un mayor número de funciones de medida, la conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande y fácil de ver. Características Fluke 177 Fluke 179 Fluke 175 Medidas de Verdadero Valor Eficaz Representación digital , con una frecuencia de actualización de 4 veces por segundo Display con retroiluminación Barra gráfica analógica que se actualiza con una frecuencia de 40 veces por segundo Selección de rangos automática y manual Retención de valores en pantalla y retención automática de lecturas Modo de registro de mínimos, máximo y medios, con alarma de mínimos y máximos Lecturas de temperatura (sonda termopar tipo k de extremo redondeado incluida) El modo suavizado permite el filtrado de señales de entrada intermitentes Pruebas acústicas de continuidad y de diodos Señal de advertencia de conexiones incorrectas La alarma de tensión insegura alerta en caso de tensiones superiores a los 30 V Indicación de batería baja Alojamiento ergonómico con funda integrada Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el alojamiento Dispone de modo “En espera” para mayor duración de las baterías Puntas de prueba, de 4 mm tipo barril; batería de 9 V instalada y Manual del usuario. El modelo 179 incluye también la sonda de temperatura 80BK. Información para pedidos Fluke 175 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 177 Multímetro de verdadero valor eficaz Fluke 179 Multímetro de verdadero valor eficaz Kit Fluke 179/EDA2 Kit combinado electrónico Kit Fluke 179/MAG2 Kit combinado industrial Consulte la página 4 Funciones Tensión de CC Tensión de CA Corriente alterna Resistencia Capacidad Frecuencia Temperatura Máximo 1000 V 1000 V 10 A 10 A 50 MΩ 10000 μF 100 kHz -40 °C/+400 °C Resolución Máx. 0,1 mV 0,1 mV 0,01 mA 0,01 mA 0,1 Ω 1 nF 0,01 Hz 0,1 °C 175 ±(0,15% + 2) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,5% + 3) ±(0,9% + 1) ±(1,2% + 2) ±(0,1% + 1) 177 ±(0,09% + 2) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,5% + 3) ±(0,9% + 1) ±(1,2% + 2) ±(0,1% + 1) 179 ±(0,09% + 2) ±(1,0% + 3) ±(1,0% + 3) ±(1,5% + 3) ±(0,9% + 1) ±(1,2% + 2) ±(0,1% + 1) ±(1,0% + 10) La precisión especificada es la mejor para cada función Vida útil de la batería: pilas alcalinas, normalmente 200 horas Tamaño (LxAxF): 190 mm x 89 mm x 45 mm Peso: 0,42 kg Garantía para toda la vida Accesorios recomendados i400 Consulte la página 126 16 179 CA 6000 (visite la página Web de Fluke para obtener especiﬁcaciones detalladas) Corriente continua Accesorios incluidos 177 CA 6000 Especiﬁcaciones En todas las entradas Verdadero valor eficaz 175 CA 6000 C90 Consulte la página 130 TLK-220 Consulte la página 122 SV225 Consulte la página 133 i410-i1010 Consulte la página 127
19. Multímetros digitales de la Serie 110 Diseño ergonómico y compacto para la utilización del instrumento con una sola mano Multímetro Fluke 115 para asistencia técnica Cinco multímetros digitales de verdadero valor eficaz integran la Serie 110 de Fluke, cada uno para un tipo específico de usuario. El diseño compacto común a toda la serie permite la utilización de los instrumentos con una sola mano y la pantalla retroiluminada con dígitos grandes facilita la lectura de los valores. El modelo 115 es un multímetro de uso diario para los técnicos de mantenimiento eléctrico y electrónico, técnicos industriales y aquellas aplicaciones en las que hacen falta funciones más avanzadas para simplificar el trabajo. Multímetro Fluke 114 para aplicaciones eléctricas Multímetro para electricistas Fluke 117 con detección de tensión sin contacto El modelo 114 es la herramienta ideal para la localización de averías eléctricas con sencillas pruebas “pasa/no pasa” en la comprobación de instalaciones domésticas y comerciales. Comprende todas las funciones básicas de estos instrumentos, además de una función especial para evitar las lecturas falsas producto de las “tensiones fantasma”. Multímetro Fluke 116 con medida de temperatura y microamperios Fluke 115 El 117 es ideal para los electricistas que trabajan en instalaciones comerciales y no comerciales (como por ejemplo los hospitales y colegios). Incluye funciones extra como la detección de tensión sin contacto para un trabajo más rápido y seguro. Multímetro Fluke 113 El 113 es ideal para realizar comprobaciones eléctricas básicas y resolver la mayoría de los problemas eléctricos. Dentro de sus prestaciones se incluyen VCHEK™, funciones adicionales de medida, retroiluminación y conformidad con las últimas normas de seguridad. El modelo 116 está diseñado para los técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Permite medir temperatura y rangos de corriente en microamperios para una rápida localización de las averías en este tipo de sistemas. Fluke 117 Características 113 114 115 116 CA CA CA CA CA 6000 6000 6000 6000 6000 Lecturas de verdadero valor eficaz Cuentas Fluke 114 117 Retroiluminación Gráfico de barras analógico AutoVolt: selección automática de la tensión CA/CC VoltAlert™, detección de la tensión sin contacto Termómetro integrado para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado LoZ: baja impedancia de entrada para evitar las "tensiones fantasma" VCHEK™ Función de medida de baja impedancia para realizar comprobaciones simultáneas de la tensión y la continuidad Registro de valores mínimo/máximo/promedio para detectar fluctuaciones de la señal Resistencia, continuidad -/ Medida de frecuencia, capacidad y diodos / Medida de microamperios para la comprobación de los sensores de llama Retención de valores en pantalla Fluke 116 Selección de rangos automática/manual Indicación de batería baja Carcasa compacta con funda extraíble Especiﬁcaciones (Compruebe el sitio Web de Fluke para obtener especiﬁcaciones detalladas) Funciones Máximo Máx. resolución 113 114 115 116 117 ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) Accesorios incluidos Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm, funda, batería de 9 V instalada y manual de usuario. El modelo 116 incluye sonda de temperatura 80BK. Información para pedidos Fluke 113 Fluke 114 Fluke 115 Fluke 116 Fluke 117 Fluke 117/322 1mV 600V 1mV 10,00A 1mA Corriente CA 10,00A 0,01A Resistencia 40MΩ (113: 60KΩ) 0,1Ω ±(0,9%+2) Capacidad Verdadero valor eficaz 600V Corriente CC En todas las entradas Tensión CC Tensión CA Fluke 113 10000μF 1nF ±(1,9%+2) Frecuencia 50kHz 0,01Hz Temperatura -40°C/+400°C 0,1°C VCHEK™ 600,0V CA/CC 0,1V ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,5%+3) ±(0,9%+1) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,5%+3) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(0,1%+2) ±(0,1%+2) ±(0,1%+2) ±(1,0%+10) ±(2,0%+3) Las precisiones indicadas coerresponden a la mejor precisión para cada función. Tipo de batería: 9 voltios alcalina, 400 horas Tamaño (LxAxF): 167 mm x 84 mm x 46 mm Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Multímetro de verdadero valor eficaz Kit combinado para técnicos electricistas (Consulte la página 4) Peso: 0,55 kg (baterías incluidas) Garantía: 3 años Accesorios recomendados C50 Consulte la página 130 TL223-1 Consulte la página 122 MC6 Consulte la página 133 TPAK Consulte la página 132 17
20. Multímetros para aplicaciones industriales 27-II/28-II: robustos y con homologación IP67 Diseñados para soportar el agua, el polvo y los entornos industriales más duros y aún así resolver la mayoría de los problemas eléctricos Los multímetros digitales Fluke 27 II y 28 II definen un nuevo estándar para trabajar en condiciones extremas, a la vez que ofrecen la funcionalidad y precisión necesarias para resolver la mayoría de los problemas eléctricos. Ambos multímetros cuentan con homologación IP 67 (a prueba de agua y de polvo), un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 °C a +55 °C y pueden operar con una humedad relativa del 95%; asimismo, soportan una caída desde 3 metros de altura. Estos multímetros resisten transitorios de tensión superiores a los 8.000 V provocados por conmutación de cargas y fallos en circuitos industriales, y cumplen con la segunda revisión de los estándares de seguridad eléctrica IEC y ANSI. Además, el modelo 28 II integra una nueva tecnología que le permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico. Los nuevos multímetros de la Serie 20 de Fluke están diseñados para trabajar en los entornos más exigentes. Características 27 II 28 II 6000 20000/6000 CAT III 1000 V CAT IV 600 V CAT III 1000 V CAT IV 600 V Protección IP 67 contra agua y polvo Soporta una caída desde tres metros (con funda) Medidas de verdadero valor eficaz Fluke 27 II Visualización digital/cuentas Pantalla con gráfico de barras y 2 niveles de retroiluminación Retroiluminación en los botones del teclado Funda de goma reversible Incluye medida de temperatura Prueba de resistencia, continuidad y diodos Registro de valores mínimo, máximo y promedio Modo “en espera” mejorado para alargar la vida útil de las pilas Modo relativo para compensar la resistencia de los cables de prueba a la hora de realizar medidas de baja resistencia Selección automática y manual de rangos Categoría de seguridad Especiﬁcaciones Verdadero valor eficaz En todas las entradas Funciones Máximo Tensión CC Tensión CA Corriente CC Corriente CA Temperatura Fluke 28 II 1000 V 1000 V 10 A 10A -200°C a +1090°C 50MΩ Resistencia Filtro paso bajo (medida en variadores de velocidad) Capacidad Frecuencia Captura de picos de transitorios Resolución máx. 0,1 mV 0,1 mV 0,1 μA 0,1 μA 0,1°C 27 II 28 II ±(0,1% + 1) ±(0,5% + 3) ±(0,2% + 4) ±(1,5% + 2) ±(0,05% + 1) ±(0,7% + 4) ±(0,2% + 4) ±(1,0% + 2) ±(1% + 10) 0,1Ω ±(0,2% + 1) sí 9999μF 200 kHz 0,01nF 0,01 Hz ±(1% + 2) 0,005% + 1 250 μS Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. Accesorios incluidos Cables de prueba TL175, pinzas cocodrilo AC172, sonda de temperatura 80BK-A (28 II), funda, manual, CD-ROM, tres pilas AA (instaladas) Duración de la batería: 3 x pilas alcalinas AA, 800 h en condiciones normales Tamaño (AxAxP): 198 x 100 x 65,5 mm Peso: 0,75 kg Garantía para toda la vida Accesorios recomendados Información para pedidos 18 Fluke 27 II Multímetro IP 67 Fluke 28 II Multímetro IP 67 de verdadero valor eficaz PV 350 Consulte la página 125 i200 Consulte la página 126 i410 Consulte la página 127 80K-6 Consulte la página 133
21. Multímetro digital 77IV Multímetro versátil para la asistencia técnica en instalaciones o la reparación en bancos de trabajo El multímetro digital 77IV reúne todas las funciones necesarias para solucionar la mayoría de los problemas en circuitos eléctricos y electrónicos. Este multímetro fácil de usar incorpora mejoras significativas respecto a la Serie 70 original de Fluke, como por ejemplo un mayor número de funciones de medida, conformidad con las últimas normas de seguridad y una pantalla mucho más grande que facilita la visualización de los parámetros medidos. Características 77 IV 6000 Visualización digital/cuentas Gran pantalla con retroiluminación Modo de registro de valores mínimos, máximo y promedio con alarma de mínimos y máximos Pantalla digital de alto contraste con grandes dígitos Barra gráfica analógica (segmentos) Selección de rangos automática y manual Touch Hold® (retención auto, de lectura) Pruebas acústicas de continuidad y diodos Carcasa ergonómica con funda integrada El modo de espera permite conservar la vida útil de la batería Clasificación de seguridad EN 61010-1 31 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Fluke 77 IV Especiﬁcaciones Función Tensión CC Tensión CA Corriente CC Corriente CA Resistencia Capacidad Frecuencia Máximo 1000 V 1000 V 10 A 10 A 50 MΩ 9999 μF 99,99 kHz Resolución máxima 1 mV 1 mV 0,01 mA 0,01 mA 0,1 Ω 1 nF 0,01 Hz Precisión ± (0,3% + 1) ± (2,0% + 2) ± (1,5% + 2) ± (2,5% + 2) ± (0,5% + 1) ± (1,2% + 2) ± (0,1% + 1) El grado de precisión es el máximo de cada función. Vida útil de las baterías: 400 horas típicas Tamaño (LxAxF): 185 mm x 90 mm x 43 mm Peso: 0,42 kg Garantía para toda la vida Accesorios recomendados Accesorios incluidos Cables de prueba con puntas tipo linterna de 4 mm, manual del usuario batería de 9 V (instalada) Información para pedidos Fluke 77IV Multímetro i400 Consulte la página 126 C35 Consulte la página 130 Tpak Consulte la página 132 TL225 Consulte la página 133 TLK-225 Consulte la página 123 19
22. Multímetro para automoción 88V El multímetro adecuado para el diagnóstico eléctrico en automoción El multímetro es quizá el instrumento más importante para localizar averías en los sistemas eléctricos de vehículos. Los modelos más básicos miden la tensión, la corriente y la resistencia, mientras que el multímetro para automoción Fluke 88V cuentan con funciones para la comprobación de valores como la frecuencia, el ciclo de trabajo y los diodos, así como para medidas de temperatura, presión y vacío. Características 88V/A Continuidad para la detección de circuitos abiertos y cortocircuitos Frecuencia para la comprobación de “pulsos de CC” y corriente alterna Ciclo de trabajo para verificar el funcionamiento de los carburadores de realimentación Comprobación de diodos Termómetro incorporado (sonda termopar incluida) Registro de valores mínimos, máximos y promedio, con alarma de mínimos y máximos Captura de picos de hasta 250 μs Fluke 88V/A Modo relativo para compensación de errores debidos a las puntas de prueba Medidas del ancho de pulso en milisegundos para los inyectores de combustible Retención automática de lecturas estables en pantalla Pantalla de gran tamaño con retroiluminación en dos niveles Correa con imán para fijar el multímetro al vehículo Captador inductivo RPM80 para encendidos convencionales y sistemas de encendido sin distribuidor (DIS) Estuche rígido para multímetro Categoría de seguridad CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Especiﬁcaciones En todas las entradas Fluke 88V Accesorios incluidos Carcasa H80M con correa TPAK para colgar el multímetro, juego de cables de prueba de silicona TL224 SureGrip, TP74 Test Probe Set, juego de pinzas de cocodrilo de gran tamaño AC285 SureGrip, sonda de temperatura 80BK integrada, captador inductivo RPM80, 2 puntas de sonda para automoción, pinza de penetración de aislamientos, maletín de transporte rígido C800, manual de usuario + guía de referencia rápida Rango 1000 V 1000 V (5 kHz) 10 A 10 A 50 MΩ 10 mF 200 kHz 1090 ºC Tensión CC Tensión CA Corriente CC Corriente CA Resistencia Capacidad Frecuencia Temperatura Vida útil de la batería: Típicamente más de 400 horas (alcalina) Tamaño (LxAxF): 200 mm x 95 mm x 48 mm Peso: 0,6 kg Garantía para toda la vida Kit combinado de multímetro para automoción TL82 Consulte la página 125 20 Precisión 0,1% 0,5% 0,4% 1,2% 0,4% 1% 0,01% 1% Accesorios recomendados Información para pedidos Fluke 88V/A Fluke 88V Resolución 0,1 mV 0,1 mV 0,1 μA 0,1 μA 0,1 Ω 0,01 nF 0,01 Hz 0,1 ºC TLK-282-1 Consulte la página 125 90i-610s Consulte la página 125 80PK-27 (requiere 80AK) Consulte la página 128 PV350 Consulte la página 125
23. Multímetros de precisión de 6,5 dígitos, modelos 8845A/8846A Precisión y versatilidad para aplicaciones en instalaciones y bancos de trabajo Los multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A y 8846A de Fluke cuentan con la precisión y versatilidad necesarias para realizar las medidas más exigentes, tanto en bancos de trabajo como en sistemas. Fluke 8845A Posibilidad de realizar con facilidad medidas de 4 hilos con sólo dos: Las clavijas divididas patentadas de la función de medida de resistencia 2x4 le permitirán realizar medidas precisas de 4 hilos con sólo dos. Disponemos de cables Kelvin opcionales para que pueda establecer una conexión de 4 hilos incluso en espacios reducidos. Integración de sistemas: Ambos instrumentos incluyen de serie los puertos RS-232, IEEE-488 y Ethernet, que junto con los conocidos modos de emulación de multímetro digital facilitan la integración de sistemas. Software: Posibilidad de transferencia de datos desde el multímetro al PC gracias al software FlukeView Forms Basic incluido de serie. Para personalizar sus formularios actualice el software con la solución FVF-UG. Pantalla doble que ofrece gran versatilidad en las representaciones gráficas: Los multímetros 8845A y 8846A disponen de una excepcional pantalla gráfica que le permitirá descubrir problemas relacionados con la calidad de la señal, como intermitencias, variaciones y problemas de estabilidad, al mostrar los datos medidos en forma de registro TrendPlot™, de histograma o de estadísticas en tiempo real gracias a su exclusivo modo de análisis. Rangos de medida ampliados: como el de la resistencia o la corriente, para cubrir el mayor rango posible. Fluke 8846A Características 8845A Utilice el registrador de gráficos sin papel TrendPlot™ para identificar de forma gráfica el alcance de los problemas intermitentes o de variación de la medida en circuitos analógicos Consulte los resultados en el modo de histograma para detectar problemas de estabilidad o ruido en circuitos analógicos Pantalla Resolución Velocidad de medición (lecturas/seg) Pruebas de continuidad/diodos Funciones analíticas Funciones matemáticas Puerto USB Reloj en tiempo real Interfaces Lenguajes de programación/ Modos de emulación Seguridad 8846A VFD doble de matriz de puntos 6,5 dígitos 1.000 Sí Estadísticas, histograma, TrendPlot™, comparación de límites Cero, Mín/Máx, dB/dBm Puerto para dispositivo de memoria USB Sí RS232, IEEE-488.2, Ethernet SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 diseñado conforme a IEC 61010-12000-1, ANSI / ISA-S82.01-1994, CAN / CSAC22.2 No.1010.1-92 1000V CATI / 600V CATII Especiﬁcaciones (Visite nuestra página web para ver más detalles) 8845A Realice las medidas más exigentes con gran precisión y una resolución de 6,5 dígitos Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Cable de alimentación para línea LCI; juego de cables de prueba; fusible para línea de reserva; manual para programador/usuario en CD-ROM; 884X-USB cable adaptador de USB a RS232, FVFBASIC, versión básica del software FlukeView Forms. Función* Tensión CC Tensión CA (Frec. 300 Hz) Resistencia (método 2 y 4 hilos) Corriente CC Corriente CA (Frec. 3 Hz-10 kHz) Frecuencia/período Capacidad Temperatura RTD 8846A Rango Resolución Precisión* (%) Rango Resolución Precisión* (%) 1000 V 750 V 100 MΩ 10 A 10 A 300 kHz - 100 nV 100 nV 100 μΩ 100 pA 10 μA 1 μHz - 0,0035 0,06 0,01 0,05 0,10 0,01 - 1000 V 1000 V 1 GΩ 10 A 10 A 1 MHz 1 nF a 100 mF -200 a +600º 100 nV 100 nV 10 μΩ 100 pA 100 pA 1 μHz 1 pF 0,001º 0,0024 0,06 0,01 0,05 0,10 0,01 1 0,06 * Precisión =+/- (% de la lectura) Tamaño (LxAxF): 88 mm x 215 mm x 293 mm Peso: 3,6 kg Garantía: 3 años Accesorios recomendados Información para pedidos Multímetro 8845A precisión de 6,5 digitos, 35 ppm Multímetro 8845A/SU precisión de 6,5 digitos, 35 ppm (software + cable) Multímetro 8846A precisión de 6,5 digitos, 24 ppm Multímetro 8846A/SU precisión de 6,5 digitos, 24 ppm (software + cable) 884X-case Estuche rígido TL2X4W-TWZ Puntas de prueba de 2x4 hilos para medida de resistencia TL2X4W-PT II Cables de prueba con puntas de 2mm para medida de resistencia 2x4 884X-512M Unidad de memoria USB de 512 MB FVF-UG Actualización del software FlukeView Forms 21
24. Multímetro 8808A de 5,5 dígitos Multímetro versátil para las aplicaciones de mantenimiento, desarrollo y fabricación Fluke 8808A Las aplicaciones de pruebas en I+D, fabricación y mantenimiento demandan prestaciones y flexibilidad en un multímetro de banco. El Fluke 8808A posee una amplia variedad de funciones, incluidas las medidas de tensión, resistencia, intensidad y frecuencia, todas realizadas con una precisión y resolución excelentes (precisión básica de V CC de 0,015%). Medida de corrientes de fuga sensibles: Fluke 8808A incluye dos rangos de baja corriente y baja impedancia para medir corrientes de fuga sensibles (fuga-i). El Fluke 8808A incluye dos rangos de baja corriente y baja impedancia para medir corrientes de fuga sensibles Realiza pruebas de funcionamiento en rutinas de producción de forma consistente: las teclas de configuración (S1 – S6) proporcionan un rápido acceso a medidas repetitivas. Los usuarios ya Elimina errores de producción: el Fluke 8808A dispone de un modo de comparación de valores límite con indicadores de pantalla que muestran claramente si una prueba está dentro o fuera de las tolerancias. Posibilidad de realizar con facilidad medidas de 4 hilos con sólo dos cables: las clavijas divididas patentadas para la función de medida de resistencia 2x4 le permitirán realizar medidas precisas de 4 hilos con sólo dos. Están disponibles accesorios opcionales para establecer una conexión de 4 hilos incluso en espacios reducidos o en dispositivos de montaje superficial. Características Pantalla Resolución Medidas Las teclas de configuración (S1-S6) proporcionan un rápido acceso a medidas repetitivas. Las configuraciones pueden incluir modos de comparación de valores límite con indicadores “pasa/no pasa” no tienen que pulsar varios botones para realizar las rutinas de medida. Medidas avanzadas Pruebas de continuidad/diodos Funciones analíticas Funciones matemáticas Interfaces Lenguajes de programación/Modos de emulación Categoría de seguridad 8808A VFD multisegmento 5,5 dígitos V CA, V CC, impedancia de CC, impedancia de CA, Ω, continuidad, diodos Medida de resistencia 2x4 hilos, frecuencia, fuga-i Sí Comparación de límites dBm, dB, mín., máx. RS-232, USB con adaptador opcional ASCI simplificado, Fluke 45 CAT I 1000 V, CAT II 600 V Especiﬁcaciones (Visite la página Web de Fluke para obtener especiﬁcaciones detalladas) Función Rango 200 mV a 1000 V 1 μV Precisión* 0,015 Tensión CA (frecuencia de 10 Hz a 100 kHz) Resistencia (método 2 y 4 hilos) 200 mV a 750 V 1 μV 0,2 200 Ω a 100 MΩ 1 mΩ 0,02 Corriente CC Corriente CA (Freq. 20 Hz to 2 kHz) Frecuencia 200 μA a 10 A 20 mA a 10A 1 nA 0,1 μA 0,02 0,3 20 Hz a 1 MHz (sólo frecuencia) 0,1 mHz 0,01 Tensión CC Pantalla con doble modo de visualización Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Cable de alimentación para línea LCI, juego de cables de prueba, fusible para línea de reserva, manual para programador/ usuario en CDROM; 884X-USB cable adaptador de USB a RS232, FVFBASIC, versión básica del software FlukeView Forms. Resolución * Precisión = +/- (% de lectura) Tamaño (LxAxF): 88 mm x 217 mm x 297 mm Peso: 2,1 kg Garantía: 3 años Accesorios recomendados Información para pedidos Fluke 8808A Fluke 8808A/SU Fluke 8808A/TL 22 Multímetro de 5,5 dígitos Multímetro de 5,5 dígitos (software y cable) Multímetro de 5,5 dígitos (medida de resistencia 2x4) TL2X4W-TWZ Puntas de prueba de 2x4 hilos para medida de resistencia 884X-case Maletin rígido TL2X4W-PT II Cable de prueba con punta de 2 mm para medida de resistencia 2x4 884X-SHORT SHORT de 4 hilos FVF-UG-SC4-SC5 Actualización del software FlukeView Forms
25. Pinzas amperimétricas y comprobadores eléctricos Las pinzas amperimétricas ergonómicas cuentan con amplias mordazas para realizar medidas de corriente sin abrir el circuito y con total seguridad. La pinza amperimétrica de corriente de fuga de Fluke es la opción ideal para la realización de comprobaciones no invasivas de la resistencia de aislamiento. Las nuevas sondas de corriente flexibles iFlex de Fluke amplían el rango de medida de determinados multímetros de Fluke a 2.500 A de CA y permiten a los técnicos trabajar en espacios con un gran número de cables. 23
26. 24 Rango de resistencia Rango de medida de frecuencia Unidad de alimentación Desconexión automática Garantía y seguridad Garantía (años) Categoría de seguridad (EN61010-1) Rango de tensión CC Precisión de tensión CC Rango de tensión CA Precisión de tensión CA Respuesta CA Rango de corriente CC Precisión de corriente CC Pantalla extraíble Linterna Pantalla Retención de valores en pantalla Retroiluminación Pantalla gráfica Especificaciones Apertura de la mordaza Rango corriente CA (rms) Precisión de corriente CA (50/60 Hz) Sonda de corriente flexible iFlex de 10 pulg. Sonda de corriente flexible iFlex de 18 pulg. Armónicos, potencia, registro de datos Medidas Corriente CA Tensión CA Tensión CA Continuidad Tensión CC Corriente CC Verdadero valor eficaz Frecuencia Tensión CA + CC Corriente CA + CC Valores mínimo, máximo y promedio Temperatura Capacidad Características especiales Modo de corriente de arranque Filtro paso bajo 322 365 373 Opcional Opcional 374 Uso general Opcional Opcional 375 Incluida Opcional 376 Incluida Opcional 381 Uso industrial eléctrico 902 Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 353 355 Altas prestaciones industriales, empresas de servicios básicos i2500-10/ i2500-18 iFlex accesorio Promedio 1,8 % ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas De 0 a 200 A 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas De 0 a 600,0 A De 0 a 600,0 A De 0 a 999,9 A De 0 a 999,9 A 1% ± 5 cuentas 2 CAT III 600 V 2 CAT III 600 V 1,5 % ± 5 cuentas 1,5 % ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1,5 % ± 5 cuentas 1,5 % ± 5 cuentas 1,5 % ± 5 cuentas 1,5 % ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 600,0 V 1% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 3 CAT III 600 V 3% ± 5 cuentas De 0 a 60 kΩ 500 Hz 1% ± 5 cuentas De 0 Ω a 9.999 Ω 1% ± 5 cuentas De 0 a 400 kΩ De 5 a 1.000 Hz De 5 a 1.000 Hz 1% ± 5 cuentas De 0 a 1.000 V 1% ± 5 cuentas De 0 a 1.000 V 1,5 % ± 5 cuentas 500 Hz Promedio 1% ± 5 cuentas 40 mm De 0 a 60 A 360* Fugas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 CAT III 600 V, CAT III 1000 V, CAT III 1000 V, CAT III 1000 V, CAT III 1000 V, CAT III 600 V CAT III 1000 V, CAT III 1000 V, CAT III 1000 V, CAT III 300 V CAT IV 300 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V De 0 a 60 kΩ 500 Hz 1% ± 5 cuentas 1,5 % ± 5 cuentas De 0 a 200 μA De 0 a 2.000 A De 0 a 2.000 A De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 1.000 V De 0 a 1.000 V De 0 a 600,0 V 1.2 % ± 5 cuentas De 0 Ω a 400 Ω De 0 Ω a 400 Ω De 0 Ω a 6.000 Ω De 0 Ω a 6.000 Ω De 0 Ω a 6.000 Ω De 0 Ω a 6.000 Ω 500 Hz 1.2 % ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz 2% ± 5 cuentas De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 600,0 V De 0 a 1.000 V De 0 a 1.000 V Promedio 1,8 % ± 5 cuentas Bobina de 7,5 mm 25,4 mm 25,4 mm 18 mm 32 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 30,5 mm 58 mm 58 mm De 0 a 400,0 A De 0 a 400,0 A De 0 a 200,0 A De 0 a 600,0 A De 0 a 600,0 A De 0 a 600,0 A De 0 a 999,9 A De 0 a 999,9 A De 0 a 600,0 A De 0 a 1.400 A De 0 a 1.400 A De 0 a 2.500 A 321 Aplicaciones domésticas/ comerciales eléctricas Guía de selección de pinzas amperimétricas
27. Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz 381 con pantalla extraíble y tecnología iFlex™ Novedad Con todos los extras Verdadero valor eficaz La pinza amperimétrica Fluke 381 combina la flexibilidad de iFlex con la capacidad de lectura remota para proporcionar lo último en innovación y seguridad. La pantalla extraíble lee las medidas a una distancia de hasta 10 metros • Sonda de corriente flexible iFlex incluida con una circunferencia de 18 pulgadas • Medida de corriente CA de 2.500 A con iFlex • Medida de corriente CA y CC de 1.000 A con mordaza fija • Medida de tensión de CA y CC de 1.000 V • Medida de frecuencia de hasta 500 Hz • Medida de resistencia de 60 kΩ • Valores de mínimo, máximo y promedio, y registro de la corriente de entrada • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • Tres años de garantía Consulte el cuadro de especificaciones en la página 24. Pinza amperimétrica CA/CC de 365 con mordaza extraíble Robustez al servicio de la fiabilidad Novedad Verdadero valor eficaz La pinza amperimétrica Fluke 365 ofrece una pequeña mordaza extraíble, (con bobinado de 120 cm) que facilita la lectura de medidas en espacios reducidos o áreas de difícil acceso. • Medida de corriente CA y CC de 200 A • Medida de tensión CA y CC de 600 V • Medida de resistencia de 6.000 Ω • Linterna integrada • Pantalla retroiluminada de gran tamaño y fácil lectura • Tres años de garantía Consulte el cuadro de especificaciones en la página 24. Accesorios incluidos Sonda de corriente flexible iFlex™ de 18 pulg. (Fluke 381), cables de prueba, estuche flexible de transporte, tarjeta de instrucciones, hoja informativa de seguridad y dos baterías alcalinas AAA. Accesorios recomendados Información para pedidos Fluke 381 Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz con pantalla extraíble y tecnología iFlex™ Fluke 365 Pinza amperimétrica extraíble de verdadero valor eficaz TL223-1 Consulte la página 122 TL175 Consulte la página 124 25
28. Pinzas amperimétricas de la serie 370 Nuevos Esté listo para cualquier cosa Nuestra nueva familia de pinzas amperimétricas de verdadero valor eficaz proporciona funciones avanzadas para cumplir con los requisitos de los trabajos más exigentes. Las cuatro pinzas amperimétricas cuentan con funciones básicas mejoradas, como una amplia pantalla retroiluminada, medida de verdadero valor eficaz, homologación CAT IV y un cuerpo realmente resistente. Además, los modelos 376, 375 y 374 son compatibles con la sonda de corriente flexible iFlex (incluida con el 376, y a la venta para el 375 y 374) capaces de proporcionar mejores lecturas de medidas, de hasta 1.000 A y 1.000 V de CA y CC. Características 373 374 375 376 Sonda de corriente flexible iFlex de 18 pulg. Opcional Opcional Incluye Sonda de corriente flexible iFlex de 10 pulg. Opcional Opcional Opcional Verdadero valor eficaz Corriente CA Tensión CA Fluke 376 (con i2500) Resistencia Continuidad Voltios de CC Corriente CC Frecuencia Filtro paso bajo Modo de corriente de arranque Especiﬁcaciones Funciones Rango Corriente CA 0 a 600.0 A 373 374 375 Corriente CC 0 a 600.0 A 0 a 999.9 A 2% ± 5 cuentas Tensión CA 0 a 600.0 V 1% ± 5 cuentas 1.5% ± 5 cuentas 1.5% ± 5 cuentas 1.5% ± 5 cuentas Tensión CC 0 a 600.0 V 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 0 a 999.9 A Fluke 375 Fluke 374 Fluke 373 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 0 a 1000 V Rango de resistencia Apertura de la mordaza Máx. sección del cable 376 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 2% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 0 a 6000 Ω 0 a 6000 Ω 0 a 6000 Ω 32 mm 34 mm 34 mm 34 mm 750 MCM 750 MCM 750 MCM 750 MCM 500 Hz 500 Hz Rango de medida de frecuencia 0 a 60 kΩ Sonda de corriente flexible iFlex™ Fluke i2500 Verdadero valor eficaz Accesorios incluidos Sonda de corriente flexible iFlex™ de 45 cm (18 pulg.), cables de prueba, estuche flexible de transporte, tarjeta de instrucciones, hoja informativa de seguridad y dos baterias alcalinas AA. Las nuevas sondas de corriente flexibles iFlex de Fluke amplían el rango de medida de determinados multímetros de Fluke a 2.500 A de CA y permiten a los técnicos trabajar en espacios con un gran número de cables. • Amplía el rango de medida a 2.500 A de CA a la vez que proporciona una mayor flexibilidad de visualización, junto con la posibilidad de medir en conductores con formas irregulares y un mejor acceso a los cables. • Compatible con Fluke 374, 375, 376 y 381 • CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V • El diámetro de la bobina de 7,5 mm permite realizar medidas en espacios limitados. • Su diseño ergonómico facilita su uso con una sola mano. • Cable de 1,8 m. • Tres años de garantía Información para pedidos: Fluke 376 Fluke 375 Fluke 374 Fluke 373 i2500-10 iFlex™ i2500-18 iFlex™ 26 Pinza 1000ATRMS CA/CC, con sonda IFLEX Pinza 600A TRMS CA/CC Pinza 600A TRMS CA/CC Pinza 600A TRMS CA Sonda de corriente flexible de 25 cm (10 pulg.) Sonda de corriente flexible de 45 cm (18 pulg.) Accesorios recomendados TL223-1 Consulte la página 122 AC285 Consulte la página 124 TL175 Consulte la página 124
29. Pinzas amperimétricas de la serie 320 Aumente el rendimiento Los modelos 321 y 322 de Fluke se han diseñado para verificar la presencia de corriente de carga y tensión de CA, y comprobar la continuidad de circuitos, conmutadores, fusibles y contactos. Estas pinzas amperimétricas pequeñas y robustas son ideales para realizar medidas de hasta 400 A en entornos reducidos con muchos cables. • Medidas exactas con una precisión básica del 1,8% • Resolución de hasta 0,01 A y 0,1 V • Medida de corriente CA de hasta 40,00 A/400,0 A • Medida de tensión CA y CC de hasta 600 V • Medida de resistencia de hasta 400 Ω • Continuidad para la comprobación rápida de cortos Consulte los detalles de cada modelo en el cuadro de especificaciones de la página 24. Características 321 322 902 Verdadero valor eficaz Corriente CA Tensión CA Resistencia Continuidad Voltios de CC Corriente CC Valores mínimo, máximo y promedio Temperatura Fluke 322 Capacidad Fluke 321 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz 902 para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado Pensada para profesionales de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado Los técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado necesitan una herramienta de servicio que responda a su ritmo de trabajo. El modelo 902 amplía la gama existente de pinzas amperimétricas Fluke con toda la funcionalidad necesaria para el diagnóstico y reparación de estos sistemas. Gracias a su tecnología de verdadero valor eficaz y a su categoría de seguridad CAT III 600 V, la pinza amperimétrica Fluke 902 ayuda a los técnicos a trabajar con mayor seguridad y precisión. medidas de la capacidad, corriente CC (μA) y temperatura • Sus reducidas dimensiones se ajustan perfectamente al tamaño de la mano y a espacios limitados • Botón de “Retención de valores en pantalla” para mantener las medidas en la pantalla. • Los mandos están colocados de forma que las medidas pueden hacerse con una mano (dedo índice sobre la palanca de apertura de la pinza y pulgar en el conmutador giratorio) • Tres años de garantía Diseñada para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado con Consulte el cuadro de especificaciones de la página 24 Especiﬁcaciones Funciones Rango Corriente CA 0 a 400.0 A 321 322 902 1.8% ± 5 cuentas 1.8% ± 5 cuentas 0 a 600.0 A Verdadero valor eficaz Corriente CC Tensión CA 0 a 600.0 V Tensión CC 2% ± 5 cuentas 0 a 200.0 A 1% ± 5 cuentas 0 a 600.0 V 1.2% ± 5 cuentas 1.2% ± 5 cuentas 600.0 V 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas Rango de resistencia 0 a 400 Ω 0 a 400 Ω Apertura de la mordaza 25.4 mm 25.4 mm 30.5 mm Máx. sección del cable Fluke 902 500 MCM 500 MCM 750 MCM Accesorios incluidos Cables de prueba, sonda de temperatura (Fluke 902), estuche de transporte flexible, tarjeta de instrucciones, hoja informativa de seguridad y dos baterías alcalinas AA. 0 a 9999 Ω Accesorios recomendados Información para pedidos Fluke 321 Pinza amperimétrica Fluke 322 Pinza amperimétrica Fluke 902 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado TL223-1 Consulte la página 122 TL175 Consulte la página 124 LVD2 Consulte la página 32 H3 Consulte la página 131 27
30. Pinzas amperimétricas CA/CC Serie 350 Pinzas amperimétricas de 2000 A de verdadero valor eficaz para aplicaciones industriales y redes de suministro Tome lecturas fiables con las pinzas amperimétricas Fluke 353/355 de verdadero valor eficaz: la mejor elección en herramientas para medidas de corriente de hasta 2000 A. Gracias a la gran apertura de la mordaza se facilita la medida en cables de gran diámetro, los cuales suelen utilizarse en aplicaciones de corrientes elevadas. Su robusto diseño y su seguridad de acuerdo a CAT IV 600 V y CAT III 1000 V suponen un elemento adicional de protección a la hora de tomar medidas de alta potencia. Gracias a su función de medida de corrientes de arranque, pueden hacerse mediciones de pico, muy adecuadas para motores y cargas inductivas. Las pinzas 355 también miden tensión y resistencia, lo que las hace una de las herramientas más versátiles para los técnicos de compañías eléctricas, instaladores eléctricos y técnicos de mantenimiento industrial. Características 353 355 Medidas de verdadero valor eficaz Pantalla con retroiluminación Corriente de arranque de motores Valores mínimo, máximo y promedio Tensión CA/CC Medida de resistencia Medida de continuidad con señal acústica Fluke 353 Especiﬁcaciones (Visite la página Web de Fluke para obtener especiﬁcaciones detalladas) Fluke 355 Funciones Corriente CA/CC Factor de cresta Tensión CA/CC Resistencia Verdadero valor eficaz Señal acústica de continuidad Frecuencia Rango 0-40,00 A 0-400,0 A 0-2000 A; 1400 AC rms 355 1,5% ± 15 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 1,5% ± 5 cuentas 2,4 0-4,000 V 0-40,00 V 0-400,0 V 0-600 V AC rms 0-1000 V DC 0-400,0 Ω 0-4,000 kΩ 0-40,00 kΩ 0-400,0 kΩ 353 1,5% ± 15 cuentas 2,4 1% ± 10 cuentas 1% ± 5 cuentas 1,5 % ± 5 cuentas Appr. ≤ 30 Ω de 5,0Hz a 100,0Hz de 100,1Hz a 999Hz 0,2% ± 2 cuentas 0,5% ± 5 cuentas Accesorios incluidos Fluke 353: Estuche flexible C43, 6 pilas AA, manual del usuario Fluke 355: Estuche flexible C43, 6 pilas AA, juego de cables de prueba de silicona TL224 SureGrip®, juego de puntas de prueba extrafinas TP2 (2 mm), juego de pinzas de cocodrilo AC285 SureGrip®, manual del usuario Información para pedidos Fluke 353 Fluke 355 Alimentación eléctrica: 6 x 1,5 V AA NEDA 15 A o IEC LR6 Duración de la batería: 100 horas (en condiciones de uso normales y con la retroiluminación desactivada) Tamaño (LxAxF): 300 mm x 98 mm x 52 mm Apertura de la pinza: 58 mm Peso: 0,814 kg Garantía: 2 años Accesorios recomendados Pinza amperimétrica CA/CC Pinza amperimétrica CA/CC TL223-1 (Fluke 355) Consulte la página 122 28 L215 (Fluke 355) Consulte la página 123
31. Pinza de corriente de fuga 360 Medidas de corriente de fuga con una pinza robusta y tamaño bolsillo La pinza Fluke 360 es la opción ideal para la realización de comprobaciones no invasivas de la resistencia de aislamiento. El innovador diseño de su mordaza elimina los problemas de interferencias producidos por otros conductores de corriente cercanos. El diseño ergonómico del Fluke 360 facilita la realización de las medidas. La pinza de medida se adapta a lugares limitados, además, el amplio ángulo de presentación de la pantalla permite una perfecta visualización de los resultados de las medidas. El botón de retención de datos mantiene el valor medido en la pantalla, tras retirar la pinza del conductor medido. El ligero Fluke 360 ofrece una amplia gama de medidas de corriente para profesionales de mantenimiento y técnicos de instalaciones. Fluke 360 Características • Medida de corrientes de fuga con una resolución de 1 μA • Filtrado y apantallamiento avanzado para garantizar resultados exactos a la hora de medir en las cercanías de otros conductores • Selección de rangos automática en el rango mA o A seleccionado manualmente • Cómoda visualización de los resultados de las medidas mediante su pantalla digital, barra gráfica y botón de retención de valores incluso en áreas de visibilidad reducida • Amplia gama de corrientes de medida hasta 60 A para todas las necesidades de instalación • Su reducido tamaño de bolsillo facilita su transporte y uso a la vez que permite una apertura de pinza de 40 mm • Función de retención de valores en pantalla para mayor comodidad de uso • Apagado automático con zumbador de advertencia • Conformidad con normas IEC61010 y EMC • Cumple con los requisitos de todas las clases de aplicaciones y rendimiento de la norma de seguridad VDE0404-4 y de la nueva norma VDE0702 Especiﬁcaciones (visite la página Web de Fluke para obtener especiﬁcaciones detalladas) Funciones Corriente CA Rango 3 mA 30 mA 30 A 60 A Frecuencia Resolución 0,001 mA 0,01 mA 0,01 A 0,1 A Exactitud 1% ± 5 cuentas 1% ± 5 cuentas (0~50 A) 5% ± 5 cuentas (50~60 A) 50 y 60Hz Tipo de batería: 3 V de litio, 90 horas (uso normal) Tamaño (LxAxF): 176 mm x 70mm x 25 mm Peso: 0,2 kg Garantía: 1 año Accesorios incluidos Bolsa de transporte flexible y manual del usuario pantalla: 1,7 mA corriente de fuga: 0,5 mA Información para pedidos Fluke 360 Pinza de corriente de fuga tierra corriente de fuga 1,2 mA (por ejemplo, a través del eje del motor) 29
32. Comprobadores électricos multifunción T100 La solución rápida y sencilla para la comprobación de tensión, continuidad y rotación de fases Ideales para medidas en instalaciones, los tres modelos de comprobadores de la Serie T100 cuentan con un diseño resistente y una carcasa ergonómica para su cómodo manejo. Los tres modelos disponen de un sistema patentado de detección de la rotación de fases en sistemas trifásicos que ofrece una rápida indicación. Además, incorporan una linterna eléctrica integrada para trabajar en entornos con poca iluminación y protección contra salpicaduras IP65. La Serie T100 cumple con las normas EN61010-1 y EN61243-3. Fluke T120 Características T100 Fluke T140 Fluke T100 Pantalla Barra gráfica LED Retroiluminación Medida de resistencia Carga conmutable Medida de tensión Medida de continuidad óptica y acústica Indicación de rotación de fases Prueba de polo único para detección de fase Indicación de polaridad Linterna eléctrica Protección de puntas de prueba Indicador de tensión incluso con las baterías agotadas 12 LED’s T120 LCD 12 LED’s T140 LCD 12 LED’s Especiﬁcaciones Accesorios incluidos Dos baterías de 1,5 V y hoja de instrucciones Tensión CA/CC Continuidad Frecuencia Rotación de fases Medida de resistencia Tiempo de respuesta T100 12 – 690 V 0 – 400 kΩ 0 – 400 Hz De 100 a 690 V < 0,1 s T120 12 – 690 V 0 – 400 kΩ 0 – 400 Hz De 100 a 690 V < 0,1 s T140 12 – 690 V 0 – 400 kΩ 0 – 400 Hz De 100 a 690 V Hasta 1999 Ω < 0,1 s Información para pedidos Fluke T100 Fluke T120 Fluke T140 Comprobador électrico multifunción Comprobador électrico multifunción Comprobador électrico multifunción Tamaño (LxAxF) : 240 mm x 56 mm x 24 mm Carcasa: IP65 (protección contra el agua y el polvo) Peso: 180 g Garantía: 2 años Las versiones para el Reino Unido cumplen con la norma GS38 No está disponible en todos los países C33 (T100 Series) Consulte la página 130 30

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución