Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o180399-mf.html
Timestamp: 2019-01-18 18:15:15+00:00

Document:
Orden de 18 de marzo de 1999, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diesel)
Publicado en BOE núm. 84 de 08 de Abril de 1999
Vigencia desde 28 de Abril de 1999. Revisión vigente desde 28 de Abril de 1999
CAPITULO I. Campo de aplicación, comercialización y libre circulación
CAPITULO II. Aprobación de modelo
CAPITULO III. Verificación primitiva
CAPITULO IV. Verificación después de reparación o modificación
Artículo 17 Actuaciones de los reparadores
Artículo 18 Sujetos obligados y solicitudes
Artículo 19 Ensayos y ejecución
Artículo 20 Errores máximos permitidos
Artículo 21 Conformidad
Artículo 22 No superación de la verificación
CAPITULO V. Verificación periódica
Artículo 23 Sujetos obligados y solicitudes
Artículo 24 Ensayos y ejecución
Artículo 25 Errores máximos permitidos
Artículo 26 Conformidad
Artículo 27 No superación de la verificación
DISPOSICION TRANSITORIA Instrumentos en servicio
ANEXO I . Requisitos para la inscripción en el Registro de Control Metrológico de las personas o entidades que pretendan reparar opacímetros
1. Requisitos administrativos.-
2. Requisitos técnicos.-
ANEXO II . Boletín de identificación de instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diesel)
ANEXO III . Etiquetas de verificación
OM ITC/3749/2006 de 22 Nov. (control metrológico del Estado sobre los instrumentos para medir la opacidad y coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de vehículos con motores de encendido por compresión, diésel)
O.M. 18 marzo 1999, derogada por la disposición derogatoria única de la Orden ITC/3749/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diésel) («B.O.E.» 9 diciembre), el 10 de diciembre de 2006.
Téngase en cuenta que el R.D. 1616/1985, 11 septiembre, ha sido derogado por el número 3 de la Disposición Derogatoria única del Real Decreto 889/2006, 21 julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida («B.O.E.» 2 agosto).
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se presume la conformidad con las características técnicas y requisitos establecidos en la norma española UNE 82503:1999 -«Instrumentos de medida. Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diesel)»- de aquellos opacímetros procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que cumplan con los reglamentos técnicos, normas o procedimientos legalmente establecidos en estos Estados, hayan sido ensayados en laboratorios u organismos autorizados o hayan recibido un certificado de estos organismos, siempre y cuando los niveles de precisión, seguridad, adecuación e idoneidad, sean equivalentes a los requeridos en esta Orden.
Requisitos para la inscripción en el Registro de Control Metrológico de las personas o entidades que pretendan reparar opacímetros
Las personas o entidades que se propongan reparar o modificar opacímetros, a los que se refiere esta Orden, deberán inscribirse como reparadores autorizados en el Registro de Control Metrológico, según lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, y en el artículo 2 del Real Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Registro de Control Metrológico.
Las personas o entidades que soliciten su inscripción en el Registro de Control Metrológico como reparadores autorizados de opacímetros, deberán cumplir los requisitos administrativos exigidos por el Real Decreto 1618/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el Registro de Control Metrológico.
Además del cumplimiento de los citados requisitos administrativos, será también indispensable para la inscripción que el reparador disponga no sólo de los recursos técnicos y humanos necesarios para poder realizar su trabajo, sino también de los medios técnicos que le permitan efectuar la comprobación del opacímetro una vez reparado y garantizar la bondad de la reparación.
Nombre del poseedor: ................................................
Localidad: .................................... Teléfono: ............
Lugar de emplazamiento del instrumento: ..............................
Fabricante del instrumento: ..........................................
Marca: ......................... Modelo: .............................
Número de serie: Campo de medida: ....................................
Unidad de medida: División de la escala: .............................
Fecha de instalación: ................................................
Aprobación de modelo número: .........................................
Fecha aprobación modelo: .............................................
Fecha verificación primitiva: ........................................
Realizada por: .......................................................
Tendrá forma rectangular y sus dimensiones serán, como mínimo, de 100 milímetros x 60 milímetros.
E     F     M     A     M     J     J     A     S     O     N     D
1999          2000        2001         2002          2003
ORGANISMO VERIFICADOR              Resultado de la verificación
N.º de identificación:              CONFORME Y VALIDO HASTA

References: Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto