Source: http://docplayer.es/54014979-Manual-de-instrucciones-calibrador-de-procesos-te-123.html
Timestamp: 2018-11-14 16:55:33+00:00

Document:
Manual de Instrucciones Calibrador de Procesos TE PDF
Manual de Instrucciones Calibrador de Procesos TE-123
Download "Manual de Instrucciones Calibrador de Procesos TE-123"
María del Carmen Ortega Correa
1 Manual de Instrucciones Calibrador de Procesos TE-123 TE-123_Manual_NNNNN Página 1 de 20
2 Descripción del panel frontal 1. Pantalla 2. Entrada de termopar 3. Botón de encendido/apagado 4. Botón Shift 5. Interruptor de función 6. Teclado numérico y de función 7. Soporte 8. Entrada para adaptador AC 9. Puntas de pruebas TE-123_Manual_NNNNN Página 2 de 20
3 1. mvahz: Unidad mA: Rango de ma 3. %: Porcentaje 4. JKET: Tipo de termopar 5. : Rampa 6. OPR: Operar, salida, normal 7. OL: Sobrecarga, salida, anormal 8. STBY: En espera, calibración interna en proceso 9. SHIFT: Funciones Shift activas 10. : Batería baja 1. Presione el botón Shift y luego uno de estos botones para elegir el rango de ma deseado. TE-123_Manual_NNNNN Página 3 de 20
4 2. Presione el botón Shift y luego este botón para elegir el rango mv o V deseado. 3. Presione el botón Shift y luego este botón para elegir entre C o F. 4. Presione el botón Shift y luego este botón para elegir el tipo de termopar deseado. 5. Presione Shift y luego este botón para iniciar la función de rampa automática. Para detener la función de rampa automática sólo presione este botón de nuevo. 6. Presione este botón para entrar a función de temperatura negativa. Si presiona Shift y luego este botón para entrar a función de porcentaje de ma, mv o V. TE-123_Manual_NNNNN Página 4 de 20
5 7. Cuando el calibrador está en modalidad Shift, y se ha ingresado el porcentaje, presione estos botones para incrementar o disminuir el porcentaje. 8. Siempre presione este botón para completar el llenado de operaciones numéricas. Instrucciones de Operación 1. Salida ma Operación general 4-20mA a. Encienda el calibrador y espere a que el indicador STBY desaparezca (1 min aproximadamente) b. Conecte las puntas de pruebas a los conectores de salida del calibrador (negro con negro, rojo con rojo). Adjunte pinzas caimán si lo ve necesario. c. Deslice el interruptor de función a ma d. Con el teclado ingrese el valor de ma directamente (incluyendo punto decimal). e. Utilizando las puntas de pruebas o pinzas caimán, toque o fije las puntas en las terminales a calibrar. Nota: Se deben ingresar 5 dígitos, de lo contrario presione el botón ENTER para indicar el fin de la entrada numérica. Nota: Siempre espere a que el indicador STBY desaparezca de la pantalla TE-123_Manual_NNNNN Página 5 de 20
6 Operación 0-20mA o 0-24mA La configuración predeterminada para ma es 4-20mA. Si el usuario desea cambiar el rango, puede hacerlo presionando el botón Shift y luego el botón 2 o 3 para el rango deseado de 0-20mA o 0-24mA y luego volviendo a presionar el botón Shift ara salir de la modalidad Shift. Ingresando un valor menor a 1 En las funciones de ma, la forma de agregar un número menor a 1 es anteponiendo ceros (0) antes del punto decimal. A pesar de que puede agregarse el punto decimal, este no se mostrará en pantalla. TE-123_Manual_NNNNN Página 6 de 20
7 2. Salida mv, V Operación general 0-100mV a. Encienda el calibrador y espere a que el indicador STBY desaparezca (1 min aproximadamente. b. Conecte las puntas de pruebas a los conectores de salida del calibrador (negro con negro, rojo con rojo). Adjunte pinzas caimán si lo ve necesario. c. Deslice el interruptor de función a mv, V d. Con el teclado ingrese el valor de mv directamente (incluyendo punto decimal). e. Utilizando las puntas de pruebas o pinzas caimán, toque o fije las puntas en las terminales a calibrar. Nota: Se deben ingresar 5 dígitos, de lo contrario presione el botón ENTER para indicar el fin de la entrada numérica. Nota: Siempre espere a que el indicador STBY desaparezca de la pantalla TE-123_Manual_NNNNN Página 7 de 20
8 Operación 0-1V o 0-12V La configuración predeterminada para mv, V es 0-100mV. Si el usuario desea cambiar el rango, puede hacerlo presionando el botón Shift y luego el botón 4 para el rango deseado de 0-1V o 0-12V y luego volviendo a presionar el botón Shift ara salir de la modalidad Shift. Ingresando un valor menor a 1 En las funciones de mv, V, la forma de agregar un número menor a 1 es anteponiendo ceros (0) antes del punto decimal. A pesar de que puede agregarse el punto decimal, este no se mostrará en pantalla. Frecuencia de salida Hz a. Encienda el calibrador y luego conecte las puntas de pruebas a los conectores de salida del calibrador (negro con negro, rojo con rojo). Adjunte pinzas caimán si lo ve necesario. b. Deslice el interruptor de función a Hz. c. Con el teclado ingrese el valor de Hz directamente (excluyendo punto decimal). d. Utilizando las puntas de pruebas o pinzas caimán, toque o fije las puntas en las terminales a calibrar. e. Ya que no todas las frecuencias entre 126Hz y 62500Hz están permitidas, el calibrador ajustará y mostrará el valor de entrada del usuario a una frecuencia disponible que sea igual o mayor que la definida por el usuario. TE-123_Manual_NNNNN Página 8 de 20
9 Nota: La resolución de la función de Hz es de 1Hz. Para el rango de 1-125Hz, todas las frecuencias están disponibles. Pero para el rango de Hz no todas las frecuencias están disponibles (604 frecuencias disponibles), por favor vea el apartado de Especificaciones Eléctricas para ver las frecuencias disponibles. Calibración de termopar a C o F Operación general a. Encienda el calibrador y espere a que el indicador STBY desaparezca (1 min aproximadamente) b. Conecte el enchufe correspondiente (tipo K para termopares tipo K, etc.) en la entrada de termopar del calibrador y termómetro a calibrar. c. Deslice el interruptor de función a C, F. d. Utilice el teclado numérico para ingresar directamente el valor de temperatura (incluyendo valores negativos con el botón {-}). TE-123_Manual_NNNNN Página 9 de 20
10 Nota: El usuario puede conectar os enchufes del termopar a la entrada de termopar en el calibrador desde antes de encenderlo para ayudar al equilibrio térmico si así lo desea. Nota: Sólo en la función C, F se puede ingresar un valor negativo, para ello es necesario antes presionar el botón (-). Nota: Se pueden ingresar 4 dígitos (incluyendo el signo - ), de lo contrario presione el botón ENTER para indicar el fin de la entrada numérica. El usuario puede elegir entre C o F presionando el botón Shift y luego el botón 5. TE-123_Manual_NNNNN Página 10 de 20
11 Elegir entre termopares K, J, E o T El usuario puede elegir el tipo de termopar que utiliza presionando el botón Shift y luego el botón 6 para elegir el termopar deseado. Una vez elegido, presione de nuevo el botón Shift para salir de la modalidad Shift. El indicador de termopar elegido se mostrará en pantalla. Ingresando un número negativo La resolución de temperatura es de 1, así que el punto decimal se utiliza como signo -. Para ingresar un valor negativo, presione - antes. Para ingresar porcentaje en función ma, mv, V (%) En las funciones ma, mv, V el usuario puede elegir ingresar el porcentaje. Para hacerlo siga el procedimiento. a. Presione el botón Shift b. Presione % y luego ingrese el valor numérico sin decimal (la resolución de porcentaje es de 1%) c. Después de ingresar el porcentaje, este se mostrará en la parte superior de la pantalla mientras que el valor correspondiente se mostrará en la prte inferior de la misma. d. El valor correspondiente se calcula en base al rango seleccionado 4-20mA 1%=0.16mA 0-20mA 1%=0.2mA 0-24mA 1%=0.24mA 0-100mV 1%=1mV 0-1V 1%=0.01V 0-12V 1%=0.12V e. Para salir de la modalidad de entrada de porcentaje, presione de nuevo el botón Shift. TE-123_Manual_NNNNN Página 11 de 20
12 f. Al presionar el botón Shift, la parte superior de la pantalla quedará en blanco y la parte inferior seguirá mostrando el valor. Paso arriba y abajo sencillo en funciones ma, mv, V Mientras se ingresa el porcentaje y el calibrador se encuentra en modalidad Shift, el usuario puede dar paso arriba o abajo por el porcentaje ingresado. El porcentaje máximo es de 100% mientras que el mínimo es de 0%. Si el siguiente paso arriba o abajo excede los límites, el porcentaje permanecerá sin cambio en el paso anterior. Ejemplo1: Paso arriba y abajo de 25% 25%>50%>75%>100%>75%>50%>25%>0%>25% Ejemplo2: Paso arriba y abajo de 30% 30%>60%>90%>60%>30%>0%>30% TE-123_Manual_NNNNN Página 12 de 20
13 Rampa automática en funciones ma, mv, V a. Presione el botón Shift. b. Presione el botón 7 para comenzar. c. La función de rampa incrementa de 0 a 100% y luego disminuye de 100 a 0% repetidas veces. La resolución de cada paso es de 1% (según el rango seleccionado) a un intervalo de 0.08 segundo. Así que toma 8 segundos para que la función de rampa alcance 100% desde 0%. d. Para detener temporalmente la función de rampa, presione el botón 7 y la salida permanecerá en el mismo valor cuando el botón 7 se presionó. Esta característica facilitará verificar el punto desencadenante del dispositivo a probar, así como un controlador de válvula. e. Para continuar la función, presione el botón 7 de nuevo. f. Para regresar a la modalidad de salida normal, presione el botón Shift cuando la función de rampa se encuentre detenida. TE-123_Manual_NNNNN Página 13 de 20
14 Nota: No presione botón alguno mientras el calibrador ejecuta la función de rampa (excepto el botón 7 para detenerla). TE-123_Manual_NNNNN Página 14 de 20
15 Como obtener una salida negativa Si se requiere de una salida negativa (ma, mv, V), el usuario puede lograrlo intercambiando las puntas de pruebas. Especificaciones Eléctricas (23 C±5 C, 10 minutos tras encender el calibrador) ma Corriente directa (1KΩ de carga máxima, suministro de lazo de 24V) Rango Resolución Precisión 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 1 A ±0.025%±3 A Suena una alarma cuando la salida está abierta y la corriente de salida especificada es de >1mA mv, V voltaje de corriente directa (suministro de corriente de 1mA) Rango Resolución Precisión 0-100mV 10 V ±0.05%±30 V 0-10V 1mV ±0.05%±3mV 0-1V 100 V ±0.05%±300 V Suena una alarma cuando la salida está abierta y el voltaje de salida especificada es de >10mV TE-123_Manual_NNNNN Página 15 de 20
16 Termopares de tipo K, J, E y T (1 C, 1 F de resolución, 1KΩ de carga mín.) Rango Precisión Rango Precisión K: -200 a -100 C ±2 C K: -328 a -148 F ±3.6 F K: -100 a 0 C ±1.1 C K: -148 a 32 F ±1.8 F K: 0 a 1370 C ±0.8 C K: 32 a 2400 F ±1.5 F J: -100 a 0 C ±0.9 C J: -148 a 32 F ±1.6 F J: 0 a 760 C ±0.7 C J: 32 a 1400 F ±1.2 F E: -100 a 0 C ±0.9 C E: -148 a 32 F ±1.6 F E: 0 a 700 C ±0.7 C E: 32 a 1292 F ±1.2 F T: -200 a 0 C ±1 C T: -328 a 32 F ±1.8 F T: 0 a 400 C ±0.8 C T: 32 a 752 F ±1.5 F Frecuencia (1-125Hz, TTL 0 5V, 1KΩ carga mín.) Rango Resolución Precisión 1-125Hz 1Hz ±0.04Hz Frecuencias disponibles ( Hz, TTL 0 5V, Precisión ±0.01%±0.04Hz, 1KΩ carga mín.) TE-123_Manual_NNNNN Página 16 de 20
17 TE-123_Manual_NNNNN Página 17 de 20
18 TE-123_Manual_NNNNN Página 18 de 20
19 Especificaciones Generales Tipo de batería Consumo de energía Pantalla Temperatura de operación Humedad de operación Dimensiones Peso Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento Accesorios Batería alcalina de 9V 60mA a 180mA (dependiendo la salida) 4 y 5 dígitos 0 a 50 C (32 a 122 F) Menor al 85% relativa 88 x 168 x 26mm 330g -20 a 60 C (-4 a 140 F) Menos del 85% relativa Estuche, manual, conector de termopar tipo K, paquete de baterías externa, 6 baterías AA de 1.5V, una batería de 9V, puntas de pruebas, pinza caimán Utilizando adaptador AC Si se planea utilizar el calibrador por un periodo extendido de tiempo, se recomienda utilizar un adaptador de corriente alterna. El enchufe de entrada para el adaptador se encuentra en la parte posterior del calibrador. El voltaje debe ser regulado de entre 9 a 15V. TE-123_Manual_NNNNN Página 19 de 20
20 Utilizando el paquete de baterías externo Junto con el calibrador se incluye un paquete de baterías externo para un uso más prolongado del mismo. Este debe utilizarse con 6 baterías alcalinas de 1.5V. Puede conectar el paquete externo en el enchufe de entrada para adaptador de corriente alterna ubicado en la parte posterior del calibrador. Reemplazo de las baterías Cuando aparezca el indicador de batería baja en la pantalla del calibrador, debe seguir los siguientes pasos para reemplazar la batería. a. Apague el calibrador presionando el botón de encendido/apagado b. Desatornille el tornillo de la cubierta de la batería en la parte posterior inferior del calibrador. c. Retire la cubierta de la batería. d. Reemplace la batería de 9V gastada con una batería nueva. e. Vuelva a colocar la cubierta de la batería y asegúrese de atornillarla bien de nuevo. TE-123_Manual_NNNNN Página 20 de 20
FOX INIDICADOR ELECTRONICO DE PESO MANUAL DEL USUARIO
FOX INIDICADOR ELECTRONICO DE PESO MANUAL DEL USUARIO Ver. 1 ( 2011 / 03 ) 1. Características Hasta 10 000 divisiones de escala Rango de señal de entrada: -6 ~ 21 mv Excitación 5 VDC (6 celdas de carga
Manual de Instrucciones Gaussimetro Portátil LT-EMF827
Manual de Instrucciones Gaussimetro Portátil LT-EMF827 LT-EMF827_Manual_NNNNN Página 1 de 6 Su compra de este gaussimetro portátil lo coloca una posición más adelante en el campo de la medición a precisión.
MANUAL DEL USUARIO. Balanza MORETTI MARKET
MANUAL DEL USUARIO Balanza MORETTI MARKET índice 01 Características Básicas:... 3 02 Especificaciones Técnicas... 3 03 Manual de Operación... 4 3.1 Teclados... 4 3.2 Indicadores... 7 3.3 Alimentación...
PREMIX-0 BALANZA LIQUIDADORA COLGANTE EN ACERO INOXIDABLE MANUAL DE USUARIO
PREMIX-0 BALANZA LIQUIDADORA COLGANTE EN ACERO INOXIDABLE MANUAL DE USUARIO Ver. 1 (2013-06) 1. Características Balanza liquidadora colgante en acero inoxidable Resolución del display : 1/7500 Doble display
Multimetro digital MANUAL DE USO REF. 8064
M A N U A L D E L U S U A R I O M A N U A L D E L U S U A R I O MANTENIMIENTO
POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO MULTIMETRO DIGITAL LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL. Su nuevo multímetro ha sido diseñado acorde al IEC-61010-1 concerniente a instrumentos
EHC-C. Series de Básculas de conteo. Manual Operativo. Versión 1.0. Última fecha de Modificación:
EHC-C Series de Básculas de conteo Manual Operativo Versión 1.0 Última fecha de Modificación: 2009-01-08 1 Especificación: 1. Capacidad/resolución/peso Min. Pieza: TABLA 1: Modelo EHC-C03H EHC-C06H EHC-C15H
MUL1506. Multímetro de bolsillo True-RMS con rango automático AUTO APO DC MT-1506 m V REL Hz/DUTY range V V OFF Hz/DUTY OFF TRUE RMS Auto Power Off DC/AC 600V MAX CAT.II 600V MAX Manual de Usuario 1. INTRODUCCIÓN
Teoría de control Práctica #1
Teoría de control Práctica #1 Objetivo: El alumno conocerá las diferentes características con las que cuenta el sistema de temperatura LTR701 del laboratorio de control. Material y Equipo: Sistema de temperatura
MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SECUENCIADOR DE PUERTAS Y TREN DE ATERRIZAJE
MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SECUENCIADOR DE PUERTAS Y TREN DE ATERRIZAJE Características Aplicable a todos los modelos de aviones a escala. Puede controlar el tren de aterrizaje y dos puertas del tren
MEDIDOR DE VACIO TABLA DE CONTENIDO 1. CARACTERISTICAS 1 2. APLICACIÓNES TIPICAS 2 3. ESPECIFICACIONES 2 3.1 Especificaciones generales 2 3.2 Especificaciones eléctricas 3 4. DESCRIPCION DEL PANEL FRONTAL
XENIT BASCULA TIPO GANCHO MANUAL DEL USUARIO
XENIT BASCULA TIPO GANCHO MANUAL DEL USUARIO Ver. 1 (2011-03) 1. Características Fijación automática del cero cuando se enciende la escala. Alimentación con batería AA 3Pcs. Temperatura de operación: 0

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución