Source: http://www.readbag.com/proyectos1-ar-catalogos-catalogogeneral
Timestamp: 2020-02-24 19:25:04+00:00

Document:
Read Catálogo General
Read Catálogo General text version
Montevideo 581 3er Piso - H - C1019ABK-Bs. As. - Argentina Tel: (54)-011 43714928 / 01143723795 - Fax. 011 43723795 email: [email protected] - web: www.proyectos1.com.ar
! Equipos para análisis de redes eléctricas
HT 4022 Nanovip Std. Microvip 3 Nanovip Plus Microvip 3 Plus Nanovip Plus Mem Vip System 3 Star 3 96 x 96 Vega 76
Star 3 Din
! Instrumentos para medición de resistencia de tierra
Geotest HT 2016
! Instrumentos para medición de aislación y continuidad
Isotest HT 2010 Isotest HT 7050
! Instrumentos Multifunción para análisis de instalaciones eléctricas
Macrotest HT 5035 Sirius 89 GSC 53 - 57 Combitest HT 2019 SpeedTest HT 2018
! Instrumentos Multifunción para análisis RCD y tensión de contacto
Combitest HT 2019
! Pinzas amperométricas - Multímetros
DM 8135
! Instrumentos para control ambiental
Luxometros Sonometro HT 169 HT 306 / 307
! Equipos para Automación y Control
Controles de Nivel Temporizadores Contadores de Pulsos Indicadores de RPM Control de Cero Velocidad
Analizador Portátil de Redes Eléctricas HT 4022 - Analizador de potencia para sistemas monofásicos y
trifásicos equilibrados. Mide todos los parámetros eléctricos, incluyendo tensión alterna y continua, corriente alterna hasta 400A, potencias, energías y armónicos hasta la 25th. HT4022 puede ser usado para una precisa medición en redes monofásicas y trifásicas equilibradas. Ideal para resolver los típicos problemas que ocurren en las áreas industriales tales como problemas de calentamiento, cargas equilibradas, medición de corrientes en lamparas de neón, convertidores de frecuencia, PCs. Etc. Ipráctico para electricistas, instaladores y pequeñas industrias.
FUNCIONES . Corriente AC hasta 400 A . Tensión AC hasta 600 V . Tensión DC hasta 600 V . Medida de resistencia . Medida de frecuencia con puntas y pinza hasta 400 MHz . Sentido cic1ico de las fases con un solo terminal . Concordancia de las fases con un solo terminal . Medición de Potencia Activa, Reactiva y Aparente en sistemas monofásicos y trifásicos equilibrados. . Medición de energía Activa, reactiva y Aparente en sistemas monofásicos y trifásicos equilibrados. . Medición del factor de potencia en sistemas monofásicos y trifásicos equilibrados. . Tensión armónica hasta la 25a componente con THD% . Corriente armónica hasta la 25a componente con THD% . Test de continuidad . Rango de medición automático . Display retro iluminado . Auto apagado . Función Data HOLD . Función MAX/MIM. AVG . Función PEAK rápida (l ms) . Indicación de descarga de batería Accesorios incluídos Puntas de prueba - Terminales a cocodrilo - Bolsa de transporte - Protección de goma para inserto puntal. Certificado de calibración. Manual de uso (Italiano - Ingles - Español)
A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Analizadores Portátiles de Potencia NANOVIP es un instrumento de medición portátil diseñado
para efectuar mediciones en verdadero valor eficaz de las siete magnitudes fundamentales: Voltaje, Corriente, P.F. Cosf, Potencia activa, Potencia reactiva, Potencia aparente, Frecuencia. Realiza también dos funciones (PEAK y MEM). La función PEAK permite visualizar en el display los valores de pico, respecto al instante en que se presiona el botón PEAK, de cada una de las tres medidas: Ampere (valor máximo) Watt (valor máximo) Volt (valor mínimo) seleccionables. La función MEM permite visualizar las diferencias de las medidas Volt, Ampere y Watt respecto al valor memorizado. Permite efectuar mediciones de buen nivel de precisión y con variaciones de potencia de 7W a 150kW con pinza de 200A/1V y de 35W a 750kW con pinza de 1000A/1V, en inserción monofásica (1299 MW en inserción trifásica).
Además de facilitar todas las mediciones del modelo base NANOVIP, ofrece muchas otras funciones, (en total más de 100 indicaciones). Contadores de Energía activa (kWh) y de Energía reactiva (kvarh) en versión Estándar o Cogeneración (contadores kWh, kvarh positivos y negativos); Total Harmonic Distortion Factor (THD) de V e I respecto a la fundamental y al valor total rms; Armónicas de V e I y valor de CosØ de la 1a a la 24a más su componente DC (es decir, armónica 0) en valor absoluto y porcentual respecto a la fundamental; Factor de Cresta de V e I en valor absoluto y porcentual; DC Ripple de V e I en valor absoluto y porcentual respecto al valor DC; Puerta de Comunicación serial RS232 para la conexión a computador PC.
NANOVIP PLUS MEM
Además de las mediciones provistas por el NANOVIP PLUS, ofrece otras funciones, tales como: Almacenamiento de campañas de mediciones automáticas en una memoria interna de 1Mb(4032 grabaciones). Añadidura y control de la iluminación del display. Descarga en PC, a través de la línea serial, de Las formas de onda de Tensión y Corriente así como del Contenido de la Memoria interna de 1 Megabyte. Visualización de la Potencia Activa Armónica relativa a la Armónica seleccionada ,(además de la del Cosf ya presente). Comando de restauración de los parámetros de Setup de fábrica original (informe TV, informe TA, Configuración, Setup Armónicas, Setup Puerta Serial)
Analizador Portátil para Redes Eléctricas Desequilibradas VEGA 76 - Analizador de potencia para sistemas monofásicos y
trifásicos Desequilibrados, con y sin neutro. Mide todos los parámetros eléctricos, incluyendo tensiones, corrientes, potencias, energías, y armónicos hasta la 50th. Registra anomalías de tensión, posee memoria y descarga al ordenador. Visualiza sobre el display, curvas de tensión y corriente e histograma armónico en tiempo real. Permite un registro máximo de 64 parámetros, suministrando los valores máximos, mínimos, y medios de cada parámetro seleccionado. Efectúa el análisis de armónicos hasta la armónica 50, según la norma En50160. Suministra el análisis de la calidad de la tensión, provista por el ente distribuidor de energía. En el análisis de empleo de energía eléctrica monofásica o trifásica, en oficinas e industrias, diagnostica las anomalías de tensión, caídas, picos e interrupciones. El software de gestión en ambiente Windows, suministrado con el equipo, extiende las posibilidades del VEGA 76 al análisis de adquisición de datos de cada campaªna o registro. FUNCIONES Medida en Verdadero Valor Eficaz (TRMS) di Tensión Fase-Neutro e Fase-Fase Medida en Verdadero Valor Eficaz (TRMS) di Corriente su cada fase e Neutro Medida en sistema Monofásicos e Trifásicos 3-hilos y 4-hilos Potencia Activa de Fase y Total , Potencia Reactiva de Fase y Total, Potencia Aparente de Fase y Total Factor de Potencia de Fase y Total Energía Activa y Reactiva de Fase y Total Frecuencia Registros con periodo de integración seleccionable de 5 sec a 60 min. Análisis Armónicas para Tensión y Corriente hasta la 49a componente Registración Anomalías de Tensión (caídas, picos, interrupciones, etc...). Backlight. Interfaz serial RS-232 per conexión con PC. Software en ambiente Windows para análisis sobre PC de datos registrados. ACCESORIOS DE SERIE KITENERGY2:set de 4 cables con cocodrillos HTFLEX33: kit de 3 pinzas flexibles 1000/3000A BOLSA 2051: bolsa para trasporte TOPLINK: software de gestión de datos en ambiente Windows C232NG1 Cable Serial A0050 Alimentador auxiliar de red 230V/12VDC Manual de uso impreso, en ingles, y español sobre CD (pdf) Certificado de garantía Certificado de calibración ISO9000 ACCESORIOS OPCIONALES HP30C2 Pinza amperométrica 200-2000A/1V HT903 Caja 3 x 1-5A / 1V para conexión a TA externos
Incluye HTFLEX33:kit de 3 pinzas flexibles 1000/3000A diámetro 18 cm.
Analizador Portátil de Redes Eléctricas con Impresora MICROVIP 3
Es un analizador de energía eléctrica trifásico,. Puede realizar 20 mediciones en verdadero valor eficaz sobre sistemas trifásicos desequilibrados partiendo de tres mediciones voltimétricas y tres medidas amperométricas. Está provisto de impresora para grabar a petición manual o a tiempo todas las mediciones y de reloj calendario para visualizar e imprimir fecha y hora. Puede funcionar con batería con una autonomía superior a 7 horas sin imprimir e iluminación del display apagada. El instrumento està dotado de salida en Fibra Óptica para conexión a Personal Computer, permitiendo la gestión de los datos a distancia (está previsto un kit que comprende la interfase de conexión de 5 m. de Fibra Óptica entre MICROVIP3 y entrada RS232-9 polos para PC más un adaptador 9-25 polos para computadores que prevean este tipo de conector). La versión base suministrada con pinzas de 1000A es capaz de medir potencias que van de un mínimo de 35W (5V, 7A) monofásicas a un máximo de 2,25MW (750V 1000A) trifásicas. En cualquier caso, es posible utilizar también otro tipos de pinzas hasta de 3000A. La impresora incorporada de 42 caracteres puede imprimir, a petición manual, todas las medidas y está provista de un reloj calendario que asocia la fecha y hora con las medidas. Asimismo puede programar impresiones en automático (a tiempo) con un intervalo de tiempo entre dos impresiones de 1 a 99 minutos (medidas coherentes, refiriéndose todas al inicio de la impresión). MEDICIONES V···· I···· KW · · · · KVA · KVAR · KWpeak · KVApeak · PF · KWH · KVARH · HZ · L1 X X X L2 X X X L3 X X X TOTAL X X X X X X X X X X
Microvip3 permite obtener los siguientes resultados: Tener bajo control las cargas y los consumos. Reducir las sobrecargas y por ende las pérdidas en la instalación. Verificar en servicio el correcto dimensionamiento de las nuevas instalaciones. Prevenir riesgos de sobrecalentamiento y carencias de aislamiento de la instalación. Resolver correctamente los problemas relacionados a la corrección del factor de potencia. Identificar y eliminar puntas de carga y excesos de potencia Efectuar controles en instalaciones navales 0 400 Hz y a bordo de aviones a 600Hz. Efectuar controles en grupos de continuidad con mediciones en AC a la entrada y a la salida A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Analizador Portátil de Redes Eléctricas con Impresora MICROVIP 3PLUS - ANALIZADOR DE ENERGIA + HARMONIC ANALYSER
Es un analizador de energía eléctrica trifásico,. Puede realizar 189 mediciones en verdadero valor eficaz sobre sistemas trifásicos desequilibrados partiendo de tres mediciones voltimétricas y tres medidas amperométricas. Está provisto de impresora para grabar a petición manual o a tiempo todas las mediciones y de reloj calendario para visualizar e imprimir fecha y hora. Puede funcionar con batería con una autonomía superior a 7 horas sin imprimir e iluminación del display apagada. El instrumento està dotado de salida serial RS 232 para conexión a Personal Computer, permitiendo la gestión de los datos a distancia. Gracias a su memoria interna, Microvip 3 Plus, permite leer, y almacenar en ella, todas las mediciones del instrumento, y realizar campañas de medición en dos modalidades: Manual o Automática, las que luego pueden ser descargadas al ordenador y analizadas. El software Microwin, hace posible visualizar asimismo, a lo largo del tiempo el trend de las medidas, la forma de onda y el espectro armónico de tensión y corriente, etc. La versión base suministrada con pinzas de 1000A es capaz de medir potencias que van de un mínimo de 35W (5V, 7A) monofásicas a un máximo de 2,25MW (750V 1000A) trifásicas. En cualquier caso, es posible utilizar también otro tipos de pinzas hasta de 3000A. MEDICIONES V···· I···· KW · · · · KVA · KVAR · KVA peak KWpeak · KVApeak · PF · KWH · KVARH · THDF V THDF I HZ · En la impresora Harmonicas orden i=0,..,24 para 50Hz i=0,..,19 para 60Hz Vi Ai COS Fi 1 L1 X X X L2 X X X L3 X X X TOTAL X X X X X X X X X X X X X X X X
Analizador Portátil de Redes Eléctricas con Impresora VIP SYSTEM 3 - HARMONIC ANALYSER
Es un analizador de energía eléctrica trifásico,CLASE 0,5. Realiza mediciones en verdadero valor eficaz sobre sistemas trifásicos desequilibrados partiendo de tres mediciones voltimétricas y tres medidas amperométricas. Está provisto de impresora para grabar manual o a tiempo todas las mediciones y de reloj calendario para visualizar e imprimir fecha y hora. Puede funcionar con batería con una autonomía superior a 7 horas sin imprimir e iluminación del display apagada. El instrumento està dotado de salida serial RS 232 para conexión a Personal Computer, permitiendo la gestión de los datos a distancia Un Pack, de memoria (Memory Pack) de 128Kb, o 512 Kb, permite almacenar en ella, todas las mediciones del instrumento, y realizar campañas de medición en forma Automática, las que luego pueden ser descargadas al ordenador y analizadas. El software, hace posible visualizar asimismo, a lo largo del tiempo el trend de las medidas, Un Pack de armónicos puede ser agregado, permitiendo efectuar el análisis de harmónicos (hasta la 25th), registrarlos en el Memory Pack, y analizarlo posteriormente. La impresora incorporada de 42 caracteres puede imprimir, a petición manual Asimismo puede programar impresiones en automático (a tiempo) con un intervalo de tiempo entre dos impresiones de 1 a 99 minutos (medidas coherentes, refiriéndose todas al inicio de la impresión). PARCIAL DE MEDIDAS EN DISPLAY VLL VLN I KW KVA KVAR Kwpeak KV Apeak KV Arpeak Kwavg KV Aavg KV Aravg D% D%avg D%peak PF TANFlavg +KWH / -KWH +KV ARH / -KV Ann TH D F V THDFI HZ L1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X L2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X L3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X A pag 1 N
* Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Medidor de resistencia de tierra Analizadores portátiles de redes eléctricas GEOTEST HT 2016
Puede realizar medidas de resistencia de tierra a dos, tres hilos y medidas de resistividad del terreno sobre la cual se basa la valoración de calidad del terreno. Es un instrumento que permite verificar la resistencia de las instalaciones de tierra, y determinar la resistividad del terreno que se utiliza normalmente en fase de estudio de la instalación. FUNCIONES Medida de la resistencia de tierra a 2 hilos(2 WIRES). Medida de la resistencia de tierra a 3 hilos (3 WIRES). CáIculo del valor medio de la resistencia de tierra sea en modalidad a dos hilos o a tres hilos (RAVG). Medida de la resistividad del terreno a cuatro hilos. CáIculo del valor medio de la resistividad (p AVG). Posibilidad de conexión a través de puerto Rs232 optoaislado, a PC para volcar los datos memorizados. CARACTERÍSTICAS GENERALES El instrumento es conforme a: EN 61010-1, EN61557 Memoria: 350 posiciones de memoria. Interfaz: serie RS232 optoaislada para volcar sobre PC resultados de las medidas Peso y dimensiones: aprox. 900g - 225x165x58mm. ACCESORIOS Bolsa con 4 cables banana-Cocodrilo y 4 picas (KITTERR4C) Bolsa de transporte (BORSA2000) Manual de instrucciones Certificado de calibración ISO 9000. OPCIONALES Programa y cable serie (EUROLINK2000). ESPECIFICACIONES TECNICAS
MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE TIERRA Escala RE Resolución Precisión Ohms Ohms 0.01- 19.99 0,01 20.0 - 199.9 0,1 +-(2% Lectura + 3 dgt) 200 - 1999 1 Frecuencia de medida 125 Hz / 75 Hz / 41.66 Hz 1Hz Corriente de prueba &lt; =10mA Tensión en vacío &lt;= 30V Forma de onda sinusoidal
MEDIDA RESISTIVIDAD DEL TERRENO Escala 0.6 - 19.99Ohm 0.125- 1.256 kOhm 1.25 - 19.99 kOhm 20.0 - 199.9kOhm Frecuencia medida: Corriente de prueba Tensión en vacío Forma de onda Resolución Precisión
0,1kOhm 0.001kOhm +- (2% Lectura 0.01k+ + 3 dgt) 0.1kOhm 125HZ / 75 Hz / 41.66Hz 1Hz &lt;= 10mA &lt;= 30V sinusoidal
MEDIDA DE LA TENSIÓN DE RUIDO Escala Resolución Precisión (V) (V) 500 1 +- (2% Lectura + 3 dgt) A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Medidor de Aislación y Continuidad - 1000 V
ISOTEST HT2010 Permite realizar pruebas de continuidad sobre conductores de protección equipotencial principal y suplementarios (con corriente superior a 200mA y tensión mínima de prueba en circuito abierto igual a 4V) y prueba de aislamiento con tensiones desde 50V a 1000V y fondo de escala hasta 2G. CARACTERISTICAS GENERALES Prueba de continuidad a 200 mA Medida de aislación a 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V hasta 2 GOhms Medida de tensión eficaz (R.M.S.) Tensión alterna Indicador acústico Salida Rs 232 opto aislada para conexión a impresora o PC 350 posiciones de memoria Sobretensión CAT III 600 V El instrumento es conforme a: EN 61010-1, EN 61557 ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PRUEBA DE LA CONTINUIDAD DE LOS AISLAMIENTO CONDUCTORES DE PROTECCION Escala Resolución Precisión EQUIPOTENCIAL Función Escala Resolución Precisión Mohms kOhm auto Ohms Ohms 0.01 - 19.99 0,01 R + R0.01 - 19.99 0,01 (2% Lectura 20.0 - 199.9 0.1 2% Lectura R+ Timer 20.0 - 99.9 Medidor de aislación y continuidad - 5 KV 0,1 + 2 dgt) 20.0 - 1.999 1 + 3 dgt) R - Timer 200 - 9,99 1 * Selección automática del margen de medida Corriente de prueba para la resistencia &gt; a 200 mA CC hasta 16Ohms (incluida calibración) Tensiones de prueba 50, 100, 250, 500, 1000Vcc 40mA CC de 16Ohms hasta 99 Ohms Tensión en vacío 1,1 x Tensión de Prueba Tensión en vacío 9 V nominal Resolución medida de la corriente:1 mA Corriente cortocircuito:&lt;3.0mA a 500V program. &lt;2.0mA a 50, 100, 250, 1000V prog. ACCESORIOS INCLUIDOS Corriente medida nominal: 2BB cables y 2 cocodrilos 2,17mA a 500V/230 Kohms 1 Punta de prueba Bolsa de transporte &lt;1mA sobre 1kOHmV nom. Manual de instrucciones Certificado de calibración OPCIONALES Cable RS 232 opto aislado, Y software de aplicación
Medidor de Aislación Programable 5 KV HT 7050
Medidor de aislamiento digital programable de 500 V a 5KV. La flexibilidad de medida, la facilidad de programación y la precisión, son las características principales del HT 7050, teniendo siempre bajo control todas las magnitudes en juego (Resistencia de aislamiento, tensión de prueba y tiempo de medida). El HT7050 sirve para aplicaciones en una amplia gama de técnicas de medida de la resistencia de aislamiento en instalaciones industriales, cubriendo un espectro completo de exigencias como el mantenimiento de máquinas rotativas, transformadores, sistemas de aislamiento de alta tensión y cables eléctricos. Con la variedad de las pruebas y el método de alimentación este instrumento representa la solución ideal para aplicaciones en instalaciones y centrales eléctricas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Alimentación: 4 pilas tipo D o Lr20 - Control sobre la tensión de alimentación con visualización de pilas descargadas Margen de temperatura:5 oC a 40oC Memoria de parámetros: 20 tipos de parametrizaciones Memoria de medidas: 200 medidas con los parámetros relativos RS232: DIN 9 pines (4800, 9600) Normativas Conformidad: EN61010-1 (seguridad) EN60439 medidas 500V Carcasa: Maleta + bolsa Dimensiones: 290(L) x 340(La) x 150(H) mm Peso: aprox. 4 Kg
Tensión de prueba: de 500 a 5000 V. en saltos de 25 V Escala de medidas R: de 500 KOhms a 500 GOhms Precisión: ~ 5% Límite corriente suministrada: &lt;= 1,5 mA Medida tensión en puntas: hasta 600 Vrms Desactivación de la medida con tensión en puntas de prueba para evitar daños al instrumento Descarga de la tensión residual al término de la medida Visualización en pantalla: de la tensión real en puntas de prueba
El instrumento dispone de 4 formas distintas de realizar la medida: MAN: Se ajusta el valor de la tensión de salida y se debe tener pulsada la tecla START hasta finalizar la prueba AUTO: Se ajusta el valor de la tensión medida y termina cuando el valor medido es estable dentro de un margen de un 10% TIMER: Se ajusta la tensión y el tiempo de prueba, y la prueba acaba, cuando el tiempo llega a su fin PROGR: Se ajusta la secuencia: ­ Tensión final de la prueba ­ Duración de la tensión final­ Tensión inicial de la medida ­ Tiempo entre la tensión inicial y final. A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Instrumento para la verificación de las instalaciones eléctricas de BT
MACROTEST HT 5035 Es un instrumento indispensable para la verificación de la seguridad de instalaciones eléctricas. domesticas e industriales, localizar averías por falta de aislamiento, verificar el funcionamiento de los interruptores diferenciales y medidas de resistencia de tierra ya sea en sistemas simples (TT) o complejos (TN) y la medida de resistividad del terreno. Fácil de usar, incluye un sistema de gestión completamente automático para registrar los resultados de las verificaciones. La salida Rs232 permite transferir los datos memorizados a un PC para sucesivas elaboraciones FUNCIONES . Verificaci6n de la continuidad de los conductores de protección equipotencial . Medida de la resistencia de tierra con picas a 2, 3, y 4 hilos . Medida de la resistividad del terreno . Medida de la resistencia de Aislamiento 50-100-250-500-1000V CC . Medida de la frecuencia . Medida de la impedancia de cortocircuito . Medida de la impedancia del bucle de defecto . Presunta corriente de cortocircuito . Medida del sentido cíclico de las fases . Medida del tiempo y de la corriente de intervenci6n de los diferenciales de tipo A-AC y selectivos . Medida de la tensión de contacto . Medida de la resistencia de tierra de bucle sin la intervenci6n de los interruptores diferenciales . Salida serie RS232 para conexi6n a PC . Peso y dimensiones: Aprox. 1200g - 225x165x105mm.
ACCESORIOS INCLUIDOS I Shuko a 3 hilos Kit de 3 cables, 4 cocodrilos y 2 puntas Bolsa con 4 cables bananal y 4 picas de tierra Programa de gesti6n CD-ROM Cable serie Rs232 Bolsa de transporte Certificado de calibraci6n ISO 9000 Manual de instrucciones
Instrumento para la verificación de las instalaciones y redes eléctricas monofásicas de BT SIRIUS 89
Es un instrumento único en el mercado. Su uso permite realizar las comprobaciones requeridas por las normas REBT MIE, CEI 64-8/6 - VDE0413. SIRIUS 89 realiza el análisis de medidas ambientales y el análisis de la calidad de suministro eléctrico EN-50160. interruptores diferenciales, transformadores, motores, caídas y picos de tensión etc., todo esto podrá ser resuelto de forma simple con el uso de SIRIUS 89. Gracias a la interfaz para PC y el programa de gestión de datos es posible crear una documentación precisa que dará un aire mas profesional a sus informes. FUNCIONES Medida de la continuidad de los conductores de protección equipotencial Medida de Aislamiento Medida de los tiempos y corriente real de intervención de los diferenciales de tipo A AC y selectivos Medida de la impedancia del bucle de defecto Medida de la corriente de cortocircuito Medida de la resistencia de bucle de tierra sin la intervención de los diferenciales Medida de la resistencia de tierra con picas Medida de resistividad del terreno Medida de la corriente de Fuga ACCESORIOS INCLUIDOS Shuko de 3 hilos Kit de 3 cables, 4cocodrilos y2 puntas Bolsa con 4 cables banana/banana y 4 picas de tierra Programa de gesti6n en CD-ROM Cable serie Rs232 Bolsa de transporte Certificado de calibraci6n ISO 9000 Manual de instrucciones En el análisis de la calidad del suministro eléctrico SIRIUS 89, permite medir y registrar en forma monofásica: Corriente alterna Anomalías de tensión, huecos Tensión alterna y picos Potencia aparente Potencia activa Potencia reactiva Energías, Análisis deArmónicos y THD. Factor de potencia Frecuencia OPCIONALES: Transductor de temperatura / humedad Transductor de lluminaci6n (lux) Transductor de ruido Clase 1 Kit con correa y entradas de conexiones Alimentador a red Transformadores de pinza l000 A diám. 54mm Pinzas flexible 30-300- 3000ª diám.174mm Pinza de corriente CA 200-2000 (diam.70mm) Pinza de corriente CA 3000A (diám. 70mm)
Instrumentos multifunción para la Verificación y Análisis de Instalaciones y Máquinas Eléctricas Monofásicas y Trifásicas GSC 53 - GSC 57 Instrumentos integrados para efectuar:
· Verificación de instalaciones eléctricas BT · Medida y análisis de la calidad de la energía eléctrica · Perturbaciones de red · Medida y análisis de parámetros ambientales En las mediciones ambientales permite realizar medidas y registro de: ! Iluminacion (Lux) ! Temperatura ambiente (CO) ! Humedad Relativa (HR %) ! Ruido FUNCIONES Medida de la continuidad de los conductores de protección equipotencial Medida de Aislamiento Medida de los tiempos y corriente real de intervención de los diferenciales de tipo A AC y selectivos Medida de la impedancia del bucle de defecto Medida de la corriente de cortocircuito Medida de la resistencia de bucle de tierra sin la intervención de los diferenciales Medida de la resistencia de tierra con picas Medida de resistividad del terreno Medida de la corriente de Fuga Indicación del Sentido Cíclico de las FasesMedida directa de la Corriente de Fugas respecto a Tierra-Através de pinza amperométrica Verificación sobre Instalaciones Eléctricas en ambientes de uso médico (sólo para GSC 57) Verificación de la Calidad del Suministro Eléctrico LOS INSTRUMENTOS PERMITEN MEDIR Y REGISTRARValor TRMS de la tensión Valor TRMS de la corriente a través de pinzas amperimétricas Frecuencia de la tensiónAnálisis armónico (de tensión y corriente) hasta el 49º armónico Variación de tensión respecto al programado (huecos y picos) con resolución mínima 10msPotencia activa Potencia reactiva Potencia aparente Energía activa Energía reactiva CosfiMemorización de las medidas Autonomía de registro superior a un mes hasta 64 parámetros y IP=15m Memoria: 2 Mbyte Análisis de parámetros ambientalesMedida y registro de temperatura a través de adaptador Medida y registro de humedad (adaptador) Medida y registro velocidad del aire (adaptador) Medida y registro de luminosidad (adaptador) Medida y registro de ruido (adaptador) Tensión alterna y picos Potencia aparente Potencia activa Potencia reactiva Energías, Análisis deArmónicos y THD. Factor de potencia Frecuencia Los parámetros de medida serán visualizados en forma Numérica, gráfica e histográfica
Instrumento Multifunción, para la Verificación de Instalaciones Eléctricas, y Equipos
COMBITEST HT 2019 Es un instrumento multifunción que reúne en un único aparato características y funciones que se encuentran tradicionalmente en instrumentos específicos o por separado. Efectúa las verificaciones necesarias sobre instalaciones eléctricas requeridas por las normas, realiza las pruebas de continuidad de los conductores de tierra, de protección equipotencial con corriente de prueba superiora 200mA y tensiones de vacío comprendidas entre 4V y 24V,resistencia de Aislamiento con tensión 50V, 100V, 250V, 500V,o 1000V, prueba de diferenciales generales y selectivos de tipoA y AC (tiempo de intervención, corriente de intervención, tensión de contacto, resistencia de bucle de tierra sin hacer intervenir los interruptores diferenciales), medida de la impedancia de línea y (o) del bucle de defecto con el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito e indicación del sentido cíclico de las fases. Con el COMBITEST HT2019 es posible efectuar la verificación de la resistencia de Aislamiento en cuadros de tipo ANS FUNCIONES !Medida de la continuidad de los conductores de protección equipotencial · Medida de la resistencia de Aislamiento · Medida de la frecuencia· Medida de la impedancia de línea · Medida de la impedancia del bucle de defecto · Presunta corriente de cortocircuito · Sentido cíclico de las fases y medida de la tensióny continuidad - 5 KV Medidor de aislación · Medida del tiempo y de la corriente de intervención de los diferenciales · Medida de la tensión de contacto · Medida de la resistencia de tierra de bucle sin la intervención de los diferenciales · Memorización de los resultados · Salida serie RS 232 optoaislada para PC o impresora · Peso y dimensiones: aprox. 900g - 225x165x58mm. ACCESORIOS INCLUIDOS 2BB cables y 2 cocodrilos 1 Punta de prueba Bolsa de transporte Manual de instrucciones Certificado de calibración OPCIONALES Cable RS 232 opto aislado, Y software de aplicación
Instrumento Multifunción para la Verificación de Interruptores Diferenciales y Resistencia de Bucle de Tierra
SPEEDTEST HT 2018 Instrumento multifunción para medidas sobre interruptores diferenciales, resistencia de bucle de tierra, impedancia de línea y de avería con cálculo de la presunta corriente de cortocircuito y sentido cíclico de las fases, permite verificar en modo manual o en automático los tiempos (comparándolos con los indicados en las normas vigentes) y las corrientes de intervención de cualquier tipo de diferenciales generales y selectivos de tipo A y AC, midiendo la resistencia de tierra directamente de la toma de corriente sin provocar la intervención de los interruptores diferenciales, efectuar la medida de la impedancia de línea y/o del bucle de defecto (con y sin la intervención de los eventuales diferenciales aguas arriba) y el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito. FUNCIONES · Medida del tiempo de intervención de los diferenciales de tipo A -AC y selectivos · Medida de la corriente real de intervención de los diferenciales · Medida de la resistencia de bucle de tierra · Medida de la tensión de contacto · Medida de la impedancia del bucle de defecto/cortocircuito · Cálculo y visualización de la presunta corriente de cortocircuito. · Sentido cíclico de las fases y medidas de las tensiones · Memorización de los resultados de aislación y continuidad - 5 KV Medidor · Salida serie RS232 optoaislada para PC o impresora · Peso y dimensiones: aprox. 900g - 225x165x58mm. ACCESORIOS INCLUIDOS Shuko a 3 hilos Bolsa de transporte Manual de instrucciones Certificado de calibración OPCIONALES Cable RS 232 opto aislado, Y software de aplicación
Unidad de Respaldo Control y Análisis de Variables Eléctricas URCAVE - Se instala en proximidad del tablero principal, y se conecta a los transformadores de corriente, y fases correspondientes. Permite obtener los registros de las principales variables eléctricas y guardarlos en una unidad de memoria, para luego ser analizados y graficados en una planilla de cálculos Standard. 2 Reles de salida (los cuales pueden ser convertidos a pulsos desde el frente del equipo) permiten configurar salidas de alarmas o control industrial para la mayoría de los parámetros visualizados,
Tensión trifásica (V) Corriente trifásica (I) Potencia activa trifásica (W) CosFi trifásico Tensión fase L1 (V) Tensión fase L2 (V) Tensión fase L3 (V) Corriente fase L1 (I) Corriente fase L2 (I) Corriente fase L3 (I) Potencia activa fase L1 (W) Potencia activa fase L2 (W) Potencia activa fase L3 (W) Cosphi fase L1 Cosphi fase L2 Cosphi fase L3 Potencia reactiva fase L1 (VAr) Potencia reactiva fase L2 (VAr) Potencia reactiva fase L3 (VAr) Potencia aparente fase L1 (VA) Potencia aparente fase L2 (VA) Potencia aparente fase L3 (VA) Factor de cresta de la corriente de la fase L1 Factor de cresta de la corriente de la fase L2 Factor de cresta de la corriente de la fase L3
La URCAVE, posibilita la programación de hasta 5 campañas automáticas con fecha y hora de comienzo y final, y tiempo de registro, y 1 campaña manual. Esto permite un análisis exhaustivo de la red eléctrica, en el momento que se desea..Permite asimismo una descarga de los datos guardados por medio de un MODEM externo, (opcional)
Hasta un máximo de 32 unidades de medición pueden ser conectadas a la unidad de memoria, permitiendo la posterior ampliación del sistema. 5 entradas digitales independientes posibilitan el ingreso de señales provenientes de contadores de energía externos, o de los pulsos provenientes de los relés del instrumento de medición. Tipos de Campañas a realizar
Campaña Tipo FULL(registro de todas las mediciones)
1 instrumento leído cada 10 minutos equivale a una memorización de 3 meses 3 instrumentos leídos cada 10 minutos equivale a una memorización de 1 mes 30 instrumentos leídos cada 10 minutos equivale a una memorización de 3 días
1 instrumento leído cada 10 minutos equivale a una memorización de 20 meses 3 instrumentos leídos cada 10 minutos equivale a una memorización de 7 meses 30 instrumentos leídos cada 10 minutos equivale a una memorización de 20 días
Campaña Tipo kW, solamente
1 instrumento leído cada 10 minutos equivale a una memorización de 30 meses 3 instrumentos leídos cada 10 minutos equivale a una memorización de 10 meses 30 instrumentos leídos cada 10 minutos equivale a una memorización de 1 mes La Unidad URCAVE incluye: Unidad de medición Unidad de memoria Software de programación y descarga Manuales en español Opcionales Unidad de Alarmas MODEM Externo Conversor RS485/232 Software visualización y registro
La URCAVE puede proveerse también con VIP ENERGY ALM 485 A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Instrumentos digitales de panel - VIP 396 - (96 X 96 mm.) VIP 396
Instrumento multifunción 96 x96 mm, ideal para medir y mostrar sobre display todos los parámetros eléctricos aun en condiciones de luz no optimas. Presenta 28 parámetros y puede ser instalado en sistemas monofásicos, y trifásicos Delta ­ Star. ! Reemplaza los tradicionales instrumentos analógicos y digitales de una sola medida. ! Da precisión y confiabilidad a la lectura ! Simplifica la instalación reduciendo costos ! Presenta una perfomance superior en sistemas con forma de onda distorsionada.
VIP 396 Standard
CARACTERISTICAS Bajo Precio: Ideal para reemplazo de instrumentos convencionales Medición: Sistemas monofásicos, bifásicos o trifásicos delta star Medidas en display: V, A, PfcosFi, W, VA, Var. kWah, kVahr, Kva * solo por fase Hz. AN: Por fase y Trifásica Total, Fase L1 Corriente del Neutro No 96 x 96 x115,4 mm. 220 V/ 110 VAC 50/60 Hz TRMS hasta la 24 th.
Salida para conexión al ordenador Dimensiones: Alimentación: Valores:
VIP 396 ­ ALM 485 RS 485 + 2 relés de alarma o pulsos Salida para conexión al ordenador Potocolo: MODBUS ASCII, RTU BCD, y RTU IEEE Medidas en display: Iguales al modelo STD Por medio de la serial 485 es posible obtener además otras medidas tales como: Var, kWh, kVArh o kVAh, kW peak, kW avg, kVA peak, kVA avg, kVAr avg, D %. Puede ser conectado individual o en red hasta un máximo de 247 equipos, en grupos de 32 Asimismo es posible la conexión al PC o a una unidad de memoria a los efectos de guardado de datos, realización de campañas de medición etc. !2 relés de salida programables desde el frente del equipo, como alarmas, o pulsos para conexión a un PLC, para control industrial. !Asimismo es posible la conexión al PC o al VIP MEM (unidad de memoria) a los efectos de guardado de A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Instrumentos digitales de panel DMM3 - DIN DMM3 - DIN
Instrumento multifunción para montaje DIN, 157.5 x 58 x 90. mm, ideal para medir y mostrar sobre display todos los parámetros eléctricos aun en condiciones de luz no optimas. Presenta 28 parámetros y puede ser instalado en sistemas monofásicos, y trifásicos Delta ­ Star. ! Reemplaza los tradicionales instrumentos analógicos y digitales de una sola medida. ! Da precisión y confiabilidad a la lectura ! Simplifica la instalación reduciendo costos ! Presenta una perfomance superior en sistemas con forma de onda distorsionada.
DMM3 Standard
CARACTERISTICAS Bajo Precio: Ideal para reemplazo de instrumentos convencionales Medición: Sistemas monofásicos, bifásicos o trifásicos delta star Medidas en display: V, A, PfcosFi, W, VA, * Var. kWah, kVahr, Kva * solo por fase Hz. AN: Por fase y Trifásica Total, Fase L1 Corriente del Neutro No 157.5 x 58 x 90. mm. 220 V/ 110 VAC 50/60 Hz TRMS hasta la 24 th.
DMM3 -485 Salida para conexión al ordenador RS 485 Potocolo: MODBUS ASCII, RTU BCD, y RTU IEEE Medidas en display: Iguales al modelo STD Por medio de la serial 485 es posible obtener además otras medidas tales como: Var, kWh, kVArh o kVAh, kW peak, kW avg, kVA peak, kVA avg, kVAr avg, D %. Puede ser conectado individual o en red hasta un máximo de 247 equipos, en grupos de 32 Asimismo es posible la conexión al PC o a una unidad de memoria a los efectos de guardado de datos, realización de campañas de medición etc. !Asimismo es posible la conexión al PC o al VIP MEM (unidad de memoria) a los efectos de guardado de datos, realización de campañas de medición etc.
Instrumentos digitales de panel - VIP ENERGY VIP ENERGY - DIN
Instrumento multifunción para montaje DIN 157.5 x 90 x 73. mm ideal para medir y mostrar sobre display todos los parámetros eléctricos aun en condiciones de luz no optimas. Presenta 43 parámetros y puede ser instalado en sistemas monofásicos, y trifásicos Delta ­ Star. ! Reemplaza los tradicionales instrumentos analógicos y digitales de una sola medida. ! Da precisión y confiabilidad a la lectura ! Simplifica la instalación reduciendo costos ! Presenta una perfomance superior en sistemas con forma de onda distorsionada.
VIP ENERGY - Standard
CARACTERISTICAS Medidas en display: V. A. Pfcos Fi, KW, Kwavg Kwpeak KVA KVAavg KVApeak Kvar. Kvar.avg +kWah, /-kWah +KVahr,/- Kvahr Current Crest Factor (CF) Hz. L1 X X X X X X L2 X X X X X X L3 X X X X X X X X X X X TOTAL X X X X X X X X X
VIP ENERGY ALM 485
En la versión 485 se encuentra disponible una salida serial RS485. VIP ENERGY ALM 485 Como modelo estándar más salida por pulsos para CONTROLES INDUSTRIALES de las cargas 2 SALIDAS POR PULSOS de relé con frecuencia proporcional a 2 entre las potencias activa (P, P+ o Pcon opción COG4), aparente (S), reactiva (Q+ inductiva o Q- capacitiva), seleccionables desde teclado. Además de realizar las funciones de medición, está dotado de 2 salidas de relé de estado sólido, contactos libres de tensiones (280VAC rms máx.. 100mA máx..). Suministran pulsos con frecuencia proporcional a la potencia medida. Alarmas de MÏNIMO y de MÁXIMO de 2 medidas seleccionadas entre 27 de las visualizadas, con selección del tiempo de retardo de ON y OFF (de 0 a 999 segundos) y de la histéresis de los umbrales de MÏNIMO y MÁXIMO (de 0 a 17.5% y pasos de 2.5%) por cada uno de los 2 relés. * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar A pag 1
Sonómetro Digital HT 169 (Clase 2)
HT169 efectúa medidas ponderadas en frecuencia en curva A 0 C con integración FAST o SLOW ! y mide los valores máximos y mínimos del nivel de presión sonora. Todas las funciones son gestionadas con solo 6 teclas que hacen que el instrumento sea de fácil uso e interpretación. És ideal para controles de ruido atmosférico,insonorizaciones, tráfico urbano, dispositivos acústicos, instalaciones acústicas,etc. FUNCIONES Visualización Max Min SPL Indicación pila descargada Resolución mínima 0.1 dB Integración FAST/SLOW Entrada para alimentador externo. Salida analógica CC. Adaptador para soporte fijo Normativa: Compatibilidad electromagnética EN 50081-1 EN 50081-2 IEC651 Tipo2 ANSI S1.4 Tipo2 Seguridad instrumentos electrónicos EN 61010-1 Características mecánicas: Dimensiones275x64x x30mm Peso: (pila incluida)aprox. 275g Alimentación: Tipo pila1 pila x 9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS006P Indicación pila agotada, sobre el visualizador aparece un símbolo cuando la tensión de la pila es muy baja. Visualizador: Características, 4 cifras, Muestreo 0.5s MicrófonoElectret ½ pulgadas NIVEL DE PRESIÓN SONORA Escalas Rango dinámico Resolución (30 ÷ 80) dB (50 ÷ 100) dB 50 dB ± 0.1 dB (80÷ 130) dB INTEGRACIÓN Función FAST LOW SALIDA ANALÓGICA Salida Salida Ca1 Salida CC Tensión de salida Vrms Fondo escala seleccionado 10 mV/dB Integración 125 msS 1s Impedancia de salida 50. Ohms A pag 1 100.Ohms Precisión ± 1.5 dB Accesorios Provistos - Manual de instrucciones - Protector anti-viento - Bolsa de traslado - Pila
Rango frecuencia 31.5 Hz ÷ 8 kHz
Instrumentos digitales de panel - STAR 3 DIN (clase 0,5) STAR 3 - DIN -Rs 485 es un instrumento ( 9 módulos din 157.5 x 58 x 90. analizador de energía de panel de alta calidad. Ofrece prestaciones /costo nunca vistas. La nueva visualización luminosa del LCD, el análisis armónico, el conjunto de medidas, incluido el THD% en todos los modelos, la posibilidad del multi-protocolo de la puerta Rs485 y la alta precisión clase 0.5%, hacen de este instrumento la punta de lanza de los analizadores de panel. STAR 3 din: Muestra todas las medidas listadas debajo e incluye una salida Rs485 con multi-protocolo: Modbus RTU, Modbus IEEE y Modbus ASCII.
CARACTERISTICAS Medidas en display: V.LL VLN Vmin. Vmáx. I Iavg. Max.Iavg KW. Kvar KVA KW avg KVar avg KVA avg KW peak KVA peak KVAr peak +kWah, /-kWah +KVahr,/- Kvahr Current Crest Factor (CF) PF
STAR 3 DIN ALM 1:
Como el modelo base + 1 salida de relé. Es posible ajustar las salidas ya sea para las alarmas, para los pulsos que para el control a distancia del relé La función &quot;alarmas&quot; es asociable con las medidas más importantes, incluso V, A, W, THD% y las armónicas Cada relé es ajustable para un umbral máximo y un umbral mínimo, las histéresis y el tiempo de retardo.
STAR3 DIN HARMONICAS
Igual al STAR 3 DIN ALM + un espectro de las armónicas de fase por tensión y corriente. Además de las medidas de base de la tabla anterior, el modelo de las amónicas visualiza las informaciones completas del espectro. Por cada armónica orden k están disponibles los siguientes valores: Harmonicas orden i=1,..,25 for 50Hz i=1,..,20 for 60Hz L1 L2 L3 Vi X X X Ai X X X La precisión de las mediciones armónicas es completamente independiente de la frecuencia de la fundamental. (mide las armónicas hasta la frecuencia de 1250Hz). STAR 3 introduce diversas mediciones avanzadas que suelen ser disponibles en instrumentos de alto costo. ! EI TDH% ofrece una indicación clara de un problema oculto: las armónicas. ! La corriente de neutro proporciona informaciones sobre las condiciones del cable neutro, a menudo sobrecargado en consecuencia de cargas desbalanceadas y armónicas. ! La Corriente Máxima Media indica de forma clara si los componentes de la red eléctrica están sobrecargados, como cables, interruptores, contadores, etc.. ! EI modelo con espectro armónico muestra los detalles para identificar la evolución de las armónicas en la instalación. A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Instrumentos digitales de panel - STAR 3 96 x96 mm. (clase 0,5) STAR 3 - (Rs 485) es un instrumento (96 x96 mm) analizador de energía frente panel de alta calidad. Ofrece prestaciones /costo nunca vistas. La nueva visualización luminosa del LCD, el análisis armónico, el conjunto de medidas, incluido el THD% en todos los modelos, la posibilidad del multi-protocolo de la puerta Rs485 y la alta precisión clase 0.5%, hacen de este instrumento la punta de lanza de los analizadores de panel. STAR 3 Muestra todas las medidas listadas debajo e incluye una salida Rs485 con multi-protocolo: Modbus RTU, Modbus IEEE y Modbus ASCII. CARACTERISTICAS
Medidas en display: V.LL VLN Vmin. Vmáx. I Iavg. Max.Iavg KW. Kvar KVA KW avg KVar avg KVA avg KW peak KVA peak KVAr peak +kWah, /-kWah +KVahr,/- Kvahr Current Crest Factor (CF) PF
STAR 3 ALM:
Como el modelo base + 2 salida de relé. Es posible ajustar las salidas ya sea para las alarmas, para los pulsos que para el control a distancia de los relés La función &quot;alarmas&quot; es asociable con las medidas más importantes, incluso V, A, W, THD% y las armónicas Cada relé es ajustable para un umbral máximo y un umbral mínimo, las histéresis y el tiempo de retardo.
STAR 3 HARMONICAS
Igual al STAR 3 ALM + un espectro de las armónicas de fase por tensión y corriente. Además de las medidas de base de la tabla anterior, el modelo de las amónicas visualiza las informaciones completas del espectro. Por cada armónica orden k están disponibles los siguientes valores: Harmonicas orden i=1,..,25 for 50Hz i=1,..,20 for 60Hz L1 L2 L3 Vi X X X Ai X X X La precisión de las mediciones armónicas es completamente independiente de la frecuencia de la fundamental. (mide las armónicas hasta la frecuencia de 1250Hz)
STAR3 SWITCHING
Todos los modelos están disponibles también con el circuito de alimentación de tipo switching. Esto permite alimentar los instrumentos con una tensión Ac o Dc comprendida entre los 90 y 230 V. Esta opción es solicitada para aplicaciones particulares (por ejemplo a través de UPS) o para reducir el número de productos en el almacén.
Instrumentos digitales de panel - SIRIO Sirio puede substituir a muchos instrumentos tradicionales de
cuadro utilizando un espacio mucho más reducido y simplificando a la vez el cableado de los cables eléctricos y ofreciendo prestaciones superiores en términos de fiabilidad y precisión, el todo a un precio muy interesante. Visualiza un máximo de 7 medidas en verdadero valor eficaz RMS. Todos los parámetros son configurables desde teclado con el instrumento ya instalado. La precisión de las medidas es garantizada aún en presencia de fuerte distorsión armónica, punto crítico éste de los instrumentos indicadores tradicionales. El instrumento puede ser instalado en redes trifásicas con o sin neutro, o en sistemas monofásicos. La lectura y programación se efectúan presionando la tecla PAG situada en el panel frontal y las teclas SEL y SET. Es posible proteger el seteo con una password.
SIRIO 485 ALM
MEDIDAS EN DISPLAY V A KW KW avg. KW peak PF KWh TOTAL X X X X X X X Posee salida serial Rs485, protocolo MODBUS, RTU, ASCII e IEEE. + Dos salidas de relé, uno mecánico 1A-250 Volt y uno electrónico. Las salidas pueden ser utilizadas para alarmas o señales de pulsos. Gracias a los relés y a la comunicación serial, SIRIO485ALM es ideal para el monitoreo de los consumos en industrias, aplicaciones a bordo de máquina, edificios, residencias, campings y garajes.
CARACTERISTICAS TECNICAS Dimensiones 70 x 58 x 90 Alimentación 230 o 115 Vac 10%; 35 400 Hz Absorción 3 VA Display LCD 128 segmentos Entradas de tensión 250 Vac fase-neutro; 450 Vac fase-fase Impedancia entradas de tensión 2 Mohm Número de escalas 1 escala de tensión; 2 escalas de corriente Entradas de corriente 5 A (a conectar con TA externos); 1 VA Máxima corriente de entrada 7 A permanentes; 15 A por 1 segundo. Mediciones T.R.M.S. (verdadero valor eficaz) hasta la 25ma armónica. Precisión 1% para V e I; 2% para potencias (Clase 2 IEC 1036) Conexiones posibles Monofásica; trifásica en estrella (4 hilos); trifásica en triángulo (3 hilos); bifásica + neutro Peso 0.3 kg Nivel de protección Instrumento IP20; panel frontal Ip60 Temperatura de funcionamiento -10 +60 °C Rango de humedad relativa 20% 80% Condensación no permitida Salidas digitales 1 relé electrónico de 120mA/100Vac, 1 relé electromecánico de 1A/250Vac A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Instrumentos para medición de luz ambiental - LUXOMETROS
HT 306-307 LUXOMETRO DIGITAL CON SALIDA SERIE HT 306 es un preciso luxómetro para medición de iluminación hasta 200 klux. Extremadamente preciso. Compacto y fácil de usar, HT 306-307 tiene una salida análoga incorporada (mV) que puede ser combinada con un multímetro externo o un datalogger. Otra importante característica es la corrección de la respuesta espectral y la corrección del coseno de la incidencia angular de la luz. FUNCIONES: - Mediciones de iluminación hasta 200 klux - Corrección de la respuesta espectral - Valores MAX/MIN - Selección de Lux o fc - Data Hold - Salida analógica DC (mV) - Indicador de baja batería
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Rango 20 I 200 I 2000 I 20k I 200klux 20 I 200 I 2000 I 20kfc Precisión +-: 3 % rdg Sensor Silicon photo diode and filter Clase De acuerdo a ns 1609:1993 y CNS Respuesta espectral cerca a la curva CIE Precisión en coseno Características 20/0 (at 30°) Salida analógica DC 10mV -7- 1 V
ESPECIFICACIONES GENERALES Display CD 5 dígitos Sample rate 2.5 meas/sec Rango manual de medición Largo del cable sensor 150 cm Repuesto batería 9V IEC6F22 Vida de la batería Alrededor de170 hs Indicador de batería baja en el display Dimensiones 130x55x38mm Peso 250g
Rango DC Output CARACTERISTICAS · ! Medición luz, rango niveles 200.000 lux / 20.000 fc. 20 Lux/fc 1 Lux/fc = 10 mV ! Alta precisión, y rápida respuesta 200 Lux/fc 1 Lux/fc = 1 mV ! Función DATA HOLD para sostener los valores medidos 2000 Lux/fc 1 Lux/fc = 0.1 mV ! Unidad y signo en display para facilitar la lectura 20 kLux/fc 1 Lux/fc = 0.01 mV ! Manual auto cero con trimmer 200 kLux 1 Lux = 0.001 mV ! Corrección para relativa eficiencia espectral ! Posibilidad de selección de mediciones, en Lux, o FC alternativamente ! Valores Máximos y Mínimos ! Salida analógica ! Indicador de batería baja ACCESORIOS:(STANDARD) Valija portátil - - Enchufe para salida analógica DC - Manual del usuario - (Italiano - Inglés Español) Indicador de batería
Equipos para automación y control de procesos industriales CONTROL DE NIVEL RL 2 - RL 22
El control electrónico automático de nivel RL-2 ha sido desarrollado para controlar automáticamente, el nivel Máximo y Mínimo de líquidos conductores. La unidad electrónica y fuente de alimentación, se encuentran contenidas en un gabinete apto para montaje en fondo de panel (DIN 43604) o sobre riel (DIN 46277), con bornera de conexiones en el frente del aparato. La interconexión de dos o más controles, montados individualmente sobre riel DIN, permite la medición de tantos niveles como se desee (dos por equipo), a través de las sondas correspondientes (sobre pedido). Las sondas (opcionales), se proveen de diversos tipos, y dimensiones de acuerdo a las necesidades del usuario. Los elementos en contacto con el líquido a sensar, pueden ser de acero inoxidable o alpaca. RL2 -Control automático de 2 Niveles Cuando el nivel del liquido alcanza el nivel Máximo prefijado, o desciende del Mínimo, interviene el relé Interno del aparato, el cual directa o indirectamente a través de un relé auxiliar de potencia desconecta o conecta automáticamente la bomba. RL 22 -Control automático de 2 Niveles + 2 alarmas Similar al modelo RL-2, pero permite disponer de dos niveles auxiliares de alarma o control, superior ­ inferior, superior ­ medio, inferior ­ medio con salida de potencia por medio de relé inversor Diagrama de Conexiones
Sondas - (Opcionales)
Equipos para automación y control de procesos industriales TEMPORIZADORES ELECTRONICOS
Equipos para automación y control de procesos industriales
MODELO TIPO Analógico E40 Enchufable Octal ALIMENTACION Monotensión
24 VAC/DC o- 110 o- 220 VAC
ESCALAS Multiescala 1-10-100 seg (80) 1-10-100 min (90)
FUNCION F 27 - 1 contacto inversor Temporizado 5 A 220 V.A.C. F 02 - 2 contactos inversores Temporizados 5 A 220 V.A.C. E40- Enchufable F 09 - 1 contacto inversor Temporizado 5 A 220 V.A.C. + 1 instantáneo
MODELO E55 Riel DIN
ALIMENTACION Multitensión
24 VAC-DC / 110 VAC-220 VAC
ESCALAS Multiescala
1- 10 -100 seg. O (80) 1 -10 -100 min. (90)
E55- Riel DIN
FUNCION F 27 - 1 contacto inversor Temporizado 5 A 220 V.A.C. F 02 - 2 contactos inversores Temporizados 5 A 220 V.A.C. F 09 - 1 contacto inversor Temporizado 5 A 220 V.A.C. + 1 instantáneo F 06 - 1 contacto inversor Temporizado a la desconexión 5 A 220 V.A.C. Monoescala: Escala 0 a 3 seg. - 0 a 6 seg. - 0 a 30 seg. - 0 a60
MODELO TIPO ALIMENTACION ESCALAS Monoescala E59 Digital Monotensión 110 o- 220 VAC Enchufable Octal 9999 seg. O FUNCION 9999 min. F 09 - 1 contacto inversor Temporizado 5 A 220 V.A.C. + 1 instantáneo
E59- Digital
Código de Pedido: Indicar: Modelo - Escala - Función: Ejemplo: E55 -2 ( 24 VAC/DC) Pedido = E55 - M- 80 - 27 4 (110 VAC) 5 (220 VAC) M (Multitensión) 80 (escala en segundos) 90 (escala en minutos) A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Equipos para automación y control de procesos industriales CONTROL FOTOELECTRICO FRL
Los controles fotoeléctricos de la serie FRL son generalmente empleados para el control de movimientos, detección. conteo, clasificación, inspección, posicionamiento y como elemento de comando en procesos industriales y variados sistemas de automació6n de maquinarlas. Consta de una unidad electrónica amplificadora y dos unidades separadas (emisor / receptor). Su principio de funcionamiento se basa en la interrupción de un rayo infrarrojo que al ser interceptado por algún objeto produce el cambio de estado de un relé. Dicho rayo infrarrojo es modulado a una frecuencia fija y constante, y tanto el cabezal emisor como el receptor se encuentran sintonizados en esa modulación, lo cual evita cualquier perturbación que pudiera infligir el medio de luz ambiente, ya sea este natural o artificial, ultravioleta, incandescente, fluorescente, etc. La distancia entre ambos cabezales standard puede variar desde algunos milímetros a un metro; sobre pedido se proveen cabezales especiales para distancias de 3 mts y 10 mts. Sensores
Datos Técnicos FR / L Tensi6n de alimentaci6n: 12-24-48-110.- 220 V. CA / 12-24 V CC Variaci6n admisible: :+- 15% de la tensi6n nominal Relé de salida: 1- contacto inversor SA. 220 V. CA Temperatura admisible: -20 + 60° C Velocidad de operaci6n: Max. 20 imp/seg Protecci6n: IP 60 Ejemplos de aplicaciones:
CONTADORES DE PULSOS DIGITALES Modelo C46 - 4 o 6 Cifras, con o sin memoria de retención
Los contadores de la serie C46, son generalmente empleados en el conteo de piezas de producción, en los procesos industriales. Pueden suministrase para una tensión de alimentación de 24 VAC, 24 VDC, 110 VAC, o 220 VAC, y para una frecuencia normal de conteo de 3 Hz, otras )300 Hz a 1Khz, consultar. El tipo de señal de ingreso admitido, por medio de sensores magnético puede ser NPN , PNP, o mecánico NA o NC Un reset eléctrico, permite clocar a cero el mismo, a los efectos de comenzar una nueva cuenta.
Modelo: Tensión Standard de Alimentación: Tolerancia alimentación: Tiempo de rearme: Límite de temperatura: Visualización: Funciones disponibles: Tipo de conteo: Frecuencia de conteo: Tipo señal de ingreso: Tipo de reset: Memoria Backup: Conexiones: Montaje: C46 24 V AC, - 24 VDC - 110 VAC - 220 VAC +- 10% 10 ms -10 +40 oC 4 o 6 dígitos (9999 - o 999999 count) Con o sin memoria conteo UP 3 Hz, otras sobre pedido Mecanica, NPN o PNP Eléctrico Opcional (solo conteo) Zocalo Undecal Frente Panel
INDICADOR DE RPM - FRECUENCIMETRO MODELO DG2 - Permite la lectura directa del número de
RPM de un motor, de una máquina, o de un eje en movimiento. El ingreso de señal, se realiza por medio de un sensor magnético (Opcional), sobre un engranaje de 60 dientes (Opcional).
Modelo: Tensión Standard de Alimentación: Límite de temperatura: Visualización: Frecuencia de conteo: Tipo señal de ingreso: Conexiones: Montaje: C46 24 V AC, - 24 VDC - 110 VAC - 220 VAC 0 +40 oC 4 dígitos (9999 count) 3 Hz, otras sobre pedido Sensor magnético Zocalo Undecal Frente Panel
DETECTOR DE CERO VELOCIDAD ZS
El ZS, se emplea principalmente en lugares donde es necesario el transporte de materiales, por por medio de cintas transportadoras o cintas de cadena. Mediante la colocación estratégica de los sensores magneticos en el recorrido del transporte, se puede detectar la falia y según el enclavamiento (secuencia de operación), detener todo el proceso anterior o posterior al punto de la misma. Una de las ventajas principles de este sistema es su no vinculación mecánica con el equipo a controlar, ya que el sensado se hace magneticamente, evitandose rozamientos, desgastes mecanicos, etcetera PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO El sensor se enfrenta a tres milímetros de distancia, aproximadamente, del engranaje a sensar. Al comenzar a moverse dicho engranaje, la variación magnética hará que el sensor emita pulsos proporcionales a la frecuencia del movimiento. Puede tambien emplearse un generador de pulsos óptico &quot;GP-F&quot;, siendo en este caso necesaria una vinculación mecánica al eje a sensar en lugar del engranaje. Estos pulsos se envían mediante el cable de interconexión al procesador, dando entrada en el mismo a un rele. Los cqntactos de este se colocarán en serie con la bobina del contactor correspondiente al motor del equipo a controlar. Un contacto NA permite el enclavamiento del sistema. Al dejar de llegar pulsos por haberse detenido el equipo que se esta controlando, el rele se abrira desconectando el contactor de referencia, y por ende toda la secuencia anterior o posterior, según sea el caso, deteniendose la máquina. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL EQUIPO Fuente de alimentacion, incorporada. Rele propiamente dicho (circuito electrónico procesador de pulsos y relé de salida 220 V. 5-A.). Sensor magnetico de movimiento Engranaje (opcional). CARACTERISTICAS TECNICAS Tensión de alimentación: 12-24-110- 220 V 50 Hz. 12-24 V.C.C, Fuente integrada sobre circuito impreso realizado en fibra de vidrio-epoxi. Bornes de conexión 2,5 mm2 de seccion de cable. Rele de salida: 1 NA + 1 NC 220 V.C.A. 5 A + 1 NA (enclavamiento) Procesador realizado con circuitos integrados de logica C-MOS Montaje: en caja, riel DIN Tiempo de entrada del relé: ajustable entre 2 y 10 c/seg. mediante preset en el frente del equipo Tiempo de salida del rele: 4/6 seg; Estos tiempos son fijos, pudiendo en caso de requerirse, ser modificados en nuestra fabrica. Leds indicadores: conectado operando A pag 1 * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar
Pinza Amperométrica Digital 400/ 1000 - AC / DC - DM 8135
La pinza digital DM 8135, cumple una amplia gama de funciones de medición, cubriendo un amplio rengo en AC / DC, en tensión y corriente , 400 / 1000 A AC- DC. De fácil empleo, es una herramienta que por sus características es ideal para empleo en mantenimiento de instalaciones industriales, CARACTERISTICAS TECNICAS . 1999 cuentas Display: 0.4 - 4/40 - 400V: + -07% &gt; 1000V: + - O.8% DC-V: 4/40 - 400V +- O.7%, 700V +- 1.0% AC-V: 400/1000A: +- 3.0% DC-A 400/1000A: +- 3.0% AC-A 400/4k - 40k/400k 4MOhms :+-1/2%, Resistencia: 40MOhms:+-2.0% 4n - 40n - 400n - 4uF:+-4.0% Capacitancia: 10Hz a 1OO kHz:+- 2.0% Frecuencia: -40°C a 750 oC: +-1.0% Temperatura: Prueba de Diodos Prueba de Continuidad Data Hold
OFERTA PRODUCTOS DISCONTINUADOS
CON GARANTIA 6 MESES ANALIZADOR DE CALIDAD DE TENSION MONOFASICO - IDM8
EI IDM8 provee una simple, y económico manera efectiva de controlar la calidad de tensión del servicio eléctrico. Provee información precisa acerca de los disturbios eléctricos que afectan la tensión, a los efectos de brindar ayuda en el suministro y mantenimiento de los mismos Detecta y memoriza variaciones en el voltaje con el respecto a pre conjunto de umbrales preestablecidos, sobre un periodo especifico de tiempo. Muestra las fallas localmente en la frente de la unidad sobre un display. A fin de perfeccionar y optimizar el monitoreo, el ID8M se divide en tres niveles de voltaje (220 / 240V - 1OOV - 57.7V). PRINCIPIO DE MEDIDA El voltaje para ser controlado es sampleado en una frecuencia de 2 kHz. Cada 2 ms, el valor RMS calculado sobre 10 ms es comparado con los valores preestablecidos, y dentro de los umbrales requeridos como límites de parámetro de detección. Una pila interna dentro el ID8M provee varias horas de servicio durante cortes de suministro de corto o larga duración. El software ID8GEST (DOS o W 3x ventana), provee una visualización de las perturbaciones en orden cronológico y determina que valores exactos se alcanzo durante la duración de las fallas. La visualización en tiempo de estos sucesos, permite un análisis detallado para deducir las causas y efectos.
VIPD3 HV-ANALIZADOR DE PANEL PARA SISTEMAS DELTA
20 Instrumentos en uno: Volt, Amp.,KW, kVA, kVAr, Hz, kWh, kVArh, P.F..cosFi, Peak kW, Peak kVA Alimentación: 110 VAC * Consultar por relaciones de transformación TV, y TA Oferta hasta finalizar stock ! Precio: VIP D3 HV - Euros 140,00.- + IVA A pag 1
Continuar * Solicitar catalogo técnico: Email: [email protected] , o descargar de nuestra web: www.proyectos1.com.ar

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución