Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-22-junio-2005-comunidad-autonoma-de-cantabria-109996
Timestamp: 2016-10-23 14:49:07+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria, de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del contador estático combinado de clase 1 para energía activa y 2 para la reactiva, monofásico, conexión directa, marca Enel, modelo Gist
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria, de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del contador estático combinado de clase 1 para energía activa y 2 para la reactiva, monofásico, conexión directa, marca Enel, modelo Gist Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria, de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del contador estático combinado de clase 1 para energía activa y 2 para la reactiva, monofásico, conexión directa, marca Enel, modelo Gist Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA	RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2005, de la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del contador estático combinado de clase 1 para energía activa y 2 para la reactiva, monofásico, conexión directa, marca Enel, modelo Gist.
Primero.Con fecha 26 de mayo de 2005, D. Jesús Herrero Alonso formula solicitud, en representación de Electra de Viesgo Distribución, S. L., con domicilio social en la calle Medio, 12, de Santander, inscrita en el Registro de Control Metrológico con el número 06-E-001, para la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del contador estático combinado de clase 1 para la energía activa y 2 para la reactiva, marca Enel, modelo Gist.
Segundo.Junto con la solicitud se presenta:
Memoria técnica descriptiva del contador monofásico Gist, suscrita por el Ingeniero Industrial D. Jesús González Torre, visada por el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria con el número 688/2005, de fecha 6 de mayo de 2005.
Certificados de ensayos n.º CEM-CY-05/0243-3.4 y CEM-CY05/0244-3.4 emitidos por el Centro Español de Metrología, con fecha 18 de mayo de 2005, en los que se especifica que los ensayos realizados han resultado conformes a las normas UNE EN 61036 y UNE EN 61268, sobre contadores estáticos de energía activa y reactiva, respectivamente.
Declaración de conformidad del fabricante con la funcionalidad y demás requisitos y condiciones exigibles, conforme al Real Decreto 1433/ 2002, de 27 de diciembre.
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de pertinente y legal aplicación, esta Dirección General de Industria, con el informe del Servicio de Inspección y Seguridad, en uso de sus atribuciones, resuelve: Primero.Autorizar el modelo para su uso e instalación en la red del contador estático combinado de clase 1 para la energía activa y 2 para la reactiva, trifásico, conexión directa, marca Enel, modelo Gist. Las denominaciones y características del sistema son: Marca: Enel.
Modelo: Gist.
Características técnicas del contador. Tipo de contador: trifásico interior. Número de hilos: 4.
Clase de precisión. 1 para energía activa, según UNE EN 61.036 y 2 en reactiva, según UNE EN 61.268.
Intensidad de base, In: 5 A. Intensidad máxima Imax: 60 A.
Tensión de referencia: 3x230 V /400 V. Frecuencia de referencia: 50 Hz. Temperatura de referencia: 23 ºC.
Intervalo de temperatura de funcionamiento: 25 ºC a + 70 ºC. Características del interruptor Tipo de interruptor: modular para instalación sobre guía DIN. Número de polos: 4.
Corriente nominal: 63 A. Tensión nominal: 400 V.
Poder de cortocircuito nominal: 2 kA. Telecontrolable: sólo en apertura.
Cuando el sistema se instale en la centralización de contadores, el interruptor sólo desempeñará funciones de protección del contador. Si se coloca en el local o vivienda del consumidor podrá desempeñar funciones de limitador de corrientes o interruptor de control de potencia (ICP), conforme determina el artículo 93.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Santander, 22 de junio de 2005.El Director General, Pedro Obregón Cagigas.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 artículo 93
 Real Decreto