Source: https://es.scribd.com/doc/95441841/manual-HI-2221
Timestamp: 2017-08-24 09:01:00+00:00

Document:
Cargado por Matias Xavier Grandez García
HI 2221 HI 2223
Medidores de Banco pH, mV, ºC con Calibration Check
Estimado Cliente. Gracias por elegir un producto Hanna Instruments. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar estos instrumentos. Este manual le proporcionará a usted toda la información necesaria para la correcta utilización de los instrumentos, así como una idea precisa de su versatilidad. Si necesita información técnica adicional, no dude en enviarnos un e-mail a tech@hannainst.com.
HI 2221 y HI 2223 son garantizados por dos años contra defectos de fabricación y materiales cuando son utilizados para los fines previstos y mantenidos de acuerdo con las instrucciones. Los electrodos y sondas son garantizadas por un periodo de seis meses. Esta garantía está limitada a la reparación o al reemplazo en forma gratuita. Los daños debidos a accidentes, mal uso, manipulación indebida o incumplimiento del mantenimiento prescrito no están cubiertos. Si se requiere servicio, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el instrumento. Si está en garantía indíquenos el número de modelo, fecha de compra, número de serie y naturaleza del problema. Si la reparación no está cubierta por la garantía, usted será notificado de los cargos incurridos. Si el instrumento debe ser devuelto a Hanna Instruments, obtenga primero un número de autorización de devolución de mercancías en el departamento de Servicio Técnico y luego envíelo con los costos de envío pagados. Al enviar el instrumento, asegúrese que está correctamente embalado para su total protección.
GARANTIA ...........………...................................................................... 2 EXAMEN PRELIMINAR…………………….............................................. 3 DESCRIPCION GENERAL..................................................................... 3 DESCRIPCION FUNCIONAL………………........................................... 4 ESPECIFICACIONES HI 2221………….…………………….................... 5 ESPECIFICACIONES HI 2223………….…………………….................... 6 GUIA OPERACIONAL…………………….............................................. 7 CALIBRACION pH……………………………..…...........….................... 9 MENSAJES CALIBRACIÓN MEJORADOS…….…......……………....... 14 CONDICION ELECTRODO y TIEMPO RESPUESTA ELECTRODO ...... 16 TAMPÓN pH TEMPERATURA DEPENDIENTE....………….................... 17 BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO(GLP).................................. 18 REGISTRO………………….………………….......................................... 21 AJUSTES………………………….............…............................................ 24 CALIBRACION TEMPERATURA (solo personal técnico)....…........... 27 CALIBRACION mv (solo personal técnico)…….…………....…….....29 INTERFACE PC ……………………………………………………………..30 ACONDICIONAMIENTO y MANTENCIÓN ELECTRODO...................34 GUIA SOLUCION DE PROBLEMAS......................................................37 CORRELACION TEMPERATURA PARA VIDRIO pH SENSIBLE….…….38 ACCESSORIOS ………………………………................………………...39 RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO …..……………...........…...43
Remueva el instrumento del embalaje y examínelo con cuidado para asegurarse de que no ha sufrido daños durante el envío. Si existe algún desperfecto, notifíquelo a su distribuidor más cercano o al Centro de Servicio al Cliente de Hanna. Cada instrumento es suministrado con: • HI 1131P Electrodo pH combinado cuerpo de vidrio con cable de 1 mt.(3,3”) • HI 7662 Sonda Temperatura • HI 76404N Sostenedor Electrodo • Solución Tampón pH 4.01 y 7.01 (20 mL cada una) • HI 7071 Solución Electrolito • Fuente de Poder 12 VDC • Manual de Instrucciones Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta estar seguro que el instrumento funciona correctamente. Todos los artículos defectuosos deben ser devueltos en el embalaje original con los accesorios suministrados.
HI 2221 y HI 2223 son medidores de banco de pH / ORP / temperatura basados en registro por microprocesador con Calibration Check. Calibration Check realiza una serie de pruebas de diagnóstico durante la calibración utilizando la historia de la pendiente del electrodo y la compensación para detectar problemas que puedan causar la pérdida de precisión. Características Calibration Check son: • Mensajes de calibración mejorados Durante la calibración, el usuario será advertido si uno o más parámetros no son adecuados para realizar una calibración exacta. • Condición de electrodos en la pantalla LCD Determinada a partir de la desviación y la pendiente del electrodo. • Tiempo de respuesta del electrodo en la pantalla LCD Determinada a partir de rendimiento del electrodo durante la calibración. Otras características incluyen: hasta un máximo de cinco punto de calibración de pH con siete tampones memorizados (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 y 12.45 pH), ingresando hasta 100 muestras (para HI 2221) y 500 muestras (para HI 2223), GLP, calibración debida a alarma, lectura de pH con compensación automática o manual de la temperatura y una interfaz de software para PC.
1) Pantalla Cristal Liquido (LCD). 2) Tecla CAL, para ingresar y salir del modo de calibración. 3) Tecla CFM / GLP, para confirmar calibración, valores diferentes o para desplegar la información de Buenas Practicas de Laboratorio. 4) Tecla ▲ºC, para aumentar en forma manual el valor de la temperatura u otros parámetros. 5) Tecla▼ºC, para disminuir en forma manual el valor de la temperatura u otros parámetros. 6) Tecla SETUP, para ingresar / salir del modo SETUP. 7) Tecla RANGE, para seleccionar el rango de medición, cambiar a los datos buscados en SETUP o para cambiar entre el valor del tampón y la temperatura durante la calibración. 8) Tecla LOG / CLR, para almacenar un valor en la memoria, para borrar la calibración pH, o para borrar los registros almacenados. 9) Tecla RCL, llama la memoria. 10) Interruptor ON/OFF. 11) Enchufe fuente de poder. 12) Conector USB. 13) Conector electrodo BNC. 14) Enchufe sonda temperatura. 15) Enchufe electrodo de referencia.
01.1 Kg (4.3 Kg (2. 12.00 pH ±699.00 a 16.9 lb). 9.0 a 120. celda rellenable unión individual.9 mV) 1 mV (±2000 mV) 0.1 °C @ 20 °C/68 °F ±0.0 °F) HI 1131P cuerpo vidrio.45) Registro Compensación de Temperatura Electrodo pH Sonda Temperatura 100 puntos Manual o Automática desde: –20. kit con sostenedor 2.01 pH ±0.86.01.0 a 120. 10. 7.01 pH 0.7 x 4.3") 1.2 x 8.9 mV ±2000 mV –20.18.1 mV (±699.9 mV) ±1 mV (±2000 mV) ±0.ESPECIFICACIONES HI 2221 Rango –2.0 °C 0. 7 tampones disponibles (1. BNC + pin (incluidos) HI 7662 sonda acero inoxidable (incluida) 1012 ohm adaptador 12 VDC (incluido) 235 x 222x109 mm(9.68.0 °C (–4. 4.2 mV (±699.0 a 248.6 lb) 0 – 50 °C (32 -– 122 °F) HR max 95 % no condensada 2 años Impedancia Entrada Fuente Poder Dimensiones Peso Entorno Garantía 5 . 6.01.2 °C excluye error de sonda Si USB Opto-aislada Resolución Exactitud @20ºC / 68ºF Calibration Check Interfase Computadora Hasta 5 puntos.
002 pH ±0. 6.01 pH 0. 9. 7.ESPECIFICACIONES HI 2223 –2.000 pH ±999. 4.01.9 mV) ±1 mV (±2000 mV) ±0.2 mV (±999.000 a 16.1 Kg (4.86.68.01 pH ±0. 12. BNC + pin (incluidos) HI 7662 sonda acero inoxidable (incluida) 1012 ohm adaptador 12 VDC (incluido) 235 x 222x109 mm(9.9 mV) 1 mV (±2000 mV) 0.9 lb).18.9 mV ±2000 mV –20.3") 1.00 a 16.0 °F) HI 1131P cuerpo vidrio.6 lb) 0 – 50 °C (32 -– 122 °F) HR max 95 % no condensada 2 años 6 .0 a 248.2 °C excluye error de sonda Si USB Opto-aislada Rango Resolución Exactitud @20ºC / 68ºF Calibration Check Interfase Computadora Hasta 5 puntos.01.00 pH –2.01. 10.3 Kg (2.45) Registro Compensación de Temperatura Electrodo pH Sonda Temperatura Impedancia Entrada Fuente Poder Dimensiones Peso Entorno Garantía 500 puntos Manual o Automática desde: –20.7 x 4. kit con sostenedor 2. 7 tampones disponibles (1.0 °C (–4.0 a 120.1 mV (±999. celda rellenable unión individual.0 °C 0.0 a 120.1 °C ±0.2 x 8.
• Serán desplegadas todas las etiquetas del LCD y sonara un beep mientras el instrumento realiza un autodiagnóstico. mV. • El instrumento desplegara el mensaje “LoAD” y parpadeando hasta que se ha completado la inicialización. Notas: • Estos instrumentos utilizan memoria no volátil para mantener el pH. Si el electrodo no se reconoce como un electrodo tipo HANNA P. •Sumerja la punta de un electrodo acondicionado en forma apropiada (ver pag. Para la medición de temperatura y compensación automática de temperatura conectar la sonda de temperatura al conector apropiado. OFF. • Asegúrese que un fusible proteja la línea de alimentación. 4 segundos ON. gráfico de barras completo). MEDICION pH Asegúrese que el instrumento ha sido calibrado antes de tomar mediciones de pH. • El instrumento automáticamente por defecto se colocara en modo de medición de pH a menos que no sea detectado un electrodo tipo ORP HANNA P. incluso cuando se desconecta.GUIA OPERACIONAL CONEXIÓN ENERGIA Enchufe el adaptador de 12 V CC en la toma de corriente. calibraciones de temperatura y todos los otros ajustes. ELECTRODO Y CONEXIONES SONDA INICIO INSTRUMENTO Para electrodos HANNA Tipo P de pH u ORP (con referencia interna) conecte electrodo BNC al conector situado en la parte posterior del instrumento y el pin al soquete de referencia. 34) y la sonda de temperatura 7 . sólo si se utilizan electrodos HANNA tipo P (PIN). Nota: información sobre el estado del electrodo y la respuesta es mostrada en los indicadores de gráfico de barras durante el día en que la calibración es realizada. los indicadores de gráfico de barras parpadearan (25 segundos. • Encienda el instrumento presionando el interruptor ON / OFF situado en el panel posterior. • El mensaje “Unscrew electrode refilling cap” le recuerda al usuario que debe soltar o remover la tapa de relleno del electrodo para mejorar el tiempo de respuesta del electrodo.
• El pH es desplegado en la pantalla LCD primaria y la temperatura en la pantalla LCD secundaria. 8 . Permita un tiempo para que el electrodo se estabilice. se recomienda lavar bien el electrodo con agua desionizada agua o agua de la llave y luego con algo de la muestra siguiente para evitar la contaminación cruzada. Si se realizan mediciones sucesivas en diferentes muestras. conecte y sumerja sonda de temperatura HI 7662 en la muestra lo más cerca posible como sea posible al electrodo y espere durante unos minutos. Para utilizar la característica de Compensación Automática de Temperatura.aproximadamente 3 cm (1¼”) dentro de la muestra y agita suavemente. La temperatura puede ahora ser ajustada con las teclas ARROW (desde -20. Las mediciones de Potencial de Reducción-Oxidación (Redox) proporcionan la cuantificación de la oxidación o reducción de la potencia de la muestra analizada. MEDICIONES ORP Un electrodo de ORP opcional debe ser utilizado para realizar mediciones ORP (ver accesorios). • La lectura de pH esta fuera de rango. el valor mas cercano a la escala será desplegado parpadeando en la pantalla LCD primaria. La pantalla mostrará la última temperatura registrada con el símbolo "ºC" parpadeando. La superficie del electrodo ORP debe estar limpia y suave con el fin de obtener una medición precisa. la compensación manual puede ser realizada por medio de desconectar la sonda de temperatura. este efecto de la temperatura debe ser compensado.0 ºC). De modo de medir el pH con precisión.0 ºC a 120. • También es posible ver la lectura de mV por medio de presionar la tecla RANGE. Si es conocida la temperatura de la muestra . La lectura de pH es afectada por la temperatura.
9 . • Después de probar productos químicos agresivos. TOMANDO MEDICIONES DE TEMPERATURA Conecte la sonda de temperatura HI 7662 y encienda el instrumento. El instrumento debe ser recalibrado: • Cada vez que el electrodo de pH es sustituido. utilice vasos de plástico o vidrio para minimizar cualquier interferencia EMC. Para obtener los mejores resultados y la visualización constante de la condición del electrodo y respuesta del electrodo en los indicadores de gráfico de barras. Sumerja la sonda de temperatura dentro de la muestra y permita que la lectura en la pantalla LCD secundaria se estabilice. Permita unos pocos minutos para que la muestra se estabilice. • El instrumento se colocara por defecto en modo de medición de mV si es detectado un electrodo HANNA P tipo ORP • Sumerja la punta del electrodo ORP (3 cm/1¼”) dentro de la muestra. PREPARACIÓN Vierta pequeñas cantidades de las soluciones tampón en vasos limpios.Soluciones De pre tratamiento están disponibles para acondicionar el electrodo y aumentar la velocidad de respuesta. • Si la lectura esta fuera de rango. • Si el mensaje "CAL DUE" es desplegado durante la medición. • Si se requiere una alta exactitud. CALIBRACIÓN pH Calibrar el instrumento frecuentemente. utilice dos vasos para cada solución tampón. Cada vez que usted calibre el instrumento utilice tampones frescos y realice un procedimiento de limpieza del electrodo (ver página 36). • Por lo menos una vez al día. especialmente si se requiere una alta precisión. se recomienda una calibración. Para una calibración precisa y reducir al mínimo la contaminación cruzada. el valor mas cercano a la escala total será desplegado parpadeando en la pantalla LCD primaria. Uno para enjuagar el electrodo y otro para calibración. Si es posible. • El instrumento desplegara la lectura de mV en la pantalla LCD primaria.
18/10. "PH" y "Buffer" aparecerán y el tampón "7. La calibración se puede realizar utilizando los siete tampones memorizados • pH 1.01" será desplegado en la pantalla LCD secundaria. El instrumento mostrará el mensaje "donE" durante unos segundos. Es muy importante borrar el historial de calibración cuando un nuevo electrodo es utilizado debido a que todos los mensajes de error y de advertencia que aparecen durante la calibración dependen del historial de calibración.PROCEDIMIENTO La calibración puede ser realizada en un máximo de cinco puntos.68. • Presione la tecla CLR si usted está utilizando un nuevo electrodo o desea borrar el historial de calibración. se recomienda utilizar tampones pH 7.01.01 y 12. presione las teclas de dirección para seleccionar un valor de tampón diferente. 4. Las etiquetas "CAL" y "pH" se encenderán. La sonda de temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. • Las etiquetas "CAL". • El símbolo estabilice.45 no es para medición general. Nota: El tampón pH 12.01 pH (para las muestras de ácido) o pH 9. • Presione la tecla CAL.86. 9. parpadeará hasta que la lectura se 10 .01 (para muestras alcalinas) como segundo punto de calibración.01. 7. 6. Nota: • "CLEAR CAL if new electrode" aparecerá sólo si el instrumento ha sido previamente calibrado. o espere unos segundos para continuar. utilice sólo si la muestra es muy alcalina para evitar el error de sodio. Para mediciones exactas se recomienda una calibración de tres puntos.86 como primer punto de calibración y 4. CALIBRACIÓN DE CINCO PUNTOS Para la mayoría de las aplicaciones. • Presione la tecla CAL.45.01 o 6. • Si es necesario.18. y parpadeará la etiqueta "CLEAR CAL if new electrode". • Sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura de aproximadamente 3 cm (1 ¼ ") en una solución tampón y agite suavemente. 10.
La sonda de temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. También salta 6. • El valor calibrado es desplegado luego en la pantalla LCD primaria y el tercer valor esperado en la pantalla LCD secundaria. La sonda de temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. • Presione la tecla CFM para confirmar la calibración.18 si si se ha utilizado 10. • El símbolo parpadeará en la pantalla LCD hasta que la lectura sea estable. • Si es necesario. • Cuando la lectura es estable y muy cerca del tampón seleccionado el símbolo "CFM" parpadeará.01. y viceversa. • Presione CFM para confirmar calibración. • Luego que el primer punto de calibración ha sido confirmado. • Luego que el segundo punto de calibración es confirmado. y viceversa. • Si es necesario. • Cuando la lectura es estable y cercana al tampón seleccionado parpadeara el símbolo "CFM". el símbolo "CFM" parpadeará y si está activado. • Presione CFM para confirmar calibración. sonara una señal audible. saltará 9. presione las teclas ARROW para seleccionar un valor de tampón diferentes. presione las teclas ARROW para seleccionar un valor de tampón diferente. sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura aproximadamente 3 cm (1 ¼ ") en la segunda solución tampón y agite suavemente. 11 . • El símbolo " " parpadeará en la pantalla LCD hasta que la lectura sea estable. Asimismo. sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura aproximadamente 3 cm (1 ¼ ") en la siguiente solución tampón y agite suavemente.• Cuando la lectura sea estable y cercana al tampón seleccionado.86 si se utilizó 7.01. Nota: El instrumento automáticamente saltará al tampón utilizado para el primer punto. El valor calibrado se mostrará en la pantalla LCD principal y el valor del segundo tampón esperado en la pantalla LCD secundaria.
Las pendientes adyacentes permanecen sin cambios. 12 . • Presione CAL luego que ha sido confirmado el cuarto . El instrumento memorizara los datos de calibración y volver al modo de medición. • Cuando la lectura sea estable y cercana al tampón seleccionado el símbolo “CFM” parpadeara. El instrumento memorizara los datos de calibración de un punto y volverá al modo de medición. • Presione CFM para confirmar calibración. Si la opción "Pnt" es seleccionada. La sonda de temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. • Presione CAL luego que el primer punto de calibración es confirmado. La sonda de temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. • El símbolo " " parpadeará en la pantalla LCD hasta que la lectura sea estable. sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura aproximadamente 3 cm (1 ¼ ") en la siguiente solución tampón y agite suavemente. • El símbolo “ ” parpadeara en la pantalla LCD hasta que la lectura sea estable. • Si es necesario.• Luego que el tercer punto de calibración es confirmado. • Proceda como se describe en la sección "FOUR. CALIBRACIÓN DE DOS. tres o dos puntos). sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura aproximadamente 3 cm (1 ¼ ") en la siguiente solución tampón y agite suavemente. THREE or TWOPOINT CALIBRATION" (calibración de cuatro. • Presione CFM para confirmar la calibración. Si es seleccionada "OFFS". una corrección de la desviación del electrodo es realizada. TRES O CUATRO PUNTOS • Proceda como se describe en la sección " FIVE-POINT CALIBRATION " (calibración de cinco puntos). el nuevo punto de calibración reemplaza uno ya existente. tercer o segundo punto de calibración. presione las teclas ARROW para seleccionar un valor de tampón diferentes. • El instrumento almacenara el valor de la calibración y volverá al modo de medición normal. Las pendientes adyacentes serán reevaluadas. • Luego que el cuarto punto de calibración es confirmado. CALIBRACIÓN DE UN PUNTO Dos opciones seleccionables de configuración están disponibles: "Pnt" y "OFFS". • Cuando la lectura es estable y muy cerca del tampón seleccionado el símbolo "CFM" parpadeará. • Si es necesario presione las teclas ARROW (flechas) para seleccionar un valor de tampón diferente .
Notas: • Para borrar los parámetros de calibración para todos los tampones no calibrados comenzando con el tampón actual. numero tampón de calibración y lectura de temperatura. La calibración continuará desde el punto actual. Si este procedimiento es realizado durante la calibración en el primer punto de calibración. el instrumento vuelve al modo de medición. presione CLR. 13 . • Presione RANGE para cambiar entre tampón pH.
Usted debe chequear su electrodo y utilizar un tampón fresco. Ya que el envejecimiento del electrodo es normalmente un proceso lento. 14 . Si este mensaje de error es desplegado. MENSAJES DE ERROR Aparecen mensajes de error si uno o todos los parámetros de calibración son aceptadas por las ventanas. Esto asegura la remoción de la película. o pendiente bajo el limite menor aceptado).MENSAJES CALIBRACIÓN MEJORADOS El historial de calibración almacenado a ser utilizado para el error y mensajes de advertencia durante la calibración para ayudar a asegurar la máxima precisión. los cambios sustanciales de calibraciones anteriores son probablemente debido a un problema temporal con el electrodo o tampones. La calibración no se puede continuar cuando estos errores son desplegados. CHEQUEE EL ELECTRODO alternativamente con TAMPON DE CHEQUEO Este mensaje de error aparece cuando la pendiente del electrodo excede el limite de pendiente máximo aceptado. ELECTRODO Este mensaje aparece si el procedimiento de limpieza es desarrollado como resultado de los dos mensajes anteriores encontradas por el instrumento encontrado no satisfactorio. suciedad o depósitos en el bulbo de vidrio y unión de referencia. TAMPON ERRONEO Este mensaje aparece cuando la diferencia entre la lectura del pH y el valor del tampón seleccionado es demasiado grande. LIMPIEZA ELECTRODO Este mensaje de error indica una mala condición de electrodo (compensación fuera de ventana aceptada. Limpie el electrodo de acuerdo al Procedimiento de Limpieza en pagina 36 para mejorar su condición y repita la calibración. compruebe si ha seleccionado la solución de calibración apropiada.
15 . Esta variación puede ser consecuencia de la suciedad en el electrodo. suciedad o depósitos en el bulbo de vidrio y unión de referencia. como resultado de la variación inaceptable de la compensación o en el segundo tampón de calibración. TAMPÓN CONTAMINADO Este mensaje de advertencia aparece para alertar que el tampón puede estar contaminado. LIMPIEZA ELECTRODO alternando con CHEQUEO TAMPON Esta advertencia aparece durante el Calibration Check en el primer tampón de calibración. Consulte el procedimiento de limpieza de los electrodos o utilice un tampón fresco. TEMPERATURA TAMPON Este mensaje aparece si la temperatura del tampón esta fuera del rango de temperatura definida para el tampón. Consulte el procedimiento de limpieza de electrodos. Esto asegura la eliminación de película. la característica de Calibration Check analiza el historial de calibración del electrodo y advierte al usuario cuando han sido detectados problemas. Es posible saltar los mensajes de advertencia y confirmar la calibración. como resultado de la variación inaceptable de la pendiente. pero no es recomendable. Actualizar el tampón y continuar con el procedimiento de calibración. MENSAJES DE ADVERTENCIA Durante la calibración.Reemplace electrodo. LIMPIEZA ELECTRODO Esta advertencia aparece durante la Revisión de la calibración para la calibración del segundo tampón cuando el instrumento ha detectado una pequeña variación de la compensación o ambos parámetros de compensación y pendiente. Esta variación puede ser consecuencia de la suciedad en el electrodo o tampón contaminados.
Para una visualización continua de la condición y la respuesta del electrodo. El indicador de respuesta es una función del tiempo de estabilización entre el primer y segundo tampón de calibración. la calibración de todos los días es necesario. Si el electrodo está en muy malas condiciones el segmento de primera condición parpadeará. el estado de calibración es desplegado para el resto del día. Si el instrumento no está calibrado. 16 . el estado del electrodo y los indicadores de respuesta del electrodo será vaciado. el historial de calibración será eliminado o ha sido calibrado sólo en un momento dado. el indicador de respuesta estará vacío (se utilizo pH 1. Si la respuesta del electrodo es muy lenta el segmento de primera respuesta parpadeará. Estos indicadores reflejan el rendimiento del electrodo y se espera que disminuya lentamente durante la vida del electrodo.68 o pH 12. Esta información también puede ser vista en datos GLP. El indicador de estado muestra el estado del electrodo en el momento de la calibración. Cuando el instrumento no puede evaluar la respuesta del electrodo.CONDICION ELECTRODO Y TIEMPO RESPUESTA ELECTRODO Cuando es utilizado un electrodo HANNA P Tipo BNC con pasador.45). HI 2221 y HI 2223 se podrá acceder al estado del electrodo y tiempo de respuesta en cada calibración.
17 . TAMPONES pH Durante la calibración el instrumento desplegara el valor del tampón de pH a 25ºC.DEPENDENCIA A LA TEMPERATURA TAMPÓN pH La temperatura tiene un efecto sobre el pH. Las soluciones de tampón de calibración se ven afectadas por los cambios de temperatura en un grado menor que las soluciones normales. Durante la calibración el instrumento calibrara automáticamente el valor de pH correspondiente a la temperatura medida o ajustada.
el mensaje "CAL DUE" aparecerá incluso si esta función está deshabilitada en el menú de configuración. El instrumento mostrará la hora de la última calibración. a 5 días). La configuración por defecto es OFF (desactivado). Notas: • Si el instrumento no ha sido calibrado. • Si el instrumento se calibró utilizando un electrodo con pasador y el electrodo es cambiado a un electrodo sin pasador o viceversa "CAL DUE" parpadeará. Este valor puede ser ajustado de 1 a 7 días. cuando el instrumento está en el modo de medición de pH. Esta característica ayuda a asegurar el uso de un instrumento calibrado. la alarma luego se vuelve a calcular inmediatamente y aparece 5 días después de la última calibración. DATOS CALIBRACION pH Los datos de calibración son almacenados de forma automática luego de una calibración adecuada. Los símbolos "CAL DUE" parpadearan para avisar al usuario que el instrumento debe ser recalibrado. CALIBRACIÓN EXPIRADA Estos instrumentos permiten al usuario configurar el número de días antes de la siguiente calibración requerida. presione la tecla GLP.dd). Por ejemplo. Si el valor de expiración ha sido cambiado (por ejemplo. si ha sido seleccionado un tiempo de expirado de 4 días. 18 . Utilice las teclas de dirección ARROW para desplazarse por los datos de calibración: • Hora (hh: mm). • Fecha (yyyy / mm.BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO (GLP) GLP es un conjunto de funciones que permite el almacenamiento y recuperación de datos relativo al mantenimiento y estado del electrodo. Todos los datos respecto a la última calibración son almacenados para que el usuario los revise cuando sea necesario. o si el historial de calibración ha sido eliminado. el instrumento programara una alarma exactamente 4 días después de la última calibración. Para ver los datos de calibración de pH.
• Pendiente de calibración de pH en mV / pH normalizada a 25º C (el porcentaje es referido al valor ideal de 59. Nota: Si usted calibra utilizando electrodos con pasador la condición del electrodo y los indicadores de respuesta aparecen mientras el desplazamiento y la pendiente son desplegados. El primer tampón de calibración de pH: El segundo tampón de calibración de pH: El tercer tampón de calibración de pH: El cuarto tampón de calibración de pH: El quinto tampón de calibración de pH: Nota: El mensajes "Old" es desplegado al lado del valor de pH lo que significa que el tampón no se utilizó durante la última calibración.16 mV / pH). • Los tampones de calibración de pH en el modo de calibración y con las resoluciones seleccionadas utilizadas durante la calibración. si la calibración antigua fue realizada en el mismo día de la calibración actual). 19 . Presione y mantenga presionada la tecla SETUP si usted necesita ver la fecha de calibración (u hora.• Desviación calibración pH.
.o si expiro (7 días atrás). 20 . Notas: • Presione GLP para volver al modo de medición. • Estado calibración expirada: si esta deshabilitada.• Si aparece el mensaje “no bUF” en el LCD.o será desplegado el numero de días hasta la alarma de calibración . • Si la calibración no ha sido realizada. el instrumento desplegara el mensaje “no CAL” parpadeando. • ID instrumento. el instrumento le informa que la calibración fue desarrollada con menos de cinco tampones.
junto con "LOG" y las etiquetas "RCL". datos de temperatura y calibración es almacena. Si un electrodo de ORP HANNA Tipo P es utiliza la información de pH no se almacena. Si no hay datos registrados. 21 . el instrumento despliega: El instrumento desplegara el valor de medición registrado en la pantalla primaria LCD y el número de registro en el LCD secundario. Si el espacio de registro esta completo. Nota: Las etiquetas "LOG" y las etiquetas "RCL" permanecen en la pantalla LCD en modo de recuperación de memoria. mientras esta en el modo de medición para recuperar la información almacenada. REGISTRO DE DATOS ACTUALES Para almacenar la lectura actual en la memoria.REGISTRO Hasta 100 (HI 2221) o 500 (HI 2223) las muestras registradas pueden ser almacenadas en la memoria. el número de registro en la pantalla LCD secundaria y "LOG" parpadeará durante unos segundos (ver el siguiente ejemplo: Acta N º 27 de fecha 14 de julio): Si quedan menos de 5 ubicaciones de memoria. VER DATOS REGISTRADOS Presione RCL. valor en mV.dd) en la pantalla LCD primaria. el numero de registro y el mensaje “Lo” serán desplegados para alertar al usuario. presione la tecla LOG mientras esta en el modo de medición. la fecha. el mensaje “FULL LOG” será desplegado en la pantalla y no se podrá grabar mas información. El instrumento mostrará la fecha actual (mm. Junto con la medida actual. hora.
Nota: En las pantallas donde el numero almacenado no es desplegado presione la tecla SETUP para desplegar el numero almacenado.Presiónela tecla RCL para volver al modo de medición. • El año en la pantalla LCD primaria y el mes y día en la pantalla LCD secundaria. • Para borrar los registros presione la tecla CLR. Las etiquetas “CFM” y ”DEL” parpadearán: 22 . Utilice las teclas ARROW para desplazarse a través de los registros almacenados: Presione la tecla RANGE para ver datos adicionales: • El valor mV en la pantalla LCD primaria y la temperatura en la pantalla LCD secundaria. • La pendiente de calibración en la pantalla LCD primaria y el mensaje “SLoP” en la pantalla LCD secundaria. • La desviación de la calibración en la pantalla LCD primaria y el mensaje “oFFS” en la pantalla LCD secundaria. El mensaje “dEL” será desplegado en la pantalla LCD primaria y el registro seleccionado en la pantalla LCD secundaria. • La hora Y minutos en la pantalla LCD primaria y el numero de registro en la pantalla LCD secundaria.
Presione las teclas ARROW para cambiar al registro seleccionado. el símbolo “ALL” aparecerá en la pantalla LCD secundaria. o todos los registros. Durante esta operación. Presione la tecla CFM para confirmar el borrado del registro seleccionado. 23 . Notas: • La tecla RANGE no tiene efecto si mensaje de registro "nuLL" aparece en la primera línea del LCD. • El instrumento optimiza el uso de la memoria cuando retorna al modo de medición luego que es realizada una operación de borrado. • Si todos los registros son borrados el instrumento vuelve al modo de medición. El instrumento desplegara en la pantalla LCD primaria el mensaje “nuLL”. el parpadeará. Esto cambiara el número de registro de los datos ingresados. • Puede omitir este mensaje por medio de seleccionar un registro no borrado utilizando las teclas ARROW. Para borrar todos los registros presione la tecla SETUP. • Luego que la tecla LOG es presionada o "dEL" es confirmada el instrumento mostrará la cantidad de espacio de registro libre por alrededor de un segundo (por ejemplo: 25 registros libres).
Presione la tecla CAL para cambiar un valor de parámetro. Presione la tecla SETUP para salir del modo SETUP. mes & día) • Estado Beep • ID Instrumento • Unidad Temperatura Para ingresar al modo Setup presione la tecla SETUP mientras el instrumento esta en el modo de medición. El parámetro seleccionado comenzara a parpadear. Presione las teclas ARROW para cambiar el valor de expiración de la calibración. Presione las teclas ARROW para aumentar o disminuir el valor desplegado. Seleccione un parámetro con las teclas ARROW. ALARMA EXPIRACION CALIBRACION Presione la tecla CAL cuando sea desplegada la expiración de la calibración. Presione la tecla CFM para almacenar el valor o la tecla CAL para salir . ENTORNO CALIBRACIÓN DE UN PUNTO Presione CAL cuando el mensaje “1 Pnt” es desplegado en la pantalla LCD secundaria. Presione las teclas ARROW para cambiar entre las opciones “Pnt” y “OFFS”. ONE-POINT CALIBRATION. Uno de los dos puntos (“Pnt” o “OFFS”) comenzara a parpadear (para detalles ver pH CALIBRATION. 24 . Presione las teclas ARROW para seleccionar el parámetro siguiente / previo. pagina 12). Comenzara a parpadear el tiempo de expiración de calibración (“OFF” o “1” a “7” días). Presione la tecla RANGE para cambiar los parámetros desplegados.AJUSTES El modo de ajuste le permite ver y modificar los siguientes y modificar los siguientes parámetros: • Calibración Alarma Expiración • Entorno de Calibración de un punto • Resolución pH (solo HI 2223) • Hora Actual (hora y minutos) • Fecha Actual (año. Presione la tecla CFM para guardar el valor de expiración de la calibración modificada o presione la tecla CAL para cancelar sin guardar la expiración de la calibración.
Presione las teclas ARROW para cambiar entre las opciones 0.01” o ”0. Presione la tecla RANGE. Presione CAL para salir sin guardar. Los minutos comenzaran a parpadear. FECHA ACTUAL Presione la tecla CAL cuando sea desplegada la fecha actual.001”) comenzara a parpadear. Presione las teclas ARROW para cambiar la hora. Presione las teclas ARROW para cambiar el mes. 25 . Presione CAL para salir sin guardar. El mes comenzara a parpadear. Presione la tecla CFM para guardar el valor modificado o presione la tecla CAL para salir sin guardar. La resolución ajustada (“0. Presione las teclas ARROW para cambiar el año. Presione CFM para guardar el valor modificado. TIEMPO ACTUAL Presione la tecla CAL cuando es desplegada la hora actual. RESOLUCION pH (solo HI 2223) Presione CAL cuando el mensaje “rESo” sea desplegado en la pantalla LCD secundaria. El año comenzara a parpadear. Presione la tecla RANGE. Presione las teclas ARROW para cambiar el valor desplegado.01 y 0.Presione CFM para guardar el entrono de calibración de un punto. La hora comenzara a parpadear.001.
UNIDAD DE TEMPERATURA Presione la tecla CAL cuando es desplegado “tenP”. Presione la tecla CFM para guardar la unidad de temperatura modificada. ESTADO BEEP Presione la tecla CAL cuando es desplegado el estado beep. Nota: La ID del instrumento puede ser descargada a un PC como parte de un juego de datos de registro para identificar su origen. Presione CAL para salir sin guardar. El día comenzara a parpadear.Presione la tecla RANGE. Presione la tecla CFM para guardar el estado de beep modificado. Estado sep comenzara a parpadear (“On” u “OFF”). Al permitir. Presione la tecla CAL para salir sin guardar. Presione las teclas ARROW para cambiar el día. Presione las teclas ARROW para cambiar el valor de ID del instrumento. 26 . Presione la tecla CFM para guardar el valor modificado de ID del instrumento o presione la tecla CAL para cancelar sin guardar la ID del instrumento. La unidad de temperatura comenzara a parpadear. Una alerta de beep largo indica que la tecla presionada no esta activa o una condición errónea ha sido detectada mientras en la calibración. Presione las teclas ARROW para cambiar el estado de señal sonora (SI o NO). La ID del instrumento (“0000” a “9999”) comenzara a parpadear. bip suena como un beep corto cada vez que se presiona una tecla o cuando se puede confirmar la calibración. ID INSTRUMENTO Presione la tecla CAL cuando es desplegado “InId” en la pantalla. Presione las teclas ARROW para cambiar la opción. Presione la tecla CFM para guardar el valor modificado o presione la tecla CAL para salir sin guardar.
1 º C como termómetro de referencia.0 º C". Cuando la lectura es estable y cercana al punto de calibración seleccionado. Las sondas de temperatura Hanna son intercambiables y no se requiere calibración de la temperatura cuando ellas son reemplazadas. Permita unos segundos para que la sonda se estabilice. luego encienda el instrumento. • Sumerja la sonda de temperatura en el segundo vaso lo más cerca posible al termómetro de referencia. Para una calibración precisa. • Utilice las teclas ARROW para ajustar la lectura en la pantalla LCD secundaria a la del hielo y agua. en contacto con su concesionario o centro de Hanna Servicio al Cliente.CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (solo para personal técnico) Todos los instrumentos vienen con la temperatura calibrada de fábrica. Si las mediciones de temperatura no son precisas. La pantalla LCD secundaria mostrara “50. a la del agua caliente. Coloque el material aislante alrededor del los vasos para reducir al mínimo los cambios de temperatura. • Utilice las teclas ARROW para ajustar la lectura en la pantalla LCD secundaria. Permita unos segundos para que la sonda se estabilice. • Utilice un termómetro calibrado con una resolución de 0. medida por el termómetro de referencia. • Con el instrumento apagado.0 ºC“. presione y mantenga presionadas las teclas CFM y SETUP. debe ser realizada una recalibración de la temperatura. aparecerá el símbolo "READY" y la etiqueta "CFM" parpadeará. El símbolo "CAL" aparecerá y la pantalla LCD secundaria mostrará "0. o seguir las instrucciones de abajo. • Sumerja la sonda de temperatura en el vaso con hielo y agua lo más cerca posible al termómetro de referencia. • Presione CFM para confirmar. • Preparar un recipiente con hielo y agua y otro que contiene agua caliente (alrededor de 50 º C). 27 .
• Cuando la lectura es estable y cercana al punto de calibración seleccionado. aparecerá el símbolo “READY” y parpadeara “CFM”. El instrumento volverá al modo de medición. el símbolo “WRONG” parpadeara. Cambie la sonda de temperatura y vuelva a calibrar. Nota: Si la lectura no esta cercana al punto de calibración seleccionado. 28 . • Presione CFM para confirmar.
• Presione CFM para confirmar.CALIBRACIÓN mV (solo para personal técnico) Todos los instrumentos vienen calibrados de fábrica para mV. la etiqueta "READY" aparecerá y parpadeará la etiqueta "CFM". contacte su concesionario o centro Hanna de Servicio al Cliente. cuando ellos son reemplazados.0. • Presione CFM para confirmar. Aparecerá el símbolo "CAL" y la pantalla LCD secundaria mostrará "0.0 mV y mV 1.0 mV". • Con el instrumento apagado. Verifique la condición de la calibración o contacte a su vendedor si usted no puede calibrar. Si las mediciones de mV no son precisas. • Conecte al conector BNC un simulador de mV con una precisión de ± 0. Nota: Si la lectura no esta cercana al punto de calibración seleccionado.0 mV en el simulador. Para una calibración precisa. el símbolo “WRONG” parpadeara.1 mV. o siga las instrucciones a continuación. • Establezca 1800.0 mV en el simulador. Cuando la lectura sea estable y cercana al punto de calibración seleccionado. aparecerá el símbolo "READY" y la etiqueta "CFM" parpadeará. La pantalla LCD secundaria mostrará "1800 mV".800. Una calibración de dos puntos se puede realizar en 0. mV recalibración debe realizado. Cuando la lectura sea estable y cercana al punto de calibración seleccionado. El instrumento volverá al modo de medición. 29 . Los electrodos Hanna ORP son intercambiables y no no se requiere calibración de mV. • Establezca 0. presione y mantenga presionada las teclas CAL & ▼ºC luego encienda el instrumento.
sin control de flujo. HI 92000 también ofrece gráficos y cuentan con ayuda en línea. por favor.01 resolución • xx=03 rango mV 30 . utilice un conector de cable estándar USB. 1. COMANDOS SIMPLES RNG Es equivalente a presionar RANGE CAL Es equivalente a presionar CAL CFM Es equivalente a presionar CFM UPC Es equivalente a presionar la tecla de flecha UP DWC Es equivalente a presionar la tecla de flecha DOWN LOG Es equivalente a presionar LOG RCL Es equivalente a presionar RCL SET Es equivalente a presionar SETUP CHR xx Cambia el rango del instrumento de acuerdo con el valor (xx) de parámetro: • xx=00 pH valor/0. Para conectar el instrumento a un PC. ENVÍO DE COMANDOS DE PC También es posible controlar a distancia el instrumento con cualquier programa terminal. Utilice un cable USB estándar para conectar el instrumento a un PC. inicie el programa terminal y establezca las opciones de comunicación de la siguiente manera: 8. Los datos pueden ser exportados a los programas de hoja de cálculo más populares para su posterior análisis. Asegúrese que el instrumento esté apagado y enchufe un conector USB del instrumento y el otro al puerto USB de su PC. consulte las siguientes instrucciones. tasa 9600 baudios. TIPOS DE COMANDO Para enviar un comando al instrumento siga el siguiente esquema: <command prefix> <command> <CR> donde: <command prefix> es un carácter ASCII 16 <command> es el código de comando. Nota: Si usted no está utilizando Hanna Instruments HI 92000. Nota: Pueden ser utilizadas letras mayúsculas o minúsculas.001 resolución (solo HI 2223) • xx=01 pH rango/0.INTERFASE PC La transmisión de datos desde el instrumento al PC puede ser realizada con el software HI 92000 Windows ® compatible (opcional). N.
001 resolución) • 01 – rango pH (0.sobre rango. (No para electrodos HANNA ORP con pasador. incluye signo y punto decimal. 31 .01 resolución) • 03 – rango mV • Estado medidor (2 caracteres estado bytes): representa un código hexadecimal de 8 bit. Todos los mensajes de respuesta son con caracteres ASCII.bajo rango.) Segundo carácter corresponde a la lectura mV.) • lectura mV . Primer carácter corresponde a la lectura del rango pH. temperatura y mV en rango pH. • lectura pH solo en rango pH 7 caracteres ASCII. La cadena de respuesta contiene: • Modo medidor (2 caracteres): • 00 – valor pH (0. • lectura mV y temperatura en rango mV.El instrumento responderá a estos comandos con: <STX> <answer> <ETX> donde: <STX> es carácter 02 código ASCII (inicio de texto) <ETX> es carácter 03 código ASCII (final de texto) <answer>: <ACK> es carácter 06 código ASCII (comando reconocido) <NAK> es carácter 21 código ASCII (comando no reconocido) <CAN> es carácter 24 código ASCII (comando corrupto) COMANDOS QUE REQUIEREN UNA RESPUESTA El instrumento responderá a estos comandos con: <STX> <answer> <checksum> <ETX> donde la suma de comprobación es la suma de los bytes de la cadena de respuesta como 2 caracteres ASCII. U .7 caracteres ASCII. • 0x10 – sonda de temperatura esta conectada • 0x01 – nuevos datos GLP disponibles • 0x02 – nuevo parámetro SETUP • Estado lectura (2 caracteres): R . incluye signo y punto decimal. (No para electrodos HANNA ORP con pasador. O . RAS Causa que el instrumento envié un juego completo de lecturas de acuerdo con el rango actual: • lectura pH.en rango.
• condición electrodo. yymmddhhmmss (12 caracteres) • información tampones (para cada tampón) • tipo (1 carácter): 0 . • valor tampón. • 0x01 . • advertencia durante la calibración (2 caracteres): • 00 – sin advertencias • 01 – limpiar electrodo • 04 – limpiar electrodo y chequear tampón • 05 – tampón contaminado.beep ON (u OFF) • 0x04 . siempre en ºC. PAR Solicita el ajuste de los parámetros de configuración.• Lectura de temperatura . con signo (3 caracteres).estándar (siempre 0) • estado (1 carácter): N (nuevo) – calibrado en la ultima calibración. con signo y dos puntos decimales. GLP Solicita registro de datos de calibración. los cuales contienen: • el numero de tampones calibrados (1 carácter) • la desviación. con signo y punto decimal (7 caracteres) • promedio de pendientes. El código “-01” significa no calculado. con signo y punto decimal (7 caracteres) • hora de calibración. • respuesta electrodo con signo (3 caracteres).8 caracteres ASCII. La cadena de respuesta contiene: • ID instrumento(4 caracteres) • Alarma tiempo de calibración expirado (2 caracteres) • información SETUP (2 caracteres): codificación hexadecimal 8 bit . con signo y punto decimal (7 caracteres) • La hora de calibración. yymmddhhmmss (12 caracteres). O (antigua) – desde una calibración antigua. • 0x01 – calibración pH disponible • datos calibración pH (si están disponibles). La cadena de respuesta contiene: • Estado GLP (1 carácter): representa una codificación hexadecimal de 4 bit. El código “01” significa no calculado.grados Celsius (o grados Fahrenheit) • 0x08 – calibración desviación (o Punto de calibración) 32 . MDR Solicita el nombre del modelo del instrumento y código firmware (16 caracteres ASCII).
R.bajo rango • lectura pH con signo y punto decimal (7 caracteres) • Lectura de temperatura signo y punto decimal en ºC (7 caracteres) • estado lectura mV (1 carácter . LODxxx Solicita el dato xxx registrado grabado. • “Err8” es enviado si el instrumento no esta en el modo de medición.01 • pH estado de lectura (1 carácter): R .en rango. yymmddhhmmss (12 caracteres) • desviación de la calibración con signo y punto decimal (7 caracteres) • el promedio de pendientes con signo y punto decimal (7 caracteres) • presencia sonda de temperatura (1 carácter). LODALL Solicita todos los datos registrados a demanda.resolución pH 0.001. O.NSL Solicita el numero de muestras registradas (4 caracteres). • “Err6” es enviado si el rango solicitado no esta disponible. • “Err7” es enviado si el instrumento esta en el modo de registro. • Los comandos inválidos serán ignorados. resolución 01 . • “Err4” es enviado si el parámetro solicitado no esta disponible. Errores: • “Err3” es enviado si el registro a demanda esta vacío. O . 33 .resolución pH 0.sobre rango. La cadena de respuesta contiene: • resolución pH (2 caracteres): 00 . U . • “Err5” es enviado si un argumento de comando no es correcto. U) • lectura mV con signo y punto decimal (7 caracteres) • el tiempo registrado.
remoje el electrodo en para solución de almacenamiento HI 70300 o HI 80300 al menos una hora. NO SE ALARME SI SE PRESENTAN DEPÓSITOS DE SAL.ACONDICIONAMIENTO Y MANTENCIÓN ELECTRODO Agujero referencia llenado Agujero referencia llenado Alambre Sensor Alambre Referencia Alambre Referencia Alambre Sensor Unión Referencia Bulbo de Vidrio Electrodo pH Cuerpo Plástico Electrodo pH Cuerpo Vidrio Alambre Referencia Unión Referencia Unión Referencia Bulbo de Vidrio Alambre Referencia Unión Referencia Punta Platino u Oro Electrodo ORP Cuerpo Plástico Punta Platino u Oro Electrodo ORP Cuerpo Vidrio PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Remueva la tapa protectora del electrodo de pH. se pueden formar dentro del bulbo de vidrio pequeñas burbujas de aire que afectan el buen funcionamiento del electrodo. Durante el transporte. Si el bulbo y / o la unión está seca. Esto es normal con los electrodos. Esta van a desaparecer cuando se laven con agua. Estas burbujas pueden ser removidas por medio de "agitar hacia abajo" el electrodo como lo haría con un termómetro de vidrio. 34 .
Para electrodos rellenables: Si la solución de relleno (electrolito) es más de 2 ½ cm (1 ") por debajo del orificio de llenado. Sumerja la punta (3 cm / 1 ¼ ") en la muestra y agite suavemente durante unos segundos. Para electrodos AMPHEL®: Si el electrodo no responde a los cambios de pH. suelte el tornillo del orificio de llenado durante las mediciones. Si encuentra algún rasguño o grietas. el bulbo de vidrio y la unión se deben mantener húmedos y no permitir que se sequen. El cable utilizado para la conexión al instrumento debe estar intacto y no debe haber puntos de rotura en la aislación del cable o grietas en el vástago del electrodo o bulbo. la batería está descargada y el electrodo debe ser reemplazado. añada Solución Electrolito HI 7082 o HI 8082 3. Los conectores deben estar perfectamente limpios y secos. MEDICIONES Lave la punta del electrodo con agua destilada. enjuague la punta del electrodo con unas gotas de la solución a analizar. Deje el electrodo en posición vertical durante 1 hora. MANTENCION PERIÓDICA Inspeccione el electrodo y el cable. PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Para minimizar atascos y asegurar un tiempo de respuesta rápido. Siga el procedimiento de preparación antes de tomar mediciones. Siga el procedimiento de almacenamiento previamente mencionado. Nota: NUNCA GUARDE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA O AGUA DESIONIZADA. Para electrodos rellenables: Vuelva a llenar la cámara de referencia con electrolito fresco (HI 7071 o HI 8071 para electrodos con unión individual y HI 7082 o HI 8082 para electrodos con unión doble). antes de tomar medidas. 35 .5 M KCl + AgCl para electrodos de unión individual. en su defecto. Solución de Llenado (HI 7071 o HI 8071 para electrodos con unión individual y HI 7082 o HI 8082 para electrodos con unión doble). Para una respuesta más rápida y evitar la contaminación cruzada de las muestras.5 M KCl para electrodos de unión doble o HI 7071 o HI 8071 3. Para una respuesta más rápida. reemplace el electrodo. Reemplace la solución en la tapa de protección con unas gotas de Solución de Almacenamiento HI 70300 o HI 80300 o. Enjuague los depósitos de sal con agua.
IMPORTANTE: Luego de realizar cualquiera de los procedimientos de limpieza. Remoje en Solución de Limpieza Inorgánica Hanna HI 7074 por 15 minutos. enjuague el electrodo con agua destilada.PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA • General • Proteína • Inorgánica • Aceite / grasa Remoje en Solución de Limpieza General Hanna HI 7061 o HI 8061 por aproximadamente ½ hora. Remoje en Solución de Limpieza de Proteína Hanna HI 7073 o HI 8073 por 15 minutos. Enjuague Solución de Limpieza de Aceite y Grasa Hanna HI 7077 o HI 8077. llene la cámara de referencia con electrolito fresco (no es necesario para los electrodos de gel) y sumerja el electrodo en Solución de Almacenamiento HI 70300 o HI 80300 por lo menos 1 hora antes tomar mediciones. 36 .
Electrodo sucio o tampón. reemplace el electrodo. Verifique que el electrodo este conectado. PROBLEMA Electrodo pH sucio.00" o "16. Chequee el teclado o contacte al vendedor. Electrodo pH roto. Limpie el electrodo. Error interno. El medidor no opera con la sonda de temperatura. Si aun no resulta. Rellene con solución fresca (solo para electrodos rellenables). Reemplace sonda de temperatura. El medidor en el inicio despliega todas las etiquetas. contacte al vendedor. Si la pantalla muestra: "mV" y "-2000" o "2000" parpadeando. Reemplace tampón. Lecturas fluctúan hacia arriba y abajo (ruido). Chequee cable y conectores.GUIA SOLUCION PROBLEMAS SINTOMAS Respuesta lenta/ Desviación excesiva. Sonda temperatura utilizada errada. Nivel electrolito bajo (solo electrodos rellenables). Unión tapada / sucia. El medidor falla en calibrar o da lecturas erróneas. Apague el medidor y luego enciéndalo. SOLUCION Limpie el electrodo y luego enjuague la punta en HI 7061 o HI 8061 por 30 minutos. permanentes Mensaje desplegado Error "Err xx" Reemplace electrodo. Escala fuera de rango a) Verifique que el electrodo en escala de pH. Fuera de rango en la escala mV. b) Verifique que la tapa de traslado ha sido removida. 37 . contaminado Si la pantalla muestra: "pH" y " -2. El medidor no acepta La solución de Tampón para calibración. Siga el procedimiento de limpieza. c) Recalibre el medidor. e) Chequee nivel de electrolito y estado general del electrodo.00" parpadeando. d) Asegúrese que la muestra de pH este en el rango especifico. Sonda temperatura quebrada. Una de las teclas esta pegada. este conectado. Si el error persiste.
Lo mas bajo de la temperatura. Las formulaciones de los vidrios Hanna tienen las características indicadas. el tiempo de respuesta se vera afectado en mayor grado a temperaturas bajo 25 ºC. Por estas razones ambientes con alta humedad. Esta interferencia es llamada error alcalino y causa que el pH sea sub estimado.CORRELACIÓN TEMPERATURA PARA VIDRIO SENSIBLE A pH La resistencia de los electrodos de vidrio depende parcialmente de la temperatura. La vida del electrodo de pH también depende de la temperatura. Adicionalmente. El pH en el cual comienzan a ser significantes dependiendo de la composición del vidrio. Si es utilizado constantemente a altas temperaturas. la vida útil del electrodo se vera drásticamente reducida. toma mas tiempo para que la lectura se estabilice. Vida Típica del Electrodo Temperatura Ambiente 90 ºC 120 ºC Error Alcalino Altas concentraciones de iones de sodio interfieren con las lecturas en las soluciones alcalinas. la corriente a través de la membrana esta en el rango de pico Amperes. Altas corrientes pueden afectar por muchas horas la calibración del electrodo. Si la resistencia es mayor. corto circuitos y descargas estáticas son dañinas para una lectura de pH estable. Corrección Ion de Sodio para el Vidrio a 20-25ºC Concentración pH Error 1 – 3 años Menos de 4 meses Menos de 1 mes 38 . Debido a que la resistencia del electrodo de pH esta en el rango de 50 – 200 Mohm. la mas alta de las resistencias.
500 mL HI 8077L Solución Limpieza Aceite y Grasa en botella aprobada FDA. 20 mL. 20 mL.86 botella aprobada FDA. 4x30 mL HI 8082 3. SOLUCIONES LIMPIEZA ELECTRODO HI 70000P Sachets Enjuague Electrodo.5M Electrolito KCl + AgCl. 25 pcs HI 7061L Solución Limpieza General.01. 20 mL. para electrodos con unión doble. 25 pcs HI 70007P Sachets Tampón pH 7.01 botella aprobada FDA. 4x30 mL. para electrodos con unión doble HI 8071 3.ACCESORIOS SOLUCIONES TAMPÓN pH HI 70004P Sachets Tampón pH 4. 500 mL HI 8007L Solución Tampón pH 7. 500 mL HI 8006L Solución Tampón pH 6.01 botella aprobada FDA.5M Electrolito KCl. 500 mL HI 7007L Solución Tampón pH 7. 500 mL HI 7004L Solución Tampón pH 4. 500 mL HI 7010L Solución Tampón pH 10. 500 mL SOLUCION ELECTROLITO RELLENO ELECTRODO HI 7071 3. 500 mL HI 7074L Solución Limpieza Inorgánica.68. 39 .01.01. 500 mL. 4x30 mL HI 7082 3. 500 mL SOLUCIONES ALMACENAMIENTO ELECTRODO HI 70300L Solución Almacenamiento.01. para electrodos con unión individual HI 8072 1M Electrolito KNO3 en botella aprobada FDA. 4x30 mL. 500 mL HI 8004L Solución Tampón pH 4.18 botella aprobada FDA. 500 mL HI 7077L Solución Limpieza Aceite y Grasa.86. 500 mL HI 8010L Solución Tampón pH 10. 20 mL. 4x30 mL. 500 mL HI 7006L Solución Tampón pH 6. para electrodos con unión individual HI 7072 1M Electrolito KNO3.5M Electrolito KCl en botella aprobada FDA. 25 pcs HI 7001L Solución Tampón pH 1.18. 4x30 mL. 500 mL HI 7073L Solución Limpieza Proteína.01.01. 500 mL HI 8073L Solución Limpieza Proteína en botella aprobada FDA. 500 mL HI 80300L Solución Almacenamiento botella aprobada FDA. 500 mL HI 8061L Solución Limpieza General en botella aprobada FDA.01 botella aprobada FDA. 500 mL HI 8009L Solución Tampón pH 9. 500 mL HI 7009L Solución Tampón pH 9. 25 pcs HI 70010P Sachets Tampón pH 10.5M Electrolito KCl + AgCl en botella aprobada FDA.
rellenable. 500 mL HI 7092L Solución Pre tratamiento Oxidante.3') de cable BNC y pasador conector . cerámica triple. rellenable. Uso: propósito general.SOLUCIONES PRE TRATAMIENTO ORP HI 7091L Solución Pre tratamiento Reductor. Cuerpo de vidrio. unión doble. rellenable. micro. combinación electrodo pH. Uso: ácidos / alcalinos fuertes. forma cónico. no rellenable. Cuerpo de vidrio. 40 . combinación electrodo pH. como se muestra a continuación. unión individual. HI 1131P. combinación electrodo pH. 500 mL ELECTRODOS pH Todos los electrodos que terminen con el numero de parte en P son suministrados con un 1 m (3. combinación electrodo pH. HI 1083P. Uso: propósito general. Uso: emulsiones. Viscolene. Uso: bio tecnología. Cuerpo de vidrio. HI 1043P. HI 1053P. HI 1131P. micro titulación. Cuerpo de vidrio.
CABLE EXTENSION PARA ELECTRODOS DE TIPO TORNILLO (ADAPTADOR TORNILLO A BNC) HI 7855/1 cable extensión 1 m (3. Uso: titulación.3') largo HI 7855/3 cable extensión 3 m (9. Consulte el Catalogo General Hanna para mas electrodos con conectores y pasadores BNC.ELECTRODOS ORP HI 3131P. combinación electrodo ORP platino.0 mm (0.9') largo CONECTE A ELECTRODOS TIPO TORNILLO CABLE CONECTOR SERIE HI 7855 CONECTOR Y 3.12”) CABLE CON BNC CONECTE AL SOQUETE BNC DEL MEDIDOR 41 . rellenable. Cuerpo de vidrio.
OTROS ACCESORIOS HI 710005 Adaptador voltaje desde USA) HI 710006 Adaptador voltaje desde Europeo) HI 710012 Adaptador voltaje desde UK) HI 710013 Adaptador voltaje desde Sud África) HI 710014 Adaptador voltaje desde Australia) HI 76404N Sostenedor electrodo 115 VAC a 12 VDC (enchufe 230 VAC a 12 VDC (enchufe 240 VAC a 12 VDC (enchufe 230 VAC a 12 VDC (enchufe 230 VAC a 12 VDC (enchufe HI 8427 simulador electrodo pH y ORP con cable coaxial 1 m (3. HI 7662 HI 92000 Windows® es una Marca registrada de "Microsoft Co.3') conector hembra BNC HI 931001 simulador electrodo pH y ORP con LCD y cable coaxial 1 m (3.3') conector hembra BNC Sonda temperatura cable 1 m (3.3') Software Windows® compatible." 42 .
Durante la operación. que el operario deberá seguir todos los pasos necesarios para corregir las interferencias. debe utilizar muñequeras ESD para evitar posibles daños al electrodo por descargas electroestáticas. asegúrese que son totalmente apropiados para el entorno en el que van a ser utilizados. Para evitar daños o quemaduras. no realice ninguna medición en hornos de microondas. . Hanna Instruments se reserva el derecho a modificar el diseño. construcción y apariencia de sus productos sin previo aviso. Para evitar descargas eléctricas. El funcionamiento de estos instrumentos en zonas residenciales podría causar interferencias inaceptables a equipos de radio y televisión.RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS Antes de utilizar estos productos. Cualquier variación introducida por el usuario al equipo suministrado puede degradar las características EMC del mismo. Evite tocar este bulbo de vidrio en todo momento. El bulbo de vidrio en el extremo del electrodo de pH es sensible a las descargas electrostáticas. no utilice estos instrumentos cuando los voltajes en la superficie a medir sobrepase 24 VCA o 60 VCC.
hannainst.com Impreso en Romania. EU MAN2223 04/09 .Oficina Ventas Locales y Servicio al Cliente Hanna Instruments United States Inc. Highland Industrial Park 584 Park East Drive Woonsocket RI 028985 USA Tel.com/usa Soporte Técnico a Clientes Teléfono (800) 426 6287 Fax (401) 765 7575 E-mail tech@hannainst. (800) 426 6287 Fax (401) 765 7575 www.
Documents Similar To manual_hi-2221-hi-2223
Codigos_ASCII_ALFANUM_BARRAS_BERMEO_MARIO.pdf
Guia de Ensayos de Agua
More From Alfredo Collantes
Pasivacion Biologica Preg Robbing - Mundo Minero Ed 311 Agosto 2014 Pp 62B
78459178 Control y Mejora de La Calidad 1 ED Albert Prat Bartes Xavier Tort Martorell Llabres
Minería Limpia Colombia
181765661 Mass Balancing McGill
Dechenes Et Al Part II Hydrometallurgy 2008
91241019 Estudio Del Comportamiento de Sb2S3 SULFURO de ANTIMONIO Durante Su Tostacion
Manual de Procedimientos Para El Diseno de Proyectos de Inversión de Capital Basado en Aspectos de Confiabilidad

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución