Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-360
Timestamp: 2019-12-07 21:18:36+00:00

Document:
360/2016verze 1
Vyhláška č. 360/2016 Sb. Vyhláška o monitorování radiační situace
§ 3 - Monitorování radiační situace
§ 4 - Monitorovací sítě
§ 5 - Monitorovací místa
§ 6 - Monitorované položky
§ 7 - Měření a vyhodnocování fyzikálních veličin
§ 8 - Měřicí a odběrová zařízení
§ 10 - Měřicí laboratoř
§ 11 - Předávání dat z monitorování
§ 12 - Datové středisko Úřadu
§ 13 - Rozsah a způsob provádění porovnávacího měření
§ 14 - Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska monitorování radiační situace
§ 15 - Kritéria pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace
§ 16 - Obsah národního programu monitorování
§ 17 - Změny ovlivňující monitorování radiační situace
§ 18 - Změny související s monitorováním radiační situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření
§ 19 - Požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti monitorování radiační situace
o monitorování radiační situace
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 9 odst. 2 písm. c), § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až c) a e), § 69 odst. 2 písm. d) a e), § 111 odst. 3 písm. d), § 149 odst. 6 písm. a) až c) a § 150 odst. 4 písm. a) až c):
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Euratomu2) a upravuje
a) výčet změn ovlivňujících monitorování radiační situace pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,
b) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti monitorování radiační situace,
c) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace,
d) rozsah a způsob sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace a uchovávání informací o nich,
e) rozsah a způsob předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska monitorování radiační situace,
f) okruh údajů předávaných Evropské komisi a Úřadu a způsob jejich předávání,
g) výčet změn souvisejících s monitorováním radiační situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření,
h) rozsah a způsob dokumentování změny související s monitorováním radiační situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a jejího oznamování Úřadu,
i) rozsah a způsob monitorování úložiště radioaktivního odpadu,
j) podrobné požadavky na formu a způsob monitorování radiační situace,
k) kritéria pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace,
l) obsah národního programu monitorování,
m) požadavky na činnosti vykonávané měřicí laboratoří a její vybavení,
n) rozsah a způsob provádění porovnávacích měření a
o) obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí.
a) smíšenou stravou směs vybraných základních potravin, která složením a množstvím ve směsi odpovídá průměrné denní spotřebě obyvatele České republiky, a
b) položkami smíšené stravy jednotlivé základní druhy potravin.
[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
Monitorování radiační situace na území České republiky ke stanovení velikosti zevního a vnitřního ozáření obyvatelstva musí být provedeno tak, aby
a) při normálním monitorování
1. bylo zajištěno systematické a trvalé měření úrovně ozáření,
2. byly stanoveny obvyklé hodnoty ozáření,
3. bylo umožněno včasné zjištění zvýšené úrovně zevního ozáření nad obvyklé hodnoty a
4. byl potvrzen vznik nehodové expoziční situace,
b) při havarijním monitorování
1. byl identifikován a charakterizován nastalý únik radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření; jedná-li se o nehodovou expoziční situaci vzniklou na území České republiky, je součástí monitorování radiační situace odhad šíření nastalého úniku radioaktivní látky a ionizujícího záření v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, na němž k radiační mimořádné události došlo, nebo v okolí místa, kde byla nehodová expoziční situace vyvolána svévolným činem,
2. bylo identifikováno kontaminované území a
3. bylo umožněno předpovědět vývoj nehodové expoziční situace.
(1) Monitorování musí být prováděno prostřednictvím monitorovacích sítí.
(2) Monitorovací sítě se dělí
a) podle území na síť řídkou3) a hustou4), která se dále dělí na teritoriální síť, která pokrývá celé území České republiky, lokální síť, která pokrývá vybrané území a je na něm cíleně zahuštěná, a hraniční síť, která pokrývá hranice vymezeného, popřípadě uzavřeného prostoru, a
b) podle účelu a použitého způsobu měření nebo provádění odběrů na síť pro zevní a vnitřní ozáření.
(3) Podrobnosti k dělení monitorovacích sítí jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Monitorovací místa
(1) Monitorovací místa se dělí na měřicí, odběrová a sběrná.
(2) Monitorovací místa se dále dělí na stálá a na nestálá. Pro nestálá monitorovací místa, ve kterých se provede pouze jedno měření, jeden odběr nebo jeden sběr vzorku, se určuje alespoň zeměpisná šířka a zeměpisná délka a pro stálá monitorovací místa se určuje též název a nadmořská výška. Všem monitorovacím místům je datovým střediskem Úřadu přidělen identifikátor.
(3) Měřicí a odběrová místa s výjimkou měřicích míst v monitorovacích trasách a v hraničních sítích se stanovují před zahájením příslušného měření nebo odběru tak, aby byl minimalizován případný vliv okolních budov, porostu a dalších objektů na výsledek měření. Měřicí a odběrová místa v lokálních sítích, měřicí místa v monitorovacích trasách a sběrná místa se stanovují tak, aby při havarijním monitorování bylo možné využít výsledky monitorování pro zpracování návrhu na zavedení, upřesnění nebo odvolání ochranných opatření.
(4) Měřicí místa pro provádění měření v monitorovacích sítích
a) pro zevní ozáření s výjimkou monitorovacích tras musí umožnit umístění měřicích zařízení do výšky nejméně 1 m nad zemí,
b) včasného zjištění musí být stanovena tak hustě, aby umožnila včasné zjištění zvýšené úrovně zevního ozáření nad obvyklé hodnoty na území České republiky s tím, že za obvyklé hodnoty se považují horní meze běžně se vyskytujících hodnot ze všech dosavadních měření provedených v daném měřicím místě, a
c) teledozimetrického systému musí umožnit při nehodové expoziční situaci vzniklé v energetickém jaderném zařízení nebo při podezření na ni včasné zjištění případného úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření do ovzduší a provedení odhadu jeho velikosti.
(5) Odběrová místa se stanovují tak, aby byl prováděn odběr vzorků
a) životního prostředí v atmosféře, hydrosféře, pedosféře a na zemském nebo jiném povrchu; stálá odběrová místa pro provádění odběru vzorků v hydrosféře musí umožnit u povrchové vody, s výjimkou říčních vod, odběr z velkých vodních ploch, u říční vody odběr v místech, kde je možné zjistit průtok, u pitné vody v místech, jež umožní vykazovat odpovídající objemy vody vyrobené nebo dodané zásobovací sítí za rok, a u odpadních vod v místech, kde je možné stanovit objem výpusti, a
b) potravního řetězce v obchodní síti nebo u producenta mléka, mléčných výrobků, položek smíšené stravy nebo krmiva; odběrová místa pro provádění odběru vzorků samosběrem lesních plodin a hub musí být volena tak, aby charakterizovala území jejich výskytu.
(6) Sběrná místa jsou místa shromažďování a sběru vzorků z exkretů, při havarijním monitorování navíc i vzorků z potravního řetězce, a místa soustředění osob k měření obsahu radionuklidů ve vybraných orgánech lidského těla nebo v celém lidském těle.
Monitorované položky
(1) Monitorovanými položkami charakterizujícími vnější pole ionizujícího záření zdrojů, které mohou způsobit zevní ozáření a které se nacházejí v atmosféře, hydrosféře, pedosféře a na zemském nebo jiném povrchu, jsou ovzduší, voda, půda a povrch lidského těla, těla zvířete a předmětu.
(2) Monitorovanými položkami, ve kterých se sleduje obsah radionuklidů a které mohou při požití nebo vdechnutí způsobit vnitřní ozáření, jsou ovzduší a voda, které reprezentují životní prostředí, dále mléko, mléčné výrobky, smíšená strava, položky smíšené stravy a krmiva, které reprezentují potravní řetězec.
(3) Monitorovanými položkami, ve kterých se sleduje vnitřní ozáření, jsou exkrety, vybrané orgány lidského těla nebo celé lidské tělo.
(4) Podrobnosti k členění monitorovaných položek podle odstavců 1 až 3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Měření a vyhodnocování fyzikálních veličin
(1) Přímé měření musí být provedeno jako okamžité v určitém čase nebo integrální za určitý časový úsek, kontinuální po určitou dobu, jednorázové nebo opakované. Nepřímé měření musí být provedeno v měřicí laboratoři po odběru a případném zpracování vzorku; přiřazení typu měření k jednotlivým sítím je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Nové postupy měření nebo jejich revize se zavádějí do praxe po jejich úspěšném prověření, zejména v rámci nácviku nebo porovnávacího měření. Prověřuje se srovnatelnost hodnot získaných různými postupy, splnění požadavků na nejmenší detekovatelné hodnoty meřených fyzikálních veličin, popřípadě na rozsah měření, uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Podrobnosti k měření a vyhodnocování fyzikálních veličin v monitorovaných položkách jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
Měřicí a odběrová zařízení
(1) Měřicí zařízení, které slouží k měření příslušné fyzikální veličiny na měřicích místech, musí
a) splňovat požadavky na nejmenší detekovatelnou hodnotu meřené fyzikální veličiny nebo na rozsah měření, který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b) být schopno měřit i ve ztížených meteorologických podmínkách,
c) poskytovat v síti včasného zjištění spolu s výsledkem měření datum a časové údaje měření,
d) poskytovat na monitorovacích trasách spolu s výsledkem měření datum a časové údaje měření, zeměpisné souřadnice měřicího místa a
e) poskytovat v síti spektrometrického měření spolu s výsledkem časové údaje měření.
(2) Měřicí zařízení používané k měření příslušné fyzikální veličiny charakterizující obsah radionuklidu v monitorovaných položkách musí umožnit stanovení obsahu radionuklidu ve vzorku odebraném na odběrovém místě nebo ve vzorku reprezentujícím lidské tělo nebo v celém těle a musí splňovat požadavky na nejmenší detekovatelnou hodnotu měřené fyzikální veličiny uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Odběrové zařízení
a) používané na odběrovém místě musí umožnit provedení odběru vzorků tak, aby následné měření vzorků splňovalo požadavky na nejmenší detekovatelnou hodnotu měřené fyzikální veličiny uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b) určené k odběrům vzduchu a aerosolů musí umožnit provádění kontinuálního odběru a stanovení průtoku nebo objemu odebraného vzduchu,
c) uspořádané do souboru zařízení určených k odběru vzorků výpustí do ovzduší a kapalných výpustí musí umožnit určení objemu výpusti a
d) umístěné stabilně na odběrovém místě musí být schopné provádět odběry i za ztížených meteorologických podmínek.
(4) U zařízení podle odstavců 1 až 3 určených v programu monitorování nebo v národním programu monitorování se kontroluje stálost parametrů a provádí kalibrace.
(1) Vzorek se odebírá jako
a) bodový nebo kontinuální,
b) směsný nebo reprezentativní.
(2) Vzorek musí být odebrán v množství umožňujícím jeho měření, které splní požadavek na nejmenší detekovatelnou hodnotu měřené fyzikální veličiny podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě i jeho opakované měření, pokud je to pro danou monitorovanou položku určeno v příslušném programu monitorování. Vzorek pro opakované měření musí být uchován nejméně tak dlouho, dokud datové středisko Úřadu nevydá pokyn k jeho likvidaci.
(3) Ke každému odebranému vzorku musí být proveden záznam o odběru, který obsahuje údaje, jejichž přehled a forma jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, a který spolu s odebraným vzorkem musí být předán přímo nebo prostřednictvím sběrných míst měřicí laboratoři.
Měřicí laboratoř
[K § 149 odst. 6 písm. a) a § 150 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
(1) Měřicí laboratoř musí provést příjem vzorku odebraného v souladu s § 9, přípravu k měření, popřípadě zpracování, měření a vyhodnocení měření odebraného vzorku.
(2) Měřicí laboratoř musí
a) převzít vzorek a potvrdit jeho převzetí,
b) převzít vyplněný záznam o odběru,
c) zkontrolovat úplnost údajů v záznamu,
d) zkontrolovat, zda označení vzorku odpovídá příslušným údajům v záznamu o odběru,
e) zaevidovat vzorek a přidělit jednoznačné označení vzorku a
f) třídit vzorky podle kontaminace za nehodové expoziční situace.
(3) Měřicí laboratoř dále musí
a) provést měření obsahu jednotlivých radionuklidů ve vzorcích v souladu s požadavky na nejmenší detekovatelnou hodnotu měřené fyzikální veličiny uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b) při měření soustavně kontrolovat správné provádění měření tak, aby byla zajištěna jeho opakovatelnost, přesnost a citlivost,
c) předat údaje o vzorku ze záznamů o odběru a o měření uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce do datového střediska Úřadu,
d) účastnit se porovnávacího měření a
e) o prováděných činnostech vést a uchovávat záznamy po dobu 10 let, jedná-li se o činnosti prováděné v souvislosti s havarijním monitorováním při radiační havárii, uchovává záznamy po dobu 30 let. Pokud měřicí laboratoř není schopna dobu pro uchování záznamů dodržet, musí předat záznamy datovému středisku Úřadu.
Předávání dat z monitorování
[K § 149 odst. 6 písm. a) a § 150 odst. 4 písm. c) atomového zákona]
(1) Osoby podle § 149 odst. 2 atomového zákona musí předat data z monitorování, která obsahují kromě výsledků měření také datum, časové a zeměpisné údaje, datovému středisku Úřadu neprodleně po jejich získání, dálkovým přístupem5) v datovém formátu, který musí splňovat požadavky souboru technických opatření (dále jen „datové rozhraní“) uvedeného v národním programu monitorování.
(2) Datové rozhraní pro data z monitorování ze sítě včasného zjištění, sítě integrálního měření, sítě okamžitého měření, hraniční sítě a ze sítě vnitřního ozáření musí být pro danou síť jednotné.
(3) Pokud je dálkový přístup podle odstavce 1 nefunkční nebo za nehodové expoziční situace není možné předání dat dálkovým přístupem, je přípustné předávání dat v analogové formě nebo na jiných nosičích digitálních dat odsouhlasených datovým střediskem Úřadu.
(4) Obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Datové středisko Úřadu
(1) Datové středisko Úřadu data z monitorování
a) nepřetržitě přijímá prostřednictvím datového rozhraní stanoveného v národním programu monitorování,
b) posuzuje z hlediska jejich použitelnosti podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
c) porovnává s monitorovacími úrovněmi uvedenými v národním programu monitorování; v případě překročení příslušné monitorovací úrovně prověřuje, zda toto překročení není důsledkem vzniku nehodové expoziční situace; pokud se jedná o chybu, vyšetřuje její příčinu a požaduje zjednání nápravy u dodavatele dat,
d) shromažďuje, ukládá a uchovává; pokud se jedná o data z normálního monitorování provedeného při havarijním cvičení, nácviku nebo porovnávacím měření nebo o data z havarijního monitorování, ukládá a uchovává data odděleně od ostatních předávaných dat,
e) zveřejňuje6) přednostně jako prostorová data7), a to způsobem umožňujícím dálkový přístup a zobrazení dat pro potřeby řešení krizových situací za využití jednotných zeměpisných podkladů v souladu s jiným právním předpisem8),
f) zpracovává ve formě podkladů potřebných pro vypracování návrhu Úřadu podle § 208 písm. f) atomového zákona a k zavedení, potvrzení, upřesnění nebo odvolání ochranných opatření, pokud se jedná o data z havarijního monitorování,
g) zpracovává do výroční zprávy o monitorování radiační situace na území České republiky a
h) starší 10 let uchovává na datových nosičích umožňujících případné budoucí zpracování v historických řadách.
(2) Datové středisko Úřadu předává Evropské komisi dálkovým přístupem podle Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii9) použitelná data
a) z monitorování radiační situace na území České republiky prováděného monitorovacími sítěmi zevního a vnitřního ozáření z radionuklidů obsažených v ovzduší průběžně,
b) z normálního monitorování provedeného v rámci řídké sítě za kalendářní rok do 30. června následujícího roku10) a
c) z monitorování výpustí z energetických jaderných zařízení za kalendářní rok ve formě standardizovaných informací podle přílohy č. 6 k této vyhlášce do 30. září následujícího roku11).
(3) Datové středisko Úřadu dále
a) poskytuje měřicí laboratoři identifikátory stálých monitorovacích míst a dodavateli dat z přímého měření identifikátory stálých měřicích míst,
b) poskytuje držiteli povolení datové formáty pro předávání dat,
c) vydává měřicí laboratoři pokyn k likvidaci vzorku pro opakované měření a
d) zabezpečuje kompatibilitu s formáty prostorových dat stanovených jiným právním předpisem12).
Rozsah a způsob provádění porovnávacího měření
[K § 150 odst. 4 písm. b) atomového zákona]
(1) Porovnávacím měřením musí být prověřeno plnění požadavků měření a vyhodnocování fyzikálních veličin na nejmenší detekovatelnou hodnotu měřené fyzikální veličiny nebo rozsah měření podle přílohy č. 3 k této vyhlášce a na nejistotu výsledků měření.
(2) Porovnávací měření se dělí na přípravnou, realizační a hodnotící část. Přípravná část obsahuje přípravu referenčního vzorku, přípravu pokynů, popřípadě dotazníku pro účastníky porovnávacího měření, stanovení termínu a podmínek měření, včetně požadovaného datového formátu. Realizační část obsahuje přípravu k měření, případné zpracování dodaného vzorku, měření, vyhodnocování výsledků a předání dat v požadovaném datovém formátu a určeným datovým rozhraním.
(3) Rozsah porovnávacích měření organizovaných Úřadem je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Úřad stanoví kritéria pro hodnocení výsledků porovnávacího měření a následně podle nich hodnotí příslušné měření. Po vyhodnocení výsledků z porovnávacího měření Úřad určí, které výsledky nevyhověly stanoveným kritériím pro toto měření, a vyhodnocuje, zda účastník byl v porovnávacím měření úspěšný.
Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska monitorování radiační situace
[K § 25 odst. 2 písm. a) až c) a e) atomového zákona]
(1) Veličinami důležitými z hlediska monitorování radiační situace jsou fyzikální veličiny charakterizující pole záření a obsah radionuklidů v monitorovaných položkách uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Skutečnostmi důležitými z hlediska monitorování radiační situace jsou
a) výsledky kontroly správného provádění měření podle § 10 odst. 3 a kontroly stálosti parametrů měřicích a odběrových zařízení podle § 8 odst. 4,
b) činnosti prováděné měřicí laboratoří podle § 10,
c) záznamy o odběru podle § 9 odst. 3 a záznamy o měření podle § 10 odst. 3,
d) data z monitorování, datové formáty, datová rozhraní podle § 11 odst. 1,
e) skutečnosti charakterizující kapalné a plynné výpusti z pracoviště,
f) skutečnosti charakterizující pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí pracoviště,
g) hodnoty monitorovacích úrovní a činnosti při jejich překročení,
h) vyhodnocování úspěšnosti provedené organizátorem porovnávacího měření podle § 13 odst. 3 a doklady o odstranění nedostatků, pokud byly organizátorem zjištěné, a
i) vzorky pro potřeby zahájení institucionální kontroly.
(3) Veličiny podle odstavce 1 musí být sledovány, měřeny, hodnoceny, ověřovány a zaznamenávány a skutečnosti podle odstavce 2 písm. a) až h) musí být hodnoceny, ověřovány a zaznamenávány v rozsahu a způsobem vymezenými v programu monitorování.
(4) Jedná-li se o veličiny a skutečnosti související s monitorováním
a) pracoviště IV. kategorie, které je jaderným zařízením, musí být uchovávány záznamy po celou dobu provozu pracoviště a po dobu vyřazování pracoviště z provozu a po té po dobu 10 let po vyřazení a
b) úložiště radioaktivních odpadů, musí být uchovávány všechny skutečnosti podle odstavce 2 písm. i) a záznamy o nich po dobu minimálně 50 let nebo do doby zahájení institucionální kontroly.
(5) Pokud držitel povolení není schopen dobu pro uchování záznamu podle odstavce 3 nebo 4 nebo vzorků dodržet, musí předat záznamy nebo vzorky datovému středisku Úřadu.
(6) Držitel povolení nebo měřicí laboratoř při předávání dat z monitorování radiační situace musí současně předat datovému středisku Úřadu informaci o překročení monitorovacích úrovní stanovených v programu monitorování. Pokud se jedná o předávání dat z monitorování výpustí z energetických jaderných zařízení a přepracovatelského závodu, musí být předána tato data současně ve formě standardizované informace podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.
Kritéria pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace
[K § 149 odst. 6 písm. b) atomového zákona]
(1) Kritérii pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace jsou
a) vyhodnocení účasti v porovnávacím měření podle § 13 odst. 3 jako úspěšné, nebo
b) nezjištění žádného nedostatku při nácviku monitorování pro monitorovací síť, fyzikální veličinu a monitorovanou položku, jedná-li se o monitorovací síť, fyzikální veličinu nebo monitorovanou položku, pro niž nejsou organizována porovnávací měření.
(2) Zařazení k účasti v porovnávacím měření nebo nácviku monitorování Úřad provede na základě další osobou předložených podkladů, kterými jsou
a) přehled fyzikálních veličin a monitorovaných položek, které má další osoba zájem monitorovat, a monitorovacích sítí, v nichž má zájem monitorovat,
b) informace o personálním zajištění monitorování podle odstavce 2 písm. a), které má další osoba zájem monitorovat,
c) přehled měřicích zařízení uvažovaných k zajištění monitorování podle odstavce 2 písm. a), které má další osoba zájem monitorovat, včetně informace o měřicím rozsahu měřicích zařízení a dokladu o provedení poslední kontroly stálosti parametrů a kalibrace, a
d) návrh postupu činnosti, podle které další osoba bude provádět monitorování.
Obsah národního programu monitorování
[K § 149 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
Národní program monitorování obsahuje
a) výčet osob, které podle tohoto programu zajišťují monitorování, včetně kontaktních údajů na zástupce odpovědné za monitorování,
b) přehled monitorovacích sítí, včetně výčtu monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 a jejich vyznačení v digitalizovaném mapovém podkladu,
c) výčet monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet fyzikálních veličin, které v nich budou měřeny,
d) výčet všech v úvahu připadajících postupů činností při monitorování, včetně rozsahu a frekvence provádění jednotlivých činností,
e) výčet měřicích a odběrových zařízení, popis jejich parametrů, určení frekvence kontroly stálosti jejich parametrů a provádění kalibrace,
f) výčet měřicích laboratoří,
g) popis datových formátů a formy datového přenosu podle § 11, včetně požadavků na příslušná datová rozhraní,
h) výčet vzorků, pro které může být požadováno opakované měření,
i) určení konkrétních činností a použitých prostředků podle písmen b) až h) při monitorování pro jednotlivé osoby podle písmena a) a
j) hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení.
Změny ovlivňující monitorování radiační situace
[K § 9 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
Změny ovlivňující monitorování radiační situace jsou změny v okolí pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie, které
a) mají bezprostřední dopad na monitorování radiační situace a
b) jsou důsledkem zahájení
1. výstavby jaderného zařízení nebo jiného pracoviště IV. kategorie, kromě pracoviště s jaderným zařízením, nebo
2. provozu jiného pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie.
Změny související s monitorováním radiační situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření
[K § 69 odst. 2 písm. d) a § 69 odst. 2 písm. e) atomového zákona]
(1) Změny související s monitorováním výpustí a okolí jsou změny provedené
a) v postupech odběru a zpracování vzorku, nebo
b) v postupech měření a vyhodnocování fyzikálních veličin jejich aktualizací nebo revizí, popřípadě přijetím nového postupu.
(2) Držitel povolení provede o změnách záznam a oznámí je 30 dnů před jejich provedením Úřadu.
Požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti monitorování radiační situace
(1) Záměr monitorování výpustí z jaderného zařízení nebo z pracoviště IV. kategorie, kromě pracoviště s jaderným zařízením, obsahuje
a) popis předpokládaného množství, typu a složení výpustí,
b) předpokládanou dobu zahájení vypouštění a monitorování výpustí uvažovaných podle písmene a),
c) přehled předpokládaných monitorovacích sítí s výčtem uvažovaných monitorovacích míst a uvedením údajů podle § 5 odst. 2,
d) výčet předpokládaných měřených fyzikálních veličin a monitorovaných položek s uvedením členění položek do všech úrovní,
e) výčet předpokládaných měřicích a odběrových zařízení a návrh frekvence provádění kontrol stálosti jejich parametrů,
f) popis předpokládaného způsobu nakládání se vzorky, včetně způsobu likvidace vzorků odebíraných při havarijním monitorování,
g) výčet předpokládaných měřicích laboratoří,
h) výčet předpokládaných postupů pro všechny činnosti monitorování včetně bilancování,
i) návrh rozsahu a frekvence monitorování a
j) návrh předpokládaného způsobu předávání dat podle § 11 a uchovávání záznamů.
(2) Program monitorování výpustí a okolí obsahuje
a) přehled monitorovacích sítí,
b) výčet měřených fyzikálních veličin a monitorovaných položek s uvedením členění položek do všech úrovní,
c) přehled monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 5 pro normální a havarijní monitorování včetně jejich zakreslení do digitalizovaného mapového podkladu,
d) popis způsobu nakládání se vzorky, včetně způsobu likvidace vzorků odebíraných při havarijním monitorování,
e) výčet měřicích laboratoří,
f) rozsah a frekvenci měření a bilancování,
g) popis způsobu předávání dat podle § 11 a uchovávání záznamů,
h) výčet používaných měřicích a odběrových zařízení a jejich parametrů,
i) rozsah a frekvenci odběrů vzorků pro normální a havarijní monitorování,
j) hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení,
k) frekvenci předávání dat z jednotlivých monitorovacích sítí,
l) popis datového rozhraní pro předávání dat a
m) výčet postupů pro všechny činnosti monitorování.
(3) Program monitorování podle přílohy č. 1 části 1 písm. a) bodu 5 a části 2 písm. a) bodu 8 atomového zákona se vztahuje pouze na monitorování okolí.
(4) Popis způsobu monitorování okolí po uzavření úložiště radioaktivního odpadu obsahuje
a) vymezení okolí, v němž bude prováděno monitorování,
b) přehled monitorovacích sítí,
c) výčet měřených fyzikálních veličin a monitorovaných položek s uvedením členění položek do všech úrovní,
d) výčet uvažovaných monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 5,
e) výčet měřicích a odběrových zařízení a návrh frekvence provádění kontrol stálosti jejich parametrů,
f) popis předpokládaného způsobu nakládání se vzorky,
g) výčet měřicích laboratoří,
h) výčet postupů, rozsahu a frekvence měření a
i) popis předpokládaného způsobu předávání dat podle § 11.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
Podrobnosti k dělení monitorovacích sítí
Tabulka č. 1: Řídká a hustá sít
Název sítě podle územního dělení
Uzemní rozložení
(oblasti/okolí/areálu)
řídká,
tvořená odběrovými místy (podrobnosti o monitorovaných položkách viz tabulka č. 1 přílohy č. 3) teritoriální reprezentuje celé území České republiky Česká republika
hustá,
tvořená monitorovacími místy (podrobnosti o monitorovaných položkách viz tabulky č. 2 až č. 8 přílohy č. 3) teritoriálnía) reprezentuje vyjmenované oblastib) Česká republika
lokálníc) reprezentuje okolí příslušného pracoviště okolí jaderného zařízení
(energetického)
okolí jaderného zařízení (jiného)
okolí pracoviště III., IV. kategorie, které není jaderným zařízením
reprezentuje areál příslušného pracoviště areál jaderného zařízení
areál jaderného zařízení
(jiného než energetického)
areál pracoviště III., IV. kategorie, které není jaderným zařízením
reprezentuje okolí odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu podle § 88 odst. 4 atomového zákona
hraniční uzávěra uzávěra u obced)
vybraný hraniční přechod hraniční přechode)
a) Umístění monitorovacích míst v rámci husté sítě se volí tak, aby v teritoriálních sítích
1. byla monitorovací místa reprezentativní pro danou oblast,
2. v každé oblasti byly zastoupeny monitorované položky životního prostředí a monitorované položky potravního řetězce byly charakteristické pro danou oblast a
3. vybraná odběrová místa reprezentovala oblasti s větší hustotou zalidnění.
b) Názvy oblastí jsou orientační, nejedná se o přesné zeměpisné vymezení.
c) Umístění monitorovacích míst v rámci husté sítě se volí tak, aby v lokálních sítích
1. byly zastoupeny monitorované položky, umožňující monitorování obsahu radionuklidů ve výpustech a z případných úniků radionuklidů z jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, popř. pracoviště III. kategorie,
2. vybraná odběrová místa umožnila odhad ozáření reprezentativní osoby a
3. umožňovala ověření požadavků limitování ozáření, prokazování, že radiační ochrana je optimalizována, a zajištění dalších požadavků na bezpečné provádění povolených činností, zejména včasné zjištění odchylek od běžného provozu.
d) Název se doplňuje o konkrétní zeměpisný název nejbližší obce.
e) Název se doplňuje o konkrétní název hraničního přechodu.
Tabulka č. 2: Síť pro zevní a vnitřní ozáření
Název monitorovací sítě
Měření nebo odběry prováděné sítí
pro zevní ozáření,
tvořená monitorovacími místy, kde se měří veličiny charakterizující vnější pole ionizujícího záření zdrojů, které se nacházejí v atmosféře, hydrosféře, pedosféře, popřípadě na zemském nebo jiném povrchu síť včasného zjištění, včetně teledozimetrického systému okamžitá a kontinuální měření
síť integrálního měření integrální a kontinuální měření
síť okamžitého měření okamžitá a jednorázová nebo okamžitá a opakovaná měření
síť spektrometrického měření integrální a jednorázová nebo integrální a opakovaná měření
síť monitorovacích trasa) okamžitá a jednorázová měření
síť uzávěrb) okamžitá a jednorázová měření
pro zevní a vnitřní ozáření síť odběru vzorků životního prostředí, včetně výpustí kontinuální nebo bodové odběry
pro vnitřní ozáření,
tvořená monitorovacími místy, kde se měří obsah reprezentativních radionuklidů v životním prostředí, potravním řetězci nebo lidském těle síť odběru vzorků potravního řetězce bodové, směsné nebo reprezentativní odběry
síť měření lidského těla integrální a jednorázová měření kontinuální nebo bodové odběry
a) Měřicí místa jsou rozmístěna rovnoměrně po trase tak, aby jejich hustota (při měření každou sekundu) byla zhruba 1 měřicí místo na 10 m trasy pro pozemní monitorování a 1 měřicí místo na 25 m trasy pro letecké monitorování, pokud Úřad neurčí jinak.
b) Pouze za nehodové expoziční situace.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
Podrobnosti k členění monitorovaných položek
Radionuklid obsažený v monitorované položce může způsobit zevní nebo vnitřní ozáření
(cesty vnitřního ozáření)
Členění monitorovaných položeka)
zevní a vnitřní
(při vdechnutí) atmosféra ovzduší aerosoly
plynné formy
výpusti do ovzdušíb)
(pokud se z půdy dostane do potravního řetězce) pedosféra půda porost a sníh
půda a porost
půdy - in situ
půdy - letecké
(při požití) hydrosféra voda srážky
podzemní užitková voda
výpusti do vodotečíc)
zevní kaly vodárenské kaly
sedimenty sedimenty z nádrží, rybníků a jezer
sedimenty z kanalizace
sedimenty z vodních toků
plaveniny
(pokud se dostane do potravního řetězce) flóra rostlinné indikátory jehličí
(při požití) potravní řetězec mléko mléko kozí
mléčné výrobky dětská mléčná výživa
smíšená strava celodenní strava - poměrná část
celodenní strava - restaurace a jídelny
celodenní strava -spotřební koš
položky smíšené stravy houby
maso jateční
zemědělské plodinyd)
léčiva léčivé rostliny
krmiva pícniny
(radionuklid se již v lidském těle nachází a dostal se do těla požitím, vdechnutím nebo přes povrch těla) lidské tělo exkrety moč
vybrané orgány štítná žláza
celé tělo uvnitř těla
povrch tělae)
(pokud se dostane do lidského těla nebo potravního řetězce) zvířata, předmětyf) povrch
a) Ve výroční zprávě jsou zpravidla hodnoceny pouze vybrané monitorované položky.
b) Výpusti do ovzduší ve formě plynné a aerosolové.
c) Výpusti do vodotečí v kapalné formě z kontrolních nádrží a odpadního kanálu.
d) Se zpracovávanou nebo zkrmovanou nadzemní částí plodiny za nehodové expoziční situace.
e) Povrchová kontaminace těla se měří za nehodové expoziční situace na uzávěrách.
f) Pouze na uzávěrách a hraničních přechodech v rámci nehodové expoziční situace.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
Podrobnosti k měření a vyhodnocování fyzikálních veličin v monitorovaných položkách1
1Při vyhodnocování fyzikálních veličin v monitorovaných položkách se stanovuje výsledek měření, což je hodnota měřené fyzikální veličiny, nejistota jejího stanovení a příslušná jednotka fyzikální veličiny, a posuzuje se splnění požadavků na nejmenší detekovatelnou hodnotu nebo rozsah měření uvedených v této příloze. Změřená hodnota se porovnává s obvyklou hodnotou, přičemž za obvyklé hodnoty se považují horní meze běžně se vyskytujících hodnot ze všech dosavadních provedených měření v daném monitorovacím místě. Při výkyvu měřené veličiny od obvyklých hodnot se zjišťují příčiny tohoto výkyvu, popřípadě se zjednává náprava.
Data z monitorování tvoří výsledek měření, datum a časové údaje měření a zeměpisné souřadnice monitorovacího místa, pokud se jedná o nestálé monitorovací místo, nebo identifikátor, pokud se jedná o stálé monitorovací místo.
Data z monitorování jsou použitelná pro hodnocení zevního a vnitřního ozáření obyvatelstva, pokud obsahují všechny potřebné údaje uvedené výše, pokud při měření byly splněny požadavky na nejmenší detekovatelnou hodnotu nebo rozsah měření stanovené v této příloze a pokud nejistota měření vyhovuje požadavkům stanoveným v příslušném postupu. Data z monitorování získaná při kalibraci měřicích zařízení, nebo při havarijním cvičení, nácviku nebo porovnávacím měření nebo ovlivněná extrémními meteorologickými jevy nebo jinými činnostmi se pro hodnocení zevního a vnitřního ozáření obyvatelstva nepoužijí.
TABULKA č. 1: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v řídké síti
Monitorovaná položka
Měřená fyzikální veličina
Frekvence odběrů a měření
Nejmenší detekovatelná hodnota měřené fyzikální veličiny
Praha - Bartoškova aerosol objemová aktivitaa) týden 137Cs 1x10-6 Bq/m3
7Be 1x10-4 Bq/m3
Moravský Svatý Ján povrchová voda objemová aktivita čtvrtletí 137Cs 1x10-1 Bq/l
Jesenice (Želivka) pitná voda objemová aktivita čtvrtletí 3H 1x100 Bq/l
90Sr 6x10-2
137Cs 1x10-1
Ostrava - Martinov mléko objemová aktivita čtvrtletí 137Cs 5x10-1 Bq/l
90Sr 2x10-1
40K 1x100
Praha a Středočeský kraj smíšená strava aktivita na denb) čtvrtletí 137Cs 1x10-1 Bq/d
90Sr 1x10-1
a) Objemovou aktivitou se rozumí podíl aktivity a objemu měřeného vzorku vyjádřený v Bq/m3 nebo v Bq/l.
b) Aktivita v denní porci smíšené stravy pro 1 osobu vyjádřená v Becquerelech na den (Bq/d).
TABULKA č. 2: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v teritoriální síti - normální monitorování
A. Monitorované položky charakterizující vnější pole ionizujícího záření zdrojů
Minimální počet měřicích míst/monitorovacích tras
Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření
Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota měřené fyzikální veličiny
ovzduší síť včasného zjištění příkon dávkového ekvivalentua) 60 10 minutb) 50 nSv/h - 1 Sv/h
síť integrálního měření dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentu0) 180 čtvrtletí 50 nSv/h
(30 mikro Sv/čtvrtletí)
síť okamžitého měření dávkový příkon 8 měsíc 50 nSv/h
síť spektrometrického měření energeticky závislé spektrumd) 5 měsíc nestanovuje se
síť monitorovacích tras dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu 15e) / 1f) měsíc/2 x ročně 50 nSv/h
B. Monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů
Radionuklid, jehož obsah se stanovuje
Minimální počet odběrových míst
Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ovzduší - aerosoly objemová aktivitag) 137Cs 10h) týden 1x10-6 Bq/m3
7Be 1x10-3 Bq/m3
40K 1x10-4 Bq/m3
210Pb 1x10-4 Bq/m3
ovzduší - aerosoly objemová aktivita celková beta 10i) čtvrtletí 1x10-4 Bq/m3
90Sr 1j) 1x10-7 Bq/m3
238Pu,239,240Pu 1j) 5x10-9 Bq/m3
ovzduší - spady plošná aktivitak) 137Cs 8h) měsíc 0,1 Bq/m2
7Be 1 Bq/m2
40K 1 Bq/m2
210Pb 1 Bq/m2
půdy - půda a porost plošná aktivita 137Cs 8l) rok 10 Bq/m2
hmotnostní aktivitam) přírodní radionuklidy 10 Bq/kg
půdy - in situ plošná aktivita 137Cs 8n) rok 1000 Bq/m2
hmotnostní aktivita přírodní radionuklidy l00 Bq/kg
voda - povrchová voda objemová aktivita celková beta po odečtení 40K 10 čtvrtletí 0,05 Bq/l
137Cs čtvrtletí 0,1 Bq/l
90Sr rok 0,05 Bq/l
3H čtvrtletí 2 Bq/l
voda - pitná voda objemová aktivita 137Cs 10 čtvrtletí 0,1 Bq/l
90Sr 0,05 Bq/l
3H 2 Bq/l
kaly - vodárenský kal hmotnostní aktivita 137Cs 5 rok 1 Bq/kg
sedimenty - sedimenty z vodních toků hmotnostní aktivita 137Cs 5 rok 1 Bq/kg
Síť odběru vzorků POTRAVNÍHO ŘETĚZCE
mléko kravské (sušené, konzumní, surové) objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita 137Cs 20 čtvrtletí 0,1 Bq/l (Bq/kg)
90Sr 0,03 Bq/l
položky smíšené stravy - maso jateční (hovězí, vepřové, drůbeží) hmotnostní aktivita 137Cs 100 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - zvěřina hmotnostní aktivita 137Cs 30 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - ryby hmotnostní aktivita 137Cs 20 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - okopaniny (brambory) hmotnostní aktivita 137Cs 10 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - obiloviny hmotnostní aktivita 137Cs 20 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - zelenina hmotnostní aktivita 137Cs 20 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - ovoce hmotnostní aktivita 137Cs 20 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - lesní plody hmotnostní aktivita 137Cs 20 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - houby hmotnostní aktivita 137Cs 30 rok 0,1 Bq/kg
smíšená strava - celodenní spotřební koš aktivita na denn) 137Cs 20 rok 0,1 Bq/d
90Sr 20 0,05 Bq/d
krmiva hmotnostní aktivita 137Cs 20 rok 0,1 Bq/kg
Síť měření LIDSKÉHO TĚLA
celé tělo aktivita 137Cs 30 rok 50 Bq
exkrety - moč aktivita na denn) 137Cs 70 rok 0,05 Bq/d
a) Příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu.
b) Z vybraných měřicích míst se předávají meteorologické informace s frekvencí 1 hodina.
c) Dávkový ekvivalent za čtvrtletí se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.
d) Energeticky závislé spektrum v impulsech za sekundu.
e) Trasa pozemního monitorování obsahuje stovky až tisíce měřicích míst.
f) Trasa leteckého monitorování obsahuje tisíce měřicích míst.
g) Objemová aktivita vyjádřená v Bq/m3 nebo Bq/l.
h) V každé monitorovací oblasti je umístěno alespoň 1 odběrové místo.
i) Celková objemová aktivita beta se měří v aerosolových filtrech z každého odběrového místa.
j) Obsah tohoto radionuklidu se měří pouze v aerosolovém filtru v 1 odběrovém místě.
k) Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plochy, vyjádřený v Bq/m2.
l) V rámci cvičení mobilních skupin nebo na pokyn Úřadu do 30. 9.
m) Hmotnostní aktivitou se rozumí podíl aktivity a hmotnosti, vyjádřený v Bq/kg.
n) Aktivita na den vyjádřená jako aktivita v Bq/d v jedné porci celodenní stravy pro jednu osobu nebo aktivita v Bq/d ve vzorku exkretů sbíraných 24 hodin jednou osobou.
TABULKA č. 3: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokálních sítích - normální monitorování
Lokální síť energetického jaderného zařízení
Minimální počet měřicích míst
ovzduší síť včasného zjištění - teledozimetrický systém příkon dávkového ekvivalentua) 16b)
16c) 10 minut 50 nSv/h - 1 Sv/h
síť integrálního měření dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentud) 40e) čtvrtletí od 50 nSv/h
(50 mikro Sv/čtvrtletí)
síť okamžitého měření dávkový příkon 5f) čtvrtletí od 50 nSv/h
síť spektrometrického měření energeticky závislé spektrumg) 5f) čtvrtletí nestanovuje se
1h) rok
síť monitorovacích tras dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu 2i) čtvrtletí od 50 nSv/h
Nejmenší detekovatelná hodnota měřené fyzikální veličinyj)
ovzduší - aerosoly objemová aktivita 137Cs 5k) týden 1x10-5 Bq/m3
ovzduší - aerosoly objemová aktivita 90Sr 1l) čtvrtletí/rok 1x10-6 Bq/m3
238Pu,239,240Pu 1x10-7 Bq/m3
ovzduší - plynné formy objemová aktivita 131I 1m) týden 5x10-4 Bq/m3
výpusti do ovzduší objemová aktivita/aktivita viz tabulka 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce 1 den, týden, měsíc, čtvrtletí, rokn) viz tabulka 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce
ovzduší - spady plošná aktivita 137Cs 6o) měsíc 0,5 Bq/m2
celková beta 1 Bq/m2
půdy - půda a porost plošná aktivita/ hmotnostní aktivita 137Cs 5p) rok 10 Bq/m2
přírodní radionuklidy 10 Bq/kg
90Sr 10 Bq/kg
půdy - in situ plošná aktivita/ hmotnostní aktivita 137Cs 4
1q) čtvrtletí rok 1000 Bq/m2
přírodní radionuklidy 100 Bq/kg
voda - srážková voda objemová aktivita 3H 3 měsíc 3 Bq/l
voda - povrchová voda objemová aktivita 137Cs 10 čtvrtletí 0,1 Bq/l
3H měsíc 3 Bq/l
celková alfa čtvrtletí až rok 0,1 Bq/l
celková beta čtvrtletí až rok 0,2 Bq/l
voda - pitná voda objemová aktivita 137Cs 2 studny, 2 veřejný vodovod rok 0,1 Bq/l
90Sr 2 rok 0,05 Bq/l
voda - podzemní voda objemová aktivita 137Cs 10 rok 0,1 Bq/l
výpusti do vodotečí objemová aktivita/aktivita viz tabulka č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce 1r) měsíc, čtvrtletí, rok viz tabulka č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce
Síť odběrů vzorků POTRAVNÍHO ŘETĚZCE
mléko objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita 137Cs 1
1 14 dní čtvrtletí 0,2 Bq/l
90Sr 1 rok 0,1 Bq/l
položky smíšené stravy - ryby hmotnostní aktivita 137Cs 1 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy -zemědělské plodinys) hmotnostní aktivita 137Cs 2
čtvrtletí 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy -obiloviny hmotnostní aktivita 137Cs 2 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - ovoce hmotnostní aktivita 137Cs 1 rok 0,1 Bq/kg
položky smíšené stravy - lesní plody hmotnostní aktivita 137Cs 1 rok 0,1 Bq/
položky smíšené stravy - houby hmotnostní aktivita 137Cs 2 rok 0,1 Bq/kg
krmiva hmotnostní aktivita 137Cs 2
b) Měřicí místa na hranici střeženého prostoru, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.
c) Měřicí místa vně střeženého prostoru v zóně havarijního plánování, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.
d) Dávkový ekvivalent za čtvrtletí se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.
e) Měřicí místa v zóně havarijního plánování, přičemž měření a vyhodnocování z 10 měřicích míst zajišťuje Úřad.
f) Měřicí místa ve staničkách radiační kontroly okolí.
g) Energeticky závislé spektrum v impulsech za sekundu.
h) Měření a vyhodnocování z 1 měřicího místa v zóně havarijního plánování zajišťuje Úřad.
i) Trasa pozemního monitorování v zóně havarijního plánování obsahuje stovky až tisíce měřicích míst, měření na 1 trase zajišťuje provozovatel energetického jaderného zařízení a na 1 trase Úřad.
j) Nejmenší detekovatelné hodnoty přírodních radionuklidů uvedené v této tabulce se nevztahují na monitorování okolí energetického jaderného zařízení zajišťované držitelem povolení k provozu tohoto zařízení.
k) Jedno odběrové místo ve střeženém prostoru, ostatní v zóně havarijního plánování ve staničkách radiační kontroly okolí, přičemž se měří spojený vzorek ze všech odběrových míst 1 lokality energetického jaderného zařízení, pouze při překročení monitorovací úrovně se měří jednotlivé aerosolové filtry.
l) Spojený vzorek z týdenních odběrů ze všech odběrových míst za dané období.
m) Vybrané odběrové místo ve staničce radiační kontroly okolí v zóně havarijního plánování.
n) Informace o výpustech a výsledky bilančních měření se předávají ve formátu dohodnutém s Úřadem v denních, týdenních, měsíčních, čtvrtletních a ročních zprávách, včetně standardizované informace podle tabulky č. 5 přílohy č. 6 k této vyhlášce.
o) Provozovatel energetického jaderného zařízení měří spojený vzorek z několika odběrových míst, Úřad zajišťuje odběr a měření alespoň z 2 odběrových míst v zóně havarijního plánování.
p) Odběrová místa ve staničkách radiační kontroly okolí, Sr se měří pouze ve spojeném vzorku ze všech odběrových míst, Úřad zajišťuje odběr a měření z 1 místa v zóně havarijního plánování.
q) Úřad zajišťuje měření v 1 místě v zóně havarijního plánování.
r) Informace o výpustech a výsledky bilančních měření se předávají ve formátu dohodnutém s Úřadem v měsíčních, čtvrtletních a ročních zprávách, včetně standardizované informace podle tabulky 6 přílohy č. 6 k této vyhlášce.
s) Se zkrmovanou nadzemní částí.
TABULKA č. 4: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokálních sítích - normální monitorování
Lokální síť ostatních jaderných zařízenía), pracovišť IV. kategorie, která nejsou jaderným zařízeníma), a pracovišť III. kategoriea), kromě odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu.
ovzduší síť integrálního měření dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentub) 4 čtvrtletí od 50 nSv/h
ovzduší - aerosoly objemová aktivita 137Cs 1 týden 3x10-6 Bq/m3
výpusti do ovzduší - aerosoly objemová aktivita/aktivita 137Cs 1 týden, rokc) 3x10-6 Bq/m3
výpusti do ovzduší - vzácné plyny objemová aktivita/aktivita 41Ar 1 nepřetržitě, rokc) 1x10-4 Bq/m3
výpusti do ovzduší - plynné formy objemová aktivita/aktivita 131I 1 týden, rokc) 5x10-4 Bq/m3
výpusti do ovzduší - tritium objemová aktivita/aktivita 3H 1 týden, rokc) 1x103 Bq/m3
výpusti do ovzduší - uhlík objemová aktivita/aktivita 14C 1 týden, rokc) 1x103 Bq/m3
ovzduší - spady plošná aktivita 137Cs 1 měsíc 0,1 Bq/m2
voda - povrchová voda objemová aktivita 137Cs 2d) čtvrtletí 0,1 Bq/l
3H 3 Bq/l
voda - podzemní voda objemová aktivita 137Cs 4 rok 0,1 Bq/l
výpusti do vodotečí objemová aktivita/aktivita 137Cs 1 měsíc, rokc) 0,1 Bq/l
a) Pro jaderná zařízení a pracoviště IV. kategorie, která nejsou jaderným zařízením, na nichž prokazatelně nevznikají plynné nebo kapalné výpusti nebo výpusti nejsou uváděny do životního prostředí, se uplatňuje diferencovaný přístup. U pracovišť III. kategorie se ve výpustech monitoruje nuklid charakteristický pro danou výpusť.
b) Dávkový ekvivalent za čtvrtletí se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.
c) Informace o výpustech a výsledky bilančních měření se předávají ve formátu dohodnutém s Úřadem v ročních zprávách.
d) Úřad zajišťuje odběr a měření z jednoho odběrového místa před zaústěním a z druhého pod zaústěním odpadních vod.
TABULKA č. 5: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v teritoriální a hraničních sítích - havarijní monitorování
Minimální počet měřicích míst do doby určení podle § 149 odst. 3 atomového zákona
Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření do doby určení podle § 149 odst. 3 atomového zákona
ovzduší síť včasného zjištění příkon dávkového ekvivalentu 60 10 minuta) 50 nSv/h - 1 Sv/h
síť integrálního měření dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentu 180 3 měsíceb) od 50 nSv/h
síť okamžitého měření dávkový příkon pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 50 nSv/h - 1 Sv/h
síť spektrometrického měření energeticky závislé spektrum 5 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení nestanovuje se
síť monitorovacích tras dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 50 nSv/h - 1 Sv/h
Minimální počet odběrových míst do doby určení podle § 149 odst. 3 atomového zákona
Nejmenší detekovatelná hodnota měřené fyzikální veličinyc)
ovzduší - aerosoly objemová aktivita zjištěné radionuklidyd) 10 24 hodiny 1x10-5 Bq/m3 pro 137Cs
ovzduší - plynné formy objemová aktivita 131I 10 24 hodiny 1x10-4 Bq/m3
ovzduší - spady (včetně dešťové vody a sněhu) plošná/objemová aktivita zjištěné radionuklidy 8 168 hodin 1 Bq/m2 pro 137Cs
půdy - půda a porost plošná aktivita zjištěné radionuklidy 0e) pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 100 Bq/m2 pro 137Cs
půdy - porost a sníh plošná aktivita zjištěné radionuklidy 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 100 Bq/m2 pro 137Cs
půdy - in situ plošná aktivita zjištěné radionuklidy 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 1000 Bq/m2 pro 137Cs
voda - povrchová voda objemová aktivita zjištěné radionuklidy 0 168 hodin 10 Bq/l pro 137Cs a 131I, 50 Bq/l pro 3H
voda - pitná voda objemová aktivita zjištěné radionuklidy 0 168 hodin 10 Bq/l pro 137Cs a 131I, 50 Bq/l pro 3H
mlékof) objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita zjištěné radionuklidy 0 24 hodiny 10 Bq/l pro 137Cs a 131I
položky smíšené stravyg) hmotnostní aktivita zjištěné radionuklidy 0 168 hodin 10 Bq/l pro 137Cs a 131I
smíšená strava - celodenní strava - spotřební koš aktivita na den 137Cs, 131I, 90Sr 20 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 10 Bq/l pro 137Cs a 131I
krmiva (zkrmovaná nadzemní část) hmotnostní aktivita zjištěné radionuklidy 0 168 hodin 10 Bq/kg pro 137Cs a131I
léčivé byliny, dovážené potraviny, další monitorované položkyh) hmotnostní aktivita zjištěné radionuklidy 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 10 Bq/kg pro 137Cs a 131I
celé tělo aktivita 137Cs, zjištěné radionuklidy 0 24 hodiny 100 Bq pro 137Cs
vybrané orgány - štítná žláza aktivita 131I 0 24 hodiny 500 Bq
povrch tělai) plošná aktivita/ povrchová kontaminacej) zjištěné radionuklidy 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 10 Bq/cm2
Síť uzávěr
povrch těla zvířat, objektů, předmětůi) plošná aktivita/ povrchová kontaminace zjištěné radionuklidy 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 10 Bq/cm2
a) Z vybraných měřicích míst se předávají meteorologické informace s frekvencí 1 hodina.
b) Období lze dle potřeby zkrátit, měření slouží k upřesnění dávek v rámci nehodové expoziční situace.
c) Nejmenší detekovatelná hodnota měřené fyzikální veličiny při měření na 30 % HPGe detektoru po dobu 300 sekund pro vzorek o hmotnosti 500 gramů je dosažitelná na úrovni 10 Bq/kg nebo Bq/l.
d) Radionuklidy mohou být různé v závislosti na místě a průběhu nehodové expoziční situace.
e) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení.
f) Přednostně surové nebo konzumní mléko.
g) Položky smíšené stravy budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení podle roční doby, podle nastalé nehodové expoziční situace a předpokládané kontaminace jednotlivých položek.
h) Další monitorované položky budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení podle roční doby, podle nastalé nehodové expoziční situace a předpokládané kontaminace jednotlivých položek.
i) Měření ve sběrných místech zřizovaných dle potřeby na hranicích ČR, nebo na hranici uzavřené oblasti, zasažené nehodovou expoziční situací.
j) Povrchovou kontaminací se rozumí plošná aktivita vyjádřená v Bq/cm2.
TABULKA č. 6: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokálních sítích - havarijní monitorování
ovzduší síť včasného zjištění - teledozimetrický systém příkon dávkového ekvivalentu 16a)
16b) 10 minut 50n Sv/h - 1 Sv/h
síť integrálního měření dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentu 40 3 měsícec) od 50 nSv/h
síť okamžitého měření dávkový příkon 0 2 hodiny od 50 nSv/h
síť spektrometrického měření energeticky závislé spektrum 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení nestanovuje se
síť monitorovacích tras dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu 16d) 6 hodin od 50 nSv/h
ovzduší - aerosoly objemová aktivita zjištěné radionuklidye) 5 6 hodin 0,1 Bq/m3
ovzduší - plynné formy objemová aktivita 131I 1 6 hodin 0,1 Bq/m3
ovzduší - spady (včetně srážkové vody a sněhu) plošná/objemová aktivita zjištěné radionuklidy 5 168 hodin 0,5 Bq/m2
půdy - půda a porost, popř. porost a sníh plošná/hmotnostní aktivita zjištěné radionuklidy 1 6 hodin 10 Bq/kg
půdy - in situ plošná aktivita zjištěné radionuklidy 5 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 500 Bq/m2
voda - povrchová voda objemová aktivita zjištěné radionuklidy 1f) 6 hodin 5 Bq/l pro 137Cs
20 Bq/l pro 3H
voda - pitná voda objemová aktivita zjištěné radionuklidy 0g) 6 hodin 5 Bq/l pro 137Cs
výpusti do ovzdušíh) viz tabulka č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce
výpusti do vodotečíh) viz tabulka č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce
mléko objemová aktivita zjištěné radionuklidy 1 12 hodin 5 Bq/l
položky smíšené stravyi) hmotnostní aktivita zjištěné radionuklidy 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 10 Bq/kg
krmiva (zkrmovaná nadzemní část) hmotnostní aktivita zjištěné radionuklidy 1 12 hodin 10 Bq/kg
a) Měřicí místa na hranici střeženého prostoru, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.
b) Měřicí místa vně střeženého prostoru v zóně havarijního plánování, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.
c) Období lze dle potřeby zkrátit, výměna dozimetrů probíhá po ukončení úniku.
d) V zóně havarijního plánování je 16 monitorovacích tras, každá z nich pokrývá jednu výseč cca 22,5°, v závislosti na směru větru jsou monitorovány ohrožené výseče.
e) Radionuklidy mohou být různé v závislosti na místě a průběhu nehodové expoziční situace.
f) Odběrové místo pod zaústěním odpadního kanálu.
g) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení a budou stanovena operativně podle předpokládaného nebo skutečného úniku.
h) Výpusti do ovzduší a do vodotečí se při mimořádné události spojené s únikem monitorují podle programu monitorování výpustí pro havarijní monitorování.
i) Položky smíšené stravy budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení podle roční doby, podle osevního plánu, podle nastalé nehodové expoziční situace a předpokládané kontaminace jednotlivých položek
TABULKA č. 7: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokálních sítích - havarijní monitorování
síť monitorovacích tras dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu 1 6 hodin od 50 nSv/h
síť okamžitého měření dávkový příkon 0 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení od 50 nSv/h
ovzduší - aerosoly objemová aktivita zjištěné radionuklidyc) 1 6 hodin 0,1 Bq/m3
ovzduší - spady (včetně srážkové vody a sněhu) plošná/objemová aktivita zjištěné radionuklidy 1 168 hodin 0,5 Bq/m2
půdy - in situ plošná aktivita zjištěné radionuklidy 1 pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení 500 Bq/m2
voda - povrchová voda objemová aktivita zjištěné radionuklidy 1d) 6 hodin 5 Bq/l pro 137Cs
voda - pitná voda objemová aktivita zjištěné radionuklidy 0e) 6 hodin 5 Bq/l pro 137Cs
výpusti do ovzdušíf) objemová aktivita/aktivita
výpusti do vodotečíf) objemová aktivita/aktivita
a) Jaderná zařízení a pracoviště IV. kategorie, která nejsou jaderným zařízením, na nichž prokazatelně nevznikají plynné nebo kapalné výpusti nebo výpusti nejsou uváděny do životního prostředí, a pracoviště III. kategorie, provádějí havarijní monitorování podle pokynů Úřadu.
c) Radionuklidy mohou být různé v závislosti na místě a průběhu nehodové expoziční situace.
d) Odběrové místo pod zaústěním odpadního kanálu.
e) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení a budou stanovena operativně podle předpokládaného nebo skutečného úniku.
f) Výpusti do ovzduší a do vodotečí se při mimořádné události spojené s únikem monitorují podle programu monitorování výpustí pro havarijní monitorování, nejmenší detekovatelné hodnoty měřené fyzikální veličiny odpovídají hodnotám pro normální monitorování, uvedeným v tabulce č. 4 této přílohy.
TABULKA č. 8: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokálních sítích - normální monitorování
Lokální síť odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu
ovzduší síť integrálního měření dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentua) 1 čtvrtletí od 50 nSv/h
ekvivalentní objemová aktivita radonub),c) 1 měsíc 5 Bq/m3
ovzduší - aerosolc) celková objemová aktivita směs dlouhodobých radionuklidů uran-radiové rozpadové řady 1 měsíc 0,001 Bq/m3
voda - podzemní vodad) objemová aktivita Unat 1 čtvrtletíc)
rok 0,75 Bq/l
226Ra 0,05 Bq/l
výpusti do vodotečí objemová aktivita Unat e) týdenc)
měsícf) 0,75 Bq/l
výpusti do ovzdušíc), g) objemová aktivita Unat e) čtvrtletí 1 Bq/m3
226Ra 1 Bq/m3
směs dlouhodobých radionuklidů uran-radiové rozpadové řadyc) 0,001 Bq/m3
222Rnh) 200 Bq/m3
222Rn (EOAR)b)c)i) 5 Bq/m3
voda - povrchová vodaj) objemová aktivita Unat 1 rok 0,75 Bq/l
a) Dávkový ekvivalent za čtvrtletí se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu. Pokud již v místě, kde se nachází daná lokální síť, není prováděna žádná činnost související se získáváním radioaktivního nerostu, postačuje kontrola přenosným přístrojem 1 krát ročně.
b) Ekvivalentní objemová aktivita radonu 222Rn je vážený součet objemové aktivity polonia 218Po, objemové aktivity olova 214Pb a objemové aktivity bizmutu 214Bi, stanovený na základě integrálního měření detektorem film-stop.
c) Pracoviště III. kategorie, kde se provádí činnost související se získáváním radioaktivního nerostu a na kterém nebylo ukončeno vyřazování pracoviště z provozu.
d) Ve vrtech resp. studnách.
e) Monitorují se všechna místa povolených výpustí v dané lokální síti.
f) Výpusti do vodotečí z pracoviště III. kategorie, kde se provádí činnost související se získáváním radioaktivního nerostu (čistírny důlní vody z již uzavřených ložisek).
g) Monitoruje se radionuklid charakterizující danou výpust.
h) Ohlubně, výduchy z větracích stanic.
i) Provádí se přepočet na povrch odkaliště.
j) Staré zátěže (odvaly, štoly, odkaliště).
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
Obsah záznamu o odběru a záznamu o měření
TABULKA č. 1 - Záznama) o odběru
Zadání odběru
1 Účel odběru
2 Požadované stanovení
3 Příjmová měřicí laboratoř
1 Monitorovaná položka
2 Doplňující informace o vzorku
3 Úprava vzorku (při odběru)
4 Množství odebraného vzorku (včetně jednotky)
5 Další doplňující informace
Datum a časb)
1 Datum odběru vzorku (DD.MM.RR)
2 Čas odběru místní (hh:mm)
3 Datum a čas počátku odběru
4 Datum a čas ukončení odběru
5 Délka odběru vzorku (v hodinách)
6 Další doplňující informace
1 Název lokality
2 Zeměpisná délka ve stupních a minutách nebo v desetinných stupních (WGS84)
3 Zeměpisná šířka ve stupních a minutách nebo v desetinných stupních (WGS84)
4 Doplňující informace o lokalitěc)
Předání vzorku
1 Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osoby, která provedla odběr, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická pošta) a podpisu
2 Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osobyd), která provedla záznam, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická pošta) a podpisu
3 Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osoby, která převzala odebraný vzorek, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická pošta) a podpisu
4 Datum předání
5 Přidělené číslo (identifikátor) vzorku měřicí laboratoříe)
a) Záznam o odběru může být doplněn o další informace, a to formou doplňujících poznámek v jednotlivých řádcích nebo doplněním řádků. Část A. vyplní zadavatel odběru, části B., C., D., a řádky E.1 a E.2 vyplní odběratel vzorku, řádek E.3 a další se vyplní při předání/převzetí vzorku do měřicí laboratoře. Měřicí laboratoř předává datovému středisku podle § 10 odstavec 3) písmeno c) této vyhlášky údaje uvedené v řádcích B.1, zčásti C. odpovídající časové údaje podle typu odběru, dále řádky D.1, D.2, D.3 a E.5. Uvedené údaje měřicí laboratoř předává ve formátu IRIX.
b) V části C. se vyplní odpovídající údaje podle toho, zda byl odběr kontinuální nebo bodový, pro kontinuální odběr je možné zadat řádky C.3 a C.4 nebo C.3 a C.5.
c) Např. úvodí (u povrchových vod: jméno řeky, jezera, nádrže nebo moře), popis lokality apod.
d) Pouze pokud se liší od fyzické osoby v řádku E.1.
e) Jednoznačné označení vzorku v měřicí laboratoři.
TABULKA č. 2 - Záznama) o měření
1 Název měřicí laboratoře
2 Adresa laboratoře
Příjem a zpracování vzorku
1 Datum příjmu vzorku
2 Identifikátorb) vzorku (přidělený měřicí laboratoří)
3 Zpracování vzorkuc)
Údaje o měření
1 Metoda měření
2 Měřicí zařízení (typ) / ověřeno (ano/ne)d)
3 Datum a čas měření
4 Doba měření
5 Množství měřeného vzorku (včetně jednotky)
6 Označení měření (identifikátor, číslo spektra)
7 Měřená veličina (objemová, hmotnostní aktivita)
8 Druh nejistoty (kombinovaná, standardní)
Poznámkae)
1 ..........f)
2 Referenční datum a časg) (DD.MM.RR hh:mm)
3 Další doplňující informace
1 Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osoby, která provedla záznam, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická pošta) a podpisu
a) Záznam o měření může být doplněn o další informace, a to formou doplňujících poznámek v jednotlivých řádcích nebo doplněním řádků. Měřicí laboratoř předává datovému středisku podle § 10 odstavec 3) písmeno c) této vyhlášky údaje uvedené v řádcích A.1, B.2, C.1, C.7, D.1, D.2, přičemž řádek D.1 se uvede pro všechny zjištěné/požadované radionuklidy. Uvedené údaje měřicí laboratoř předává ve formátu IRIX.
b) Jednoznačné označení vzorku v měřicí laboratoři.
c) Při přípravě vzorku k měření se vzorek nebo jeho část musí umístit do měřicích nádob nebo měřicích přípravků, a to buď v neupraveném stavu, nebo ve stavu vzniklém jeho zpracováním.
d) Pokud měřicí zařízení podléhá ověření podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
e) Uvedou se hodnoty nejmenší významné aktivity (NVA), pokud je měřená hodnota menší než NVA.
f) Doplní se řádky pro všechny zjištěné/požadované radionuklidy.
g) Referenční datum je datum (popřípadě i čas pro měření při nehodové expoziční situaci), ke kterému se vztahuje naměřená hodnota.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
Obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí
2. POUŽITÉ SYMBOLY, ZKRATKY A DEFINICE
3. MONITOROVÁNÍ VÝPUSTÍ
3.1 Rozsah zabezpečení monitorování výpustí
3.1.1 Výpusti do ovzduší
3.1.2 Výpusti do vodotečí
3.2 Výsledky monitorování výpustí
3.2.1 Monitorování plynných výpustí
3.2.1.1 Výsledky měření aktivity radionuklidů
3.2.1.2 Výsledky měření vyjádřené v efektivní dávce
3.2.1.3 Přehled překročení referenčních úrovní při monitorování výpustí do ovzduší
3.2.1.4 Standardizované informace pro uvádění radionuklidů do životního prostředí formou výpustí do ovzduší (podle přílohy č. 6 k této vyhlášce)
3.2.1.5 Tabulky a grafy výsledků monitorování výpustí do ovzduší
3.2.2 Monitorování kapalných výpustí
3.2.2.1 Výsledky měření aktivity radionuklidů
3.2.2.2 Výsledky měření vyjádřené v efektivní dávce
3.2.2.3 Přehled překročení referenčních úrovní při monitorování výpustí do vodotečí
3.2.2.4 Standardizované informace pro uvádění radionuklidů do životního prostředí formou výpustí do vodotečí (podle přílohy č. 6 k této vyhlášce)
3.2.2.5 Tabulky a grafy výsledků monitorování výpustí do vodotečí
3.2.3 Zhodnocení výsledků monitorování výpustí
3.2.3.1 Čerpání autorizovaného limitu
3.2.3.2 Tabulky a grafy čerpání autorizovaného limitu
4. RADIAČNÍ ZÁTĚŽ OBYVATELSTVA V OKOLÍ JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBENÁ VÝPUSTMI
4.1 Výpočet 50 ročního úvazku efektivní dávky
4.2 Nejvyšší úvazek individuální efektivní dávky z výpustí do ovzduší
4.3 Nejvyšší úvazek individuální efektivní dávky z výpustí do vodotečí
5. MONITOROVÁNÍ OKOLÍ JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ
5.1 Rozsah zabezpečení monitorování okolí jaderného zařízení
5.1.1 Monitorovací sítě pro zevní ozáření
5.1.1.1 Síť včasného zjištění
5.1.1.2 Síť integrálního měření
5.1.1.3 Síť okamžitého měření
5.1.1.4 Síť spektrometrického měření
5.1.2 Monitorovací sítě pro zevní a vnitřní ozáření
5.1.2.1 Monitorované položky životního prostředí
5.1.3 Monitorovací sítě pro vnitřní ozáření
5.1.3.1 Monitorované položky potravního řetězce
5.2 Výsledky monitorování okolí
5.2.1 Výsledky měření dávkových příkonů
5.2.2 Výsledky měření obsahu radionuklidů v monitorovaných položkách životního prostředí a potravního řetězce
5.2.3 Přehled překročení referenčních úrovní při monitorování okolí
5.2.4 Tabulky a grafy výsledků monitorování okolí
5.3 Zhodnocení výsledků monitorování okolí
6. ZHODNOCENÍ VLIVU JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ NA RADIAČNÍ SITUACI V JEHO OKOLÍ
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
Požadavky na údaje předávané jaderným zařízením
TABULKA č. 1: Přehled radionuklidů uvolňovaných z energetických jaderných reaktorů během jejich normálního provozu a požadavky na nejmenší detekovatelnou objemovou aktivitu pro výpusti do ovzduší
Radionuklidy a jejich seznam
Klíčové radionuklidy
Nejmenší detekovatelná objemová aktivita (Bq/m3)
Kryptony: 85Kr, 85mKr,87Kr, 88Kr, 89Kr 85Kr 1x104
Xenony: 131mXe, 133Xe, 13mXe, 135Xe, 135mXe, 137Xe, 138Xe l33Xe 1x104
Kobalty: 58Co, 60Co 60Co 1x10-2
Stroncia: 89Sr, 90Sr 90Sr 2x10-2
Cesia: 134Cs, 137Cs 137Cs 3x10-2
Plutonia: 238Pu, 239Pu + 24UPu 239Pu + 240Pu 5x10-3
Americium: 241Am 241Am 5x10-3
Radionuklidy emitující záření alfa celková aktivita alfaa) 1x10-2
Jódy: 131I, 132I, 133I, 135I 131I 2x10-2
Tritium: 3H 3H 1x103
Uhlík: 14C 14C 1x101
a) Stanovuje se pouze, není-li možné stanovit jednotlivé radionuklidy emitující záření alfa uvedené v tabulce.
TABULKA č. 2: Přehled radionuklidů uvolňovaných z energetických jaderných reaktorů během jejich normálního provozu a požadavky na nejmenší detekovatelnou aktivitu pro výpusti do vodotečí
Tritium: 3H 3H 1x105
Kobalty: 58Co, 60Co 60Co 1x104
Stroncia: 89Sr, 90Sr 90Sr 1x103
Cesia: 134Cs, 137Cs 137Cs 1x104
Plutonia: 238Pu, 239Pu + 240Pu 239Pu + 240Pu 6x103
Americium: 241Am 24lAm 5x101
Radionuklidy emitující záření alfa celková aktivita alfaa) 1x103
TABULKA č. 3: Přehled radionuklidů uvolňovaných ze závodů na přepracování vyhořelého jaderného paliva během jeho normálního provozu a požadavky na nejmenší detekovatelnou objemovou aktivitu pro výpusti do ovzduší
Kryptony: 85Kr 85Kr 1x104
Kobalty: 60Co 60Co 3x10-2
Stroncia: 90Sr 90Sr 2x10-2
Rubidia: 106Ru 106Ru 3x10-2
Plutonia: 238Pu, 239Pu + 240Pu 239Pu + 240Pu 1x10-3
Jódy: 129I 129I 2x100
TABULKA č. 4: Přehled radionuklidů uvolňovaných ze závodů na přepracování vyhořelého jaderného paliva během jeho normálního provozu a požadavky na nejmenší detekovatelnou aktivitu pro výpusti do vodotečí
Tritium: 3H 3H
Kobalty: 57Co, 58Co, 60Co 60Co 1x104
Curia: 242Cm, 243Cm, 244Cm 242Cm 6x103
Urana)
a) Množství uranu se může vyjadřovat v kg.
TABULKA č. 5: Obsah standardizované informace pro uvádění do životního prostředí formou výpustí do ovzduší radionuklidů uvolněných z jaderných reaktorů a ze závodů na přepracování vyhořelého jaderného paliva během jejich normálního provozu
Plynné výpusti
Reaktor: (místo, typ reaktoru)
Monitorovací období:
Objem vzduchu uvolněný za uvedené období (m3):
Nejvyšší hodnota nejmenší detekovatelné objemové aktivity pro příslušný klíčový radionuklida)
Celková vypuštěná aktivita (Bq)b)
Komentářc)
l22Sb
Celková aktivita alfad)
Jódy
a) Klíčový radionuklid podle tabulky č. 1 nebo tabulky č. 3 této přílohy.
b) V případě, že alespoň jedno měření aktivity konkrétního radionuklidu bude v průběhu roku větší než nejmenší významná aktivita (NVA), pak budou všechna ostatní měření aktivity s výsledkem menším než NVA konzervativně odhadnuta jednou polovinou hodnoty NVA a v tomto přehledu o výpustech bude vykázána aktivita tohoto radionuklidu jako součet všech hodnot větších než NVA a hodnot rovných jedné polovině NVA pro všechna měření aktivity s výsledkem menším než NVA. Pokud všechny hodnoty konkrétního radionuklidu budou za celý rok menší než NVA, pak výsledná aktivita tohoto radionuklidu bude vykázána jako nulová (v tabulce bude označeno symbolem „<DL“, DL = detekční limit).
c) Komentář se uvádí pro případy, kdy se bilance stanovují předběžně výpočtem, pro případy, kdy se při bilancování používají smluvené náhradní hodnoty namísto hodnot nižších než nejmenší detekovatelná aktivita (NDA), dále se uvádějí informace o fyzikálně-chemické formě 3H a 14C a jódů (organická nebo anorganická), provádí se upřesnění monitorovacího období a monitorovacích metod.
d) Pouze pokud se neměří jednotlivé radionuklidy emitující záření alfa.
TABULKA č. 6: Obsah standardizované informace pro uvádění do životního prostředí formou výpustí do vodotečí radionuklidů uvolněných z jaderných reaktorů a ze závodů na přepracování vyhořelého jaderného paliva během jejich normálního provozu
Kapalné výpusti
Reaktor: (jméno/typ):
Objem vody uvolněný za uvedené období (mJ):
Nejvyšší hodnota nejmenší detekovatelné objemové aktivity pro příslušný klíčový radionuklidaa)
Ostatní (aktivační a štěpné produkty)
a) Klíčový radionuklid podle tabulky č. 2 nebo tabulky č. 4 této přílohy.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
Rozsah porovnávacích měření organizovaných Úřadem
Název porovnávacího měření
Interval opakování (první rok konání)
Porovnávací měření - TLD ovzduší termoluminiscenční měření 3 roky (2018)
Porovnávací měření - rychlé stanovení gama voda spektrometrie gama 1 rok (2017)
Porovnávací měření - Sr a Pu v aerosolech aerosoly radiochemie, spektrometrie alfa 4 roky (2017)
Porovnávací měření - 90Sr v mléce mléko radiochemie, spektrometrie beta, sumární beta 4 roky (2018)
Porovnávací měření -radionuklidy v půdě a porostu půda spektrometrie gama 4 roky (2018)
Porovnávací měření - 90Sr ve vodě voda radiochemie, spektrometrie beta, sumární beta 3 roky (2019)
Porovnávací měření - 3H ve vodě voda scintilační kapalinová spektrometrie 3 roky (2019)
Porovnávací měření - rychlé stanovení beta voda proporcionální detektor záření beta 4 roky (2019)
Porovnávací měření - kapacita měřicí laboratoře vybrané monitorované položky reprezentující životní prostředí a potravní řetězec spektrometrie gama 3 roky (2017)
2) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
3) Čl. 2 bod e) doporučení 2000/473/Euratom o uplatňování článku 36 Smlouvy o Euratomu týkajícího se monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí pro účely hodnocení ozáření obyvatelstva jako celku.
4) Čl. 2 bod d) doporučení 2000/473/Euratom.
5) § 2 písm. n) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 2 písm. d) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění vyhlášky č. 257/2015 Sb.
8) § 26a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) Čl. 35 a 36 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
Doporučení Komise 2004/2/Euratom ze dne 18. prosince 2003 o standardizovaných informacích o plynných a kapalných radioaktivních výpustích do životního prostředí z jaderných reaktorů a závodů na přepracování vyhořelého jaderného paliva v normálním provozu.
10) Doporučení Komise 2000/473/Euratom.
11) Doporučení Komise 2004/2/Euratom.
12) § 2 a 3 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

References: § 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19
 § 236
 zákona č. 263
 § 9
 § 24
 § 25
 § 69
 § 111
 § 149
 § 150
 § 149
 § 149
 § 150
 § 9
 § 149
 § 150
 § 149
 § 208
 § 150
 § 25
 § 10
 § 8
 § 10
 § 9
 § 10
 § 11
 § 13
 § 149
 § 13
 § 149
 § 5
 § 11
 § 9
 § 69
 § 69
 § 5
 § 11
 § 5
 § 11
 § 5
 § 11
 § 88
 § 149
 § 149
 § 149
 § 10
 § 10
 zákona č. 505
 Čl. 2
 Čl. 2
 § 2
 zákona č. 365
 § 2
 zákona č. 123
 § 2
 zákona č. 123
 § 26
 zákona č. 240
 Čl. 35
 § 2