Source: http://electronicapascual.com/blog/?m=201502&paged=2
Timestamp: 2017-11-18 01:00:03+00:00

Document:
Electronica Pascual » 2015 » Febrero
Reparar Doble Generador Sintetizado HP3326A
Hemos reparado un generador sintetizado HP3326A
Este equipo combina dos generadores sintetizados independientes con un rango de frecuencia de 100Kh a 13Mhz y una resolución en frecuencia de 1 mili hercio.
Con niveles de salida de 10Vpp(+23,98dbm) a 1mVpp (-56dbm) con una resolución de con resolución de 0,01 dB.
Tiene cuatro modos de operación:
Dos fases, dos canales, en dos tonos, generador de pulso.
Puede modularse en amplitud y en fase que son completamente programables y se pueden establecer diversas combinaciones de barrido entre los dos generadores sintetizados.
Los parámetros de barrido son independientes para los dos generadores internos.
Diagrama de bloques del HP3326A
Para mas informacion se puede consultar el siguiente pdf pinchando en la imagen.
Información completa en el Manual de operaciones
En esta imagen podemos ver las distintas secciones de radiofrecuencia perfectamente blindadas en distintos módulos, al fondo la unidad de alimentación y la refrigeración por aire forzado.
Imagen con un detalle de la unidad de alimentación situada en la parte posterior del equipo, a la izquierda el transformador de red, los cilindros azules son los condensadores electrolíticos de filtrado.
La placa que contiene la electrónica de adaptación de tensiones se conecta a la placa base mediante un conector múltiple.
Parte inferior del equipo, lo que podríamos llamar placa base, distribuye las tensiones de alimentación y algunas señales de control.
El problema que presenta este equipo esta en el panel frontal; Tiene un fallo en la tecla de encendido, que apaga el equipo cuando esta conectado y algunas teclas del teclado numérico que se atascan.
Procedemos a desmontar el panel frontal.
PCB del panel frontal visto desde arriba.
Podemos ver al fondo la placa de control micro procesado del equipo que se conecta a la placa frontal mediante una cinta de cable plano.
Parte posterior del panel frontal una vez retirada la PCB.
Esta mecanizado en aluminio, en el centro se puede ver el encoder del mando de ajuste de frecuencia, al fondo a la derecha los conectores de salida de RF.
Una imagen del panel frontal, todos los componente son de alta calidad la placa tiene una terminación excelente.
Imagen del interruptor de encendido dañado, lo desmontamos y lo limpiamos sumergiéndolo en alcohol etílico en un baño de ultrasonidos.
Imagen tomadas durante las pruebas de funcionamiento una vez reparado el equipo.
SDR con GNU Radio y generador HP3325B
Aprovechando que hemos reparado un generador HP3325A hemos decidido hacer algunas pruebas con:
Una unidad SDR compuesta por un RTL2832U con un up converter para poder utilizarlo en la banda baja de frecuencias.
El software utilizado es GNURadio un software muy poderoso y versátil.
” GNU Radio es un conjunto de herramientas de desarrollo de software libre y de código abierto que ofrece bloques de procesamiento de señales para implementar radios definidas por software.”
Y para probar el sistema SDR usamos el generador sintetizado HP3325B
El Agilent 3325B es un generador / sintetizador de forma de onda, con una exactitud en frecuencia, la resolución y la estabilidad que son ideales para aplicaciones tales como la prueba de filtros a cristal , pruebas del reloj de sistema de comunicaciones multiplexados / pruebas del sistema de frecuencias de audio.
Ondas sinusoidales puras o ondas cuadradas de alta calidad se pueden combinar con hasta ± 5V de offset de DC para la interfaz con los circuitos parciales o para el estímulo en entornos digitales.
En las aplicaciones de modulación, el Agilent 3325B proporciona el soporte para una fuente de modulación, o utilizar la fuente de modulación interna para obtener señales modulada.
La exactitud de frecuencia del HP3325B está determinada por una frecuencia de referencia de precisión y se puede configurar con una resolución de 1 microHz.
Tiene hasta -65dBc -70dBc niveles armónicos espurios y para medidas de precisión. La fase de la señal de salida puede ser controlada con precisión + -719,9 grados con una resolución de 0,1 grados.
Utilizamos este generador en modo de barrido de frecuencia o Sweep.
< Electrónica Pascual >
Probando equipos – Wandel and Goltermann
Hemos estado probando varios equipos Wandel and Goltermann
- PCM TEST GENERATOR PCNE 1
- PCM TEST RECEIVER PCNG 1
- LEVEL MEASURING TEST PMG13 ( 20hz a 20 Khz ) como equipo de apoyo.
Se probaron los equipos en todos sus parámetros de medida, examinando de manera muy especial los niveles de salida y el correcto funcionamiento de los atenuadores.
Los equipos funcionaron a la perfección con la calidad excepcional de Wandel and Goltermann

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución