Source: https://www.spellmanhv.com/es/Technical-Resources/Application-Notes-HVPS/AN-17
Timestamp: 2019-04-24 03:59:06+00:00

Document:
High Voltage Power Supply Programming Resolution Explained
AN-17 : High Voltage Power Supply Programming Resolution Explained.
High Voltage Power Supply Programming Resolution Explained.
La mayoría de las fuentes de poder manufacturadas por Spellman son programables, eso significa que el usuario puede fijar la salida en cualquier punto entre el cero y el 100% de la salida de voltaje posible de voltaje (o de corriente). Esto es normalmente logrado a través de una de las siguientes formas:
Control Local a través del Panel del Frontal
Señal análoga – Control Remoto
Señal digital – Control Remoto
Control Local a través del Panel Frontal
El control local se refiere al uso del potenciómetro (os) de la unidad para programar la salida de voltaje /corriente. Algunos módulos tienen potenciómetros accesibles personalizados (MPS, PCM, SLM, etc.) que le permiten al usuario programar el voltaje/corriente. La mayoría de los unidades montables en racks de Spellman tienen un panel frontal completo donde teclas de conteo asegurables se ofrecen para establecer el voltaje/corriente deseados.
Así, si su circuito de control de flujo de potencia es análogo y el (los) potenciómetro(s) en el panel frontal se usan para programar el suministro de potencia, el (los) potenciómetro(s) determinan la programación de la resolución obtenida.
El (los) potenciómetro(s) Cermet (de cerámica y metal) o el de plástico pueden fijarse al valor deseado ya que el elemento de resistencia presenta un contacto continuo de superficie, opuesto a lo que ocurre con el de vueltas discretas de un alambre el cual solamente permite una resolución limitada.
Las fuentes de poder modulares que tiene capacidades de programación locales emplean potenciómetros Cermet o de plástico, de manera que técnicamente, estas unidades podrían tener una “resolución casi infinita” como lo especifica su fabricante. El potenciómetro utilizado en la mayoría de los racks es un alambre Bourns de 3590 5 kΩ, de 10 vueltas con una especificación de resolución de 0.025%.
Si el módulo o unidad de rack tiene una interface estándar digital (RS-232, Ethernet o USB) entonces sus circuitos de control son digitales por naturaleza. Aún si el panel de control frontal genera una señal de control análoga para controlar la fuente de poder, la señal puede digitalizarse a los bits de resolución empleados por la interface digital y el circuito de control.
Control Remoto – Señal Análoga
Si el circuito de control de la fuente de poder es análogo por naturaleza y se utiliza una señal análoga generada remotamente para programar la fuente de poder, esta señal análoga generada de manera personalizada determinará la programación de la resolución obtenida.
Si el módulo o unidad de rack tiene una interface estándar digital (RS-232, Ethernet o USB) entonces sus circuitos de control son digitales por naturaleza. Aún si se da una señal análoga a la fuente de poder, la señal será digitalizada a los bits de resolución empleados por la interface digital y el circuito de control. De manera que la limitación de la resolución puede darla la señal análoga personalizada o por los bits de resolución de la fuente de poder, dependiendo de cuál sea más grande.
Control Remoto – Señal Digital
Si el módulo o unidad de rack tiene una interface estándar digital (RS-232, Ethernet o USB) entonces sus circuitos de control son digitales por naturaleza. La programación de la fuente de poder a través de una de las interfaces digitales dará como resultado una resolución limitada por los bits de resolución empleados por la interface digital y el circuito de control de la fuente de poder.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución