Source: http://www.imp.mx/investigacion/microscopia/?imp=lab3
Timestamp: 2014-09-30 21:52:29+00:00

Document:
IMP | Microscop�a
Programa de captaci�n del talento Posgrado ACPI
Inicio > Investigaci�n > Microscop�a > MET Imprimir
Área de Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)
La relevancia de la caracterización por Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) radica en su capacidad de determinar la morfología, tamaño y estructura cristalina de materiales en los niveles micrométrico, nanométrico y atómico (hasta 0.85 Å), para posteriormente correlacionarla con sus propiedades fisicoquímicas, ópticas, magnéticas y electrónicas en el nivel macroscópico.
Con MET puede realizarse análisis químico en diferentes niveles y obtener la distribución de la composición química en la muestra desde un nivel micro hasta nanométrico. Adicionalmente contamos con capacidad para hacer tomografía y obtener imágenes tridimensionales en los niveles micrométrico y nanométrico.
Morfología por MET: Imágenes de campo claro y campo oscuro.
Imágenes de alta resolución ( HRTEM). Difracción de área selecta. Obtención de Imágenes de ultra alta resolución con corrección de aberración esférica. Difracción de haz convergente. Análisis elemental por espectroscopía por pérdida de
energía de los electrones EELS.
Análisis químico elemental cualitativo (puntual y global), EDS. Mapeo químico por filtrado de energía (EFTEM). Obtención de imágenes en STEM- HAADF (Contraste Z). Mapeo químico por STEM-EDS. Tomografía (imágenes tridimensionales). Equipos
Microscopio Electrónico de Transmisión Tecnai G2 T20:
Voltaje de aceleración: 200 kV
Filamento: LaB6
Resolución punto a punto: 0.24 nm. Límite de información: 0.14 nm. Resolución en STEM: 0.34 nm.
Coeficiente de aberración esférica: 1.2 mm.
Coeficiente de aberración cromática: 1.2 mm Modos de trabajo:TEM, STEM. Técnicas de análisis: EDS. Microscopio Electrónico de Transmisión Tecnai G2 F30
Voltaje de aceleración: 300 kV.
Filamento de emisión de campo tipo Schottky. Resolución punto a punto: 0.20 nm. Límite de información: < 0.14 nm. Resolución en STEM: 0.17 nm. Coeficiente de aberración esférica: 1.2 mm.
Coeficiente de aberración cromática: 1.4 mm. Modos de trabajo: TEM, EFTEM, Lorentz STEM,
Tomografía. Detector HAADF STEM. Técnicas de análisis: EDS/ EELS (Filtro GATAN). Microscopio Electrónico de Transmisión JEM-2200FS
Voltaje de aceleración: 200 kV.
Filamento de emisión de campo tipo Schottky. Resolución punto a punto: 0.19 nm. Límite de información: < 0.10 nm. Corrector de Aberración esférica (Cs) CEOS. Resolución en STEM: 0.1 nm.
Coeficiente de aberración esférica: 0.5 mm. Coeficiente de aberración cromática: 1.1 mm. Modos de trabajo: TEM, EFTEM, Lorentz STEM. Detector HAADF STEM. Técnicas de análisis: EDS/ EELS (Filtro Omega en columna), Resolución de energía; 0.8 eV. Microscopio Electrónico de Transmisión subAngstrom TITAN
Filamento de emisión de campo. Resolución punto a punto: 0.085 nm. Resolución en STEM: 0.17 nm. Modos de trabajo: TEM, EFTEM, Lorentz STEM, Tomografia. Corrector de Aberración Esférica.
Detector HAADF STEM. Técnicas de análisis: EDS/ EELS (Filtro GATAN). Última modificación: Lunes, 30 Junio, 2014 13:09
por la GTIC con información proporcionada por el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Ultra Alta Resolución
LAMEUAR
Área de Preparación y Caracterización por Microscopía de Doble haz (PCMDH)
Área de Microscopía Electrónica de Barrido(MEB)
Área de Microscopía de Fuerza Atómica y Tunelamiento (MFA)
Área de Manipulación Remota (MR)	Vinculación Especialistas	LABORATORIOS
Microscop�a Virtual
Actividades de microscop�a en 2014
Organizaciones de Microscopia en el Mundo
LABORATORIOS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA EN EL MUNDO INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO, M�XICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2013 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución