Source: https://www.labsolutions.com.br/es/productos/vertex-potenciostato-de-nivel-de-entrada-galvanostato/
Timestamp: 2017-09-23 01:58:39+00:00

Document:
Inicio - Productos - VERTEX: Potenciostato de nível de entrada-galvanostato
- 8 rangos de corriente: 10nA a 100mA (1A, 10A)
- Configuración de 4 electrodos WE / RE / S / CE
- Operación flotante
- Velocidad de adquisición de datos 100 kHz
Vertex.One: Potenciostato todo terreno:
- Cumplimiento: ± 100mA / ± 22V
- Rango de exploración aplicado: ± 10V
- Rangos de corriente: 100pA-100mA; Min.res. 0,01pA
Folleto de Vertex.One
• Solución asequible:
El Vertex es un potenciómetro / galvanostato de nivel de entrada con FRA / EIS opcional y puerto de E / S opcional. Su precio se adapta fácilmente a su aplicación en la electroquímica educativa y aplicada. Se incluye un conjunto completo de software de control y procesamiento de datos de IviumSoft (para PC basadas en Windows).
• Amplio rango de aplicación:
El diseño robusto, la alta corriente de 1A, la operación flotante y la disponibilidad de una amplia gama de técnicas electroquímicas hacen que el Vertex sea ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo:
- electroquímica y análisis de rutina
- pilas y pilas de combustible Corrosión
• Expansibilidad:
Opcionalmente, el vértice puede ampliarse con un módulo True Linear Scan y / o FRA / EIS. Junto a eso, el Vertex es compatible con otras opciones y módulos de Ivium, como el HiMUX y CIM.
- Selección automática del rango de corriente: 1pA a 1A / 1mV a 10V
- Filtro de ruido variable automático y ajustes de estabilidad del potenciostato / galvanostato
- Adquisición simultánea de señales de corriente / potencial y periféricas
- Visualización de datos en tiempo real hasta 500 pnts / s. La adquisición de hasta 100.000 pnts / s se almacena en la memoria del instrumento
- Tiempo / resolución de los intervalos mínimos: 10μs
- Optimización de resultados mediante filtros sintonizados automatizados, amplificadores de ganancia y sustracción de cc
El Vertex se controla a través de IviumSoft de Ivium . Este software versátil, pero intuitivo, permite el control de instrumentos, gestión de datos y análisis, control de instrumentos periféricos, etc. IviumSoft también puede interactuar y ser controlado desde LabVIEWTM, C ++, Delphi, etc. Un paquete completo de IviumSoft está incluido de serie con cada instrumento .
Rendimiento de sistema: Estándar (100mA / 10V)
Cumplimiento actual ± 100 mA
Voltaje de salida máximo ± 10 V
Ancho de banda del potenciostato > 500 kHz
Adquisición de señales Canal dual de 16 bits ADC, 100.000 muestras / seg
Rango de potencial aplicado ± 10 V, con una resolución de 0,333 mV
Rangos actuales ± 10 nA a ± 100 mA (± 1A, ± 10A)
Medida de la resolución actual 0,015% del rango de corriente, 1,5 pA mínimo
Resolución actual aplicada 0,033% del rango de corriente aplicada
Rangos potenciales ± 10 mV, ± 100 mV, ± 1 V, ± 10 V (± 20 V)
Medida de la resolución potencial 0,004% del rango de potencial, mínimo 0,4 μV
Precisión del potencial medido 0,2%, o 2mV
Analizador de impedancia (opcional)
Rango de frecuencia 10μHz a 1MHz
DC offset Substracción de offset de 16 bits y filtros de desacoplamiento de 2 dc
Compensación de gotas óhmicas 2 V / rango de corriente, 16 bits de resolución
Impedancia de entrada > 100 Gohm // <20pF
Corriente de polarización de entrada <20 pA
Ancho de banda > 5 MHz
Entrada / salida analógica compartida Seleccionable por el usuario:
- entrada analógica: ± 10V, resolución de 16 bits o
- Salida analógica: ± 10V, 16 bits de resolución
Requerimientos de energía 100-240 V, 50-60 Hz, 700mA (suministro incluido)
tamaño Wxdxh = 13 x 27 x 4 cm
Vértice 1A 5A 10 A 2A
Rendimiento de sistema: 1A / 10V 5A / 10V 10A / 10V 2A / 20V
Cumplimiento actual ± 1A ± 5A ± 10A ± 2A
Rangos de corriente adicionales - ± 10A ± 10A ± 10A
Tensión de salida máxima ± 10V ± 10V ± 10V ± 10V
Tensión máxima de cumplimiento ± 10V ± 10V ± 10V ± 20V
Puerto periférico como estándar vea abajo** vea abajo** vea abajo**
Requerimientos de energía como estándar 100 - 240V, 50 - 60Hz, 2A 100 - 240V, 50 - 60Hz, 4A 100 - 240V, 50 - 60Hz, 2A
Tamaño (lxpxh) como estándar 15 x 36 x 4,5 cm 15 x 36 x 4,5 cm 15 x 36 x 4,5 cm
Peso 1.5kg 2kg 3kg 2kg
*) Todas las demás especificaciones iguales que el modelo estándar
**) Conexiones periféricas:
2 Aanalog en
1 entrada digital, 3 salidas digitales
± 10V, 16 bits res., Ancho de banda 40kHz
0 a +5V
I-out y E-out
Entradas Canal-X y Canal-Y
Monitor analógico para la corriente y potencial de la célula
± 0,5V sinusoidal, 10μHz-1MHz con var. Att.
± 4V: para grabar la impedancia de los dispositivos periféricos

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución