Source: https://itoools.com/camaras-termograficas/81457-flir-c%C3%A1mara-termogr%C3%A1fica-e95.html
Timestamp: 2020-08-14 17:41:20+00:00

Document:
﻿ Comprar Flir Cámara termográfica E95 Precio 9 751,00 €
Inicio Medidores>Medidores ambientales>Cámaras termográficas>Flir Cámara termográfica E95
FLIR ha rediseñado completamente la serie Exx para ofrecer un rendimiento, una resolución y una sensibilidad inigualables en una cámara térmica de mano. Las nuevas cámaras de la serie Exx cuentan con numerosas funcionalidades útiles para resolver rápidamente problemas de distribución eléctrica y sistemas mecánicos, de manera que podrá evitar fallos en los equipamientos, aumentar la seguridad de una planta y maximizar el tiempo de actividad.
Cámara termográfica E95
Las mejores lentes necesitan el mejor enfoque automático* FLIR siguió el ejemplo del sector de las cámaras digitales al rediseñar el sistema de enfoque de la serie Exx. Bien si se decide por el enfoque automático o por el continuo, el preciso enfoque asistido por láser de la cámara y las innovadoras lentes de FLIR garantizan que obtendrá unos resultados nítidos y las lecturas de temperatura más precisas.
La nueva serie EXX cuenta con las funciones de alto rendimiento que necesita para encontrar e informar rápidamente de puntos calientes: una pantalla nueva y brillante, lentes nítidas y una interfaz de usuario de respuesta rápida.
Varios objetivos, una solución No todos los objetivos son lo bastante grandes o están lo bastante cerca para una medición correcta con una sola lente. Por eso, FLIR ha diseñado la nueva serie Exx con lentes intercambiables* de 24°, 42° y 14°, para que pueda utilizar la misma cámara para todos los objetivos que investigue. La cámara se calibra automáticamente con cada nueva lente para garantizar que producirá imágenes de alta calidad y mediciones térmicas precisas.
Adaptada a sus sistemas Las nuevas cámaras de la serie Exx producen JPEG radiométricos estándar que pueden abrirse y verse sin software privado. Estas imágenes pueden verse y editarse en FLIR Tools y son compatibles con Software Development Kit (ATLAS SDK) de FLIR. Esto permite que las empresas utilicen sus propios sistemas de supervisión de mantenimiento computerizado (CMMS, por sus siglas en inglés) y aun así podrán utilizar la lectura de mediciones térmicas, datos de METERLiNK®y otros parámetros importantes integrados en la imagen
Navegación más sencilla por las pantallas
Pantalla capacitiva de respuesta rápida
GUI actualizada con mejor flujo y mejoresresultados
Navegación lógica en la pantalla y en menús
Informes rápidos sobre problemas
La cámara se conecta por wifi con los dispositivos móviles o las redes internas
La anotación de imágenes por voz, texto, dibujos en pantalla, etiquetado GPS y brújula
La nueva estructura de carpetas y de nomenclatura facilita encontrar las imágenes
Análisis de imágenes y elaboración de informes mejorados a través del software FLIR Tools+
El nítido LCD es un 33% más brillante que los modelosanteriores
Gran pantalla de 4” con ángulo de visión de 160°
Hasta 464 x 348 de resolución IR nativa real
Mejora de imágenes MSX® de FLIR
Lecturas precisas de temperatura en puntos calientes
Amplios rangos de temperatura, hasta 1500 °C
Sensibilidad para detectar diferencias mínimas de temperatura
El enfoque automático responde rápidamente y mejorala precisión de las mediciones*
Rendimiento superior por tamaño de punto para la medición de objetivos pequeños y distantes
Las lentes intercambiables proporcionan cobertura para cualquier objetivo y cualquier escena*
*Únicamente E75/E85/E95
Las cámaras de la serie Exx de FLIR ahora ofrecen:
Lentes intercambiables de calibración automática*
Medidor de distancia con láser para información de medición y un enfoque nítido y preciso
Nuestra mejora de imágenes MSX®
Procesamiento UltraMax® para una resolución en píxeles 4 veces mejor
Una pantalla de más tamaño, de 4”, que es un 33% más brillante
Una nueva interfaz intuitiva
Mejora en la organización y en las opciones de informes
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Alarma Alarma de humedad, alarma de aislamiento, alarmas de medición
Alarma de color (isoterma): Por encima/por debajo/intervalo/condensación/aislamiento
Diferencia de temperatura: Sí
Campo de visión (FOV): 42° × 32° (lente de 10 mm)
Longitud focal: 10 mm (0,39"), 42°
Material de la carcasa: PCABS con TPE, magnesio
Resolución de IR: 464 × 348 píxeles
Láser: Clase 2, de 0,05 a 40 m (de 1,6 a 131 ft) ±1 % de la distancia medida
Rango de temperatura del objeto:
De -20 a +120 °C (de -4 a 248 °F)
Tamaño del embalaje: 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6")
Botones programables: 1
Resolución: 640 × 480 píxeles (VGA)
Control: 0,5 °C (0,9 °F) de precisión a 37 °C (98,6 °F) con referencia
Sensibilidad térmica/NETD: <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F)
Garantía: http://www.flir.com/warranty/
2 años: protección total, piezas, mano de obra10 años: Detector
GPS con brújula: Sí; etiquetado de imágenes automático por GPS
Texto: Texto de una lista predefinida o teclado de software en la pantalla táctil
Lapso de tiempo [infrarrojos]: De 10 segundos a 24 horas (infrarrojos)
Voz: Micrófono y altavoz integrados de 60 segundos (y por Bluetooth) en imágenes fijas y vídeo
Peso y dimensiones (sin lente): 1 kg (2,2 lb), 27,8 × 11,6 × 11,3 cm (11,0 × 4,6 × 4,4")
FLIR Screen-EST Mode: Yes
Sampling Average in Screen-EST Mode: Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Accuracy [Drift] in Screen-EST Mode: Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Alimentación: Duración de la batería (en funcionamiento)>2,5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Tiempo operativo de la batería: Unas 2,5 horas a 25 °C (+77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tamaño de la batería (L. × An. × Al.): 150 × 46 × 55 mm (5,9 × 1,8 × 2,2")
Tipo de batería: Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Voltaje de la batería: 3,6 V
Peso de la batería: 140 g (4,9 oz)
Temperatura de carga: De 0 a +45 °C (de +32 a +113 °F)
Tiempo de carga (con cargador de dos puertos): 2,5 h para el 90 % de capacidad con estado de carga indicado con LED
Funcionamiento con alimentación externa: Adaptador de CA 90 - 260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Audio: Micrófono y altavoz para anotación por voz de imágenes
Carga: En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Interfaces de comunicación: USB 2.0, Bluetooth, wifi
Interfaz: USB 2.0, Bluetooth, wifi, DisplayPort
Control remoto: Utilizando FLIR Tools (con cable USB), FLIR Tools Mobile (por wifi)
Soporte de almacenamiento: Tarjeta SD extraíble (8 GB)
USB: USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB - Estándar: USB 2.0 de alta velocidad
Salida de vídeo: DisplayPort por USB tipo C
METERLiNK: Conexión inalámbrica (Bluetooth) con: Medidores FLIR con METERLiNK
Material del vidrio protector: Dragontrail®
Pantalla: Pantalla táctil PCAP acoplada ópticamente de 4" y resolución de 640 × 480, con brillo de superficie de 400 cd/m2
Lentes adicionales: •24° •14° •42°
Rotación automática: Sí
Actualización de software para la cámara: Utilizar software de PC FLIR Tools
Profundidad de color (bits): 24
Paletas de colores: Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Tipo y paso del detector: Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Cámara digital: 5 MP, FOV 53° × 41°
Zoom digital: De 1 a 4× continuo
Número F: 1,1, 42°
Coincidencia de campo de visión: Sí
Enfoque: Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo de un disparo, contraste de un disparo, manual
Máximo automático
Mínimo automático
Frecuencia de la imagen: 30 Hz
Modos de imagen: Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
Boceto de imagen: Sí: solo en imágenes de infrarrojos
Imagen de infrarrojos: Sí
Identificación de la lente: Automático
Distancia focal mínima: 0,15 m (0,49 ft), 42°
Distancia focal mínima con MSX: 0,65 m (2,13 ft), 42°
Vídeo en flujo continuo IR no radiométrico o visual: H.264 en tarjeta de memoria
Transmisión de vídeo IR no radiométrico: H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Imagen en imagen: Redimensionable y móvil
Grabación de vídeo IR radiométrico: Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Transmisión de vídeo IR radiométrico: Sí, por UVC o wifi
Resolución espacial (IFOV): 1,66 mrad/píxel, 42°
Rango espectral: 7,5 - 14,0 µm
Distancia focal: Depende de la lente
Longitud focal: Depende de la lente
MSX: Estampa detalles visuales en la imagen térmica en resolución completa
Grabación de vídeo IR no radiométrico y visual: H.264 en tarjeta de memoria
Boceto: Desde la pantalla táctil
UltraMax: El proceso de superresolución cuadruplica el recuento de píxeles, activado en FLIR Tools+
Transmisión de vídeo visual: Sí
Área: 1 en modo en directo
Información de medición de área: Sí
Idiomas: 21
Correcciones de medición: Sí
Valores preestablecidos de medición: Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Temperatura de referencia: Sí
Medidor puntual: 3 en modo en directo
Medición a distancia con láser: Sí, en pantalla
Detección automática de calor y frío: Marcadores automáticos mínimo/máximo de un área
Caída: Diseñado para 2 m (6,6 ft)
EN 61000-6-2 (inmunidad)
EN 61000-6-3 (emisión)
Corrección de emisividad: Sí: variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Humedad (operativa y de almacenamiento): IEC 60068-2-30 / 24 horas/95 % de humedad relativa de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F) / dos ciclos
Rango de temperatura operativa: De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Espectro de radio:
FCC parte 15.249
Seguridad: EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Rango de temperatura de almacenamiento: De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Montaje en trípode: UNC 1/4" - 20
Golpes y vibraciones y protección: 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 / IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Formato de archivo de imagen: JPEG radiométrico estándar, datos de medición incluidos
Testo Cámara termográfica testo 885-2
7 481,25 €	7 875,00 €
Testo Set profesional cámara termográfica testo 885-2
8 972,75 €	9 445,00 €
Testo Cámara termográfica testo 890-1
11 917,75 €	12 545,00 €
Testo Cámara termográfica testo 890-2
12 915,25 €	13 595,00 €
Testo Set profesional cámara termográfica testo 890-2
14 406,75 €	15 165,00 €
1 489,60 €	1 520,00 €

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución