Source: http://www.fluke.com/fluke/pees/Medidores-de-Aislamiento/Fluke-1587-FC.htm?PID=80068
Timestamp: 2017-09-25 06:17:25+00:00

Document:
Home | Productos | Medidores de aislamiento |
Multímetro digital de aislamiento 2 en 1 de alto rendimiento
Filtro de paso bajo para accionadores de frecuencia variable para realizar mediciones precisas de los accionadores del motor
Prueba de aislamiento (1587 FC: de 0,01 MΩ a 2 GΩ)
Tensiones de prueba de aislamiento (1587 FC: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) válidas para muchas aplicaciones
Tensión de CA/CC, milivoltios de CC, miliamperios de CA/CC, resistencia (Ω), continuidad
Admite el gancho magnético medidor TPAK de Fluke opcional para una operación conveniente con manos libres
Prueba de aislamiento: de 0,01 MΩ a 2 GΩ
Tensión CA o CC
Resistencia (de 0,1 Ω a 50 MΩ)
600,0 mV Resolución 0,1 mV
Precisión de 50 a 60 Hz ± (% de lectura + unidades de cuenta) ±(1 % + 3)
Precisión de 60 a 5000 Hz ± (% de lectura + unidades de cuenta) ±(2 % + 3)
6 V Resolución 0,001 V
600 V Resolución 0,1 V
Precisión de 60 a 5000 Hz ± (% de lectura + unidades de cuenta) ±(2 % + 3)¹
Precisión de 50 a 60 Hz ± (% de lectura + unidades de cuenta) ±(2 % + 3)
Precisión de 60 a 400 Hz ± (% de lectura + unidades de cuenta) +(2 % + 3), -(6 % + 3)
Rango Resolución Precisión ±(% de lectura + unidades de cuenta)
6 V CC 0,001 V ±(0,09 % + 2)
60,00 V CC 0,01 V ±(0,09 % + 2)
600,0 V CC 0,1 V ±(0,09 % + 2)
1000 V CC 1 V ±(0,09 % + 2)
600,0 mV CC 0,1 mV ±(0,1 % + 1)
Precisión ±(% de lectura + unidades de cuenta) ±(1,5 % + 2)¹
Precisión ±(% de lectura + unidades de cuenta) ±(0,2 % + 2)
Las entradas responden al verdadero valor eficaz y se especifican de 5 % a 100 % del rango. El factor de cresta de la señal de entrada puede ser de hasta 3 a 300 mA, disminuyendo linealmente hasta un factor de cresta ≤ 1,5 a 600 mA. Para el caso de las formas de onda no sinusoidales, agregue + (2 % de lectura + 2 % de escala completa) típico, para factores de cresta de hasta 3.
Rango Resolución Precisión +(% de lectura + unidades de cuenta)¹
50 MΩ ² 0,01 MΩ ±(1,5 % + 3)
Tensión de prueba de circuito abierto < 8,0 V CC
Corriente en cortocircuito < 1,1 mA
¹ Las precisiones aplican de 0 % a 100 % del rango
² Hasta 80 % de humedad relativa
Indicación de la comprobación de diodos Indicador de caída de tensión: 0,6 V a 1 mA corriente nominal de prueba:
Tensión del circuito abierto < 8,0 V
Tiempo de respuesta > 1 m seg
600 mV CA Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 100 mV
Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 20 a 100 kHz 150 mV
6 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 1 V
Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 20 a 100 kHz 1,5 V
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² -400 mV y 2,5 V
60 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 10 V
Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 20 a 100 kHz 36 V
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² 1,2 V y 4,0 V
600 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 100,0 V
Niveles de activación de CC¹ a 20 kHz² 12,0 V y 40,0 V
1000 V Sensibilidad de V de CA (verdadero valor eficaz sinusoidal)¹ de 5 a 20 kHz 300 V
¹ Entrada máxima para la precisión especificada = 10x el rango (1000 V como máximo). El ruido en frecuencias y amplitudes bajas puede afectar la precisión
² Útil a 100 kHz con entrada de escala completa
10 μF 0,01 μF ±(1,2 % + 2)
100 μF 0,1 μF ±(1,2 % + 90 unidades de cuenta)
9999 μF 1 μF ±(1,2 % + 90 unidades de cuenta)
Rango Resolución Precisión ±(% de lectura + unidades de cuenta)¹
De -40 °C a 537 °C 0,1 °C ±(1 % + 10 unidades de cuenta)
Desde -40 °F a 998 °F 0,1 °F ±(1 % + 18 unidades de cuenta)
Rango de medida 0,01 MΩ a 2 GΩ
Detección de circuitos vivos Cancela la prueba si la tensión del terminal > 30 V antes del inicio de la prueba
50 V (de 0 % a +20 %) Rango de la pantalla De 0,01 a 6,00 MΩ
Precisión de resistencia ±(% de lectura + unidades de cuenta) ±(3 % + 5 unidades de cuenta)
Rango de la pantalla De 6,0 a 50,0 MΩ
100 V (de 0 % a +20 %) Rango de la pantalla De 0,01 a 6,00 MΩ
Rango de la pantalla De 6,0 a 60,0 MΩ
Rango de la pantalla De 60 a 100 MΩ
250 V (de 0 % a +20 %) Rango de la pantalla De 0,1 a 60 MΩ
Corriente de prueba De 1 mA a 250 kΩ
Precisión de resistencia ±(% de lectura + unidades de cuenta) ±(1,5 % + 5 unidades de cuenta)
Rango de la pantalla De 60 a 250 MΩ
500 V (de 0 % a +20 %) Rango de la pantalla De 0,1 a 60,0 MΩ
Corriente de prueba De 1 mA a 500 kΩ
Rango de la pantalla De 60 a 500 MΩ
1000 V (de 0 % a +20 %) Rango de la pantalla De 0,1 a 60 MΩ
Rango de la pantalla De 60 a 600 MΩ
Rango de la pantalla De 0,6 a 2,0 GΩ
Precisión de resistencia ±(% de lectura + unidades de cuenta) ±(10 % + 3 unidades de cuenta)
Temperatura de trabajo -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Comunicación de radiofrecuencia Banda ISM 2,4 GHz
Grupo 1: el equipo ha generado intencionalmente energía de radiofrecuencia, necesaria para la función interna del equipo, o la usa conductivamente acoplada.
Clase A: el equipo es apto para su uso en todos aquellos establecimientos que no sean domésticos o que estén conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a edificios empleados para fines domésticos. Es posible que haya dificultades potenciales para asegurar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a perturbaciones radiadas y conducidas.
Clase A: el equipo cumple con los requisitos industriales de onda electromagnética y el vendedor o el usuario deben estar informados al respecto. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no domésticos.
Protección del embalaje IEC 60529: IP40 (no operativo)
Duración de la batería Uso de medidor: 1000 horas. Empleo de prueba de aislamiento: el medidor puede efectuar, por lo menos, 1000 pruebas de aislamiento con pilas alcalinas no descargadas a temperatura ambiente. Son pruebas estándar de 1000 V en 1 MΩ con un ciclo de trabajo de 5 segundos encendido y 25 segundos apagado.
Tamaño (Al x An x L) 5,0 x 10,0 x 20,3 cm (1,97 x 3,94 x 8,00 pulg.)
FLK-1587-FC Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC
Una sonda remota
Un termopar tipo K
Un estuche rígido
i400 i400 Sonda amperimétrica AC
1587 FC Insulation Multimeter- Data Sheet, LA Spanish »
Insulation resistance and electrical testing for HVAC compressor motors »
Kit avanzado para mantenimiento eléctrico Fluke 1587 FC »
Kit de pinza amperimétrica i400 y Fluke 1587 FC »
Kit avanzado de solución de problemas de unidad y motor Fluke 1587/MDT FC »

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución