Source: http://www.ingenieria-analitica.com/ptr-tof-4000.html
Timestamp: 2018-12-13 23:48:37+00:00

Document:
Compact Ionicon PTR-TOF-MS de alta resolución - Analizador Trace VOC
El PTR-TOFMS más pequeño y ligero de alta resolución.
Límite de detección: <5 pptv
Sensibilidad:> 200 cps/ppbv
Resolución masa:> 4000
Por primera vez se combina la alta sensibilidad con una gran resolución de masas en un pequeño y ligero sistema PTR-TOFMS.
El PRT-TOF 4000 presenta una resolución de masa impresionante de hasta 4000 m/Δm y una sensibilidad de 200 cps/ppbv con un límite de detección inferior a 5 pptv.
Los primeros equipos del PTR-TOF 4000 ya han sido instalados con éxito a bordo de los laboratorios de la NASA para la monitorización de la calidad del aire.
El nuevo PTR-TOF 4000 es un analizador en tiempo real análisis de VOC’s a nivel de trazas, con alta resolución, compacto y ultra-sensible.
Es el primer PTR-TOFMS de alta resolución fabricado en un diseño pequeño y ligero.
Además, cuenta con la nueva tecnología hexapolo ION-GUIDE para aumentar la sensibilidad del instrumento y la resolución de masas a niveles extraordinarios.
Como los campos electrostáticos son incapaces de enfocar un haz de iones en dos dimensiones, los sistemas de lentes comunes en la región de transferencia entre la cámara de reacción PTR y el espectrómetro de masas TOF deterioraban la sensibilidad del instrumento debido a las pérdidas de iones. Por lo tanto, se han desarrollado unas nuevas guías de iones multipolares para el transporte de iones, estas guías son extremadamente eficientes y no tienen pérdidas.
Las guías de iones hexápolares, que se utilizan en los instrumentos Ionicon, transmiten una amplia gama de iones y, además, se enfocan a un haz estrecho. Como resultado, no sólo se incrementa la sensibilidad considerablemente, sino que, debido a las condiciones favorables de inyección en el espectrómetro de masas, también se mejora la resolución de masa.
El PTR-TOF 4000 le permite beneficiarse tanto del poder de resolución de alta masa como de la alta sensibilidad.
El PTR-TOF 4000 demostró su fiabilidad y robustez, pero también su notable capacidad técnica y rapidez durante varias campañas internacionales (por ejemplo, KORUS-AQ de la NASA).
> 4000 m/Δm (FWHM) para m/z > 147
> 3500 m/Δm (FWHM) para m/z > 79
> 200 cps/ppbv para m/z 79
> 200 cps/ppbv para m/z 181
< 20 pptv para m/z 79
< 5 pptv para m/z 181
5 pptv - 100 ppbv
Rango de calentamiento del sistema de admisión
60x91x80 cm (23,7x35,9x31,5 in.)
flyer_2016_IONICON_ptr-tof_4000
(Tamaño: 870.9 KB)

References: resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución