Source: http://docplayer.fr/1171899-Manuel-d-utilisation-de-l-appareil-maxwell-csc.html
Timestamp: 2017-08-24 09:10:21+00:00

Document:
Manuel d utilisation de l appareil Maxwell CSC - PDF
Download "Manuel d utilisation de l appareil Maxwell CSC"
1 Manuel technique Manuel d utilisation de l appareil Maxwell CSC Ce manuel technique comporte le mode d emploi de l appareil Maxwell CSC (modèle numéro , numéro de catalogue AS4000). Ce produit est destiné à être vendu uniquement aux États-Unis et Canada. Remarque : assurez-vous que toutes les bandes adhésives et tous les résidus de colle soient bien retirés des cartouches du système Maxwell CSC avant de placer celles-ci dans l instrument. IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS. Révisé 1/14 Réf. TM 373
2 Manuel d utilisation de l appareil Maxwell CSC Toute la documentation technique est disponible sur Internet à l adresse : Veuillez consulter ce site Internet pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente de ce manuel technique. Si vous avez des questions sur l utilisation de ce produit, veuillez contacter le service technique de Promega. Adresse électronique : 1. Introduction...2 A. Procédure de purification sur l appareil Maxwell CSC...2 B. Indication du produit...2 C. Limites d utilisation du produit...3 D. Fonctionnalités de l appareil Maxwell CSC...3 E. Caractéristiques de l appareil Maxwell CSC...3 F. Composants du produit...3 G. Inspection...4 H. Précautions...4 I. Symboles de sécurité et marquages...5 J. Exigences concernant l environnement (spécifications de fonctionnement, d expédition et de stockage) Vue d ensemble du matériel Déballage de l appareil Maxwell CSC Installation de l appareil Maxwell CSC...10 A. Installation de l appareil Maxwell CSC...10 B. Installation de la tablette...11 C. Mise sous tension de l appareil Maxwell CSC...13 D. Mise hors tension de l appareil Maxwell CSC...14 E. Configuration de la tablette...14 F. Écrans d interface utilisateur de l appareil Maxwell CSC Utilisation de l appareil Maxwell CSC...33 A. Méthodes préprogrammées...33 B. Démarrage d un protocole...33 C. Clean Up (Nettoyage)...43 D. Exécution de rapports...46 E. Décontamination Nettoyage et entretien...49 A. Entretien général...49 B. Nettoyage du matériel...50 C. Nettoyage des substances renversées 7. Dépannage...51 A. Erreurs et avertissements Annexe...53 A. Entretien...53 B. Renvoi de l appareil Maxwell CSC pour entretien...53 C. Remballage de l appareil Maxwell CSC...53 D. Élimination de l appareil...56 Révisé 1/14 Pa ge 1
3 9. Garantie, options de contrat d entretien et produits associés...56 A. Garantie...56 B. Garantie et options de contrat d entretien...56 C. Produits associés Certificat de décontamination Introduction 1.A. Procédure de purification sur l appareil Maxwell CSC L appareil Maxwell CSC (Clinical Sample Concentrator, Concentrateur d échantillons cliniques) permet la purification automatisée d acides nucléiques à partir d une vaste gamme d échantillons cliniques. L appareil Maxwell CSC est destiné à un usage professionnel uniquement. La méthode de purification repose sur un principe de séparation global qui consiste à produire un lysat et à lier les acides nucléiques sur des particules paramagnétiques. Jusqu à 16 échantillons peuvent être préparés en un cycle. Les étapes automatisées de l appareil Maxwell CSC comprennent les suivantes : Lyse des échantillons en présence d un tampon de lyse spécialement formulé Liaison des acides nucléiques sur des particules paramagnétiques Lavage des molécules cibles liées aux particules pour les séparer d autres composants cellulaires Élution du produit L appareil est contrôlé à l aide d une interface graphique exécutée sur une tablette. L appareil Maxwell CSC peut enregistrer les données de suivi des échantillons et d exécution de la méthode et produire un rapport à partir de ces données. Un lecteur de code-barres est fourni avec le Maxwell CSC. Il permet de démarrer les protocoles et de capturer les renseignements encodés dans les code-barres des échantillons et réactifs Le Maxwell CSC prépare des rapports des données recueillies lors de l utilisation de l appareil. Ces rapports peuvent être imprimés et exportés vers un emplacement de stockage spécifié par l administrateur ou vers une clé USB en vue du transfert à un autre ordinateur. Pour démarrer une procédure, l utilisateur scanne le code-barres du kit de réactifs qui sera utilisé, ce qui sélectionne le protocole approprié. Après avoir saisi les informations de suivi des échantillons, l utilisateur suit le protocole recommandé pour le kit Maxwell CSC et prépare le portoir de la plateforme de l appareil selon les instructions fournies. Les cartouches sont placées dans l appareil et la méthode est exécutée automatiquement. Aucune formation spécialisée n est requise pour utiliser l appareil. Toutefois, une formation est disponible dans le cadre de la qualification opérationnelle (offerte séparément, consulter la Section 9.B). 1.B. Indication du produit L appareil Maxwell CSC est conçu pour être utilisé en conjonction avec les kits de réactifs Maxwell CSC comme dispositif médical de diagnostic in vitro (DIV) pour l isolement automatisé d acides nucléiques. Les acides nucléiques isolés à l aide de l appareil Maxwell CSC sont prêts à être utilisés dans des analyses en aval directes par des méthodes courantes d amplification. Ces méthodes comprennent un grand nombre de tests de PCR (réaction en chaîne par polymérase) ou de transcription inverse suivie de PCR (RT-PCR) pour des applications de diagnostic in vitro chez l homme. L appareil Maxwell CSC n est pas destiné à être utilisé comme test spécifique de diagnostic in vitro. L appareil Maxwell CSC est destiné à un usage professionnel uniquement. Les résultats de diagnostic obtenus à l aide des acides nucléiques purifiés avec ce système doivent être interprétés conjointement à d autres données cliniques ou de laboratoire. Page 2 Révisé 1/14
4 1.C. Limites d utilisation du produit L appareil Maxwell CSC n est pas destiné à être utilisé avec des kits de réactifs autres que les kits Maxwell CSC ou avec d autres échantillons que ceux définis dans l indication et les limites du produit du kit Maxwell CSC spécifique utilisé. L utilisateur est tenu de valider la performance des acides nucléiques purifiés dans les applications de diagnostic ultérieures. Des contrôles appropriés doivent être inclus dans toute application diagnostique ultérieure utilisant les acides nucléiques purifiés à l aide de l appareil Maxwell CSC. 1.D. Fonctionnalités de l appareil Maxwell CSC Système convivial et facile d entretien Standardise la procédure de préparation des échantillons d acides nucléiques Assistance technique complète Système contrôlé par tablette Fonctionnalité de rapport Lecteur de code-barres inclus Méthodes préprogrammées de purification des acides nucléiques Lampe UV pour aider à la décontamination de l appareil 1.E. Caractéristiques de l appareil Maxwell CSC Durée de traitement : minutes (selon le type d échantillon et la méthode) Nombre d échantillons : Jusqu à 16 Poids : 10,43 kg Dimensions (L P H) : 330,2 457,2 330,2 mm Exigences de puissance : VCA, Hz, 2,5 A Fusible : Fusible temporisé de 2,5 A Ampoule UV : Durée de vie environ heures ; longueur 135,9 mm ; diamètre 16 mm ; 4 W ; courant 0,17 A ; 29 V ; crête spectrale 253,7 ; puissance UV 0,9 W 1.F. Composants du produit Produit Appareil Maxwell CSC Pour le diagnostic in vitro. Comprend : 1 Appareil Maxwell CSC 1 Tablette comportant l interface utilisateur préchargée pour le Maxwell CSC 1 Câble USB pour la connexion de l appareil Maxwell CSC à la tablette 1 Câble d alimentation de l appareil Maxwell CSC 1 Câble d alimentation de la tablette 1 Portoir de la plateforme Maxwell CSC 1 Lampe UV (installée) 1 Lecteur de code-barres 1 Support pour tablette 1 Guide de prise en main 1 Guide de configuration 1 Clé USB contenant le logiciel de l appareil Maxwell CSC Réf. AS4000 Révisé 1/14 Pa ge 3
5 1.G. Inspection À la réception de votre appareil Maxwell CSC, veuillez inspecter soigneusement le carton d expédition afin de vous assurer qu il ne manque aucun accessoire et que l appareil n a pas été endommagé au cours du transport. Consultez le service technique de Promega si tout article est défectueux (adresse électronique : Les accessoires standard sont présentés dans la Figure 1. Figure 1. Appareil Maxwell CSC. Les accessoires présentés comprennent le portoir de la plateforme, le câble d alimentation, le câble USB, la tablette, le support de la tablette et le lecteur de code-barres de l appareil Maxwell CSC. 1.H. Précautions Instructions importantes relatives à la sécurité. Conservez ces instructions. Cet appareil de DIV est conforme aux exigences en matière d émission et d immunité CEM décrites dans la norme CEI ainsi que les exigences en matière de sécurité des normes CEI et CEI Tout changement ou modification apporté à cet appareil non expressément approuvé par le tiers responsable de la conformité pourrait annuler la capacité de l utilisateur à faire fonctionner le matériel. Ce matériel a été conçu et testé comme étant conforme à la norme CISPR 11 Classe A. Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radio. Dans ce cas, il sera peutêtre nécessaire de prendre des mesures pour les atténuer. N utilisez pas ce dispositif à proximité immédiate de sources de fort rayonnement électromagnétique (par ex. sources RF intentionnelles non blindées), car cela pourrait interférer avec son bon fonctionnement. N utilisez pas cet appareil pour tout autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Débranchez toujours le cordon d alimentation avant d effectuer le nettoyage ou l entretien de routine. Ne démontez pas l appareil. Assurez-vous que les cartouches, les tubes d élution et les plongeurs ont bien été insérés dans la position et l orientation correcte. Tout manquement à ces directives risque d endommager l appareil. Utilisez uniquement les cartouches, les plongeurs et les tubes d élution fournis par Promega. Ne réutilisez pas les cartouches, les plongeurs ou les tubes d élution. Si le matériel est utilisé d une autre manière que celle spécifiée par Promega, la protection apportée par celui-ci pourrait être diminuée. Page 4 Révisé 1/14
6 Tenez les mains à l écart de la plateforme de l appareil pendant qu elle effectue son mouvement de va-et-vient en entrant et sortant de celui-ci. Lors de l élution, le bloc d élution chauffé situé à l avant de la plateforme devient très chaud. Ne le touchez pas. Pour éviter des claquages musculaires ou de vous faire mal au dos, utilisez un matériel et des techniques permettant de soulever correctement l appareil lors de son retrait ou de son repositionnement. Le matériel peut être dangereux du fait de l utilisation de substances chimiques et biologiques dangereuses. La porte de l appareil ne doit être ouverte ou fermée qu à l aide du logiciel Maxwell CSC. N ouvrez pas la porte manuellement et ne contournez pas le fonctionnement du capteur de la porte lors de l exécution d un protocole, sous peine d annuler celui-ci. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec des échantillons humains. Utilisez la protection individuelle appropriée (gants, lunettes étanches, blouse de laboratoire, etc.) pour la manipulation et l élimination des matériaux présentant un risque biologique. Ne tentez pas de remplacer la lampe UV. Cette opération nécessite des outils spéciaux. Contactez le service technique de Promega si l ampoule UV doit être remplacée. Ne chargez aucun autre logiciel sur la tablette fournie avec l appareil Maxwell CSC. D autres programmes pourraient ralentir l application. 1.I. Symboles de sécurité et marquages Symboles de sécurité et marquages Danger. Tension dangereuse. Risque de choc électrique. Avertissement. Risque de préjudice corporel pour l opérateur ou risque de danger pour l appareil ou la zone environnante. Avertissement. Risque de pincement. Avertissement. Surface chaude. Risque de brûlure. Avertissement. Risque biologique. Avertissement. Risque de lampe UV. Ne regardez pas directement en direction de la lampe UV. Révisé 1/14 Pa ge 5
7 1.I. Symboles de sécurité et marquages (suite) INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Symboles Explication Numéro de catalogue Numéro de série Fabricant Consulter un représentant Promega local concernant l élimination de l appareil Certificat de contrôle C Marque C-TICK de conformité aux exigences CEM 6008TA Dispositif médical de diagnostic in vitro Page 6 Révisé 1/14
8 1.J. Exigences concernant l environnement (spécifications de fonctionnement, d expédition et de stockage) Exigences de puissance : Température : Humidité : Altitude de fonctionnement : VCA, Hz, 2,5 A 4 C 50 C (expédition/stockage), 15 C 25 C (fonctionnement) jusqu à 80 % d humidité relative, sans condensation < mètres L appareil Maxwell CSC est destiné à être utilisé uniquement à l intérieur. Essuyez les substances renversées immédiatement. Installez l appareil sur une surface propre et horizontale. Pour éviter de réduire la durée de vie prévue de l appareil, l installez-le à un endroit remplissant les critères suivants : Placez l appareil sur une surface stable et horizontale. Évitez les zones poussiéreuses. Choisissez un endroit bien aéré et qui n est pas exposé à la lumière directe du soleil. Évitez les sources d alimentation électrique bruyantes (par ex. générateurs électriques). N installez pas l appareil dans un endroit où les variations de température sont importantes et où l humidité est élevée. Ne placez pas l appareil de sorte qu il soit difficile à débrancher de la source d alimentation. Ne placez pas l appareil à proximité de sources de chaleur. N utilisez pas l appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Ne placez pas l appareil à proximité de tout autre appareil sensible du point de vue électrique. Branchez l appareil Maxwell CSC et la tablette à une source d alimentation ininterrompue. 2. Vue d ensemble du matériel 10764TA Figure 2. Partie avant de l appareil Maxwell CSC. Révisé 1/14 Pa ge 7
9 2. Vue d ensemble du matériel (suite) 10959TA Figure 3. L appareil Maxwell CSC vu de dos. L interrupteur de mise en marche, la prise du câble d alimentation et le port USB sont visibles. Figure 4. Composants de l ensemble magnétique et de la plateforme. Les composants matériels situés à l intérieur de l appareil Maxwell CSC. Les barres des tiges magnétiques et de fixation des plongeurs, utilisées pour le traitement des échantillons, et la plateforme comportant le portoir, sont visibles. Page 8 Révisé 1/14
10 3. Déballage de l appareil Maxwell CSC 1. Retirez le matériel d emballage placé en haut du carton d expédition. Retirez les accessoires (lecteur de code-barres, portoir de la plateforme, câble USB, support de la tablette et câble d alimentation) du carton d expédition TA Figure 5. Contenu de la boîte des accessoires de l appareil Maxwell CSC. 2. Retirez la mousse d emballage du haut du carton d expédition TA Figure 6. Une fois le morceau de mousse du haut retiré. 3. Retirez la boîte contenant la tablette du carton d expédition TA Figure 7. La tablette prête à être retirée. Révisé 1/14 Pa ge 9
11 3. Déballage de l appareil Maxwell CSC (suite) 4. Retirez l appareil du carton d expédition. 5. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes (Figure 1). 6. Placez l appareil Maxwell CSC sur une surface plate, horizontale et stable, dans un endroit non poussiéreux et bien aéré.! Conservez l emballage au cas où l appareil devrait être renvoyé ultérieurement pour entretien ou réparation. 4. Installation de l appareil Maxwell CSC 4.A. Installation de l appareil Maxwell CSC Ouvrez manuellement et avec précaution la porte de l appareil Maxwell CSC, puis retirez les deux morceaux de mousse situés à l intérieur de l appareil TA Figure 8. Retirez les deux morceaux de mousse situés à l intérieur de l appareil. La porte de l appareil Maxwell CSC est munie d un mécanisme à ressort et se refermera une fois les morceaux de mousse retirés de l appareil. Page 10 Révisé 1/14
12 4.B. Installation de la tablette 1. Ouvrez la boîte de la tablette. La tablette est fournie avec un câble d alimentation adapté. Elle contient le logiciel d exploitation de l appareil TA Figure 9. Tablette. 2. Retirez le câble d alimentation de la boîte TA Figure 10. Câbles de la tablette. 3. Retirez la tablette de la boîte. Figure 11. Tablette TA Révisé 1/14 Page 11
13 4.B. Installation de la tablette (suite) 4. Retirez le support de la tablette de son emballage et placez-le sur l appareil Maxwell CSC ou à côté de celui-ci. Figure 12. Support de la tablette TA 5. Relevez le pied situé au milieu du support de la tablette et placez cette dernière sur le support comme illustré dans la Figure 13. 0TA Figure 13. Support de la tablette placé sur l appareil Maxwell CSC. 6. Branchez le câble d alimentation de la tablette et le câble USB à la tablette. Branchez l autre extrémité du câble d alimentation de la tablette à une prise électrique. Nous vous recommandons de brancher la tablette à une source d alimentation ininterrompue. Figure 14. Tablette installée sur l appareil Maxwell CSC. 7. Branchez l autre extrémité du câble USB au dos de l appareil Maxwell CSC (Figure 15). Page 12 Révisé 1/14
14 Figure 15. Branchez la tablette au dos de l appareil Maxwell CSC TA 8. Branchez le câble d alimentation de l appareil Maxwell CSC au dos de celui-ci. 9. Branchez le lecteur de code-barres au deuxième port USB situé en bas à gauche de la tablette TA Figure 16. Appareil Maxwell CSC équipé de la tablette et du lecteur de code-barres. 10. L appareil Maxwell CSC est désormais prêt à l emploi. 4.C. Mise sous tension de l appareil Maxwell CSC Une fois que tous les morceaux de mousse ont été retirés et que la tablette est installée, l appareil peut être branché à une prise électrique. L interrupteur de mise en marche se trouve près de la prise du câble d alimentation, à l arrière de l appareil. Assurez-vous que l interrupteur de mise en marche se trouve en position arrêt (off). Branchez le câble d alimentation à une prise électrique. Consultez la section 1.E. concernant les spécifications d alimentation. Nous vous recommandons de brancher le Maxwell CSC à une source d alimentation ininterrompue. Mettez l appareil en marche à l aide de l interrupteur. Branchez le câble d alimentation de la tablette à une prise électrique. Appuyez sur l interrupteur de mise en marche de la tablette, situé sur le côté de celle-ci, pour l allumer. Chaque fois que l instrument est mis sous tension, il réalise une vérification automatique. La plateforme, la barre de fixation des plongeurs et l ensemble de tiges magnétiques sont déplacés pour vérifier leur fonctionnement. Figure 17. Interrupteur marche/arrêt. Révisé 1/14 Page 13
15 4.D. Mise hors tension de l appareil Maxwell CSC Procédure d arrêt 1. Arrêtez le logiciel en appuyant sur la croix au coin supérieur gauche de l écran d accueil. 2. Éteignez la tablette en utilisant la procédure normale pour le système d exploitation Windows (Démarrer -> Arrêter). 3. Mettez l appareil hors tension à l aide de l interrupteur. Débranchez l appareil. Si vous devez stocker l appareil, mettez-le hors tension, débranchez-le et stockez-le à un endroit correspondant aux exigences environnementales décrites à la Section 1.H TA Figure 18. Écran d Accueil du Maxwell CSC. Stocker la tablette Si la tablette est destinée à ne pas être utilisée pendant une longue période de temps, elle doit être débranchée. Lorsque la tablette est sous tension mais qu elle n est pas branchée à une source d alimentation, elle se met en mode de veille après 15 minutes d inactivité. La tablette ne se met pas en veille si elle est branchée à une source d alimentation. 4.E. Configuration de la tablette Dans les instructions ci-dessous, les noms des écrans sont présentés en gras et les options sur écran sont présentées en italique. L écran tactile de la tablette du Maxwell CSC permet à l utilisateur de sélectionner les options. La plupart des écrans contiennent plusieurs options. Celles-ci sont sélectionnées en touchant l option souhaitée sur l écran de la tablette.! Votre service informatique ou l administrateur du site est tenu de configurer la tablette selon les règles et procédures applicables à votre établissement. Les consignes suivantes sont présentées à l intention de votre service informatique ou administrateur. En fonction des politiques en matière d informatique de votre établissement, vous pourriez être en mesure ou non de configurer et/ou de changer les paramètres de la tablette. Ne chargez pas d'autres programmes sur la tablette, car ceux-ci peuvent interférer avec le fonctionnement de l appareil. Page 14 Révisé 1/14
16 Lors de votre première utilisation de l appareil Maxwell CSC et de la tablette, vous devez vérifier la configuration des options suivantes. Si nécessaire, les paramètres peuvent être changés plus tard en suivant les mêmes instructions. Écran tactile La tablette du Maxwell CSC est munie d un écran tactile qui peut être utilisé pour parcourir les écrans. Un toucher de 3 secondes est équivalent à un clic droit sur un PC ordinaire. Date et heure La date et l heure réglées sur la tablette sont utilisées dans le journal d exécution de l appareil pour indiquer à quel moment un protocole a été exécuté sur l appareil Maxwell CSC. Il est nécessaire de fermer le logiciel Maxwell CSC afin de changer la date et l heure. 1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez le Panneau de configuration. 2. Dans le menu du Panneau de configuration, touchez Date et heure. 3. Réglez d abord votre fuseau horaire en touchant le bouton Changer de fuseau horaire Dans la fenêtre des Paramètres de fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire approprié à votre cas et indiquez si vous souhaitez que l horloge passe automatiquement à l heure d été. 5. Touchez le bouton OK pour enregistrer les paramètres de fuseau horaire. 6. Vous serez alors renvoyé à la fenêtre de Réglage de la date et de l heure. 7. Dans la fenêtre Date et heure, touchez le bouton Changer la date et l heure Réglez la date et l heure correspondant à l emplacement où vous vous trouvez actuellement à l aide des icônes de réglage du calendrier et de l horloge. 9. Touchez le bouton OK pour enregistrer les paramètres de date et heure. 10. Vous serez alors renvoyé à la fenêtre de Réglage de la date et de l heure. Touchez le bouton OK de cette fenêtre pour retourner au Panneau de configuration. 11. Fermez le Panneau de configuration en touchant la croix rouge au coin supérieur droit de l écran. Mot de passe et configuration de l utilisateur Le logiciel Maxwell CSC permet de définir les niveaux d autorisation d utilisateurs décrits ci-dessous. PromegaAdministrator (Administrateur Promega) : ils peuvent effectuer les actions suivantes : Importation de méthodes Modification de paramètres (par ex., durée du cycle de décontamination, saisie des échantillons, dossier d exportation, nom de l appareil, etc.) Afficher les journaux de vérification PromegaUser (Utilisateur Promega) : ils peuvent effectuer les actions suivantes : Sélectionner et exécuter les méthodes préchargées Afficher et exporter les résultats Révisé 1/14 Page 15
17 4.E. Configuration de la tablette (suite) Les PromegaUsers n ont pas accès à ce qui suit : Importation de nouvelles méthodes Modification de paramètres (par ex., durée du cycle de décontamination, saisie des échantillons, dossier d exportation, nom de l appareil, etc.) Attribution de Comptes d utilisateurs aux Groupes Promega L interface utilisateur du Maxwell CSC utilise les niveaux d accès liés à la connexion de Windows comme outil de sécurité pour l ajout d utilisateurs approuvés et des mots de passe correspondants. Les nouveaux comptes d utilisateurs doivent être créés selon les critères applicables dans votre établissement. Seules les personnes ayant un compte de niveau d autorisation Administrateur peuvent attribuer les utilisateurs aux groupes Promega. Il est nécessaire de fermer le logiciel Maxwell CSC afin de créer des comptes d utilisateurs. 1. À partir du menu Démarrer, touchez et maintenez le doigt sur «Ordinateur» et sélectionnez «Gérer». Figure 19. Touchez Démarrer Ordinateur et sélectionnez Gérer. Touchez le bouton Ordinateur pendant trois secondes pour faire apparaître l écran Gérer. Page 16 Révisé 1/14
18 2. La fenêtre Gestion de l ordinateur s ouvre alors. 3. Dans le volet gauche de la fenêtre Gestion de l ordinateur, touchez Utilisateurs et groupes locaux et faites un double appui sur Groupes. Remarque : si l élément de menu Utilisateurs et groupes locaux n est pas visible, touchez l élément Outils système pour développer le menu correspondant. Figure 20. Sélectionnez Groupes dans la fenêtre Gestion de l ordinateur. 4. Si vous souhaitez ajouter des Administrateurs, faites un double appui sur PromegaAdministrators. Une fenêtre intitulée «PromegaAdministrators» s ouvrira, qui permet d ajouter des utilisateurs existants au groupe PromegaAdministrators. L ajout d Administrateurs doit s effectuer selon les règles et procédures informatiques applicables à votre établissement. Touchez le bouton Ajouter... pour ajouter des utilisateurs au groupe PromegaAdministrators. Dans la zone de la fenêtre intitulée «Entrez les noms d objets à sélectionner», saisissez le nom d utilisateur que vous souhaitez ajouter à ce groupe. Touchez OK dans cette fenêtre, puis touchez OK dans la fenêtre PromegaAdministrator Properties (Propriétés des Administrateurs Promega) pour ajouter cet utilisateur au groupe correspondant. Fermez la fenêtre Gestion de l ordinateur. Figure 21. Ajout d utilisateurs dans le groupe PromegaAdministrators. Révisé 1/14 Page 17
19 5. Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs, faites un double appui sur PromegaUsers. Une fenêtre intitulée «PromegaUsers» s ouvrira, qui permet d ajouter des utilisateurs existants au groupe PromegaUsers. L ajout d utilisateurs doit s effectuer selon les règles et procédures d informatique applicables à votre établissement. Touchez le bouton Ajouter... pour ajouter des utilisateurs au groupe PromegaUsers. Dans la zone de la fenêtre intitulée «Entrez les noms d objets à sélectionner», saisissez le nom d utilisateur que vous souhaitez ajouter à ce groupe. Touchez OK dans cette fenêtre, puis touchez OK dans la fenêtre PromegaUser Properties (Propriétés des Utilisateurs Promega) pour ajouter cet utilisateur au groupe correspondant. Fermez la fenêtre Gestion de l ordinateur. Figure 22. Ajout d utilisateurs dans le groupe PromegaUsers. Page 18 Révisé 1/14
20 4.E. Configuration de la tablette (suite) Suppression de comptes d utilisateurs L interface utilisateur du Maxwell CSC utilise les niveaux d accès liés à la connexion de Windows comme outil de sécurité pour l ajout d utilisateurs approuvés et des mots de passe correspondants. La suppression d utilisateurs existants ne peut être effectuée que par une personne disposant d un niveau d autorisation Administrateur. 1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Ordinateur puis Gérer (pour accéder au menu Gérer, touchez le bouton Ordinateur pendant trois secondes). Figure 23. Touchez Démarrer Ordinateur et maintenez le doigt sur Gérer. 2. La fenêtre Gestion de l ordinateur s ouvre alors. 3. Touchez Utilisateurs et groupes locaux et sélectionnez Groupes. Figure 24. Sélectionnez Groupes dans la fenêtre Gestion de l ordinateur. Révisé 1/14 Page 19
21 4. Si vous souhaitez supprimer des Administrateurs, touchez PromegaAdministrators. Une fenêtre intitulée «PromegaAdministrators» s ouvrira, qui permet de supprimer des utilisateurs du groupe Administrateurs. La suppression d Administrateurs doit s effectuer selon les règles et procédures informatiques applicables à votre établissement. 5. Sélectionnez l utilisateur que vous souhaitez supprimer, puis touchez le bouton Supprimer pour retirer l utilisateur du groupe PromegaAdministrators. Touchez OK pour confirmer la suppression de l utilisateur. Figure 25. Suppression d utilisateurs du groupe PromegaAdministrators. 6. Si vous souhaitez supprimer des utilisateurs, touchez PromegaUsers. Une fenêtre intitulée «PromegaUsers» s ouvrira, qui permet de supprimer des utilisateurs du groupe d Utilisateurs. Sélectionnez l utilisateur que vous souhaitez supprimer, puis touchez le bouton Supprimer pour retirer l utilisateur du groupe PromegaUsers. Touchez OK pour confirmer la suppression de l utilisateur. Figure 26. Suppression d utilisateurs du groupe PromegaUsers. Page 20 Révisé 1/14
22 4.E. Configuration de la tablette (suite) Réglage du nom de l appareil Les Administrateurs peuvent régler le nom de l appareil en touchant le bouton Instrument Name (nom de l appareil) à partir de la fenêtre Administrator (Administrateur) [Figure 27, Home (Accueil) Settings (Paramètres) Administrator (Administrateur)]. Utilisez le clavier de l écran afin de saisir manuellement le nom de l appareil (Figure 28). Le nom de l appareil doit être saisi selon les règles et procédures applicables à votre établissement. Figure 27. Fenêtre Administrator (Administrateur) 10767TA Figure 28. Fenêtre Instrument Name (nom de l appareil). Les Administrateurs peuvent saisir manuellement le nom de l appareil à partir de cette fenêtre TA Révisé 1/14 Page 21
23 4.F. Écrans d interface utilisateur de l appareil Maxwell CSC Écran d Accueil de la tablette L écran d Accueil de la tablette est le point de départ principal pour l interaction avec les fonctionnalités intégrées dans l interface graphique du Maxwell CSC. L écran d Accueil (Figure 29) comporte quatre boutons : Start (Démarrer). Le fait d appuyer sur le bouton Start dans l interface graphique du Maxwell CSC démarre la préparation d un protocole sur l appareil Maxwell CSC. Reports (Rapports). Le bouton Reports permet d accéder à l écran des Rapports, où il est possible d examiner, d imprimer et d exporter tous les rapports d exécution des procédures antérieures de purification et d entretien. Sanitize (Décontaminer). Le fait d appuyer sur le bouton Sanitize active la lampe UV de l appareil Maxwell CSC pendant la durée spécifiée par l administrateur de l appareil. Au cours de la procédure de décontamination, il est possible d accéder aux rapports et aux paramètres, et même de commencer la programmation d un nouveau protocole, pour autant que ces fonctions ne provoquent pas l interruption de la procédure de décontamination. Les fonctions non autorisées en cours de décontamination comprennent notamment l ouverture de la porte, l auto-test de l appareil, le nettoyage et, dans le cas de l exécution d un protocole, les étapes au-delà de la saisie des code-barres. Settings (Paramètres). Ce bouton permet d accéder à la fenêtre des Paramètres, qui comprend les fonctions suivantes : visualisation des informations concernant l appareil, exécution d un auto-test de l appareil, retrait des plongeurs au cours de la procédure de «Clean Up» (Nettoyage), exportation de tous les fichiers de journaux avec la fonction Export Logs, modification des paramètres de l appareil avec la fonction Administrator (réservée aux utilisateurs disposant du niveau d autorisation Administrateur). Le nom de l appareil s affiche dans la barre de titre de l interface utilisateur. Les boutons de navigation suivants sont affichés de gauche à droite au haut de la fenêtre de l interface utilisateur : Exit (Quitter). Ce bouton permet de quitter le logiciel d interface utilisateur du Maxwell CSC et de revenir au système d exploitation Windows. Door (Porte). Ce bouton permet d ouvrir et de fermer la porte de l appareil Maxwell CSC. Help (Aide). Ce bouton permet d activer l aide contextuelle correspondant à la page active de l interface utilisateur du Maxwell CSC. Page 22 Révisé 1/14
Appareil Maxwell CSC avec logiciel (version 2.X) Manuel d'utilisation
manuel technique Appareil Maxwell CSC avec logiciel (version 2.X) Manuel d'utilisation Mode d'emploi de l'appareil Maxwell CSC, Modèle numéro AS4000. Ce produit est destiné à être vendu uniquement aux

References: CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC 
 CSC