Source: https://www.televes.com/it/g-190-misuratori-di-campo-mosaiq6
Timestamp: 2020-08-15 19:43:59+00:00

Document:
CPR Dca: Rame / Rame
Credito d’imposta del 6% dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020*
*Legge di Bilancio 2020
Art. 596101 DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O. (Borsa di Trasporto compresa)
Art. 596111 DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O. Selettivo (Borsa di Trasporto compresa)
Art. 596102 DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O. (Valigetta di Trasporto compresa)
ID.NR: MOSAIQ6-K
Art. 596112 DVB-T/T2/S/S2/C + CI + F.O. Selettivo (Valigetta di Trasporto compresa)
ID.NR: MOSAIQ6O-K
Schermo Schermo multitouch 8” TFT 1024x768 Full Color
Dimensione 250x210x60 mm (L x A x P)
Sorgente di alimentazione Ingresso: 100-240V~ 50-60Hz Uscita: 24VDC, 4A
Batteria Li-ion (7,2VDC, 9000mAh). Intercambiabile sul campo
Autonomia > 4 ore
Temperatura di funzionamento -5ºC a 45ºC (23ºF a 104ºF)
Temperatura di stoccaggio -20ºC a 70ºC (-4ºF a 158ºF )
Umidità 5% a 95% senza condensazione
Interfacce ETH, USB, HDMI, uscita Audio (Jack), Connettore Fibra Ottica FC/APC, Connettore antenna GPS
Intervallo 5 - 3300 MHz
Risoluzione 1 KHz
Sintonia Frequenza o canale
Span 100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz,
1.0, 2.0 e 3.3 GHz. Altro (qualunque valore tra
100 KHz e 3.3 GHz)
RBW 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz,
Marcatori Fino a 4, con funzione delta
Riprese dagli eventi ✓
Spettrografia ✓
Tracce Massimi, Minimi
Livello di riferimento Automatico e manuale
Misure Digitali DVB-T
Modulazioni COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)
Potenza 20 - 128dBμV
MER Fino a 40dB
C/N Fino a 52dB
Echi ✓
MER per portante ✓
Costellazione ✓
Pacchetti errati ✓
Attenuazione ✓
Misure Digitali DVB-T2
Modulazioni COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM e 256QAM)
Link Margin Fino a 30dB
Multiplo PLP ✓
Misure Digitali QAM (Allegato A/B/C)
Modulazioni 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM e 256QAM
BER 1.2E-3 - 1.0E-8
Misure Digitali DVB-S
MER Fino a 20dB
C/N Fino a30dB
Misure Digitali DVB-S2X
Modulazioni QPSK, 8PSK
Link Margin Fino a 10dB
C/N Fino a 30dB
Misure Digitali DVB-S2
Modulazioni QPSK, 8PSK, 8APSK, 16 APSK e 32 APSK
Potencia 20 - 128dBμV
Misure FM
Livello ✓
Misure DAB/DAB+ (opzione 596204*)
Potenza De 20 a 128 dBμV
MER Fino a 20 dB
C/N Fino a 30 dB
Misure Analogiche (opzione 596203*)
Livello 20 - 128dBμV
V/A Fino a 52dB
Fino a 6 schermate configurabili dall’utente ✓
Scan Sistema con cattura delle misure e cattura dei piani ✓
FO Art. 59610x
FO Selettivo Art. 59611x
GPS Drive Test Opzione 596201
Visualizzazione canali MPEG2, MPEG4 Full HD ✓
Visualizzazione 4K Opzione 596205*
Info MPEG SID, VID, AID, Risoluzione, Profilo , Audio
Bitrate, Video Bitrate, info risoluzione
Analizzatore IPTV ✓
Analizzatore Wifi 2,4 GHz e 5 GHz (opz. Art 596202*)
Telealimentazioni
Telealimentazioni 5,13, 18, 24Vdc e altro (qualunque valore
compreso tra 5 e 24V)
fornita 12 W
fornita 900 mA
SCR | dCSS
(EN 50494 | EN 50607) ✓
*Opz. 596202/03/04/05 compresi nel modello Advance.
Facilmente transportabile: Grazie alla sua borsa o valigetta di trasporto esclusiva, il misuratore può essere trasportato ovunque senza sforzo. Consiste con diversi scomparti interni per riporre, ad esempio, una batteria di scorta.
Connettività e monitoraggio delle reti, in un'unica interfaccia
Questa modalità offre diverse funzioni di controllo e monitoraggio della rete, che possono essere visualizzate in modalità mosaico. Tutte le informazioni di rete contemporaneamente, su una singola schermata (IP, DNS, gateway, modalità di connessione ...).
Inoltre, facilitano anche il rilevamento dei problemi di connettività mediante la scansione dei dispositivi connessi (scansione ARP) e la mappatura delle loro porte, sia aperte che chiuse, per determinarne l'accessibilità (NMAP).
Analizzatore Wi-Fi 2,4/5 GHz (*)
Questa funzione esegue un'analisi completa dell'intera banda Wi-Fi (2,4 e 5 GHz), per trovare, identificare e misurare tutte le reti Wi-Fi disponibili. Per fare questo il MOSAIQ6 offre 4 diverse funzioni di analisi:
Elenco Wi-Fi: mostra un elenco di tutte le reti rilevate e per ognuna identifica: SSID, BSSID, canale, frequenza, modalità di crittografia e potenza del punto di accesso.
Misure Wi-Fi: per una rete specifica, mostra l'attuale valore di potenza del punto di accesso e un grafico della sua variazione durante un intervallo di tempo selezionabile.
Grafico temporale: offre un grafico temporale con la cronologia delle misure di potenza di tutte le reti Wi-Fi rilevate.
Mappa dei canali: mostra un grafico con la distribuzione dei canali delle reti Wi-Fi rilevate.
MUS03180006_000_IT.pdf
Guida rapida	(English)

References: Art. 596101

Art. 596111

Art. 596102

Art. 596112
 Art. 59610
 Art. 59611