Source: https://www.healthcorp.com.ec/slides/slide/pm-2000a-pro-spa-2019-1
Timestamp: 2020-07-11 21:29:25+00:00

Document:
PM-2000A Pro Spa - 2019 | VIAMED
PM-2000A Pro Spa - 2019
<iframe src="http://158.69.124.195:6021/slides/embed/1?page=1" class="o_wslides_iframe_viewer" allowFullScreen="true" height="315" width="420" frameborder="0"></iframe>
2. 2 PM-2000 A Monitor de Paciente M odelo Lecturas precisas y rendimiento optimizado El monitor de paciente Advanced® PM-2000A PRO cum ple con las necesidades de monitorización má s básicas, brindando fácil acceso a servicios de salud de alta calidad para todos. PRO
1. Monitores de Paciente PAT PAT Enero 2018 | PM-2000A PRO ESP Rev. 04 Monitor de Paciente PM-2000A PRO
5. 6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166 U.S.A. Phone: 305-477-6331 Fax: 305-477-5351 2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los dere chos r e servados . Toda la funcionalidad, característ icas, descripción y especificacio nes del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced In strumentations Inc. Descripción y las especificaciones del p roducto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparece n en este documento son p a ra fines únicamente de represen tación, las imágenes reales pueden variar. L a s marcas y logotipos que se muestran en este documento son pr opiedad de Advanced Instrumentations Inc. Éxito a través de la calidad / desde 1988 Advanced Instrumentations Inc. Éxito a través de la calidad una compañia en la que puede confiar. A dvanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia , cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobil iario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta. Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de la s normas ISO 9001: 2008 e ISO 13485-2003 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial TÜV SÜD América. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de Améri ca. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con l a excelencia en nuestros productos y servicios. Para obtener información a dicional visítenos a: www.advanced-inst.com
3. 4 2 Mo n it or de Pacie nt e de PM -2000 A PR O Mo n Solución de tran s porte y montaj e WiFi Lan USB 500 Revisión de la medición 96h Revisión de Tendencias 60 Revisión de Alarmas 720s AÑOS Garantia Análisis de ECG de 3/5 derivaciones OxyCRG para recien nacidos Letra grande Pantalla de tendencias Pantalla a color de alta resolución TFT LCD. Detección de marcapasos. Protección contra la desfibrilación. Función de llamada de enfermera. Marcador de eventos. Información completa y extendida de las tendencias . Amplio sistema de alarma. Comunicación bidireccional con la estación central de monitoreo (CMS-2000). Administración de datos con el Software para PC Patient Care Viewer OxyCRG, evaluación de la respiración, latidos del corazón y la oxigenación en los recién nacidos. ECG y frecuencia cardíaca (HR). Forma de onda ECG . Análisis de arritmia. Análisis del segmento ST. Respiración. Índice de Respiración (RR). SpO2 y frecuencia de pulso (PR). SpO2 forma de onda pletismográfica. Modulación del tono de pulso SpO2. Indicador de la señal y la intensidad de la perfusión sanguínea ( PI ) NIBP: SYS, DIA, MAP y frecuencia de pulso. Dos canales de temperatura. Diferencia entre dos canales de Temperatura (TD). Dos canales IBP ( opcional ) Formas de onda Dual-IBP. CO2 Flujo Lateral ( opcional ) Forma de onda de CO2. Dióxido de carbono al final de la expiracion (EtCO2) ( opcional ) Fracción de dióxido de carbono inspirado (FiCO2) ( opcional ) Velocidad de Respiración de Vía Aérea (AwRR). Impresora térmica ( opcional ) Pantalla de visualización de cama a cama. Tabla de cálculo y valoración de medicamentos. Puerto USB, salida VGA y RJ-45. Batería recargable. Cumple con los estándares de seguridad IEC 60601-1 + A2 + A2 & IEC 60601-2 + A1. Cumple con los estándar de calidad ISO 13485 Cumple con los requisitos de FDA 510 (k) Dos años de garantia.
4. Dimension es Especificaciones Peso 320mm (L) x 150mm (W) x 265mm (H) 4.2kg (con bateria) Monitor Pantalla Resolucion Trazos mostrados Formas de onda Velocidad de barrido PM-2000A PRO 12.1” Color TFT LCD 800 x 600 dpi Hasta 8 Hasta 13 6,25, 12,5, 25, 50 mm / s Especificaciones Tecnicas Fuente de Energia Fuente de energia A C Bateria Interna 100-240V AC, 50 / 60HZ - 14.8 Batería recargable del Li-ion Respiracion Método Modo de operación Rr rango de medición Resolución Alarma de apnea Ancho de banda Velocidad de barrido Impedancia trans-torasic a Auto / Manual Adulto: 0-120rpm, Neonato/Pediatrico 0-150rpm 1rPM 10s, 15s, 20s (default), 25s, 30s, 35s, 40s 0.2-2.5Hz (-3dB) 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/ s ECG Tipo de cable Selección de ganancia Velocidad de barrido Gama ECG HR Resolución y precisión Ancho de banda (-3db) Detección Segmento ST 3 / 5 derivaciones seleccionable x 0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 50 mm / s Adulto: 15-300bpm, neonato / pediátrico: 15-350bpm ± 1bpm o ± 1%, lo que sea mayor Modo diagnóstico: 0.05-150Hz / Modo monitoreo: 0.5-40Hz / Modo quirúrgico: 1-20Hz Gama de la medida: -2.0mV ~ 2.0mV / Alarma gama: -2.0mV ~ 2.0mV NIBP Oscilométrico automático Manual / Automático / Continuo Ajustable 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minu tos. Mmhg / kpa Seleccionable Sistólica, Diastólica, Media Sistólica: 40 - 270 mmHg / Diastólica: 10 - 215 mmHg / Media: 20 - 235 mmHg Sistólica: 40 - 200 m mHg / Diastólica: 10 - 150 mmHg / Media: 20 - 165 mmHg Sistólica: 40 - 135 m mHg / Diastólica: 10 - 100 mmHg / Media: 20 - 110 mmHg 1mbp Error máximo ± 5mmHg / desviación estándar M ax ± 8mmHg Sistólica, Diastólica, Media Medición 40-240 bpm 1 bpm 3bpm o 3%, (lo que sea mayor) Método Modos de operaciones Medición automática / Intervalo de tiempo Unidad de medida Tipos de mediciones Rango de presión adulto Rango de presión Pediatría Rango de presión Neonatos Resolución Exactitud Alarma Pr de NIBP Resolución Exactitud Rango de medición / alarma Resolución Exactitud Medición PR Rango de alarma Resolución Exactitud Actualizar SPO 2 0 - 100% (ADV SpO2) 1% ± 2% (70-100% Adultos / Pediátricos); ± 3% (70-100% Neonate sin movimiento) 25 - 300 bpm 0% - 100% 1bpm ± 2bpm 1s 5 Impresora Termica Velocidad de impresión 25, 50mm/s Temperatura (2 Canales, 1 Sensor Incluido) Rango de medición / alarma Canal Resolución y precisión 0 ~ 50ºC (32-122ºF) Dos canales. Proporcionar T1; T2; ΔT ± 0 . 1ºC (sin sensor) CO 2 Sidestream ( flujo lateral) ( o p c ional) Rango Exactitud Exactitud del AWPR Caudal de muestra 0~13% (0-100mmHg) ± 2mmHG (<5.0% CO2) ± 6mmHG (> 5.0% CO2) 1% o ± 1 rpm 10-200 ml / min IBP (2 Canales opcional) ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 -50 ~ 300mmHg 1 mmHg / ± 2% o ± 1 mmHg (lo que sea mayor, sin sonda) 5 V / VmmHg 300-3000 Ω Presión de medición Rango de medicion Resolución / precisión Sensibilidad Rango de impedancia
1 healthcorp.com.ec
2 www.healthcorp.com.ec

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución