Source: https://es.scribd.com/doc/66782743/Manual-Polimetro
Timestamp: 2016-12-10 22:40:44+00:00

Document:
Manual Polimetro
NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseSeptember 2009 (Spanish) © 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies. 233 True-rms Remote Display Digital Multimeter Manual de uso Garantía limitada de por vida Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante tres años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no cubre fusibles, baterías descartables o daños que sean consecuencia de accidentes, negligencia, uso indebido o condiciones anormales de uso o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio técnico durante el período de garantía, envíe el producto defectuoso al centro de servicio Fluke autorizado junto con una descripción del problema. ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean de aplicación a todos los compradores. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 EE.UU. Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Holanda 11/99
i Tabla de materias Título Página Introducción.................................................................................................................... 1 Cómo comunicarse con Fluke........................................................................................ 1 Información sobre seguridad.......................................................................................... 2 Advertencias y precauciones..................................................................................... 2 Datos de radiofrecuencia........................................................................................... 5 Tensión peligrosa........................................................................................................... 6 Aviso de conductores de prueba.................................................................................... 6 Características ............................................................................................................... 8 Mensajes de error .......................................................................................................... 12 Battery Saver™ (Modo de reposo)................................................................................. 13 Modo de registro MIN MAX AVG ................................................................................... 13 Retención de pantalla..................................................................................................... 14 Rango manual y automático........................................................................................... 14 Luz de fondo .................................................................................................................. 15 Opciones de encendido.................................................................................................. 15 233 Manual de uso ii Cómo hacer mediciones................................................................................................ 16 Mediciones de tensión de CA y CC .......................................................................... 16 Mediciones de resistencia......................................................................................... 17 Mediciones de temperatura ...................................................................................... 19 Pruebas de continuidad ............................................................................................ 19 Pruebas de diodos.................................................................................................... 21 Mediciones de capacitancia...................................................................................... 23 Mediciones de CA y CC............................................................................................ 24 Mediciones de frecuencia ......................................................................................... 26 Operación remota.......................................................................................................... 26 Extracción del módulo de la pantalla ........................................................................ 27 Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro. .................................... 28 Mantenimiento............................................................................................................... 29 Mantenimiento general ............................................................................................. 29 Reemplazo de la batería........................................................................................... 29 Prueba de los fusibles............................................................................................... 33 Reemplazo de los fusibles ........................................................................................ 34 Mantenimiento y piezas................................................................................................. 35 Especificaciones generales ........................................................................................... 38 Especificaciones detalladas........................................................................................... 39 Tensión de CA.......................................................................................................... 39 Tensión de CC, conductancia y resistencia.............................................................. 40 Continuidad............................................................................................................... 40 Temperatura ............................................................................................................. 40 Corriente CA (corriente alterna) ................................................................................ 41 Corriente CC............................................................................................................. 41 Capacitancia ............................................................................................................. 42 Diodo ........................................................................................................................ 42 Tabla de materias (continuación) iii Frecuencia................................................................................................................. 43 Registro de MIN MAX................................................................................................ 43 Características de la entrada..................................................................................... 44 233 Manual de uso iv v Lista de tablas Tabla Título Página 1. Símbolos eléctricos ............................................................................................................... 7 2. Pantalla ................................................................................................................................. 8 3. Entradas................................................................................................................................ 10 4. Posiciones del selector giratorio............................................................................................ 11 5. Mensajes de error ................................................................................................................. 12 6. Opciones de encendido......................................................................................................... 15 7. Piezas de repuesto................................................................................................................ 35 8. Accesorios............................................................................................................................. 37 233 Manual de uso vi vii Lista de figuras La figura Título Página 1. Mediciones de tensión de CA y CC....................................................................................... 16 2. Mediciones de resistencia ..................................................................................................... 18 3. Pruebas de continuidad......................................................................................................... 20 4. Prueba de diodos .................................................................................................................. 22 5. Mediciones de capacitancia .................................................................................................. 23 6. Mediciones de corriente ........................................................................................................ 25 7. Separación del módulo de la pantalla ................................................................................... 27 8. Acoplamiento del módulo de la pantalla con la base del multímetro..................................... 28 9. Sustitución de las pilas de la base del multímetro................................................................. 30 10. Extracción de las pilas del módulo se la pantalla .................................................................. 32 11. Prueba de fusible .................................................................................................................. 33 12. Reemplazo de los fusibles..................................................................................................... 34 13. Piezas de recambio............................................................................................................... 36 233 Manual de uso viii 1 Introducción El Fluke 233 (en adelante el multímetro) es una herramienta compacta y fácil de usar para realizar mediciones de circuitos eléctricos y electrónicos. XW Advertencia Lea la sección “Información sobre seguridad” antes de utilizar el multímetro. Cómo comunicarse con Fluke Para hablar con un representante de Fluke utilice uno de los números de teléfono que se indican a continuación: Asistencia técnica en EE.UU.: 1-800-44-FLUKE (1-
800-443-5853) Calibración y reparación en EE.UU.: 1-888-99-
FLUKE (1-888-993-5853) Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) Europa: +31 402-675-200 Japón: +81-3-3434-0181 Singapur: +65-738-5655 Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500 O bien, visite el sitio Web de Fluke en www.fluke.com. Para registrar su producto, visite http://register.fluke.com. Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 233 Manual de uso 2 Información sobre seguridad El multímetro satisface las normas: • ISA-82.02.01 • CAN/CSA C22.2 Nº 61010-1-04 • ANSI/UL 61010-1:2004 • EN 61010-1:2001 • EN 61326-1:2006 • EN 61326-2-2:2006 • ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 • ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 • FCC Apartado 15 Subapartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F233 • RSS-210 IC: 6627A-F233 • Categoría de medición III, 1000 V, Grado de contaminación 2 • Categoría de medición IV, 600 V, Grado de contaminación 2 En este manual, una Advertencia identifica las condiciones y procedimientos que provocan situaciones peligrosas para el usuario. Una Precaución identifica las condiciones o procedimientos que podrían provocar daños en el multímetro, el equipo que se está probando o una pérdida de datos permanente. Los símbolos utilizados en el multímetro y en este manual se explican en la tabla 1. Advertencias y precauciones XW Advertencia Para prevenir posibles descargas eléctricas o lesiones personales, siga las siguientes indicaciones: • Utilice el multímetro como se especifica en este manual o es posible que la protección se vea comprometida. • No utilice el multímetro si está dañado. Antes de utilizarlo, examine la caja. Examine el producto para ver si hay grietas o si falta plástico. Observe atentamente el aislamiento alrededor de los terminales. • Asegúrese de que la cubierta de las pilas esté cerrada y bloqueada antes de utilizar el multímetro. • Cambie las pilas cuando aparezca el indicador de las pilas (@). True-rms Remote Display Digital Multimeter Información sobre seguridad 3 • Quite los conductores de prueba del multímetro antes de abrir la tapa de las pilas situada en la base. • Revise los conductores de prueba en busca de daños en el aislamiento o partes metálicas expuestas. Verifique la continuidad de los conductores de prueba. Sustituya los que estén dañados antes de utilizar el multímetro. • No aplique una tensión mayor que el nominal, marcado en el multímetro, entre los terminales o entre cualquier terminal y la tierra física. • No utilice el multímetro con la tapa de las pilas quitada o la caja abierta. • Tenga cuidado con tensiones de > 30 V CA rms, picos de 42 V CA o 60 V CC. Estas tensiones representan un riesgo de descarga eléctrica. • Utilice solamente los fusibles de repuesto especificados por el manual. • Para las mediciones, utilice los terminales, función y rango correctos. • No trabaje solo. • Para las mediciones de corriente, conecte el multímetro al circuito después de quitarle la alimentación. Ponga siempre el multímetro en serie con el circuito. • Conecte el conductor de prueba común antes del conductor de prueba con corriente y retire éste antes que el otro. • No utilice el multímetro si funciona incorrectamente. La protección podría verse comprometida. Si no está seguro, lleve a examinar el multímetro. • No utilice el multímetro cerca de gases o vapores explosivos, o en ambientes húmedos o mojados. 233 Manual de uso 4 • Utilice solamente las pilas AA de 1,5 V especificadas (tres en la base y dos en la pantalla), correctamente instaladas, como alimentación del multímetro. • Cumpla con los requisitos de seguridad locales y nacionales cuando se encuentre en lugares peligrosos. • Use únicamente conductores de prueba que tengan la misma tensión, la misma categoría y los mismos valores nominales de amperaje que el multímetro, y que hayan sido aprobadas por una agencia de seguridad. • Mida primero una tensión conocida para asegurarse de que el multímetro funciona correctamente. Si no está seguro, haga que lo examinen. • Utilice el equipo de protección requerido por las autoridades locales o nacionales cuando se encuentre en áreas peligrosas. • Mida la continuidad de los conductores de prueba antes del uso. No lo utilice si las lecturas son altas o ruidosas. • Utilice solo piezas de repuesto especificadas en el multímetro. • Mantenga los dedos detrás de los protectores para estos en las sondas. WPrecaución Para prevenir posibles daños al multímetro o al equipo a prueba, siga las indicaciones siguientes: • Desconecte la alimentación del circuito y descargue los condensadores de alta tensión antes de hacer pruebas de diodos o medir resistencias, la continuidad o la capacitancia. • Para todas las mediciones, utilice los terminales, función y rango correctos. • Antes de las mediciones de corriente, realice la prueba del fusible. True-rms Remote Display Digital Multimeter Información sobre seguridad 5 Datos de radiofrecuencia Nota Los cambios o modificaciones en la radio inalámbrica de 2,4 GHz que no estén expresamente aprobados por Fluke Corporation podrían anular la autoridad del usuario para manipular el equipo. Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento indebido del dispositivo. Dispositivo digital de Clase B: dispositivo digital comercializado para el funcionamiento en entornos residenciales, no obstante su uso en entornos comerciales, empresariales e industriales. Ejemplos de dichos dispositivos incluyen, entre otros, ordenadores personales, calculadoras y dispositivos electrónicos equivalentes comercializados para uso del público en general. Se ha probado el multímetro y verificado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B conforme al Apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias y, de no instalarse y usarse conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio y televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Vuelva a orientar o coloque en otra parte la antena receptora. • Aumente la separación entre el equipo y el receptor. • Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda. Término "IC": antes del número de certificación de radio solo significa que el dispositivo cumple con la especificación técnica de la industria de Canadá. 233 Manual de uso 6 Tensión peligrosa Cuando el multímetro detecta una tensión ≥ 30 V o una sobrecarga de tensión (J'), se muestra el símbolo ) en la pantalla y el LED rojo de alta tensión de la base se ilumina para indicar que hay una tensión peligrosa en el multímetro. Con las mediciones de frecuencia >1 kHz, no se especifica el símbolo ) y el LED de alta tensión. Aviso de conductores de prueba XW Advertencia Para evitar lesiones o daños en el multímetro, no haga mediciones con un conductor de prueba en un terminal incorrecto. Para asegurarse de que tiene los conductores de prueba en los terminales correctos, en la pantalla aparece brevemente 'cHJ, emitiéndose un sonido cuando se mueve el selector giratorio a o desde la posición A (amperios). True-rms Remote Display Digital Multimeter Aviso de conductores de prueba 7 Tabla 1. Símbolos eléctricos B CA (corriente alterna) J Conexión a tierra física F CC (corriente continua) I Fusible X Tensión peligrosa P Cumple con las normas de la Unión Europea. W Peligro. Información importante. Consulte el manual. )
Cumple con las directivas aplicables de la Asociación Canadiense de Normas (Canadian Standards Association). @ Pila. Cuando se muestra indica que las pilas están bajas. T Aislamiento doble R Prueba de continuidad o señal acústica de continuidad. E Capacitancia CAT III Categoría III de medición IEC El equipo de Categoría III tiene protección contra corrientes transitorias en los equipos empleados en instalaciones de equipos fijo, tales como paneles de distribución, alimentadores, circuitos de ramales cortos y sistemas de iluminación de edificios grandes. CAT IV Categoría de medición IV de IEC Un equipo CAT IV tiene protección contra transitorios en el nivel de suministro primario, tales como un medidor de consumo eléctrico o un servicio público subterráneo o aéreo. ~ No se deshaga de este producto utilizando los servicios municipales de recolección de desechos sin clasificar. Vaya al sitio web de Fluke para ver los datos sobre reciclaje. O Diodo ® Examinado y autorizado por TÜV Product Services. ; Cumple con las normas aplicables australianas. 233 Manual de uso 8 Características Consulte las tablas 3 a 4 para ver una lista de las funciones del multímetro con una breve descripción de las mismas. Tabla 2. Pantalla meter remote Auto RangeManual Range
gcc101.eps
Nº Símbolo Indicación 1 @ Modo encendido MIN MAX AVG. 2 MAX MIN AVG Se muestra la medición máxima, mínima o promedio. 3 Mantener pantalla. La pantalla congela la medición True-rms Remote Display Digital Multimeter Características 9 Tabla 2. Pantalla (cont.) Nº Símbolo Indicación 4 ¿ Indicador de conexión de radio. 5 °C, °F Grados centígrados, grados Fahrenheit 6 A Amperios (amps.) V, mV Voltios, milivoltios μF, nF Microfaradios, nanofaradios CC CA Corriente continua o corriente alterna. Ω, MΩ, kΩ Ohmios, megaohmios, kiloohmios Hz, kHz Hercios, kilohercios 7 remote @ Advertencia de pilas bajas del módulo de la pantalla. 8 Manual Range Ajuste de rango manual. 9 Auto Range Ajuste automático de rango. 10 meter @ Advertencia de pilas bajas de la base del multímetro. 11 * Modo de prueba de diodos. 12 ¨ Prueba de continuidad. 13 ¬ La entrada es un valor negativo. 14 ) XTensión peligrosa. Tensión de entrada medida ≥ 30 V o condición de sobrecarga de tensión (OL). 233 Manual de uso 10 Tabla 3. Entradas 1
gcc110.eps
Nº Terminal Descripción 1 A Entrada para las mediciones de corriente de 0 A a 10 A. 2 COM Terminal común para todas las mediciones. 3 _ Entrada para mediciones de tensión, continuidad, resistencia, diodo, capacitancia, temperatura y frecuencia. True-rms Remote Display Digital Multimeter Características 11 Tabla 4. Posiciones del selector giratorio Selector giratorio Descripción _ Hz (botón) Tensión CA desde 0,06 hasta 1.000 V. Frecuencia desde 5 Hz hasta 50 kHz. v Tensión de CC desde 0,001 V hasta 1.000 V. _ Tensión de CA desde 6 mV hasta 600 mV, acoplada a CC. Tensión de CC desde 0,1 mV hasta 600 mV. Ohmios desde 0,1 Ω hasta 40 MΩ. e La señal acústica de continuidad se activa a <20 Ω y se desactiva a > 250 Ω. Faradios desde 1 nF hasta 9.999 μF. ± Prueba de diodos. OL se muestra en la pantalla cuando la tensión de entrada es > 2 V. ) Temperatura _ Hz (botón) Corriente de CA de 0,1 A a 10 A (>10 a 20 A, 30 segundos encendido, 10 minutos apagado). >Destella en la pantalla 10 A. > 20 A, se muestra OL. Acoplado para CC. Frecuencia desde 45 Hz hasta 5 kHz. _ Corriente de CC de 0,001 A a 10 A (>10 a 20 A, 30 segundos encendido, 10 minutos apagado). > Destella en la pantalla 10 A. > 20 A, se muestra OL. Nota: todas las funciones CA son true-rms. La tensión de CA está acoplada a CA. Los valores de CA mV y CA amps están acoplados a CC. 233 Manual de uso 12 Mensajes de error La tabla 5 contiene mensajes de posibles errores y los pasos para eliminarlos. Tabla 5. Mensajes de error Mensajes de error cHcc J15º Deberán reemplazarse las pilas del módulo de la pantalla para que pueda funcionar el multímetro. cHcc cH5c Deberán reemplazarse las pilas de la base para que pueda funcionar el multímetro. 'H' c Se necesita una calibración. Se requiere calibrar el multímetro para que pueda funcionar. ccº c Error interno. Debe repararse el multímetro para que pueda funcionar. ' c Pérdida de la conexión de radio con la base del multímetro. True-rms Remote Display Digital Multimeter Battery Saver™ (Modo de reposo) 13 Battery Saver™ (Modo de reposo) El multímetro se apaga (modo de reposo) si no hay cambios de función, cambio de rango o se pulsa un botón durante 20 minutos. El gasto de energía más bajo se da cuando el módulo de pantalla está acoplado con la base del multímetro. Con el módulo de pantalla quitado de la base, el gasto de energía es superior debido a que se enciende la comunicación por radio. Para activar el multímetro, pulse un botón o mueva el selector giratorio. Para desactivar el modo de reposo, mantenga pulsado el botón _ mientras enciende el multímetro. El modo de reposo siempre se desactiva en el modo MIN MAX AVG. Modo de registro MIN MAX AVG El modo de registro MIN MAX AVG detecta los valores de entrada mínimo y máximo y calcula un promedio de todas las mediciones. Cada nueva medición alta o baja hace que suene el multímetro. • Ajuste el multímetro a la función y rango de medición. • Pulse _ para entrar en el modo MIN MAX AVG. • Se muestran @ y MAX y la medición más alta detectada al mostrarse @. • Pulse _ para desplazarse a través de las mediciones baja (MIN), promedio (AVG) y actual. • Para pausar el modo de registro MIN MAX AVG, pulse _. Se muestra . Una pausa no borra las mediciones MIN MAX AVG registradas. • Para continuar con el modo de registro MIN MAX AVG, pulse _ de nuevo. • Para salir y borrar las mediciones registradas, pulse _ durante al menos un segundo o mueva el selector giratorio. 233 Manual de uso 14 Retención de pantalla XW Advertencia Para prevenir descargas eléctricas, cuando esté activada la RETENCIÓN de pantalla, desactívela para medir la tensión, que posiblemente sea diferente a la medición retenida. La RETENCIÓN de pantalla congela la pantalla. 1. Pulse _ para activar el modo de RETENCIÓN de la pantalla. (Se muestra .) 2. Para salir e iniciar el funcionamiento normal, pulse _ o mueva el selector giratorio. Rango manual y automático El multímetro tiene los modos de rango manual y rango automático. • En el modo de rango automático, el multímetro ajusta el rango al que tenga la mejor resolución para la señal de entrada. • En el modo de rango manual se anula el rango automático y uno mismo lo selecciona. Cuando se enciende el multímetro está ajustado para rango automático, mostrándose Auto Range en la pantalla. 1. Para ajustar el multímetro en el modo de rango manual, pulse _. Manual Range, que se mostrará en pantalla. 2. En el modo de rango manual, pulse _ para incrementar el rango. Después del rango más alto, el rango del multímetro se ajusta en el rango más bajo. Nota No es posible cambiar el rango manualmente en los modos MIN MAX AVG o Display HOLD. Si presiona _ mientras está en los modos MIN MAX AVG o Display HOLD, el multímetro emitirá una señal acústica doble para indicar que la operación no es válida. El rango no cambiará. 3. Para salir del modo de rango manual, pulse _ durante al menos un segundo o mueva el selector giratorio. El multímetro está ajustado para rango automático y en la pantalla se muestra Auto Range. True-rms Remote Display Digital Multimeter Luz de fondo 15 Luz de fondo Pulse _ para encender y apagar la luz de fondo. La luz de fondo desaparece automáticamente después de 40 segundos. Para desactivar el apagado automático de la luz de fondo, mantenga pulsado _ al encender el multímetro. Opciones de encendido Mantenga pulsado un botón mientras el selector giratorio se mueve desde la posición OFF para ajustar una opción de encendido. Las opciones de encendido se cancelan cuando el selector giratorio se mueve a la posición OFF o cuando el multímetro entra en el modo de reposo. Consulte la tabla 6 para ver todas las opciones de encendido. Tabla 6. Opciones de encendido Botón Opciones de encendido _ Ilumina todos los segmentos de la pantalla. _ Desactiva la señal acústica. Se muestra cccº cuando se enciende. _ Desactiva la función de apagado automático (“modo de reposo”). Se muestra ºc'' cuando se enciende. _ Desactiva el apagado automático de la luz de fondo. Se muestra 'c'' cuando se enciende. 233 Manual de uso 16 Cómo hacer mediciones Las secciones que siguen explican cómo hacer mediciones con el multímetro. Para conectar los conductores de prueba al circuito o dispositivo, conecte primero el conductor de prueba común (COM). Para quitar los conductores de prueba, quite el conductor común en último lugar. Mediciones de tensión de CA y CC Los rangos de tensión del multímetro son de 600, 6 V, 60 V, 600 V y 1.000 V. Para seleccionar el rango de 600 mV CC, gire el interruptor giratorio a _. Primero se ajustan los milivoltios de CA. Pulse _ para cambiar a milivoltios de CC. Consulte la figura 1 para medir tensión de CA o CC. Para las mediciones de tensión, el multímetro pone aproximadamente 10 MΩ (10.000.000 Ω) en paralelo con el circuito. Esta carga puede causar errores de medición en circuitos de alta impedancia. En la mayoría de casos, el error es insignificante (0,1% o menos) si la impedancia del circuito es 10 kΩ (10.000 Ω) o menos. Caja de conmutación Tensión de CA +
Tensión de CC V gcg102.eps Figura 1. Mediciones de tensión de CA y CC True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones 17 Mediciones de resistencia W Precaución Para evitar posibles daños al multímetro o al equipo a prueba, desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir resistencias. El multímetro envía una pequeña corriente a través del circuito para las mediciones de resistencia. Debido a que esta corriente fluye a través de todos los caminos posibles entre las sondas, la lectura de resistencias representa la resistencia total de todos los caminos entre dichas sondas. Los rangos de resistencia del multímetro son 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ y 40 MΩ Configure el multímetro como se muestra en la figura 2 para medir resistencias. A continuación se indican algunos consejos para las mediciones de resistencias: • El valor medido de un elemento resistivo en un circuito suele ser diferente al valor del elemento especificado. • Los conductores de prueba pueden agregar un error de 0,1 Ω a 0,2 Ω a las mediciones de la resistencia. Para medir la resistencia de conductores de prueba, toque las puntas de la sonda entre sí y lea la resistencia. • La función de resistencia utiliza suficiente tensión para el diodo de silicona de polarización directa o uniones de transistores y hace que fluya la corriente. Si cree que la corriente fluye a través de la unión, pulse _ para aplicar una corriente más baja en el siguiente rango más alto. Si el valor es mayor, utilice el valor mayor. Consulte la tabla Parámetros de entrada de la sección de especificaciones para ver las corrientes típicas de cortocircuito.
233 Manual de uso 18 1 2
Mediciones de resistencia en el circuito Desconectar Aislamiento de un potenciómetro Desconectar Aislamiento de una resistencia gcg106.eps Figura 2. Mediciones de resistencia True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones 19 Mediciones de temperatura El multímetro mide la temperatura de un termopar tipo K (incluido). Elija entre grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F) presionando C. W Precaución Para prevenir posibles daños en el multímetro o en otros equipos, utilice el termopar indicado para las temperaturas que vaya a medir. El multímetro está indicado para temperaturas de -40° C a +400° C y de -40° F a 752° F, pero el termopar de tipo K que se incluye está indicado para 260° C. Los rangos de temperatura son de -40° C a +400° C y de -40° F a 752° F. El resto de temperaturas muestran J' en la pantalla. Cuando no hay termopar conectado, la pantalla muestra Jºc¬. Para medir la temperatura: 1. Conecte un termopar de tipo K a los terminales COM y _ del multímetro. 2. Gire el selector giratorio hasta ). 3. Pulse C para elegir Centígrados o Fahrenheit. Pruebas de continuidad W Precaución Para prevenir la posibilidad de causar daños al multímetro o al equipo sometido a prueba, desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de efectuar las pruebas de continuidad. Las pruebas de continuidad utilizan una señal acústica que suena cuando se detecta un circuito cerrado. La señal acústica le permite hacer pruebas de continuidad sin la necesidad de mirar la pantalla. Para hacer una prueba de continuidad, configure el multímetro tal como se muestra en la figura 3. 233 Manual de uso 20 Para realizar pruebas en el circuito, apague la
alimentación del circuito.
Activa continuidad señal
gcg103.eps Figura 3. Pruebas de continuidad True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones 21 Pruebas de diodos W Precaución Para prevenir posibles daños al multímetro o al equipo bajo prueba, desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de hacer pruebas de diodos. Haga una prueba de diodos en diodos, transistores, rectificadores controlados por silicio (SCR) y otros dispositivos de semiconductores. Esta función envía una corriente a través de la unión semiconductora y luego mide la caída de tensión en ésta. Una buena unión de silicio está entre 0,5 V y 0,8 V. Para hacer una prueba de diodos de un circuito, configure el multímetro como se muestra en la figura 4. Para las mediciones de polarización directa en componentes de semiconductores, ponga el conductor de prueba rojo en el terminal positivo del componente y el negro en el terminal negativo. En un circuito, un buen diodo tiene una medición de polarización directa de 0,5 V a 0,8 V. Una medición de polarización inversa incluye la resistencia de otras rutas entre las sondas. Sonará un pitido breve si el diodo está bien (< 0,85 V). Se oye un pitido continuo si la medición es de ≤ 0,100 V o hay un cortocircuito. La pantalla muestra “J'” si el diodo está abierto. 233 Manual de uso 22 + + Lectura típica Polarización directa Polarización inversa Diodo averiado Open (Abrir) en cortocircuito Señal acústica única o gcg109.eps Figura 4. Prueba de diodos True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones 23 Mediciones de capacitancia W Precaución Para evitar posibles daños al multímetro o al equipo que se está probando, desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir la capacitancia. Utilice la función de tensión de CC para confirmar que el condensador esté descargado. Los rangos de capacitancia son 1.000 nF, 10 μF, 100 μF y 9.999 μF. Para medir la capacitancia, configure el multímetro como se muestra en la Figura 5. + + + + + + + + + Seleccione capacitancia
gcg104.eps Figura 5. Mediciones de capacitancia 233 Manual de uso 24 Mediciones de CA y CC XW Advertencia Para prevenir posibles descargas eléctricas o lesiones personales, no realice mediciones de corriente en circuito cuando el potencial de circuito abierto a tierra sea > 1.000 V. Se pueden producir daños en el multímetro o lesiones si se funde el fusible durante dichas mediciones. W Precaución Para prevenir posibles daños en el multímetro o el equipo que se esté probando: • Haga una prueba de fusible antes de las mediciones de corriente. • Para todas las mediciones, utilice los terminales, función y rango correctos. • No cruce los conductores (en paralelo) en circuitos o componentes cuando los conductores de prueba estén conectados a los terminales de corriente. Para medir la corriente, deberá interrumpir el circuito a prueba y luego colocar el multímetro en serie con el circuito. Los rangos de corriente del multímetro son 6 A, y 10 A. La corriente de CA se muestra como un valor rms. Para medir corriente (consulte la figura 6): 1. Quite la corriente del circuito. Descargue todos los condensadores de alta tensión. 2. Coloque el conductor negro en el terminal COM. Coloque el conductor rojo en el terminal A. 3. Ponga el selector giratorio en _ para CA o en _ para CC. True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones 25 5 5 Alimentación del circuito:
APAGADA para conectar el
ENCENDIDA para hacer la
APAGADA para desconectar
Corriente a través de un componente Corriente total para el circuito 3 1 2 gcg107.eps Figura 6. Mediciones de corriente 233 Manual de uso 26 Mediciones de frecuencia Las mediciones de frecuencia son un recuento del número de veces que una tensión de CA o una señal de corriente cruza un punto umbral cada segundo. Para hacer una medición de frecuencia: 1. Coloque el selector giratorio en _ para tensión o en _ para corriente. 2. Conecte el multímetro a la fuente de la señal. 3. Pulse _. El multímetro pasa automáticamente a uno de los cinco rangos de frecuencia: 99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999 kHz y 50 kHz. A continuación se indican algunos consejos para las mediciones de frecuencia: • Si una lectura aparece como 0 Hz o es inestable, es posible que la señal de entrada esté por debajo o cerca del nivel de activación. Un rango más bajo aumenta la sensibilidad del multímetro y normalmente resuelve estos problemas. • Una señal de entrada con distorsión puede provocar que una medición de frecuencia sea más alta de lo normal. La distorsión puede causar varias activaciones del contador de frecuencias. Un rango de tensión más alto disminuye la sensibilidad de entrada y puede corregir este problema. Por lo general, la frecuencia más baja mostrada será la correcta. Operación remota El multímetro usa tecnología inalámbrica 802.15.4 de baja energía para permitir que el módulo de pantalla funcione en una ubicación diferente a la de la base del multímetro. Aunque se pueden controlar algunas funciones del multímetro (Hold, MIN MAX AVG, Range y Backlight), el control remoto completo del multímetro no está disponible a través del módulo de la pantalla. La comunicación inalámbrica por radio no interfiere las mediciones del multímetro. Normalmente, la comunicación por radio está desactivada cuando el módulo de la pantalla está acoplado a la base del multímetro. Se puede encender la comunicación por radio cuando el módulo de la pantalla está acoplado y el selector giratorio está en OFF. Para asegurarse de que la comunicación por radio está apagada, quite las pilas de la base del multímetro y el módulo de la pantalla. El módulo de la pantalla está sincronizado con la base del multímetro cuando está acoplado y encendido. Se pueden sincronizar diferentes módulos de pantalla con una base de multímetro, pero solamente se puede sincronizar un módulo de pantalla a la base de cada vez. True-rms Remote Display Digital Multimeter Operación remota 27 Extracción del módulo de la pantalla Para quitar el módulo de la pantalla (consulte la figura 7): 1. Presione los pasadores de los lados del módulo de la pantalla. 2. Saque el módulo del extremo superior de la base del multímetro. La base del multímetro y el módulo de la pantalla pueden separarse un máximo de 10 metros (30 pies) sin que se interrumpa la conexión por radio. Esta distancia puede cambiar si hay obstáculos entre la base y la pantalla. Cuando en la pantalla se muestra ¿, existe conexión por radio entre el módulo de la pantalla y la base del multímetro. Cuando la pantalla y la base pierden la conexión, la pantalla muestra guiones y ¿ parpadea. Las posibles causas de esta pérdida son que la distancia es demasiado grande para el entorno o que las pilas de la base del multímetro están gastadas. Para que vuelvan a estar conectados, disminuya la distancia entre la pantalla y la base del multímetro. 2
gcc114.eps Figura 7. Separación del módulo de la pantalla 233 Manual de uso 28 Si las radios de la base del multímetro y el módulo de la pantalla no se conectan, ' c parpadeará en la pantalla. Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro y apáguelo y vuelva a encenderlo. Cuando el multímetro está encendido, el LED de alta tensión de la base parpadea. Si no es así, cambie las pilas de la base. Para lograr la máxima duración de las pilas, acople el módulo de la pantalla a la base del multímetro cuando esté apagado éste. El módulo de la pantalla tiene un imán incorporado para pegarse a superficies metálicas. Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro. Acople la pantalla con la base, como se muestra en la figura 8: 1. Ajuste la pantalla en los 10 milímetros superiores de la base del multímetro con el compartimento de las pilas de la pantalla en el canal de la parte superior de la base. 2. Coloque la pantalla más cerca de la base del multímetro hasta que se enganchen los pasadores de la pantalla. 2
gcc115.eps Figura 8. Acoplamiento del módulo de la pantalla con la base del multímetro True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento 29 Mantenimiento XW Advertencia Para prevenir posibles descargas eléctricas o lesiones personales, haga que un técnico homologado repare el multímetro. Mantenimiento general Limpie la caja con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice un disolvente o limpiadores con abrasivos. La suciedad o la humedad en los terminales pueden provocar mediciones incorrectas. Para limpiar los terminales: 1. Apague el multímetro y retire todos los conductores de prueba. 2. Elimine la suciedad que posiblemente puede haber en los terminales. 3. Remoje un bastoncillo de algodón limpio con detergente suave y agua. Limpie cada terminal con el bastoncillo de algodón. Seque cada terminal utilizado aire comprimido para forzar el agua y el detergente fuera de los terminales. XW Advertencia Para prevenir descargas eléctricas o lesiones personales, retire los conductores de prueba y cualquier señal de entrada antes de reemplazar las pilas o los fusibles. Para evitar daños o lesiones, instale SOLAMENTE piezas aprobadas incluidas en la tabla 7. Reemplazo de la batería XW Advertencia Para prevenir mediciones incorrectas, posibles descargas eléctricas o lesiones personales, cambie las pilas cuando aparezca el indicador de pilas (@). Si la pantalla muestra cHcc J15º, el multímetro no funcionará hasta que se vuelvan a colocar las pilas del módulo de la pantalla. Si la pantalla muestra cHcc cH5c, el multímetro no funcionará hasta que se vuelvan a colocar las pilas de la base. En la pantalla hay dos indicadores de pilas bajas: uno para las pilas de la base del multímetro y otro para las pilas del módulo de la pantalla. Cambie las pilas cuando se muestren los indicadores de pilas bajas. 233 Manual de uso 30 2
gcc112.eps Figura 9. Sustitución de las pilas de la base del multímetro True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento 31 Para cambiar las pilas de la base del multímetro: 1. Apague el multímetro y retire todos los conductores de prueba. 2. Levante la base de inclinación como se muestra en la figura 9. 3. Gire el pasador de la tapa de las pilas con un destornillador estándar hasta que el símbolo de desbloqueado (§) quede alineado con la flecha. 4. Quite la tapa de las pilas. 5. Quite las tres pilas AA y cámbielas por otras nuevas. Oriente las pilas de forma correcta. 6. Coloque la tapa de las pilas. Gire el pasador de la tapa de las pilas hasta que el símbolo de bloqueado (g) quede alineado con la flecha.Si el multímetro no se enciende, las pilas de la base o del módulo pueden estar gastadas. Para saber qué pilas cambiar: 1. Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro. 2. Ponga el selector giratorio en la posición OFF y después en ON. Si el LED rojo de alta tensión de la base parpadea, las pilas de la base del multímetro están en buen estado. Cambie las pilas del módulo de la pantalla y encienda el multímetro. 233 Manual de uso 32 Para cambiar las pilas del módulo de la pantalla: 1. Quite el módulo de la pantalla de la base del multímetro. Consulte la sección "Extracción del módulo de la pantalla". 2. Quite la tapa de las pilas del módulo de la pantalla como se muestra en la figura 10. 3. Quite las dos pilas AA y cámbielas por otras nuevas. Oriente las pilas de forma correcta. 4. Coloque la tapa de las pilas del módulo de la pantalla. Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro y enciéndalo. 2
gcc111.eps Figura 10. Extracción de las pilas del módulo se la pantalla True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento 33 Prueba de los fusibles Para hacer una prueba de los fusibles: 1. Ajuste el selector giratorio en U. 2. Conecte un conductor de pruebas en el conector _ como se muestra en la figura 11. 3. Toque el conector A con el otro extremo del conductor de pruebas. Un fusible en buen estado mostrará una resistencia de 0,5 Ω o menos. Cambie el fusible si la resistencia es superior o se muestra J'. Fusible en buen estado: 0.0 Ω - 0.5 Ω Reemplazar el fusible: OL gcg105.eps Figura 11. Prueba de fusible 233 Manual de uso 34 Reemplazo de los fusibles Para reemplazar el fusible: 1. Retire los conductores de prueba del multímetro. 2. Quite el módulo de la pantalla de la base del multímetro. Consulte la sección “Extracción del módulo de la pantalla”. 3. Como se muestra en la figura 12, quite los cuatro tornillos de la parte inferior de la caja. 4. Separe la parte inferior de la parte superior de la caja. 5. Retire el fusible de su portafusibles y reemplácelo con un fusible RÁPIDO de 11 A y 1.000 V, con un valor nominal mínimo de ruptura de 17.000 A. Utilice únicamente Fluke NP 803293. Para volver a ensamblar el multímetro, lleva a cabo los pasos anteriores en orden inverso. 3
gcc113.eps Figura 12. Reemplazo de los fusibles True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento y piezas 35 Mantenimiento y piezas Si el multímetro no funciona, cambie las pilas y haga una prueba de fusible. Lea este manual para asegurarse de que el multímetro se usa correctamente. Las piezas y accesorios de repuesto se muestran en la tabla 7 y la figura 13. Para pedir piezas y accesorios, consulte “Cómo ponerse en contacto con Fluke”. Tabla 7. Piezas de repuesto Descripción Cant
. Pieza o número de modelo de Fluke Pila, AA 1,5 V 5 376756 W Fusible, 11 A, 1.000 V, rápido 1 803293 Tapa de las pilas - Módulo de la pantalla 1 3383770 Tapa de las pilas - Base del multímetro 1 3383762 Pantalla 233 1 Póngase en contacto con Fluke [1]
Pinza de conexión, negra 1 Pinza de conexión, roja 1 AC72 Juego de conductores de prueba 1 TL 75 Sonda de temperatura integrada para multímetro digital 1 80BK-A CD con el manual de uso del modelo 233 1 3465353 Manual de funcionamiento básico del 233 1 3465366 W Para garantizar la seguridad, utilice solamente los repuestos que correspondan exactamente. [1] Póngase en contacto con su centro de servicio local de Fluke para obtener un repuesto de la pantalla. 233 Manual de uso 36 AC72 Pinzas de conexión 233 Manual de funcionamiento básico 233 Pantalla Batería AA 1.5 V Fusible, 11A, 1000 V, Fast 233
CD con el manual de uso
Base del multímetro
Módulo de la pantalla
TL75 Juego de conductores de prueba 80BK-A Integrated DMM
gcg116.eps Figura 13. Piezas de recambio True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento y piezas 37 Tabla 8. Accesorios Elemento Descripción TPAK Gancho magnético ToolPak TL223 Juego de conductores de prueba eléctricas SureGrip™ TL220 Juego de conductores industriales de prueba AC285 Pinzas de caimán SureGrip™ AC87 Conjunto de ganchos de barra de bus de alto uso i400s AC Current Clamp (necesita adaptador PM9081) PM9081 Enchufe de banana doble (macho) para adaptador BNC hembra Los accesorios de Fluke están disponibles a través de un distribuidor autorizado de Fluke. 233 Manual de uso 38 Especificaciones generales Tensión máxima entre cualquier terminal y la toma a tierra ............................................ 1.000 V rms W Fusible para entradas A.......................................... Fusible con un valor nominal mínimo de ruptura de 11 A, 1.000 V 17.000 A Pantalla .......................................................................... 6.000 recuentos, con actualización de 4/seg. (Frecuencia: 9.999 recuentos, Capacitancia: 1.000 recuentos) Altitud Funcionamiento .......................................................... 2.000 metros Almacenamiento ......................................................... 12.000 metros Temperatura En funcionamiento...................................................... de 10° C a +50° C Almacenamiento......................................................... de -40° C a +60° C Coeficiente de temperatura.......................................... 0,1 x (exactitud especificada)/°C (< 18° C o > 28° C) Compatibilidad electromagnética (EN 61326-1:2006) En un campo de RF de 3 V/m, la exactitud = a la exactitud especificada excepto para temperatura: exactitud especificada ±5° C (9° F) Frecuencia inalámbrica................................................ Banda de 2,4 GHz ISM en un rango de 10 metros Humedad relativa .......................................................... Máximo sin condensación 90% a 35° C 75% a 40° C 45% a 50° C 0% a 70% para un rango de 40 MΩ Tipo de batería Base del multímetro.................................................... Tres pilas alcalinas AA, NEDA 15A IEC LR6 Módulo de la pantalla.................................................. Dos pilas alcalinas AA, NEDA 15A IEC LR6 Duración de las pilas.................................................... Típica 400 h. (alcalinas) Choque: ........................................................................ caída de 1 metro 6 lados según IEC 61010 True-rms Remote Display Digital Multimeter Especificaciones detalladas 39 Tamaño (Alt. x Anch. x Prof.) ....................................... 5,3 cm x 9,3 cm x 19,3 cm Peso: .............................................................................. 604 g (1,3 lb) Seguridad: ..................................................................... Cumple con las normas ANSI/ISA S82.01-2004, CSA 22.2 Nº 61010-1-04 a 1.000 V Categoría III de medición y Categoría IV de medición de 600 V. Certificaciones............................................................... CSA, TÜV (EN61010), P, ; (N10140),VDE, GOST Especificaciones detalladas Para todas las especificaciones detalladas: La exactitud está especificada para 1 año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento desde 18° C hasta 28° C, con humedad relativa desde 0% hasta 90%. Especificaciones de precisión tomadas del formulario de ±([% de lectura] + [número de dígitos menos significativos]). Tensión de CA Las conversiones de CA se acoplan para CA y son válidas desde el 1% hasta el 100% del rango. Precisión Rango [1]
Resolución 45 – 500 Hz 500 Hz – 1 kHz 600 mV 0,1 mV 6 V 0,001 V 60 V 0,01 V 600 V 0,1 V 1.000 V 1 V ±(1% + 3) ±(2% + 3) [1] Factor de cresta de ≤ 3 a 4.000 recuentos, disminuyendo linealmente hasta 1,5 a escala total. 233 Manual de uso 40 Tensión de CC, conductancia y resistencia Función Rango Resolución Precisión mV CC 600 mV 0,1 mV 6 V 0,001 V 60 V 0,01 V 600 V 0,1 V V CC 1.000 V 1 V ±(0,25% + 2) 600 Ω 0,1 Ω ±(0,9% + 2) 6 kΩ 0,001 kΩ 60 kΩ 0,01 kΩ 600 kΩ 0,1 kΩ 6 MΩ 0,001 MΩ ±(0,9% + 1) Ω 40 MΩ 0,01 MΩ ±(15% + 2) Continuidad La señal acústica está garantizada en < 20 Ω y garantizada con > 250 Ω. Detecta abiertos y cortos de 500 μs o más largos. Temperatura Rango Resolución Precisión
De -40° C a +400° C De -40° F a +752° F 0,1° C 0,1° F ±(1% + 10) ±(1% + 18) [1] La incertidumbre de la temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar. True-rms Remote Display Digital Multimeter Especificaciones detalladas 41 Corriente CA (corriente alterna) Función Rango Resolución Precisión 45 – 500 Hz 6 A 0,001 A A CA [1,2,3]
10 A 0,01 A ±(1,5% + 3) [1] Todos los rangos están especificados desde el 5% del rango hasta el 100% del rango. [2] Factor de cresta de ≤ 3 a 4.000 recuentos, disminuyendo linealmente hasta 1,5 a escala total. [3] La CA > 10 A no se especifica. Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos como máximo. Corriente CC Función Rango Resolución Precisión 6 A 0,001 A A CC [1]
10 A 0,01 A ±(1% + 3) [1] La CC > 10 A no se especifica. Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos como máximo. 233 Manual de uso 42 Capacitancia Rango Resolución Precisión 1.000 nF 1 nF 10 μF 0,01 μF 100 μF 0,1 μF 9.999 μF 1 μF ±(1,9% + 2) [1]
[1] > 1.000 μF: 5% + 20 Diodo Rango Resolución Precisión 2 V 0,001 V ±(0,9% + 2) True-rms Remote Display Digital Multimeter Especificaciones detalladas 43 Frecuencia CA acoplada, 5 Hz a 50 kHz, para V CA; CC acoplada, 45 Hz a 5 kHz para posición de conmutación de A CA. Rango Resolución Precisión 99,99 Hz 0,01 Hz 999,9 Hz 0,1 Hz 9,999 kHz 0,001 kHz 50 kHz 0,01 kHz ±(0,1% + 2) Registro de MIN MAX Respuesta nominal Precisión 100 ms al 80% Exactitud especificada ±12 recuentos para cambios > 200 ms de duración (±40 recuentos en CA) 233 Manual de uso 44 Características de la entrada Función Protección contra sobrecargas Impedancia de entrada (nominal) Relación de rechazo de modo común Índice de rechazos (1 kΩ sin equilibrar) Rechazo del modo normal L 1.100 V rms > 10 MΩ < 100 pF > 100 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz > 60 dB a 50 Hz o 60 Hz K 1.100 V rms > 5 MΩ < 100 pF > 60 dB, CC a 60 Hz Tensión correspondiente a escala total Tensión de prueba en circuito abierto Hasta 6 MΩ 40 MΩ Corriente típica de cortocircuito Ω 1.100 V rms < 2,7 V CC < 0,7 V CC < 0,9 V CC < 350 μA R 1.100 V rms < 2,7 V CC < 300 mV CC < 350 μA E 1.100 V rms < 2,7 V CC < 700 mV CC < 350 μA G 1.100 V rms < 2,7 V CC Hasta 2 V CC 1,2 mA Garantía limitada de por vida
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante tres años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no cubre fusibles, baterías descartables o daños que sean consecuencia de accidentes, negligencia, uso indebido o condiciones anormales de uso o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio técnico durante el período de garantía, envíe el producto defectuoso al centro de servicio Fluke autorizado junto con una descripción del problema. ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean de aplicación a todos los compradores.
Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 EE.UU. 11/99 Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Holanda
1 1 2 2 5 6 6 8 12 13 13 14 14 15 15
Introducción.................................................................................................................... Cómo comunicarse con Fluke........................................................................................ Información sobre seguridad.......................................................................................... Advertencias y precauciones..................................................................................... Datos de radiofrecuencia........................................................................................... Tensión peligrosa ........................................................................................................... Aviso de conductores de prueba .................................................................................... Características ............................................................................................................... Mensajes de error .......................................................................................................... Battery Saver™ (Modo de reposo)................................................................................. Modo de registro MIN MAX AVG ................................................................................... Retención de pantalla..................................................................................................... Rango manual y automático........................................................................................... Luz de fondo .................................................................................................................. Opciones de encendido..................................................................................................
233 Manual de uso
Cómo hacer mediciones ................................................................................................ Mediciones de tensión de CA y CC .......................................................................... Mediciones de resistencia......................................................................................... Mediciones de temperatura ...................................................................................... Pruebas de continuidad ............................................................................................ Pruebas de diodos .................................................................................................... Mediciones de capacitancia ...................................................................................... Mediciones de CA y CC............................................................................................ Mediciones de frecuencia ......................................................................................... Operación remota .......................................................................................................... Extracción del módulo de la pantalla ........................................................................ Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro. .................................... Mantenimiento ............................................................................................................... Mantenimiento general ............................................................................................. Reemplazo de la batería........................................................................................... Prueba de los fusibles............................................................................................... Reemplazo de los fusibles ........................................................................................ Mantenimiento y piezas ................................................................................................. Especificaciones generales ........................................................................................... Especificaciones detalladas........................................................................................... Tensión de CA .......................................................................................................... Tensión de CC, conductancia y resistencia .............................................................. Continuidad............................................................................................................... Temperatura ............................................................................................................. Corriente CA (corriente alterna) ................................................................................ Corriente CC ............................................................................................................. Capacitancia ............................................................................................................. Diodo ........................................................................................................................ 16 16 17 19 19 21 23 24 26 26 27 28 29 29 29 33 34 35 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42
Tabla de materias (continuación)
Frecuencia................................................................................................................. 43 Registro de MIN MAX................................................................................................ 43 Características de la entrada..................................................................................... 44
......... 6................................ Piezas de repuesto.......................... Accesorios....................................................... Posiciones del selector giratorio............................................ Pantalla ............................................................................................... Opciones de encendido.......................................................... 4....................................... Entradas .................................................................................................................................. 2......................................................................... 5................................................................................................................................ 3.................. 7...............................
7 8 10 11 12 15 35 37
Símbolos eléctricos .........................................................Lista de tablas
............... 8................................... Mensajes de error ................................................
.................. Reemplazo de los fusibles............ 11....... 5...................................... Sustitución de las pilas de la base del multímetro............................................................................. Separación del módulo de la pantalla ....... 3........................................................................... Prueba de diodos .......................................... Extracción de las pilas del módulo se la pantalla ..................................................................... Pruebas de continuidad..............Lista de figuras
1... Mediciones de capacitancia ......................................................................... 13........................................................................ 2............................... 12............................................................................................................................. 10........................................... 8...................................... Acoplamiento del módulo de la pantalla con la base del multímetro .................................. Piezas de recambio ......... 4.......................... 6................................
16 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 34 36
Mediciones de tensión de CA y CC................................................................ Mediciones de resistencia ...
.............................................................................................................. Mediciones de corriente ........... 7............................................................... Prueba de fusible .................................................................................................. 9......
com.: 1-888-99FLUKE (1-888-993-5853) Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) Europa: +31 402-675-200 Japón: +81-3-3434-0181 Singapur: +65-738-5655 Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500 O bien.com. imprimir o descargar el último suplemento del manual.
. visite el sitio Web de Fluke en www. visite http://register.fluke.UU. Para registrar su producto. XW Advertencia Lea la sección “Información sobre seguridad” antes de utilizar el multímetro.com/usen/support/manuals.Introducción
El Fluke 233 (en adelante el multímetro) es una herramienta compacta y fácil de usar para realizar mediciones de circuitos eléctricos y electrónicos.: 1-800-44-FLUKE (1800-443-5853) Calibración y reparación en EE.
Cómo comunicarse con Fluke
Para hablar con un representante de Fluke utilice uno de los números de teléfono que se indican a continuación: Asistencia técnica en EE.fluke. Para ver. visite http://us.fluke.UU.
600 V. Grado de contaminación 2 • Categoría de medición IV. Observe atentamente el aislamiento alrededor de los terminales. Asegúrese de que la cubierta de las pilas esté cerrada y bloqueada antes de utilizar el multímetro.
.02.233 Manual de uso
El multímetro satisface las normas: ISA-82.1:2006 ETSI EN 300 489 V1. Los símbolos utilizados en el multímetro y en este manual se explican en la tabla 1. Grado de contaminación 2 En este manual.1:2008 FCC Apartado 15 Subapartado C Secciones 15. 15. Cambie las pilas cuando aparezca el indicador de las pilas (). Una Precaución identifica las condiciones o procedimientos que podrían provocar daños en el multímetro. Antes de utilizarlo.2 Nº 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 EN 61010-1:2001 EN 61326-1:2006 EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1. 1000 V. siga las siguientes indicaciones: • Utilice el multímetro como se especifica en este manual o es posible que la protección se vea comprometida. examine la caja. Examine el producto para ver si hay grietas o si falta plástico. 15.01 CAN/CSA C22. • • • • • • • • •
XW Advertencia Para prevenir posibles descargas eléctricas o lesiones personales.249 FCCID: T68-F233 • RSS-210 IC: 6627A-F233 • Categoría de medición III.209. el equipo que se está probando o una pérdida de datos permanente.8. No utilice el multímetro si está dañado. una Advertencia identifica las condiciones y procedimientos que provocan situaciones peligrosas para el usuario.207.7.
No utilice el multímetro con la tapa de las pilas quitada o la caja abierta. lleve a examinar el multímetro. o en ambientes húmedos o mojados. Si no está seguro. Sustituya los que estén dañados antes de utilizar el multímetro.
. Estas tensiones representan un riesgo de descarga eléctrica. Verifique la continuidad de los conductores de prueba. No trabaje solo. conecte el multímetro al circuito después de quitarle la alimentación. Ponga siempre el multímetro en serie con el circuito. Utilice solamente los fusibles de repuesto especificados por el manual. Revise los conductores de prueba en busca de daños en el aislamiento o partes metálicas expuestas. picos de 42 V CA o 60 V CC. función y rango correctos. Para las mediciones. No utilice el multímetro cerca de gases o vapores explosivos. • Para las mediciones de corriente. entre los terminales o entre cualquier terminal y la tierra física. No utilice el multímetro si funciona incorrectamente. Conecte el conductor de prueba común antes del conductor de prueba con corriente y retire éste antes que el otro. Tenga cuidado con tensiones de > 30 V CA rms. utilice los terminales. marcado en el multímetro. La protección podría verse comprometida.True-rms Remote Display Digital Multimeter Información sobre seguridad
• Quite los conductores de prueba del multímetro antes de abrir la tapa de las pilas situada en la base. No aplique una tensión mayor que el nominal.
5 V especificadas (tres en la base y dos en la pantalla). y que hayan sido aprobadas por una agencia de seguridad. siga las indicaciones siguientes: • Desconecte la alimentación del circuito y descargue los condensadores de alta tensión antes de hacer pruebas de diodos o medir resistencias. la misma categoría y los mismos valores nominales de amperaje que el multímetro. haga que lo examinen. Mida primero una tensión conocida para asegurarse de que el multímetro funciona correctamente. Antes de las mediciones de corriente. Utilice el equipo de protección requerido por las autoridades locales o nacionales cuando se encuentre en áreas peligrosas. Utilice solo piezas de repuesto especificadas en el multímetro. • Mantenga los dedos detrás de los protectores para estos en las sondas.233 Manual de uso
• Utilice solamente las pilas AA de 1. la continuidad o la capacitancia. WPrecaución Para prevenir posibles daños al multímetro o al equipo a prueba. Use únicamente conductores de prueba que tengan la misma tensión. No lo utilice si las lecturas son altas o ruidosas. como alimentación del multímetro. utilice los terminales. Si no está seguro. Mida la continuidad de los conductores de prueba antes del uso. realice la prueba del fusible. Cumpla con los requisitos de seguridad locales y nacionales cuando se encuentre en lugares peligrosos.
. Para todas las mediciones. función y rango correctos. correctamente instaladas.
puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. calculadoras y dispositivos electrónicos equivalentes comercializados para uso del público en general. lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. de no instalarse y usarse conforme a las instrucciones. Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la normativa de la FCC. incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento indebido del dispositivo.4 GHz que no estén expresamente aprobados por Fluke Corporation podrían anular la autoridad del usuario para manipular el equipo. Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda. utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias y.
. empresariales e industriales. no existe garantía alguna de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Este equipo genera. se sugiere al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • • • Vuelva a orientar o coloque en otra parte la antena receptora. Sin embargo. Ejemplos de dichos dispositivos incluyen. no obstante su uso en entornos comerciales. entre otros. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.
Término "IC": antes del número de certificación de radio solo significa que el dispositivo cumple con la especificación técnica de la industria de Canadá. Dispositivo digital de Clase B: dispositivo digital comercializado para el funcionamiento en entornos residenciales. Se ha probado el multímetro y verificado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B conforme al Apartado 15 de la normativa de la FCC. ordenadores personales. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio y televisión. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia.True-rms Remote Display Digital Multimeter Información sobre seguridad Datos de radiofrecuencia
Nota Los cambios o modificaciones en la radio inalámbrica de 2.
emitiéndose un sonido cuando se mueve el selector giratorio a o desde la posición A (amperios). no se especifica el símbolo  y el LED de alta tensión. se muestra el símbolo  en la pantalla y el LED rojo de alta tensión de la base se ilumina para indicar que hay una tensión peligrosa en el multímetro.233 Manual de uso
Tensión peligrosa
Cuando el multímetro detecta una tensión ≥ 30 V o una sobrecarga de tensión ().
. en la pantalla aparece brevemente . Con las mediciones de frecuencia >1 kHz. Para asegurarse de que tiene los conductores de prueba en los terminales correctos.
Aviso de conductores de prueba
XW Advertencia Para evitar lesiones o daños en el multímetro. no haga mediciones con un conductor de prueba en un terminal incorrecto.
Aislamiento doble Capacitancia Categoría de medición IV de IEC Un equipo CAT IV tiene protección contra transitorios en el nivel de suministro primario. tales como un medidor de consumo eléctrico o un servicio público subterráneo o aéreo.
Diodo Cumple con las normas aplicables australianas. Cuando se muestra indica que las pilas están bajas. Examinado y autorizado por TÜV Product Services. Información importante.True-rms Remote Display Digital Multimeter Aviso de conductores de prueba
Tabla 1. alimentadores. Pila. Consulte el manual. No se deshaga de este producto utilizando los servicios municipales de recolección de desechos sin clasificar. circuitos de ramales cortos y sistemas de iluminación de edificios grandes.
Peligro. Cumple con las directivas aplicables de la Asociación Canadiense de Normas (Canadian Standards Association).
. tales como paneles de distribución. Prueba de continuidad o señal acústica de continuidad. Categoría III de medición IEC El equipo de Categoría III tiene protección contra corrientes transitorias en los equipos empleados en instalaciones de equipos fijo. Símbolos eléctricos
B F X W  R CAT III
CA (corriente alterna) CC (corriente continua) Tensión peligrosa
Conexión a tierra física Fusible Cumple con las normas de la Unión Europea.
. Vaya al sitio web de Fluke para ver los datos sobre reciclaje.
Consulte las tablas 3 a 4 para ver una lista de las funciones del multímetro con una breve descripción de las mismas.eps
Símbolo  MAX MIN AVG  Modo encendido MIN MAX AVG. Mantener pantalla. mínima o promedio. La pantalla congela la medición
Auto RangeManual Range remote
gcc101. Tabla 2.
Se muestra la medición máxima.
Grados centígrados. XTensión peligrosa.) Nº 4 5 6 Símbolo  Indicador de conexión de radio. Ajuste automático de rango. MΩ. Pantalla (cont. Advertencia de pilas bajas de la base del multímetro. Indicación
°C. Ohmios.) Voltios. °F
A V. Tensión de entrada medida ≥ 30 V o condición de sobrecarga de tensión (OL). mV μF. nF
Ω. Prueba de continuidad. milivoltios Microfaradios. kΩ Hz. kiloohmios Hercios. Ajuste de rango manual. La entrada es un valor negativo. nanofaradios Corriente continua o corriente alterna. Modo de prueba de diodos.True-rms Remote Display Digital Multimeter Características
Tabla 2. kHz
remote  Manual Range Auto Range meter     
. megaohmios. grados Fahrenheit Amperios (amps. kilohercios Advertencia de pilas bajas del módulo de la pantalla.
temperatura y frecuencia.233 Manual de uso
Tabla 3. Entrada para mediciones de tensión. Entradas
gcc110. resistencia.eps
Descripción Entrada para las mediciones de corriente de 0 A a 10 A. capacitancia. diodo. Terminal común para todas las mediciones.
. continuidad.
Posiciones del selector giratorio Selector giratorio Descripción Tensión CA desde 0.True-rms Remote Display Digital Multimeter Características
Tabla 4.001 V hasta 1.
 Hz (botón)
 e 
 Hz (botón)
Nota: todas las funciones CA son true-rms. La señal acústica de continuidad se activa a <20 Ω y se desactiva a > 250 Ω. Faradios desde 1 nF hasta 9. > Destella en la pantalla 10 A. Frecuencia desde 5 Hz hasta 50 kHz. acoplada a CC. se muestra OL. 10 minutos apagado). Acoplado para CC. OL se muestra en la pantalla cuando la tensión de entrada es > 2 V. 30 segundos encendido. > 20 A. Tensión de CC desde 0.000 V. Tensión de CC desde 0.001 A a 10 A (>10 a 20 A. > 20 A. se muestra OL.06 hasta 1.000 V. Tensión de CA desde 6 mV hasta 600 mV. Prueba de diodos. 10 minutos apagado). Ohmios desde 0. Corriente de CC de 0. Temperatura Corriente de CA de 0. Frecuencia desde 45 Hz hasta 5 kHz. >Destella en la pantalla 10 A.
. La tensión de CA está acoplada a CA. Los valores de CA mV y CA amps están acoplados a CC.1 mV hasta 600 mV.1 A a 10 A (>10 a 20 A.999 μF.1 Ω hasta 40 MΩ. 30 segundos encendido.
. Mensajes de error Mensajes de error           Deberán reemplazarse las pilas del módulo de la pantalla para que pueda funcionar el multímetro. Deberán reemplazarse las pilas de la base para que pueda funcionar el multímetro. Debe repararse el multímetro para que pueda funcionar. Se necesita una calibración. Tabla 5. Pérdida de la conexión de radio con la base del multímetro. Se requiere calibrar el multímetro para que pueda funcionar.233 Manual de uso
La tabla 5 contiene mensajes de posibles errores y los pasos para eliminarlos. Error interno.
Pulse  para entrar en el modo MIN MAX AVG.
Para pausar el modo de registro MIN MAX AVG. El modo de reposo siempre se desactiva en el modo MIN MAX AVG. pulse . pulse  de nuevo. Para continuar con el modo de registro MIN MAX AVG. Una pausa no borra las mediciones MIN MAX AVG registradas. Con el módulo de pantalla quitado de la base.True-rms Remote Display Digital Multimeter Battery Saver™ (Modo de reposo)
Battery Saver™ (Modo de reposo)
El multímetro se apaga (modo de reposo) si no hay cambios de función.
Modo de registro MIN MAX AVG
El modo de registro MIN MAX AVG detecta los valores de entrada mínimo y máximo y calcula un promedio de todas las mediciones. Cada nueva medición alta o baja hace que suene el multímetro.
. promedio (AVG) y actual. Se muestran  y MAX y la medición más alta detectada al mostrarse . Para activar el multímetro. pulse un botón o mueva el selector giratorio. pulse  durante al menos un segundo o mueva el selector giratorio. el gasto de energía es superior debido a que se enciende la comunicación por radio. cambio de rango o se pulsa un botón durante 20 minutos. • • • • Ajuste el multímetro a la función y rango de medición. Se muestra . El gasto de energía más bajo se da cuando el módulo de pantalla está acoplado con la base del multímetro. Para salir y borrar las mediciones registradas. Pulse  para desplazarse a través de las mediciones baja (MIN). Para desactivar el modo de reposo. mantenga pulsado el botón  mientras enciende el multímetro.
Cuando se enciende el multímetro está ajustado para rango automático. Después del rango más alto. El multímetro está ajustado para rango automático y en la pantalla se muestra Auto Range. 1. Nota No es posible cambiar el rango manualmente en los modos MIN MAX AVG o Display HOLD. La RETENCIÓN de pantalla congela la pantalla. el multímetro emitirá una señal acústica doble para indicar que la operación no es válida.
Rango manual y automático
El multímetro tiene los modos de rango manual y rango automático.233 Manual de uso
Retención de pantalla
XW Advertencia Para prevenir descargas eléctricas. Para salir del modo de rango manual. pulse  o mueva el selector giratorio. (Se muestra . que se mostrará en pantalla.
1. En el modo de rango manual se anula el rango automático y uno mismo lo selecciona.
. El rango no cambiará.
3. Pulse  para activar el modo de RETENCIÓN de la pantalla. que posiblemente sea diferente a la medición retenida. Si presiona  mientras está en los modos MIN MAX AVG o Display HOLD.
Para ajustar el multímetro en el modo de rango manual. En el modo de rango manual. 2. pulse  durante al menos un segundo o mueva el selector giratorio. pulse  para incrementar el rango. cuando esté activada la RETENCIÓN de pantalla. mostrándose Auto Range en la pantalla. el multímetro ajusta el rango al que tenga la mejor resolución para la señal de entrada. el rango del multímetro se ajusta en el rango más bajo. pulse .) Para salir e iniciar el funcionamiento normal. • En el modo de rango automático. desactívela para medir la tensión. Manual Range.
Botón  
Tabla 6. Desactiva la función de apagado automático (“modo de reposo”). Se muestra  cuando se enciende. Para desactivar el apagado automático de la luz de fondo. La luz de fondo desaparece automáticamente después de 40 segundos. Desactiva el apagado automático de la luz de fondo. Se muestra  cuando se enciende. Opciones de encendido Opciones de encendido Ilumina todos los segmentos de la pantalla. Las opciones de encendido se cancelan cuando el selector giratorio se mueve a la posición OFF o cuando el multímetro entra en el modo de reposo. Se muestra  cuando se enciende.
Mantenga pulsado un botón mientras el selector giratorio se mueve desde la posición OFF para ajustar una opción de encendido. mantenga pulsado  al encender el multímetro.True-rms Remote Display Digital Multimeter Luz de fondo
Pulse  para encender y apagar la luz de fondo. Consulte la tabla 6 para ver todas las opciones de encendido. 
. Desactiva la señal acústica.
000. Para las mediciones de tensión.
Tensión de CA Caja de conmutación
Los rangos de tensión del multímetro son de 600.
gcg102. Consulte la figura 1 para medir tensión de CA o CC. Primero se ajustan los milivoltios de CA. Esta carga puede causar errores de medición en circuitos de alta impedancia. 60 V.000 Ω) o menos. Pulse  para cambiar a milivoltios de CC.233 Manual de uso
Las secciones que siguen explican cómo hacer mediciones con el multímetro. 6 V. Mediciones de tensión de CA y CC
. En la mayoría de casos. el multímetro pone aproximadamente 10 MΩ (10. Para quitar los conductores de prueba. conecte primero el conductor de prueba común (COM). el error es insignificante (0. Para seleccionar el rango de 600 mV CC. Para conectar los conductores de prueba al circuito o dispositivo. gire el interruptor giratorio a .000 Ω) en paralelo con el circuito. quite el conductor común en último lugar. 600 V y 1.000 V.eps
Figura 1.1% o menos) si la impedancia del circuito es 10 kΩ (10.
A continuación se indican algunos consejos para las mediciones de resistencias: • El valor medido de un elemento resistivo en un circuito suele ser diferente al valor del elemento especificado.1 Ω a 0. la lectura de resistencias representa la resistencia total de todos los caminos entre dichas sondas. Si el valor es mayor. • toque las puntas de la sonda entre sí y lea la resistencia. Si cree que la corriente fluye a través de la unión. pulse  para aplicar una corriente más baja en el siguiente rango más alto.2 Ω a las mediciones de la resistencia. Los conductores de prueba pueden agregar un error de 0. Para medir la resistencia de conductores de prueba. Los rangos de resistencia del multímetro son 600 Ω. 60 kΩ. desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir resistencias. utilice el valor mayor. 600 kΩ. La función de resistencia utiliza suficiente tensión para el diodo de silicona de polarización directa o uniones de transistores y hace que fluya la corriente. 6 MΩ y 40 MΩ Configure el multímetro como se muestra en la figura 2 para medir resistencias.
. El multímetro envía una pequeña corriente a través del circuito para las mediciones de resistencia. 6 kΩ.True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones Mediciones de resistencia
W Precaución Para evitar posibles daños al multímetro o al equipo a prueba. Consulte la tabla Parámetros de entrada de la sección de especificaciones para ver las corrientes típicas de cortocircuito. Debido a que esta corriente fluye a través de todos los caminos posibles entre las sondas.
.233 Manual de uso
Mediciones de resistencia en el circuito Alimentación del circuito APAG Aislamiento de un potenciómetro
Aislamiento de una resistencia
gcg106.eps
desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de efectuar las pruebas de continuidad. La señal acústica le permite hacer pruebas de continuidad sin la necesidad de mirar la pantalla. Para hacer una prueba de continuidad. Gire el selector giratorio hasta . El multímetro está indicado para temperaturas de -40° C a +400° C y de -40° F a 752° F. Para medir la temperatura: 1. 3. Los rangos de temperatura son de -40° C a +400° C y de -40° F a 752° F. Cuando no hay termopar conectado. Conecte un termopar de tipo K a los terminales COM y  del multímetro. W Precaución Para prevenir posibles daños en el multímetro o en otros equipos. Pulse C para elegir Centígrados o Fahrenheit. 2. la pantalla muestra . El resto de temperaturas muestran  en la pantalla. Elija entre grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F) presionando C.
. pero el termopar de tipo K que se incluye está indicado para 260° C. configure el multímetro tal como se muestra en la figura 3.True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones Mediciones de temperatura
El multímetro mide la temperatura de un termopar tipo K (incluido). utilice el termopar indicado para las temperaturas que vaya a medir. Las pruebas de continuidad utilizan una señal acústica que suena cuando se detecta un circuito cerrado.
W Precaución Para prevenir la posibilidad de causar daños al multímetro o al equipo sometido a prueba.
apague la alimentación del circuito.233 Manual de uso
Para realizar pruebas en el circuito. Pruebas de continuidad
ENCENDIDO (cerrado)
APAG (abierto)
Activa continuidad señal acústica
gcg103.eps
5 V y 0. Una buena unión de silicio está entre 0. configure el multímetro como se muestra en la figura 4. Se oye un pitido continuo si la medición es de ≤ 0. Haga una prueba de diodos en diodos. desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de hacer pruebas de diodos. Para las mediciones de polarización directa en componentes de semiconductores.5 V a 0. Esta función envía una corriente a través de la unión semiconductora y luego mide la caída de tensión en ésta. rectificadores controlados por silicio (SCR) y otros dispositivos de semiconductores.
. La pantalla muestra “” si el diodo está abierto. En un circuito.100 V o hay un cortocircuito.85 V).8 V. un buen diodo tiene una medición de polarización directa de 0. Para hacer una prueba de diodos de un circuito. transistores. ponga el conductor de prueba rojo en el terminal positivo del componente y el negro en el terminal negativo. Una medición de polarización inversa incluye la resistencia de otras rutas entre las sondas.8 V. Sonará un pitido breve si el diodo está bien (< 0.True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones Pruebas de diodos
W Precaución Para prevenir posibles daños al multímetro o al equipo bajo prueba.
Polarización directa Lectura típica
Señal acústica única
en cortocircuito Diodo averiado Open (Abrir) o
gcg109.eps
Figura 4. Prueba de diodos
desconecte el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir la capacitancia. Para medir la capacitancia. 10 μF. Los rangos de capacitancia son 1.eps
Figura 5.999 μF. 100 μF y 9. Mediciones de capacitancia
.000 nF.True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones Mediciones de capacitancia
W Precaución Para evitar posibles daños al multímetro o al equipo que se está probando. configure el multímetro como se muestra en la Figura 5.
Seleccione capacitancia
gcg104. Utilice la función de tensión de CC para confirmar que el condensador esté descargado.
Ponga el selector giratorio en  para CA o en  para CC. 2. Los rangos de corriente del multímetro son 6 A.
Para medir la corriente. Se pueden producir daños en el multímetro o lesiones si se funde el fusible durante dichas mediciones.000 V. utilice los terminales. Coloque el conductor rojo en el terminal A. No cruce los conductores (en paralelo) en circuitos o componentes cuando los conductores de prueba estén conectados a los terminales de corriente.
. La corriente de CA se muestra como un valor rms. Quite la corriente del circuito. y 10 A. Descargue todos los condensadores de alta tensión. deberá interrumpir el circuito a prueba y luego colocar el multímetro en serie con el circuito. Para medir corriente (consulte la figura 6): 1. 3. Para todas las mediciones.233 Manual de uso Mediciones de CA y CC
XW Advertencia Para prevenir posibles descargas eléctricas o lesiones personales. W Precaución Para prevenir posibles daños en el multímetro o el equipo que se esté probando: • • • Haga una prueba de fusible antes de las mediciones de corriente. función y rango correctos. Coloque el conductor negro en el terminal COM. no realice mediciones de corriente en circuito cuando el potencial de circuito abierto a tierra sea > 1.
Corriente total para el circuito
Corriente a través de un componente
gcg107.True-rms Remote Display Digital Multimeter Cómo hacer mediciones
Alimentación del circuito: APAGADA para conectar el multímetro.eps
Figura 6. Mediciones de corriente
. ENCENDIDA para hacer la medición. APAGADA para desconectar el multímetro.
Pulse . Normalmente. general. 2. Coloque el selector giratorio en  para tensión o en  para corriente. 999. A continuación se indican algunos consejos para las mediciones de frecuencia: • Si una lectura aparece como 0 Hz o es inestable. Un rango de tensión más alto disminuye la sensibilidad de entrada y puede corregir este problema. Se pueden sincronizar diferentes módulos de pantalla con una base de multímetro. Por lo
. pero solamente se puede sincronizar un módulo de pantalla a la base de cada vez.233 Manual de uso Mediciones de frecuencia
Las mediciones de frecuencia son un recuento del número de veces que una tensión de CA o una señal de corriente cruza un punto umbral cada segundo. Para asegurarse de que la comunicación por radio está apagada. Aunque se pueden controlar algunas funciones del multímetro (Hold. la frecuencia más baja mostrada será la correcta.4 de baja energía para permitir que el módulo de pantalla funcione en una ubicación diferente a la de la base del multímetro. MIN MAX AVG. La distorsión puede causar varias activaciones del contador de frecuencias. Un rango más bajo aumenta la sensibilidad del multímetro y normalmente resuelve estos problemas. la comunicación por radio está desactivada cuando el módulo de la pantalla está acoplado a la base del multímetro. El módulo de la pantalla está sincronizado con la base del multímetro cuando está acoplado y encendido.
3. es posible que la señal de entrada esté por debajo o cerca del nivel de activación. Se puede encender la comunicación por radio cuando el módulo de la pantalla está acoplado y el selector giratorio está en OFF.99 Hz.
El multímetro usa tecnología inalámbrica 802.15. quite las pilas de la base del multímetro y el módulo de la pantalla. Para hacer una medición de frecuencia: 1. Una señal de entrada con distorsión puede provocar que una medición de frecuencia sea más alta de lo normal. el control remoto completo del multímetro no está disponible a través del módulo de la pantalla. Conecte el multímetro a la fuente de la señal. La comunicación inalámbrica por radio no interfiere las mediciones del multímetro. 9.
El multímetro pasa automáticamente a uno de los cinco rangos de frecuencia: 99. Range y Backlight).999 kHz y 50 kHz.9 Hz.
Saque el módulo del extremo superior de la base del multímetro.True-rms Remote Display Digital Multimeter Operación remota Extracción del módulo de la pantalla
Para quitar el módulo de la pantalla (consulte la figura 7): 1. Separación del módulo de la pantalla
. Cuando en la pantalla se muestra . existe conexión por radio entre el módulo de la pantalla y la base del multímetro. Presione los pasadores de los lados del módulo de la pantalla.
La base del multímetro y el módulo de la pantalla pueden separarse un máximo de 10 metros (30 pies) sin que se interrumpa la conexión por radio. Para que vuelvan a estar conectados. disminuya la distancia entre la pantalla y la base del multímetro. la pantalla muestra guiones y  parpadea. 2.
gcc114. Cuando la pantalla y la base pierden la conexión. Las posibles causas de esta pérdida son que la distancia es demasiado grande para el entorno o que las pilas de la base del multímetro están gastadas. Esta distancia puede cambiar si hay obstáculos entre la base y la pantalla.eps
Si no es así. acople el módulo de la pantalla a la base del multímetro cuando esté apagado éste. Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro y apáguelo y vuelva a encenderlo.
Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro. Para lograr la máxima duración de las pilas.eps
2. cambie las pilas de la base.   parpadeará en la pantalla.233 Manual de uso
Si las radios de la base del multímetro y el módulo de la pantalla no se conectan. El módulo de la pantalla tiene un imán incorporado para pegarse a superficies metálicas.
Figura 8. el LED de alta tensión de la base parpadea.
gcc115.
Acople la pantalla con la base. como se muestra en la figura 8: 1. Acoplamiento del módulo de la pantalla con la base del multímetro
. Coloque la pantalla más cerca de la base del multímetro hasta que se enganchen los pasadores de la pantalla. Ajuste la pantalla en los 10 milímetros superiores de la base del multímetro con el compartimento de las pilas de la pantalla en el canal de la parte superior de la base. Cuando el multímetro está encendido.
True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento
XW Advertencia Para prevenir posibles descargas eléctricas o lesiones personales. Apague el multímetro y retire todos los conductores de prueba. La suciedad o la humedad en los terminales pueden provocar mediciones incorrectas. Cambie las pilas cuando se muestren los indicadores de pilas bajas.
XW Advertencia Para prevenir mediciones incorrectas. Si la pantalla muestra  . el multímetro no funcionará hasta que se vuelvan a colocar las pilas de la base.
Limpie la caja con un paño húmedo y un detergente suave. Seque cada terminal utilizado aire comprimido para forzar el agua y el detergente fuera de los terminales.
. 3. Elimine la suciedad que posiblemente puede haber en los terminales. En la pantalla hay dos indicadores de pilas bajas: uno para las pilas de la base del multímetro y otro para las pilas del módulo de la pantalla. Si la pantalla muestra  . Para limpiar los terminales: 1. No utilice un disolvente o limpiadores con abrasivos. 2. Limpie cada terminal con el bastoncillo de algodón. Para evitar daños o lesiones. el multímetro no funcionará hasta que se vuelvan a colocar las pilas del módulo de la pantalla. haga que un técnico homologado repare el multímetro. retire los conductores de prueba y cualquier señal de entrada antes de reemplazar las pilas o los fusibles. instale SOLAMENTE piezas aprobadas incluidas en la tabla 7. cambie las pilas cuando aparezca el indicador de pilas (). posibles descargas eléctricas o lesiones personales.
XW Advertencia Para prevenir descargas eléctricas o lesiones personales. Remoje un bastoncillo de algodón limpio con detergente suave y agua.
gcc112.eps
Figura 9. Sustitución de las pilas de la base del multímetro
Quite la tapa de las pilas. Gire el pasador de la tapa de las pilas con un destornillador estándar hasta que el símbolo de desbloqueado () quede alineado con la flecha.
. Oriente las pilas de forma correcta. Apague el multímetro y retire todos los conductores de prueba. 3. 6. Para saber qué pilas cambiar: 1. 2.
Levante la base de inclinación como se muestra en la figura 9. Quite las tres pilas AA y cámbielas por otras nuevas. Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro. Gire el pasador de la tapa de las pilas hasta que el símbolo de bloqueado () quede alineado con la flecha.
Si el LED rojo de alta tensión de la base parpadea. Coloque la tapa de las pilas.True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento
Para cambiar las pilas de la base del multímetro: 1.Si el multímetro no se enciende. las pilas de la base del multímetro están en buen estado. 5. 4. Cambie las pilas del módulo de la pantalla y encienda el multímetro. las pilas de la base o del módulo pueden estar gastadas. Ponga el selector giratorio en la posición OFF y después en ON. 2.
Para cambiar las pilas del módulo de la pantalla: 1. Oriente las pilas de forma correcta. Quite la tapa de las pilas del módulo de la pantalla como se muestra en la figura 10. Coloque la tapa de las pilas del módulo de la pantalla. 3.
Acople el módulo de la pantalla con la base del multímetro y enciéndalo. Quite las dos pilas AA y cámbielas por otras nuevas. Quite el módulo de la pantalla de la base del multímetro.
2. Consulte la sección "Extracción del módulo de la pantalla".eps
Figura 10. 4. Extracción de las pilas del módulo se la pantalla
gcc111.
0 Ω . Ajuste el selector giratorio en . Toque el conector A con el otro extremo del conductor de pruebas.5 Ω o menos.
Fusible en buen estado: 0. 3. Prueba de fusible
. Cambie el fusible si la resistencia es superior o se muestra . 2. Conecte un conductor de pruebas en el conector  como se muestra en la figura 11.True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento Prueba de los fusibles
Para hacer una prueba de los fusibles: 1.0.eps
gcg105.5 Ω Reemplazar el fusible: OL
Un fusible en buen estado mostrará una resistencia de 0.
000 A.
gcc113. 2. Consulte la sección “Extracción del módulo de la pantalla”. Reemplazo de los fusibles
. Quite el módulo de la pantalla de la base del multímetro. Retire los conductores de prueba del multímetro.000 V. Separe la parte inferior de la parte superior de la caja. Como se muestra en la figura 12. Utilice únicamente Fluke NP 803293. lleva a cabo los pasos anteriores en orden inverso.233 Manual de uso Reemplazo de los fusibles
Para reemplazar el fusible: 1. con un valor nominal mínimo de ruptura de 17.
Para volver a ensamblar el multímetro.eps
3. quite los cuatro tornillos de la parte inferior de la caja. 4. Retire el fusible de su portafusibles y reemplácelo con un fusible RÁPIDO de 11 A y 1. 5.
Módulo de la pantalla Tapa de las pilas . 1. 11 A.5 V W Fusible. roja Juego de conductores de prueba Sonda de temperatura integrada para multímetro digital CD con el manual de uso del modelo 233 Manual de funcionamiento básico del 233
W Para garantizar la seguridad. Lea este manual para asegurarse de que el multímetro se usa correctamente.000 V. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pieza o número de modelo de Fluke 376756 803293 3383770 3383762 Póngase en contacto [1] con Fluke AC72 TL 75 80BK-A 3465353 3465366
Tabla 7. utilice solamente los repuestos que correspondan exactamente.True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento y piezas
Si el multímetro no funciona. Para pedir piezas y accesorios. consulte “Cómo ponerse en contacto con Fluke”. rápido Tapa de las pilas . cambie las pilas y haga una prueba de fusible. Piezas de repuesto Descripción Pila.
Las piezas y accesorios de repuesto se muestran en la tabla 7 y la figura 13. AA 1. [1] Póngase en contacto con su centro de servicio local de Fluke para obtener un repuesto de la pantalla. negra Pinza de conexión. Cant .
.Base del multímetro Pantalla 233 Pinza de conexión.
233 Pantalla
TL75 Juego de conductores de prueba
Tapa del compartimiento de las pilas Base del multímetro
Tapa del compartimiento de las pilas Módulo de la pantalla AC72 Pinzas de conexión
233 CD con el manual de uso
233 Manual de funcionamiento básico
gcg116.eps
Figura 13. 1000 V. 11A.233 Manual de uso
Fusible. Piezas de recambio
. Fast Batería AA 1.
. Accesorios Elemento TPAK TL223 TL220 AC285 AC87 i400s PM9081 Gancho magnético ToolPak Juego de conductores de prueba eléctricas SureGrip™ Juego de conductores industriales de prueba Pinzas de caimán SureGrip™ Conjunto de ganchos de barra de bus de alto uso AC Current Clamp (necesita adaptador PM9081) Enchufe de banana doble (macho) para adaptador BNC hembra Descripción
Los accesorios de Fluke están disponibles a través de un distribuidor autorizado de Fluke.True-rms Remote Display Digital Multimeter Mantenimiento y piezas
............................................................000 recuentos) Altitud Funcionamiento ..........233 Manual de uso
Tensión máxima entre cualquier terminal y la toma a tierra ..... NEDA 15A IEC LR6 Módulo de la pantalla.. Dos pilas alcalinas AA................................................................................. la exactitud = a la exactitud especificada excepto para temperatura: exactitud especificada ±5° C (9° F) Frecuencia inalámbrica ..................... 12....................... 1...................................... Banda de 2......1 x (exactitud especificada)/°C (< 18° C o > 28° C) Compatibilidad electromagnética (EN 61326-1:2006) En un campo de RF de 3 V/m........ con actualización de 4/seg............ caída de 1 metro 6 lados según IEC 61010
........................ (Frecuencia: 9..........000 metros Temperatura En funcionamiento ......................................... Tres pilas alcalinas AA.999 recuentos...... 2............000 metros Almacenamiento .....................................................................................000 recuentos............................... Capacitancia: 1..... de 10° C a +50° C Almacenamiento ....................... 6..................... (alcalinas) Choque: ............ de -40° C a +60° C Coeficiente de temperatura.................................. Máximo sin condensación 90% a 35° C 75% a 40° C 45% a 50° C 0% a 70% para un rango de 40 MΩ Tipo de batería Base del multímetro............................................ Fusible con un valor nominal mínimo de ruptura de 11 A.....................4 GHz ISM en un rango de 10 metros Humedad relativa ...........................000 A Pantalla ............... 0..................................000 V rms W Fusible para entradas A .. NEDA 15A IEC LR6 Duración de las pilas .. 1...................000 V 17.......................................... Típica 400 h..
.....000 recuentos.......
Las conversiones de CA se acoplan para CA y son válidas desde el 1% hasta el 100% del rango.....................................) . x Anch...............000 V
Resolución 0............. con humedad relativa desde 0% hasta 90%..3 cm Peso: ...3 lb) Seguridad: .......5......01-2004........5 a escala total....CSA. Rango 600 mV 6V 60 V 600 V 1.........2 Nº 61010-1-04 a 1... CSA 22..3 cm x 9....................... (N10140).... a temperaturas de funcionamiento desde 18° C hasta 28° C...1 V 1V
Precisión 45 – 500 Hz 500 Hz – 1 kHz
Factor de cresta de ≤ 3 a 4.............
.. GOST
Para todas las especificaciones detalladas: La exactitud está especificada para 1 año después de la calibración........VDE..................True-rms Remote Display Digital Multimeter Especificaciones detalladas
Tamaño (Alt.. Especificaciones de precisión tomadas del formulario de ±([% de lectura] + [número de dígitos menos significativos]).01 V 0... ......... TÜV (EN61010).Cumple con las normas ANSI/ISA S82.........1 mV 0.... x Prof......................000 V Categoría III de medición y Categoría IV de medición de 600 V........ disminuyendo linealmente hasta 1....001 V 0.......... P.....3 cm x 19.....604 g (1. Certificaciones....
1 Ω 0.000 V 600 Ω 6 kΩ Ω 60 kΩ 600 kΩ 6 MΩ 40 MΩ Rango 0.
.01 kΩ 0. conductancia y resistencia
Función mV CC 600 mV 6V V CC 60 V 600 V 1.1° C 0.001 V 0.233 Manual de uso Tensión de CC.01 V 0.1° F
±(1% + 10) ±(1% + 18)
La incertidumbre de la temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar.25% + 2) Resolución Precisión
La señal acústica está garantizada en < 20 Ω y garantizada con > 250 Ω.9% + 1) ±(0. Detecta abiertos y cortos de 500 μs o más largos.1 kΩ 0.1 mV 0.9% + 2) ±(0.
Rango De -40° C a +400° C De -40° F a +752° F
Resolución 0.001 kΩ 0.1 V 1V 0.001 MΩ 0.01 MΩ ±(15% + 2) ±(0.
disminuyendo linealmente hasta 1.
Función A CC
Rango 6A 10 A
Resolución 0.
. Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos como máximo.5 a escala total.001 A 0.01 A
Precisión ±(1% + 3)
La CC > 10 A no se especifica.2. Factor de cresta de ≤ 3 a 4.001 A 0.3]
Resolución 0.5% + 3)
Todos los rangos están especificados desde el 5% del rango hasta el 100% del rango.000 recuentos. Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos como máximo. La CA > 10 A no se especifica.01 A
Precisión 45 – 500 Hz ±(1.True-rms Remote Display Digital Multimeter Especificaciones detalladas Corriente CA (corriente alterna)
Función A CA
9% + 2)
Rango 2V 0.001 V Resolución Precisión ±(0.000 μF: 5% + 20
Resolución 1 nF 0.999 μF
[1] > 1.9% + 2)
.1 μF 1 μF
±(1.233 Manual de uso Capacitancia
Rango 1.000 nF 10 μF 100 μF 9.01 μF 0.
1 Hz 0.01 kHz ±(0. 5 Hz a 50 kHz.1% + 2) Resolución Precisión
Registro de MIN MAX
Respuesta nominal Precisión Exactitud especificada ±12 recuentos para cambios > 200 ms de duración (±40 recuentos en CA)
100 ms al 80%
.01 Hz 0.99 Hz 999.999 kHz 50 kHz 0.9 Hz 9.001 kHz 0.True-rms Remote Display Digital Multimeter Especificaciones detalladas Frecuencia
CA acoplada. 45 Hz a 5 kHz para posición de conmutación de A CA. CC acoplada. para V CA. Rango 99.
100 V rms 1.100 V rms > 5 MΩ < 100 pF Tensión de prueba en circuito abierto
Ω R E G
1.100 V rms
< 2.7 V CC < 2.100 V rms 1. CC a 60 Hz Tensión correspondiente a escala total Hasta 6 MΩ 40 MΩ < 350 μA < 350 μA < 350 μA 1.100 V rms Impedancia de entrada (nominal) > 10 MΩ < 100 pF Relación de rechazo de modo común Índice de rechazos (1 kΩ sin equilibrar) > 100 dB a CC.7 V CC
< 0.7 V CC < 2.9 V CC < 300 mV CC < 700 mV CC Hasta 2 V CC
.100 V rms 1.7 V CC < 2.233 Manual de uso Características de la entrada
Protección Función contra sobrecargas 1.7 V CC < 0. 50 Hz o 60 Hz > 60 dB.2 mA Corriente típica de cortocircuito Rechazo del modo normal
> 60 dB a 50 Hz o 60 Hz
Leer más sobre este usuarioCursos Experto en Excel 2007.pdfCurso Ubuntu Completo.pdfHDMagazineNro0.pdfMANTENIMIENTOSolucionario de Problemas de Circuitos ElectricosCom an Dos LinuxAprenda Excel 2000 Como Si Estuviera en Primero - Aprendergratis.com - (Libros Tutorial Manual Cu
Manual Polimetro por Jose A. López Benítez76 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoCursos Experto en Excel 2007.pdfpor Jose A. López BenítezCurso Ubuntu Completo.pdfpor Jose A. López BenítezHDMagazineNro0.pdfpor Jose A. López BenítezMANTENIMIENTOpor Jose A. López BenítezMore from Jose A. López BenítezCursos Experto en Excel 2007.pdfCurso Ubuntu Completo.pdfHDMagazineNro0.pdfMANTENIMIENTOSolucionario de Problemas de Circuitos ElectricosCom an Dos LinuxAprenda Excel 2000 Como Si Estuviera en Primero - Aprendergratis.com - (Libros Tutorial Manual Cu

References: resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución