Source: https://www.fluke.com/es-co/producto/comprobacion-electrica/multimetros-digitales/fluke-87v
Timestamp: 2020-04-10 12:53:14+00:00

Document:
Multímetro Industrial Fluke 87V | Fluke
Su innovadora tecnología, que permite realizar medidas precisas de voltaje y frecuencia en variadores de velocidad y otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico
Termómetro integrado que permite realizar medidas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales.
Correa con imán (opcional) que facilita la medida y su visualización en pantalla mientras se tienen las manos libres para realizar otras tareas.
Pantalla de gran tamaño con retroiluminación en dos niveles que hace la lectura de los multímetros 87V mucho más fácil que en modelos más antiguos.
Valor eficaz verdadero de voltaje y corriente de CA para obtener mediciones exactas en el caso de señales no lineales.
Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y voltaje en variadores de velocidad
Precisión de CC del 0.05 %
6000 recuentos, 3-3/4 dígitos
Resolución de 4-1/2 dígitos para obtener medidas precisas (20 000 recuentos)
Mediciones de hasta 1000 V CA y CC
Medida de hasta 10 A; 20 A por un máximo de 30 segundos
Termómetro integrado que evita la necesidad de llevar una herramienta más (sonda de temperatura incluida)
Frecuencia hasta 200 kHz y ciclo de trabajo (en %)
Prueba de resistencia, continuidad y diodos
Rango de capacidad de 10 000 µF en motores y componentes
Registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma para captura automática de variaciones
Captura de picos para registrar transitorios tan rápidos como 250 µs
Modo relativo para compensación de errores debidos a las puntas de prueba
Selección automática y manual de rango
Touch Hold para congelar automáticamente las medidas en pantalla
Dígitos de gran tamaño y pantalla con retroalimentación en dos niveles de luz blanca
Barra gráfica analógica para visualización de cambios rápidos en la medida o medidas inestables
Alarma sonora de entrada incorrecta que advierte en caso de conexión errónea de las clavijas de entrada
Modo de apagado automático seleccionable mejorado para alargar la vida útil de las baterías
Tapa de acceso al compartimento de las baterías que permite cambiarlas sin romper el sello de calibración
Diseño "clásico" con nueva funda extraíble y compartimento trasero para portar puntas y cables de prueba
Todas las entradas se han actualizado a la 3a edición de ANSI/ISA S82.01 y EN61010-1 CAT IV 600V y CAT III, 1000 V. Pueden soportar impulsos superiores a 8000 V y reducir los riesgos relacionados con sobrecargas y picos.
Medida con filtro antirruido para medidas de precisión en sistemas con variadores de velocidad
No existía hasta ahora un multímetro capaz de medir de manera precisa en sistemas con dispositivos del tipo PWM (Modulación por Ancho de Pulso) como son los sistemas con variadores de velocidad. Sin embargo, el Fluke 87V está diseñado especialmente para gestionar estas complejas señales. Piense en las ventajas que obtendrá si no tiene que realizar conjeturas para detectar problemas en los sistemas motores. Las medidas son siempre precisas.
Función única que permite obtener medidas precisas de voltaje de CA modulado por ancho de pulso y además con ruido eléctrico. Capaz de obtener medidas correctas en el variador de velocidad o en las terminales del motor
Medida precisa de la frecuencia (velocidad del motor). La frecuencia de la portadora de los variadores de velocidad no influye en las medidas de frecuencia
Mida la corriente CA (con sonda de corriente opcional)
Compare la lectura del multímetro Fluke 87 V con la de la pantalla del variador de velocidad
Un filtrado especial bloquea el ruido de alta frecuencia y de gran potencia generado por los grandes sistemas motores
Descripción general del producto: Multímetro industrial Fluke 87V
"Construido tan resistente como un ladrillo; el medidor más confiable con el que he trabajado en los últimos 30 años tanto en el ámbito profesional (instalaciones de radares, etc.) como en el privado (radio a nivel de aficionado, etc.) para la solución de problemas de dispositivos eléctricos y electrónicos..."
– Martin de Hamburgo, Alemania.
Diseñado para identificar problemas de señal compleja con rapidez
Cuando la productividad es un factor de primer orden y necesita solucionar los problemas con rapidez, el modelo Fluke 87V proporciona la precisión y las capacidades de resolución de problemas que necesita. Diseñado específicamente para gestionar señales complejas, el multímetro industrial 87V permite ganar productividad acabando con las conjeturas en la solución de problemas de los sistemas motores incluso en ubicaciones ruidosas, de mucha energía y altitud.
Mediciones de frecuencia precisas en controladores de velocidad (ASD) debido al filtro de paso bajo diseñado por Fluke
El termómetro integrado permite las mediciones de temperatura sin un termómetro independiente
El pico mín./máx. permite la captura de fenómenos intermitentes de hasta 250 µS
La resolución de pantalla doble (6000 o 20 000 recuentos) permite ver pequeños cambios en las lecturas mostradas
Categorías de seguridad eléctrica CAT III 1000V y CAT IV 600V
Diseñado y fabricado en EE. UU.
Fluke 87V: solo una de las herramientas de confianza Fluke
Fluke fabrica las herramientas de más confianza del mundo, no solo el Fluke 87V. Si trabaja con un equipo HVAC, necesita un medidor pequeño para espacios pequeños o trabaja en el mundo de los instaladores y reparadores eléctricos, descubra toda la familia de multímetros digitales Fluke.
Especificaciones: Multímetro industrial Fluke 87V
Voltaje de CC Voltaje máximo 1000 V
Precisión ±(0.05 % + 1)
Resolución máxima 10 µV
Voltaje de CA Voltaje máximo 1000 V
Precisión ±(0.7 % + 2) valor eficaz verdadero
Ancho de banda de CA 20 kHz con filtro de paso bajo; 3 db a 1 kHz
Resolución máxima 0.1 mV
Corriente CC Corriente máxima 10 A (20 A durante 30 segundos máximo)
Precisión en corriente ±(0.2 % + 2)
Resolución máxima 0.01 µA
Corriente CA Corriente máxima 10 A (20 A durante 30 segundos máximo)
Precisión en corriente ±(1.0 % + 2) valor eficaz verdadero
Resolución máxima 0.1 µA
Resistencia Resistencia máxima 50 M?
Precisión ±(0.2 % + 1)
Resolución máxima 0.1 ?
Capacitancia Capacitancia máxima 9999 µF
de temperatura ±(1 % + 2)
Resolución máxima 0.01 nF
Frecuencia Frecuencia máxima 200 kHz
Precisión ±(0.005 % + 1)
Resolución máxima 0.01 Hz
Ciclo de trabajo Ciclo de trabajo máximo 99.9 %
Precisión ±(0.2 % por kHz + 0.1 %)
Resolución máxima 0.1 %
Medición de la temperatura -200.0 °C - 1090 °C
–328.0 °F a 1994.0 °F
excluida la sonda
Sonda de temperatura 80 BK -40,0 °C a 260 °C
–40.0 °F a 500 °F, 2.2 °C o 2%, lo que sea mayor
Conductancia Conductancia máxima 60.00 nS
Precisión ±(1.0 % + 10)
Resolución máxima 0.01 nS
Diodo Rango 3 V
Resolución 1 mV
Exactitud ±(2 % + 1)
Rango de ciclo de trabajo Precisión Dentro de ±(0.2 % por kHz + 0.1 %)
Temperatura de funcionamiento -20 °C a + 55 °C
Humedad (sin condensación) 0 % a 90 % (0 °C a 35 °C)
0 % a 70 % (35 °C a 55 °C)
Altitud de funcionamiento 2000 m
Especificaciones de seguridad
Categoría de sobrevoltaje EN 61010–1 a 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Certificaciones reconocidas Homologados por UL, CSA, TÜV y VDE
Dimensiones 201 x 98 x 52 mm (con funda)
624 g; incluida funda
Pantalla Digital 6000 recuentos; se actualiza 4 veces por segundo
19 999 recuentos en modo de alta resolución
Analógica 32 segmentos, actualizaciones 40/seg
Frecuencia 19 999 recuentos, actualizaciones 3/s a > 10 Hz
Duración de la batería Alcalina ~400 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación
Impactos Caída de 1 metro según IEC 61010-1:2001
Vibraciones Conforme a MIL–PRF–28800, instrumento de Clase 2
Modelos: Multímetro industrial Fluke 87V
Recursos: Multímetro industrial Fluke 87V
80 Series V | Manual del usuario
80 Series V | Suplemento del Manual del usuario
80 Series V | Manual de calibración
80 Series V | Complemento del Manual de calibración
80 Series V | Funcionamiento básico
80 Series V | Suplemento de procedimientos iniciales
80 Series V | Hoja de seguridad
80 Series V, 83 V, 85 V, 87 V | Guía de referencia rápida
83, 87, 88 Series V | Declaración de volatilidad de la memoria
88 V | Guía de referencia rápida
87V Detailed Specification Sheet
Fluke 87V Industrial Multimeter - 360 View
Fluke 87V Industrial Multimeter - Hidden Features
Accesorios: Multímetro industrial Fluke 87V
Cables, sondas y puntas de prueba (30)
Cable de prueba industrial, modelo TLK-220 US SureGrip™
AC283 Juego de pinzas SureGrip™
Pinzas de prueba penetrante de aislamiento, robustas AC89
Juego de accesorios maestro Fluke TLK-225 SureGrip™
H900 Funda para cables de prueba
TL222 Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™
TL224 Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™
Juego de cables de prueba de 5 hilos y 60" , modelo TL26A
TL40 Juego de cables de prueba con punta retraíble
TL75 Juego de cables de prueba de punta dura
TL76 Juego de puntas de prueba completo
Kit de puntas de comprobación de lujo para aplicaciones electrónicas Fluke TL81A
TL940 Juego de cables de prueba con mini-gancho
TL950 Juego de cables de prueba con mini-pinza
TL960 Juego de cables de prueba con micro-gancho
TL970 Juego de gancho y pinzas
Kit de accesorios, modelo TLK-220 EUR SureGrip™
TL910 Juego de cables de prueba electrónicas (con puntas intercambiables)
Sondas de comprobación industriales Fluke TP220 SureGrip™
TP4 Puntas de prueba extrafina (4 mm)
Sondas de prueba para aplicaciones electrónicas Fluke TP80
Estuches y fundas (8)
Maletín rígido C101
Estuche flexible grande C25 para multímetros digitales
Estuche Fluke C800 para medidor y accesorios
Estuche de camuflaje Fluke C25-CAMO
Estuche de gran resistencia Fluke CXT80
Funda protectora con correa magnética Fluke H80M
TP912 Puntas de prueba de repuesto para TL910
BP980 Juego de clavijas banana dobles
Pinzas amperimétricas y sondas de corriente (7)
Pinza amperimétrica CA/CC Fluke i1010
Kit de estuche de transporte y pinza amperimétrica de CA/CC Fluke i1010-KIT
Pinza amperimétrica para CA Fluke i200
Pinza amperimétrica flexible de CA Fluke i2000
Pinza amperimétrica de CA Fluke i400
Pinza amperimétrica Fluke i410 para CA/CC
Kit de pinza amperimétrica de CA/CC y estuche de transporte Fluke i410-KIT
Adaptadores y cables (7)
Medidor de fibra óptica Fluke FOM
Adaptador para termopar Fluke 80AK-A
TL930 Juego de cables multiconexión (60cm)
TL932 Juego de cables multiconexión (90cm)
TL935 Juego de cables (60, 90 & 120cm)
TP920 Kit de adaptadores de puntas de prueba
Sondas (8)
Sonda de alto voltaje Fluke 80K-40
Sonda de temperatura termopar 80PK-11 tipo K con Flexible Cuff
80PK-24 Sonda de aire
80PK-26 Sonda de propósito general
Sonda de alta frecuencia Fluke 85RF
Luz de sonda Fluke L200
Kit Fluke L215 SureGrip™ con luz y extensores de sonda
Kit de luz de sonda Fluke L210
El multímetro para sistemas eléctricos Fluke 114, perfecto para la mayoría de los electricistas, cumple la norma de seguridad CAT III 600 V, y se trata de un medidor compacto de verdadero valor eficaz para la resolución de problemas cotidianos.
Resistente multímetro digital Fluke 28 II
Resistente multímetro Fluke 28 II con especificaciones IP 67; con resistencia comprobada a una caída de 3 m y capacidad de funcionamiento en un rango de temperaturas de -15 °C a +55 °C y 95 % de humedad.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución

 resolución