Source: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-15531
Timestamp: 2019-11-20 04:23:23+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2008-15531
Documento BOE-A-2008-15531
«BOE» núm. 232, de 25 de septiembre de 2008, páginas 38965 a 38966 (2 págs.)
BOE-A-2008-15531
Visto el expediente incoado este Ministerio, con fecha 12 de junio de 2008, a instancia de D. Victoriano García Pidal, en representación de Bruker Biosciences Española, S. A., con domicilio social en C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por el que solicita la aprobación de tipo de aparato radiactivo del espectrómetro de rayos X, marca Bruker, modelo S8 TYGER. Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico, ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas exigidas para tal aprobación de tipo. De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (B.O.E. de 31 de diciembre 1999) modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero (B.O.E. de 18 de febrero de 2008) y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. de 26 de julio de 2001). De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta Dirección General ha resuelto autorizar por la presente Resolución la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al cumplimiento de los límites y condiciones que figuran en las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y protección radiológica: 1.ª El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba es el espectrómetro de rayos X, marca Bruker, modelo S8 TYGER, de 60 kV, 170 mA y 4 kW, de tensión, intensidad y potencia máximas, respectivamente.
2.ª El uso al que se destina el aparato radiactivo es el análisis de muestras. 3.ª Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indeleble, al menos, el n.º de aprobación de tipo, la palabra «RADIACTIVO» y el n.º de serie. Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, la fecha de fabricación, la palabra «EXENTO» y una etiqueta con el distintivo básico recogido en la norma UNE 73-302. La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exterior del equipo (o en una zona de fácil acceso a efectos de inspección, salvo el distintivo según norma UNE 73-302, que se situará siempre en su exterior y en lugar visible). 4.ª Cada aparato radiactivo suministrado debe ir acompañado de la siguiente documentación:
b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección General de Política Energética y Minas, con el n.º de aprobación, fecha de la resolución y de la del Boletín Oficial del Estado en que ha sido publicada. c) Declaración de que el aparato corresponde exactamente con el prototipo aprobado y que la intensidad de dosis de radiación en todo punto exterior a 0,1 m de la superficie del equipo suministrado no sobrepasa 1 µSv/h. d) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización. e) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de tipo. f) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que incluyan las siguientes:
6.ª Las siglas y n.º que corresponden a la presente aprobación de tipo son NHM-X277. 7.ª La presente resolución solamente se refiere a la aprobación de tipo del aparato radiactivo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta para su comercialización ni para su asistencia técnica en cuanto a la seguridad radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo Reglamento.
Madrid, 2 de septiembre de 2008.-El Director General de Política Energética y Mina, Jorge Sanz Oliva.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 resolución