Source: https://pi-services.net/PowerQualityAnalyzer/elspec/elspec-g4410-blackbox/
Timestamp: 2019-06-16 08:29:42+00:00

Document:
ELSPEC G4K BLACKBOX Analizador de Calidad de Energía • P&I Services
Inicio / ELSPEC / ELSPEC G4K BLACKBOX Analizador de Calidad de Energía
Superando los estándares más altos establecidos por la industria, la serie de dispositivos BLACKBOX G4410 cumple con los estándares para: agregaciones, incertidumbre del reloj, marcas y cantidades de influencia transitoria. G4410 almacena más de 160 millones de formas de onda que es un mes de datos en 512 muestras por ciclo por fase e incluye ciclo-por-ciclo de frecuencia RMS. Analizador de calidad de energía fijo trifásico con función de grabación de forma de onda (registrador).
GAMA Elige una opciónG4100G4410G4420G4430
ENTRADAS DIGITALES Elige una opciónSIN ENTRADAS DIGITALESUN MODULO DE ENTRADAS DIGITALESDOS MODULOS DE ENTRADAS DIGITALES Limpiar
ELSPEC G4K BLACKBOX Analizador de Calidad de Energía cantidad
ELSPEC G4410, G4420 y G4430
Analizador de Calidad de Energía trifásico Clase A
El diseño innovador de la serie de analizadores BLACKBOX es un avance tecnológico que proporciona la solución perfecta de análisis de calidad de energía.
Sus capacidades mejoradas son especialmente adaptables para satisfacer las necesidades y requisitos individuales de casi cualquier negocio y / o aplicación.
Energy: Class 0.2S
Current: 0.1 %
4 X AI 3-20mA
4 X AO 3-20mA
DCF-77 10ms
Monitoreo de calidad de energía en tiempo real para cumplir con cualquier estándar internacional
Evita problemas de cumplimiento con la calidad de energía
Monitorea y analiza la calidad de la energía en tiempo real
El analizador de calidad de potencia G4400 mide y registra 5.000 parámetros de potencia continuamente con una resolución de ½ ciclos, 10/12 ciclos, 150/180 ciclos, 10 min y 2 horas, de los cuales, cualquier resolución dada se calcula para la visualización y los informes. Por lo tanto, no hay necesidad de seleccionar qué parámetros registrar y, lo que es más importante, qué parámetros ignorar.
El analizador de calidad de energía G4400 tiene dos motores FFT para el análisis de armónicos: Ciclo por ciclo: realiza FFT a 1 ciclo de resolución para ancho de banda extendido. Este motor proporciona un orden de 512 armónicos a una resolución de 50 Hz. Ciclos 10/12: realiza la resolución de ciclos FFT 10/12 para resolución extendida y cálculo de subgrupos. Este motor proporciona la magnitud y el ángulo de 512 componentes del espectro a una resolución de 5Hz.
La serie de analizadores de calidad de energía G4400 está diseñada para detectar cualquier evento que se produzca en su sistema. El mecanismo le permite configurar eventos en cualquier parámetro medido (más de 1.000) y / o puertos de E / S. El mecanismo de eventos soporta eventos fuera de límite, así como la tasa de límites modificados. El analizador G4400 es capaz de registrar continuamente señales de forma de onda. La configuración de eventos no activa la grabación, sino que almacena los registros de resumen, incluyendo la hora de inicio y finalización, la duración, la gravedad y la magnitud del evento. Todos los eventos se pueden mostrar en tablas o diagramas de dispersión como CBEME / ITIC.
Superior Precisión
La medición pionera de Elspec
Método utiliza una ganancia de doble alcance de 2 x 16 bits para producir, un superior Precisión que sobrepasa IEC 61000-4-30 Requisitos de Clase A, Capturando así los detalles más finos y desviaciones en los parámetros PQ.
Una sincronización de tiempo única Algoritmo asegura que los datos registrados de varias unidades se sincroniza & En la misma escala de tiempo Con una resolución típica de 0,1 ms. Cada Evento en una cuadrícula es Se analizó la causa raíz precisa Análisis, propagación del comportamiento y Rastreados hasta su origen.
Lejos de superar las más altas normas establecidas por la Industria, el dispositivo BLACKBOX Serie cumple con las normas para:
Agregaciones, reloj de tiempo, Incertidumbre, marcado y transitorio, Cantidades de influencia.
G4100, G4410, G4420, G4430
SIN ENTRADAS DIGITALES, UN MODULO DE ENTRADAS DIGITALES, DOS MODULOS DE ENTRADAS DIGITALES
Power Quality Analyzer G4400:Brochure (English)
Power Quality Analyzer: G4400 User Guide (English)
How to Read/Write MODBUS parameters
MODBUS Parameters List
Power Quality Analyzer: G4400 User Guide (Russian)
Voltage Sampling Rate, Maximum Samples/Cycle 256 512 1024
Sé el primero en valorar “ELSPEC G4K BLACKBOX Analizador de Calidad de Energía” Cancelar respuesta

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución