Source: http://docplayer.es/938133-Procesador-de-sonido-nucleus-cp810-y-mando-a-distancia-nucleus-cr110-guia-de-resolucion-de-problemas.html
Timestamp: 2017-12-18 04:04:52+00:00

Document:
Procesador de sonido Nucleus CP810 y mando a distancia Nucleus CR110 Guía de resolución de problemas - PDF
Download "Procesador de sonido Nucleus CP810 y mando a distancia Nucleus CR110 Guía de resolución de problemas"
Esteban Maidana Velázquez
1 Procesador de sonido Nucleus CP810 y mando a distancia Nucleus CR110 Guía de resolución de problemas
2 Símbolos Nota Información o aviso importante. Puede evitar problemas. Consejo que ahorra tiempo o evita problemas. Precaución (daños materiales) Hay que tener especial cuidado para garantizar la seguridad y la efectividad. Podrían producirse daños en el equipo. Advertencia (lesiones personales) Peligros potenciales para la seguridad y reacciones adversas graves. Podrían lesionarse personas. Esta guía de resolución de problemas no constituye una guía de usuario completa para el procesador de sonido Cochlear Nucleus CP810 ni para el mando a distancia Cochlear Nucleus CR110. Lea siempre las guías de usuario completas y el folleto de Información importante, que incluyen información importante relativa a la seguridad y el mantenimiento no recogida en este documento.
3 Índice Introducción... 5 Realizar una comprobación de mantenimiento... 5 Control de los componentes...6 Confirmar que su procesador recibe sonido...8 Cómo comprobar si hay sonido utilizando los auriculares de monitorización...9 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador...11 Respuesta a las alarmas visuales...11 Comprobar el indicador de estado de su mando a distancia...20 Paso a paso con la guía de resolución de problemas instalada en el mando a distancia Resolver los problemas de su procesador...22 Ha cambiado accidentalmente los ajustes del procesador...22 Su procesador parpadea y no sabe qué significa...23 Su procesador no se enciende...23 No oye ningún sonido...24 El sonido es intermitente o el volumen aumenta y disminuye...25 El sonido es demasiado alto o incómodo...25 El sonido es demasiado tenue o apagado...26 Cuando utiliza el LiteWear, su procesador no funciona...27 Su procesador no detecta automáticamente el accesorio de audio...27 No oye ningún sonido del accesorio de audio...28 Oye interferencias como zumbidos o habla distorsionada...29 Resolver los problemas de su mando a distancia Su mando a distancia muestra una alarma Ha cambiado accidentalmente los ajustes del procesador Ha cambiado accidentalmente los ajustes de su mando a distancia La pantalla de su mando a distancia está en blanco... 31
4 Su mando a distancia no se enciende...32 Su mando a distancia no se apaga...32 Al pulsar una tecla no ocurre nada...33 En la pantalla de inicio ve números en lugar de nombres...33 Aparece el asistente Se ha encontrado hardware nuevo...34 Su mando a distancia no se carga...34 No puede visualizar claramente la pantalla de su mando a distancia...35 La pila de su mando a distancia se descarga muy rápido...35 Su mando a distancia está dañado...35 Resolución de problemas del cargador de pilas de la serie CP La indicación luminosa muestra que una pila completamente cargada sigue cargándose...36 Su problema no aparece en esta lista...37 Índice de términos...39
5 Introducción De vez en cuando puede que tenga que resolver algún problema del procesador de sonido Cochlear Nucleus CP810 o del mando a distancia Cochlear Nucleus CR110. Esta guía le explica cómo: Realizar una comprobación de mantenimiento. Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador. Resolver los problemas de su procesador o mando a distancia paso a paso. Tenga a mano los manuales siguientes: Guía del usuario del procesador de sonido CP810 Guía del usuario del mando a distancia CR110 Realizar una comprobación de mantenimiento Realizar una comprobación de mantenimiento antes de intentar resolver el problema puede facilitarle encontrar la causa del mismo. Para realizar una comprobación de mantenimiento: 1. Compruebe los componentes. Véase Control de los componentes en este manual. 2. Confirme que su procesador recibe sonido. Véase Confirmar que su procesador recibe sonido en este manual. 3. Compruebe si hay alarmas o errores: Si dispone de un mando a distancia, enciéndalo y compruebe si en la pantalla hay alguna alarma visual. Compruebe también el nivel de la pila. Si no dispone de un mando a distancia, compruebe si en su procesador hay indicaciones luminosas de alarmas o errores. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-5
6 Introducción Control de los componentes Figura 1: procesador de sonido CP810, bobina y cable de la bobina Controlar su procesador, la bobina y el cable de la bobina puede ayudarle a identificar partes sucias o dañadas que pueden estar causando el problema o contribuyendo a él. Antes de realizar este control, quítese de la cabeza el procesador, la bobina y el cable de la bobina. Desconecte cualquier accesorio que haya acoplado. Paso Paso 1: Acciones Compruebe el cable de la bobina y el conector del cable de la bobina: Desconecte el cable de la bobina de la unidad de procesamiento. Compruebe que el conector del cable de la bobina en la unidad de procesamiento no está sucio ni tiene polvo. En caso contrario, limpie la suciedad o el polvo. Vuelva a conectar el cable de la bobina a la unidad de procesamiento. Asegúrese de que el cable de la bobina esté completamente insertado en su conector correspondiente. Compruebe que el cable no tenga grietas o protuberancias. Si el cable de la bobina está dañado, cámbielo. 6 - Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
7 Introducción Paso Paso 3: Paso 4: Paso 5: Acciones Compruebe la bobina: Desconecte el cable de la bobina de la bobina. Confirme que el conector de la bobina no presenta daños. Vuelva a conectar el cable de la bobina a la bobina. Asegúrese de que el cable de la bobina esté completamente insertado en el conector de la bobina. Si el conector de la bobina está dañado, cambie la bobina. Compruebe los contactos de la pila: Desconecte el compartimento de la pila de la unidad de procesamiento. Compruebe que los contactos tanto del compartimento de la pila como de la unidad de procesamiento no estén sucios ni tengan polvo. En caso contrario, limpie la suciedad o el polvo. Vuelva a conectar el compartimento de la pila a la unidad de procesamiento. Asegúrese de que la unidad de procesamiento y el compartimento de la pila estén correctamente alineados. Incluso un desalineamiento leve puede impedir que su procesador se encienda. Compruebe los protectores del micrófono: Compruebe que los protectores del micrófono estén en su sitio. Compruebe que los cambió al menos una vez el mes pasado. En caso contrario, cámbielos ahora. Compruebe la entrada y el cable del accesorio: Compruebe que la entrada de accesorios no tenga polvo ni esté sucia. En caso contrario, limpie la suciedad o el polvo. Compruebe que el cable del accesorio no tenga grietas o protuberancias. Si el cable del accesorio está dañado, cámbielo. Si alguna parte de su procesador, bobina o cable de la bobina presenta daños físicos, póngase en contacto con su especialista clínico. El procesador de sonido CP810 y todos sus accesorios no pueden ser reparados por el usuario. Sólo personal autorizado por Cochlear Limited debe reparar su unidad de procesamiento. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-7
8 Introducción Confirmar que su procesador recibe sonido Paso Paso 1: Paso 3: Paso 4: Acciones Compruebe que el cable de la bobina está completamente insertado en la bobina y en el conector del cable de la bobina de la unidad de procesamiento. Asegúrese de que lleva puestos en la cabeza el procesador, la bobina y el cable de la bobina. Compruebe que la bobina está correctamente colocada sobre el implante. Encienda su procesador. En el procesador, conmute a entrada de micrófono: Asegúrese de que la telebobina esté apagada. Desconecte cualquier accesorio que haya acoplado. Si hay algún oyente cerca, pídale que compruebe si hay sonido utilizando los auriculares de monitorización. Véase Cómo comprobar si hay sonido utilizando los auriculares de monitorización en este manual. Si no puede preguntarle a ningún oyente, asegúrese de estar en un entorno con sonido lo suficientemente alto para que usted pueda oír. Si dispone de un mando a distancia: Compruebe la barra de estado de sonido en la pantalla de estado de la pila. Si el procesador recibe sonido, el número de barras de la barra de estado cambia (sube y baja) en función del nivel de sonido. También puede establecer sus preferencias para el indicador luminoso en MIC on. Si el procesador recibe sonido, el indicador luminoso del procesador parpadea rápidamente en verde. 8 - Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
9 Introducción Cómo comprobar si hay sonido utilizando los auriculares de monitorización Figura 2: conectar los auriculares de monitorización Un oyente puede utilizar los auriculares de monitorización para detectar si hay señal en los micrófonos, la telebobina o algún accesorio. Los auriculares de monitorización no evalúan la calidad de la señal ni representan el sonido procesado que oye un paciente implantado. Paso Paso 1: Acciones Para confirmar si su procesador recibe sonido: Asegúrese de que su procesador esté encendido. Asegúrese de que está en un entorno con un volumen suficiente para poder oír. Enchufe los auriculares de monitorización en el adaptador de accesorios Freedom (1). Levante la cubierta de accesorios y enchufe el adaptador de accesorios Freedom en la entrada de accesorios (2). Escuche. Para comprobar un accesorio: Enchufe el accesorio en el conector de los auriculares de monitorización (3). Escuche. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-9
10 Se enciende el procesador? Figura 3: utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador 10 - Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
11 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Las siguientes características (ver figura 3) de su mando a distancia pueden ayudarle a resolver problemas de su procesador: Alarmas visuales que aparecen en la pantalla del mando a distancia (1). El indicador de estado del mando a distancia (2). La guía de resolución de problemas instalada en su mando a distancia (3). Respuesta a las alarmas visuales Si las alarmas visuales de su mando a distancia están activadas, la pantalla de éste mostrará una alarma visual y sonará una alarma acústica cuando haya un problema que requiera su atención. Por ejemplo, si la pila del procesador tiene poca carga o la bobina está apagada. Si las alarmas visuales de su mando a distancia están desactivadas: Sólo verá las alarmas visuales si accede a la pantalla de estado del procesador. Para ahorrar pilas, cuando su mando a distancia está en el modo stand-by no hay alarmas visuales. Para más información acerca de las alarmas y cómo resolver el problema: Pulse una de las teclas programables inferiores (4) de su mando a distancia. Siga los pasos descritos en esta sección de este manual. Para que la alarma desaparezca de la pantalla, pulse la tecla Cochlear (5). Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-11
12 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Puede que aparezcan varias alarmas visuales, una tras otra. Por ejemplo, si se le ha caído la bobina de la cabeza y la pila de su procesador tiene poca carga aparecerán, una detrás de otra, las alarmas Bobina desconectada del implante y Pila del procesador con poca carga. Para que varias alarmas desaparezcan de la pantalla, pulse la tecla Cochlear una vez por cada alarma. Pueden aparecer las siguientes alarmas visuales en la pantalla de su mando a distancia: Procesador no disponible Esta alarma aparece si: Su procesador está apagado. Su mando a distancia no está dentro de la distancia operativa de su procesador. Hay alguna obstrucción como la sombra de la cabeza, una pared gruesa, una plancha metálica o un objeto voluminoso entre su mando a distancia y su procesador. Hay interferencias procedentes de otros dispositivos electrónicos tales como: teléfonos digitales inalámbricos de 2,4 GHz aparatos bluetooth tales como kits manos libres de teléfonos móviles, teclados y ratones inalámbricos redes informáticas inalámbricas como WiFi consolas de juegos con conexiones inalámbricas de 2,4 GHz. Su mando a distancia está enlazado con un procesador diferente Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
13 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Paso 1: Asegúrese de que su procesador está: encendido. a menos de 2 metros de su mando a distancia. enlazado con su mando a distancia. Paso 3: Muévase a otra posición. Sujete el mando a distancia al mismo lado del cuerpo en el que lleva el procesador. Asegúrese de no tapar con la mano el indicador luminoso del estado del mando a distancia. Contacte con su especialista clínico. Su mando a distancia no dispone de información adicional acerca de la alarma Procesador no disponible. Si al aparecer esta alarma pulsa una de las teclas inferiores, el mando a distancia mostrará la guía de resolución de problemas. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-13
14 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Bobina desconectada del implante La bobina no recoge la señal del implante. Esta alarma puede significar que: Se le ha caído la bobina de la cabeza. Puede haber un fallo en la bobina o el cable de la bobina. Paso 1: Paso 3: Vuelva a colocarse la bobina en la cabeza. Compruebe que el imán de la bobina está correctamente colocado sobre el implante. Si se le cae a menudo la bobina de la cabeza, pruebe a: ajustar la profundidad del imán, o cambiar a un imán más potente. Compruebe tanto la bobina como el cable de la bobina según se describe en Realizar una comprobación de mantenimiento. Contacte con su especialista clínico Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
15 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Cable de la bobina no conectado Esta alarma puede significar que: No hay ningún cable de bobina conectado a su procesador. Puede que haya un falso contacto entre el cable de la bobina y la unidad de procesamiento, o entre el cable de la bobina y la bobina. Puede haber un fallo en la bobina o el cable de la bobina. Paso 1: Compruebe tanto la bobina como el cable de la bobina según se describe en Realizar una comprobación de mantenimiento. Contacte con su especialista clínico. Pila del procesador con poca carga La capacidad de la pila de su procesador está casi gastada. La cantidad de carga que quede en la pila cuando aparezca esta alarma dependerá del gasto de energía concreto de su procesador. Puede que quede menos de media hora de funcionamiento de la pila. Cambie o recargue las pilas de su procesador lo antes posible. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-15
16 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Pila del procesador gastada Las pilas de su procesador están gastadas. Cuando reciba esta alarma, el procesador ya no recibe sonido y se apagará en unos minutos. Cambie inmediatamente las pilas del procesador. Pila del mando a distancia con poca carga La capacidad de la pila de su mando a distancia está casi gastada. Queda aproximadamente un 5 10% de carga. Recargue la pila de su mando a distancia lo antes posible. Apague el mando a distancia cuando no lo esté usando. Pila del mando a distancia gastada La pila de su mando a distancia está gastada. Recargue inmediatamente la pila de su mando a distancia utilizando el cable USB y el adaptador de alimentación general de Cochlear Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
17 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador El procesador no detecta sonido Esta alarma puede significar que: Hay un fallo en los micrófonos. Hay un fallo en su procesador cuando la telebobina está encendida o cuando hay un accesorio conectado. Paso 1: Paso 3: Si tiene un accesorio de audio conectado: Compruebe que el cable del accesorio está completamente insertado en la entrada de accesorios de la unidad de procesamiento. Compruebe que el otro extremo del cable del accesorio está completamente insertado en la fuente de audio. Compruebe que la fuente de audio funciona correctamente. En el procesador, conmute a entrada de micrófono. Siga los pasos indicados en No oye ningún sonido. Contacte con su especialista clínico. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-17
18 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Error de la bobina Esta alarma significa que puede haber un fallo en la bobina o el cable de la bobina. Paso 1: Compruebe tanto la bobina como el cable de la bobina según se describe en Realizar una comprobación de mantenimiento. Contacte con su especialista clínico. Bobina no compatible con su procesador Esta alarma podría significar que la bobina no es compatible con su procesador o con el tipo de programa de su procesador.? Paso 1: Paso 3: Sustituya la bobina por otra compatible con el procesador de sonido CP810. Compruebe tanto la bobina como el cable de la bobina según se describe en Realizar una comprobación de mantenimiento. Contacte con su especialista clínico Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
19 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Procesador no conectado al implante correcto Esta alarma aparece si su procesador no está conectado al implante correcto. Paso 1: Asegúrese de que el procesador conectado a su implante es el suyo. No utilice nunca el procesador de otra persona con su propio implante. Si tiene dos implantes, asegúrese de que el procesador izquierdo esté conectado al implante de su lado izquierdo, y el procesador derecho al implante de su lado derecho. Contacte con su especialista clínico.? Fallo / alarma general Esta alarma puede significar que: Hay un fallo en su procesador. Hay un programa corrupto.! Paso 1: Pruebe a apagar y volver a encender el procesador. Cambie a un programa diferente. Contacte con su especialista clínico. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-19
20 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Comprobar el indicador de estado de su mando a distancia Indicador Qué significa En azul continuo significa que su procesador está dentro de la distancia operativa de su mando a distancia y que se comunican entre sí. En azul intermitente significa que su procesador no se comunica con su mando a distancia. Por ejemplo, que no están dentro de sus distancias operativas mutuas, o que no están enlazados. Compruebe si hay alarmas en la pantalla de su mando a distancia. Siga los pasos sugeridos para Procesador no disponible en el apartado Respuesta a las alarmas visuales de este manual. En naranja continuo significa que su mando a distancia se está cargando. En naranja intermitente puede significar que: Una alarma visual requiere su atención (aunque las alarmas visuales estén desactivadas). La pila de su mando a distancia tiene poca carga o está gastada. El firmware de su mando a distancia necesita actualización. Paso 1: Pulse la tecla Cochlear para comprobar si hay alarmas en la pantalla de su mando a distancia. Siga los pasos sugeridos para la alarma tal como se describe en el apartado Respuesta a las alarmas visuales de este manual. Siga los pasos sugeridos para Su mando a distancia no se carga, tal como se describe en el apartado Resolver los problemas de su mando a distancia de este manual. En verde continuo significa que su mando a distancia está completamente cargado y el cable USB todavía está conectado Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
21 Utilizar el mando a distancia para resolver los problemas de su procesador Paso a paso con la guía de resolución de problemas instalada en el mando a distancia La guía de resolución de problemas instalada en el mando a distancia le será muy útil para resolver problemas básicos cuando no tenga a mano esta guía o no tenga acceso al asistente en línea de resolución de problemas Se enciende el procesador? 4 Problema resuelto! 5 6 Figura 4: paso a paso con la guía de resolución de problemas instalada en el mando a distancia Pulse la tecla Cochlear (1). Si la pantalla muestra una alarma visual, pulse la tecla Cochlear una vez para cada alarma, hasta que aparezca la pantalla del nivel de la pila del procesador (2). Para acceder a la guía de resolución de problemas, pulse una de las teclas programables inferiores (3) desde la pantalla del nivel de la pila del procesador. Para avanzar, pulse una de las teclas programables inferiores (4). Para volver a la pregunta anterior, pulse la tecla de dirección superior (5). Para salir de la guía, pulse la tecla Cochlear (6). Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-21
22 Resolver los problemas de su procesador Mientras Figura 5: procesador de sonido CP810, bobina y cable de la bobina resuelva los problemas de su procesador, tenga a mano los manuales siguientes: Guía del usuario del procesador de sonido CP810 Guía del usuario del mando a distancia CR110 Ha cambiado accidentalmente los ajustes del procesador Si dispone de una mando a distancia, restablezca los ajustes de su procesador. De esta forma, todos los ajustes del sistema volverán a los valores ajustados por su especialista clínico. Si no dispone de un mando a distancia, póngase en contacto con su especialista clínico Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
23 Resolver los problemas de su procesador Su procesador parpadea y no sabe qué significa Consulte Entender los indicadores luminosos en la guía del usuario del procesador de sonido CP810. Su procesador no se enciende Paso 1: Cambie las pilas: Si utiliza el compartimento de pilas estándar, cambie ambas pilas de cinc-aire, con los agujeros (parte plana) hacia arriba. Compruebe que los contactos de las pilas no estén sucios ni tengan polvo. En caso contrario, limpie la suciedad o el polvo. Si utiliza pilas recargables, pruebe con un compartimento de pilas recargables completamente cargadas. Intente volver a encender su procesador. Si utiliza el compartimento de pilas estándar, sustitúyalo: Retire el compartimento de pilas estándar y sustitúyalo por uno de recambio, si dispone de uno. Asegúrese de poner pilas nuevas dentro del compartimento de las pilas. Intente volver a encender su procesador. Paso 3: Contacte con su especialista clínico. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-23
24 Resolver los problemas de su procesador No oye ningún sonido Paso 1: Asegúrese de que está en un entorno con un volumen suficiente para poder oír. Paso 3: Paso 4: Paso 5: Paso 6: Cambie los ajustes: Utilice otro programa. Compruebe y ajuste el volumen. Compruebe y ajuste la sensibilidad. Si dispone de un mando a distancia, compruebe y ajuste los niveles de las mezclas entre accesorio/micrófono y telebobina/micrófono en un valor distinto del 100%. Si ha notado una pérdida progresiva de sonido o de calidad del sonido, pruebe cambiando los protectores del micrófono. Siga todos los pasos descritos en Realizar una comprobación de mantenimiento. Si dispone de una mando a distancia, restablezca los ajustes de su procesador. De esta forma, todos los ajustes del sistema volverán a los valores ajustados por su especialista clínico. Contacte con su especialista clínico Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
25 Resolver los problemas de su procesador El sonido es intermitente o el volumen aumenta y disminuye Paso 1: Intente colocarse en un entorno donde el nivel de sonido sea constante, no aumente ni disminuya. Paso 3: Paso 4: Siga todos los pasos descritos en Realizar una comprobación de mantenimiento. Si dispone de una mando a distancia, restablezca los ajustes de su procesador. De esta forma, todos los ajustes del sistema volverán a los valores ajustados por su especialista clínico. Contacte con su especialista clínico. El sonido es demasiado alto o incómodo Paso 1: Paso 3: Cambie los ajustes: Utilice otro programa. Compruebe y ajuste el volumen. Compruebe y ajuste la sensibilidad. Si dispone de una mando a distancia, restablezca los ajustes de su procesador. De esta forma, todos los ajustes del sistema volverán a los valores ajustados por su especialista clínico. Contacte con su especialista clínico. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-25
26 Resolver los problemas de su procesador El sonido es demasiado tenue o apagado Paso 1: Paso 3: Paso 4: Cambie los ajustes: Utilice otro programa. Compruebe y ajuste el volumen. Compruebe y ajuste la sensibilidad. Siga todos los pasos descritos en Realizar una comprobación de mantenimiento. Si dispone de un mando a distancia, restablezca los ajustes de su procesador. De esta forma, todos los ajustes del sistema volverán a los valores ajustados por su especialista clínico. Contacte con su especialista clínico Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
27 Resolver los problemas de su procesador Cuando utiliza el LiteWear, su procesador no funciona Paso 1: Compruebe que el compartimento de las pilas y el cable del Litewear estén correctamente alineados/conectados. Intente volver a encender su procesador. Siga todos los pasos descritos en Realizar una comprobación de mantenimiento. Intente volver a encender su procesador. Paso 3: Contacte con su especialista clínico. Su procesador no detecta automáticamente el accesorio de audio Paso 1: Compruebe que el cable del accesorio está completamente insertado en la entrada de accesorios de la unidad de procesamiento y en el accesorio. Intente activar manualmente el accesorio. Opción simple Pulse la tecla superior. Opción avanzada Mantenga pulsada la tecla superior. Paso 3: Contacte con su especialista clínico. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-27
28 Resolver los problemas de su procesador No oye ningún sonido del accesorio de audio Paso 1: Compruebe que el cable del accesorio de audio está completamente insertado en la entrada de accesorios de la unidad de procesamiento. Compruebe que el otro extremo del cable del accesorio de audio está completamente insertado en la fuente de audio. Paso 3: Compruebe que la fuente de audio funciona correctamente. Compruebe el volumen de la fuente de audio. Si dispone de un mando a distancia, compruebe y ajuste el nivel de la mezcla entre accesorio/micrófono. Paso 4: Paso 5: Siga todos los pasos descritos en Realizar una comprobación de mantenimiento, incluyendo la comprobación de si hay sonido mediante los auriculares de monitorización. Contacte con su especialista clínico Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
29 Resolver los problemas de su procesador Oye interferencias como zumbidos o habla distorsionada Paso 1: Compruebe que no haya fuentes de interferencias tales como: Torres de transmisión de radio y televisión Torres de teléfonos móviles Sistemas de seguridad de centros comerciales y aeropuertos Algunos teléfonos móviles digitales Cargadores de pilas Lámparas fluorescentes Paneles de alimentación de corriente. Intente apartarse de cualquier dispositivo electrónico que pueda estar causando interferencias, por ejemplo zumbidos o habla distorsionada. Paso 3: Contacte con su especialista clínico. Si continua oyendo interferencias la mayoría del tiempo, incluso cuando no hay dispositivos electrónicos en sus proximidades, consulte a su especialista clínico. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-29
30 Resolver los problemas de su mando a distancia Focus Música Ruido Cotidiano Figura 6: mando a distancia CR110 Mientras resuelva los problemas de su mando a distancia, tenga a mano el manual siguiente: Guía del usuario del mando a distancia CR110 Su mando a distancia muestra una alarma Paso 1: Para ver más información sobre la alarma y cómo resolver el problema, pulse una de las teclas programables inferiores. Para que la alarma desaparezca de la pantalla, pulse la tecla Cochlear Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009
31 Resolver los problemas de su mando a distancia Ha cambiado accidentalmente los ajustes del procesador Restablezca los ajustes de su procesador. De esta forma, todos los ajustes del sistema volverán a los valores ajustados por su especialista clínico. Ello no afectará a los ajustes de su mando a distancia. Ha cambiado accidentalmente los ajustes de su mando a distancia Restablezca los ajustes de su mando a distancia. Ello no afectará a los ajustes de su procesador. La pantalla de su mando a distancia está en blanco Paso 1: Puede que su mando a distancia esté en modo stand-by. Presione cualquier tecla para activar la pantalla. Paso 3: Paso 4: Paso 5: Intente encender su mando a distancia. Intente recargar la pila de su mando a distancia utilizando el cable USB y el adaptador de alimentación general de Cochlear. Utilizando la punta de un bolígrafo, pulse el botón para restaurar manualmente, situado en la parte posterior del mando a distancia. Intente volver a encender su mando a distancia. Contacte con su especialista clínico. Cochlear Limited 2009 Guía de resolución de problemas CP810 y CR110-31
32 Resolver los problemas de su mando a distancia Su mando a distancia no se enciende Paso 1: Puede que la pila de su mando a distancia esté gastada. Intente recargar la pila de su mando a distancia utilizando el cable USB y el adaptador de alimentación general de Cochlear. Intente volver a encender su mando a distancia. Utilizando la punta de un bolígrafo, pulse el botón para restaurar manualmente, situado en la parte posterior del mando a distancia. Intente volver a encender su mando a distancia. Paso 3: Contacte con su especialista clínico. Su mando a distancia no se apaga Paso 1: Si en este momento su mando a distancia se está cargando, espere a que acabe de cargarse y entonces desconecte el cable USB. Intente volver a apagar su mando a distancia. Utilizando la punta de un bolígrafo, pulse el botón para restaurar manualmente, situado en la parte posterior del mando a distancia. Intente volver a apagar su mando a distancia. Paso 3: Contacte con su especialista clínico Guía de resolución de problemas CP810 y CR110 Cochlear Limited 2009

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución