Source: https://issuu.com/chauvin_arnoux_iberica/docs/cat_metrix_2012
Timestamp: 2018-02-21 08:20:03+00:00

Document:
METRIX - Catálogo Test y Medida 2012 by CHAUVIN ARNOUX IBERICA - issuu
Progresamos junto a usted Desde 1936, hemos dispuesto todo nuestro entusiasmo y profesionalidad al servicio de sus necesidades de medida. Esto ha sido lo que nos ha convertido en un reconocido fabricante de osciloscopios y en un líder en multimetría que desempeña un papel de máxima importancia en el sector de la Medida Electrónica y Eléctrica. A fin de satisfacer cada vez mejor sus necesidades, estamos en constante búsqueda de nuevas soluciones, ya que sabemos que su éxito nos permite progresar. Asimismo, aportamos todos los medios necesarios para ofrecerle nuestro soporte, recibir sus comentarios, e incluso, en ocasiones, anticiparnos. Precisamente ha sido esta capacidad y predisposición a escuchar sus necesidades, actuales y de futuro, la que desenvocó en la creación de los MTX Compact, una familia de instrumentos de sobremesa puntera tecnológicamente. Ahora, este mismo empeño nos ha permitido el desarrollo de los MTX Mobile y los SCOPIX, dos familias de instrumentos absolutamente innovadores para aplicaciones de campo. Esperamos aportarle los productos, las prestaciones, servicios y soporte que usted espera, para ello ponemos a us diposición:
• Un riguroso diseño y fabricación de los productos (certificación ISO 9001) respetando las normas CE e IEC en vigor. • Un soporte a través de un servicio al cliente capaz de informarle en todo momento, ya se trate de una consulta comercial, técnica o logística. • Buenos plazos de entrega con numerosos equipos en stock. • Una garantía de 2, y hasta 3 años, en muchos productos. • Un servicio post-venta garantizado a través de 17 agencias MANUMESURE (disponibilidad de repuestos, reparaciones, calibración, certificaciones). • Laboratorios de metrología acreditados por COFRAC. • La robustez de un grupo, líder europeo en instrumentación de medida. Desde 1997 Metrix es una marca de Chauvin Arnoux, un grupo cuyas competencias abarcan diversos sectores como son el equipamiento eléctrico a través de ENERDIS o térmico a través de PYRO-CONTRÔLE. • El apoyo de numerosos distribuidores en todo el territorio español, europeo y mundial. En este catálogo 2009 / 2010, estamos seguros de que encontrará los instrumentos cuyas funcionalidades le resultarán rápidamente indispensables y que constituirán una base para sus nuevos éxitos profesionales. A fin de obtener en primicia nuestras novedades, consulte nuestro catálogo “on line”, descargue documentación técnica, suscríbase gratuitamente a nuestro servcio de newsletter y conozca las ofertas de los otros polos de actividad del grupo.
Visite con regularidad nuestra web:
SUMARIO INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO Osciloscopios digitales analizadores Gama MTX Compact Osciloscopios virtuales Osciloscopios analógicos Osciloscopios diferenciales Sondas diferenciales Accesorios para osciloscopio Multímetros de sobremesa TRMS Fuentes de alimentación Generadores de funciones arbitrarias Generadores de funciones DDS Analizador de espectros Bancos y cajas de década
4 8 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
INSTRUMENTACIÓN PORTÁTIL Osciloscopios portátiles SCOPIX Multímetros - registradores Handscope MTX MOBILE 100000 cuentas Multímetros ATEX y para entornos hostiles Multímetros digitales Multímetros analógicos Pinzas multimétricas Vatímetros Verificadores de instalaciones multifunciones Verificadores de seguridad eléctrica Verificadores de campos electromagnéticos Software Sondas Pinzas amperimétricas Accesorios de medida Accesorios de transporte y protección Guía de selección de Multímetros Guía de selección de Osciloscopios
ÍNDICE por producto ÍNDICE por función
Los folletos de los productos aquí descritos pueden ser descargados en www.chauvin-arnoux.es
24 26 27 29 31 32 33 35 36 37 39 41 42 44 46 48 50 52 54 55
Osciloscopios digitales analizadores Fáciles de manejar, de dimensiones reducidas y muy ligeros, los OX6000 combinan las funciones de un osciloscopio digital, un multímetro - registrador(1) y un analizador FFT.
Con los OX 6000 versión SD tiene GARANTIA DE POR VIDA(2) !
Además de los 2 Mb de memoria interna, las nuevas versiones incorporan una tarjeta micro SD extraíble que permite almacenar hasta 2Gb. (2) Ver condiciones. Disponibles en www.chauvin-arnoux.es
l Osciloscopios de laboratorio de 60 a 200 MHz l Frecuencia de muestreo: 1 Gm/s en tiempo real y 50 Gm/s en tiempo equivalente l 2 canales de medida Cat. II - 300 V y hasta 4 trazas en pantalla l Análisis FFT « en tiempo real » integrador y funciones de cálculo sobre los valores medidos en los dos canales l 2 multímetros digitales independientes, TRMS, 8000 cuentas, banda pasante 200 kHz l Pantalla táctil LCD color o monocromo l 28 teclas de acceso directo y sistema de menús « estilo Windows » en pantalla l Múltiples sistemas de comunicaciones: RS232, USB y Ethernet con servidor WEB (según los accesorios)
Un alojamiento ideal para guardar las sondas, cables, etc
(1) Excepto en el modelo OX 6202.
Si precisa más información… Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Osciloscopios digitales analizadores Características Interfaz Instrumento / Usuario Pantalla Trazas disponibles en pantalla Mandos
OX 6062E-M/OX 6062E-C
OX 6152E-C
OX 6202E-C*
LCD color o monocromo* 5’’ 7 (115 x 86 mm) - 320 x 240 – Retroluminiscente CCFL 4 trazas + 4 referencias 28 teclas de acceso directo – 1 tecla ON / OFF / « Stand by » Pantalla táctil - Menús « estilo Windows » e iconos gráficos 5 idiomas, menús y ayuda en pantalla (español, francés, inglés, alemán e italiano)
Vertical Banda pasante Número de canales Sensibilidad vertical Zoom vertical Adaptación a sondas Horizontal Base de tiempos Zoom horizontal Disparo
60 MHz 150 MHz 200 MHz Filtro limitador de la banda pasante a 15 MHz, 1,5 MHz o 5 kHz 2 canales - Cat. II - 300 V 15 escalas de 2,5 mV/div. a 100 V/div. (± 2 %) Sistema « One Click Winzoom » (convertidor de 10 bits y zoom gráfico directamente en pantalla) - x16 máx. 1 / 10 / 100 / 1000 o Factor de escala arbitrario + definición de la unidad de medida 35 rangos de 1 ns/div. a 200 s/div. - Modo Roll desde 100 ms/div. a 200 s/div. Sistema « One Click Winzoom » (zoom gráfico directamente en pantalla) - x 5 máximo SINGLE, NORMAL, AUTO, AUTO nivel 50 % / CH1, CH2, EXT, LINE / Frente, Duración de impulso (20 ns-20 s), TV cuadro o TV linea (625 = PAL/SECAM o 525 = NTSC) / Ajuste en continuo de la posición del Trigger
Modos Memoria Muestreo máximo
50 Gm/s en tiempo equivalente - 1 Gm/s en tiempo real (en cada canal) Profundidad de memoria: 2 500 puntos por canal (hasta 200 trazas en memoria) Modos GLITCH duración 2 ns / Envolvente, Promediado (factores de 2 a 64) / Modo XY
Otras funciones Completo en menos de 5 s, con reconocimiento de canales – Frecuencia > 30 Hz FFT (escalas Lin o Log) - Funciones + , - , x , / con gestion de factores de escala y unidades Medidas: 2 ó 3 cursores y 19 medidas automáticas – Resolución de 10 bits, 4 dígitos en pantalla
AUTOSET Multímetro (excepto OX6202E-C)* Tensión AC, DC, AC + DC Resistencia Otras medidas Características generales Impresión de pantalla en impresora de red y RS232) o Centronics (accesorio opcional) Comunicaciones con PC Alimentación Dimensiones / Peso Garantía Accesorios entregados
2 canales - 8000 cuentas + barra gráfica + mín./máx. - TRMS - Registro gráfico con fecha y hora (5 min a 31 días) de 400,0 mV a 300,0 VRMS o 400,0 VDC - precisión VDC 0,5 %L + 5D – Banda pasante 200 kHz de 80,00 Ω a 32,00 MΩ - precisión 0,5 %L + 5D - Test rápido de continuidad 10 ms Capacidad de 5,000 nF a 5,000 mF / Frecuencia 200,0 MHz / Temperatura (Pt100) / Test de diodos 3,3 V 11 drivers ByN o color: IBM Proprinter, Epson ESC/P, Canon, HP PCL, Seiko DPU411, PostScript Ficheros de imagen: «.BMP» aprox. 10 kB, «.GIF» aprox. 5 kB (memoria y transferencia por RS232 o Ethernet) Ethernet 10 MB, RS 232 (máx. 115 kbs) o USB (opcional) - Control remoto y servidor WEB Software de tratamiento de datos en PC « SX-METRO » (opcional) Modo « stand-by » con intervalo regulable 98-264 V / 47-63 Hz / < 15 W - Cable de red integrado 230 x 185 x 180 mm - 1,2 kg 3 años 2 sondas conmutables 1/1-1/10 , 1 cable RS232, 1 cable Ethernet cruzado y 1 Manual de Usuario
OX6062E-M : Osciloscopio digital, 2 x 60 MHz, NyB OX6062E-C : Osciloscopio digital, 2 x 60 MHz, Color OX6152E-C : Osciloscopio digital, 2 x 150 MHz, Color OX6202E-C : Osciloscopio digital, 2 x 200 MHz, Color OX6062E-CSD : Osciloscopio digital, 2 x 60 MHz, SD, Color OX6062E-MSD : Osciloscopio digital, 2 x 60 MHz, SD, NyB OX6152E-CSD : Osciloscopio digital, 2 x 150 MHz, SD, Color OX6202E-CSD : Osciloscopio digital, 2 x 200 MHz, SD, Color
HX0079 : Tarjeta de memoria SD + adaptador SD-USB HX0080 : Adaptador SD-USB HX0003 : Sonda de seguridad 1/10, 150 MHz, 400 V HX0004 : Sonda de seguridad 1/10, 250 MHz, 1000 V HX0084 : Cable USB HX0210 : Sonda estándar 1/1, 1/10, 100 MHz, 300 V, CAT II HX0220 : Sonda estándar 1/1, 1/10, 200 MHz, 300 V, CAT II SX-METRO/P : Kit SX-METRO
Accesorios incluídos: 2 sondas conmutables 1/1-1/10 (según modelo), 1 cable RS232, 1 puntero, 1 cable Ethernet cruzado, 1 cable de alimentación, 1 manual de usuario y 1 manual de programación, 1informe de ensayo Versiones “SD” : con una tarjeta SD y formulario de registro a la Garantía de por Vida.
Si precisa más información... Descargue la documentación en www..chauvin-arnoux.es
Osciloscopios digitales analizadores - registradores MTX 3252, MTX 3352 y MTX 3354. Los osciloscopios digitales, analizadores y registradores hasta 4 canales, a 60, 100 y 150 MHz
MTX 3354 SPO
Nuevo modo de adquisición y visualización inteligente
4 instrumentos en 1, para optimizar su trabajo l l l l
Osciloscopio Análizador FFT en tiempo real sobre múltiples canales Análizador de armónicos hasta orden 31º en múltiples canales Registrador
De alta gama l Velocidad de muestreo 20 y 100 Gm/s, profundidad de memoria de 50 k puntos por canal en modo osciloscopio l 2 ó 4 canales de medida y hasta 8 trazas simultáneas en pantalla l Banda pasante 60, 100 y 150 MHz l Funciones de disparo avanzadas
Gran confort de manejo
MTX 3352 SPO Expertos en comunicaciones l Manejo mediante ratón o por teclado l Equipado de origen con puertos RS232 y Centronics, indispensables para la comunicación con un PC o para la impresión de pantallas l Posibilidad de gestión remota gracias a la opción de conexión Ethernet l Facilidad de manejo « estilo Windows » con sistema de menús y elementos gráficos
Mejorados, editor matemático con 4 funciones complejas l Función « sqrt » (raíz cuadrada) l Función « divv » (y « divh ») para simular una forma de onda dentro del nombre de divisiones disponibles, o para corregir funciones que responden con valores de gran rango dinámico l Fórmulas de gran longitud (p.e series de Fourier)
l Gran pantalla LCD orientable, monocromo o color l Sistema de menús en pantalla manejable mediante ratón l Ajuste de todos los parámetros habituales en el frontal (a través de 21 botones + un encoder rotativo) l Comunicaciones RS232, Centronics y USB l Posibilidad de conexión a red Ethernet y servidor WEB Si precisa más información… Si precisa más información… Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Características Selección rápida Bande pasante Número y tipo de canales Seguridad según IEC 61010 Muestreo por canal
Duración del registro Resolución vertical Modo de visualización Adaptación a sondas Osciloscopio digital Sensibilidad de entrada
Base de tiempos Memoria
Trazas referencia en pantalla Medidas automáticas Disparo Funciones de cálculo sobre los canales SPO (Smart Persistence Osciloscopio) Duración de la persistencia Representación Velocidad de adquisición Nº muestras por adquisición Analizador de armónicos Rango de análisis
Explotación Registrador digital Intervalos Intervalo de adquisición Duración de registro Modos de adquisición
MTX 3252 SPO
MTX 3352 SPO
100 MHz 2 canales clase 1 Cat. II / 300 V
150 MHz 4 canales clase 1 Cat. II / 300 V
200 Mm/s en tiempo real (2 canales), 100 Mm/s en tiempo real (2 canales), 100 Gm/s en tiempo equivalente
200 Mm/s tiempo real (2 canales), 100 Mm/s tiempo real (4 canales), 100 Gm/s en tiempo equivalente
De 10 ns a 33 min 20 s 9 bits 8 x 10 divisiones. Vectores, Interpolación, Persistencia (modo envolvente), promediado Factor de escala + definición de la unidad (a través del teclado « estilo Windows ») 2,5 mV a 100 V/div + expansión vertical « Winzoom » x 10 (sensibilidad máxima 250 µV/div) 1 ns a 200 s/div modo Roll desde 200 ms hasta 200 s/div Profundidad 50 000 puntos Profundidad 50 000 puntos 4 referencias 4 referencias + 4 trazas de 50 k (máximo) + 8 trazas de 50 k (máximo) 4 trazas + 4 referencias 2 ó 19 medidas entre 19 + Medida de fase automática en todo tipo de trazas – Cursores y límites Frente, Duración de impulso o Retardo, Recuento, Contador de líneas TV, Hold-off FFT (cálculo sobre 2048 puntos), +, -, x, /, -Funciones matemáticas « a partir de la medida »
100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s e infinito monocromo o a color 50 forma de onda/s/canal 19 Mm/s/canal 31 órdenes, 31 órdenes, de 1 a 2 canales simultáneamente, de 1 a 4 canales simultáneamente fundamental de 40 Hz a 5 kHz fundamental de 40 Hz a 5 kHz Visualización permanente : valor RMS total y THD – Orden seleccionado: %fundamental, fase, frecuencia, Vrms Intervalos de adquisición desde 40 µs hasta 54 s Desde 2s hasta 31 días Disparo por niveles o por ventana sobre 4 canales – Adquisición « normal » de 50 k o de 250 « defectos » Registros con fecha y hora, conversión de valor y unidades para magnitudes físicas, medidas mediante cursores o por búsqueda de eventos, fichero en formato exportable a una hoja de cálculo estándar
Disparo por niveles o por ventana sobre 2 canales – Adquisición « normal » de 50 k o de 250 « defectos» Análisis de los registros
Características generales Comunicación con usuario Mando en el frontal Comunicaciones (según modelo) Dimensiones / Peso
« estilo Windows » con ayuda en línea – 100 % de los parámetros accesibles con el ratón 21 mandos + encoder – acceso directo o desplegable – 1 tecla de ayuda « ? » RS232 y Centronics, USB, RS232 y Centronics, Ethernet, servidor HTML Ethernet, servidor HTML 210 x 177 x 200mm / 2,5kg
Accesorios entregados con las referencias marcadas con:
MTX3252BE-C : MTX 3252 2 x 60 MHz color Ethernet MTX3352BE-C : MTX 3352 2 x100 MHz color Ethernet MTX3354E-C : MTX 3354, 4 x 150 MHz color Ethernet MTX3354E-CK : MTX 3354, 4 x 150 MHz color Ethernet + software SX-METRO MTX3252BED : MTX3352BE-C + Sonda diferencial MTX1032-B MTX3352BED : MTX3352BE-C + Sonda diferencial MTX1032-C
HX0003 : Sonda 1/10, 150 MHz 400 V HX0004 : Sonda 1/10, 250 MHz 1000 V HX0005 : Sonda 1/10, 450 MHz 1000 V HX0006 : Sonda 1/100, 300 MHz 1000 V HX0024 : Pack de tierra MTX COMPACT HX0028 : Opción Análisis de armónicos HX0029 : Opción Registrador
Osciloscopios Virtuales - Gama MTX SCOPEin@BOX Ergonomía y entorno PC Los MTX 1052-PC, MTX 1054-PC y MTX 162 son auténticos osciloscopios en una caja. Compactos, ligeros y apilables, estos instrumentos de medida se conectan directamente a un PC a través de una interfaz USB o Ethernet y un software especializado. Nuevas versiones WiFi permiten ahora comunicar en Ethernet sin cable.
El usuario dispone de todas las ventajas de un PC en lo referente a capacidad de almacenamiento (la misma del PC) y visualización (resolución mínima 1.024 x 768) para un análisis de las curvas más preciso. Además tiene acceso en directo a las funciones a través de los menús del software, de la barra de herramientas "Windows", de combinaciones de teclado o utilizando el ratón. Aparte de esto, el usuario también puede manejar el osciloscopio con los comandos clásicos dispuestos en el panel de control "instrumento", y acceder a una ayuda on-line. Las múltiples ventanas ofrecen visualización simultánea de las trazas, del zoom, del análisis FFT, de las medidas, etc., lo que permite al usuario analizar multitud de combinaciones y visualizar cualquier información de forma inmediata. Los MTX 1052 y MTX 1054 disponen además de la visualización SPO (Smart Persistence Oscilloscope), un principio que combina las ventajas de un osciloscopio analógico y uno digital, permitiendo gestionar en paralelo la visualización y las adquisiciones, y también aumentar las adquisiciones por segundo en varias decenas de millares por segundo. Gracias al SPO, el usuario puede identificar eventos breves, inestabilidades o anomalías intempestivas.
Panel de control SCOPEin@BOX Comandos generales
Comunicación Universal Cada osciloscopio tiene un modo de comunicación universal USB SCOPEin@BOX y una interfaz Ethernet 10 Mb para una integración en una red local Muestreo de trazas "X(t)" o remota. Al iniciarse mediante USB o ETHERNET, el software en modo SPO detecta automáticamente los instrumentos conectados al PC o a la red. El almacenamiento “ilimitado” de las trazas se efectúa simplemente guardando los ficheros en el PC. Las actualizaciones del firmware son automáticas. La exportación de los resultados a Excel así como la impresión en Word se efectúa en 1 ó 2 clicks. El MTX 162 y SCOPEin@BOX cuentan con comunicación WiFi en su versión “W”.
Osciloscopios Virtuales MTX 162 Compacto, económico y fácil de usar, este instrumento de medida in@BOX se beneficia de todas las prestaciones y experiencia de la marca Metrix®. Además comparte todas las ventajas de un PC (gran pantalla, capacidad de almacenaje ilimitada, etc.). l Múltiples funciones: Osciloscopio, analizador FFT en tiempo real y registrador l Visualización normal o permanente tipo osciloscopio analógico l Función desactivable de Autorange vertical y horizontal para un uso más sencillo l Comunicación: USB, Ethernet y WiFi (MTX 162UEW) l Detección automática de los instrumentos disponibles conectados al PC vía USB o la red Ethernet
Características Selección rápida Ancho de banda Número de canales Muestreo máximo Osciloscopio digital Sensibilidad vertical Velocidad de barrido Capacidad de almacenamiento Medidas automáticas Disparo Modo Fuentes Tipo Memoria digital Rango de análisis Modo de adquisición Especificaciones generales Mandos en pantalla Comunicación Dimensiones / Peso Garantía
MTX 162 60 MHz (limitador de ancho de banda: 15 MHz, 1,5 MHz ó 5 kHz) 2 canales, Clase 1, masas comunes Repetitivo = 20 GS/s – Monodisparo = 50 MS/s 8 bits 32 rangos de 5 ns a 100 s/div Profundidad = 50.000 puntos 19 medidas + Fase automática – En todo tipo de curva – Marcadores y límites Auto, Disparado, Monodisparo ROLL, Nivel automático a 50% CH1, CH2, Red Frente ascendiente o descendiente, predisparo ajustable de 0 a 100% 2 s a 33 minutos Modo ROLL dedicado "estilo Windows" y ayuda online – Todos los comandos accesibles con ratón USB tipo B y Ethernet RJ45 (10 Mb local o distante), servidor HTML* + WiFi (MTX162UEW) 270 x 213 x 63 mm – 1,8 kg 3 años
Se entrega con: Osciloscopio MTX, 1 cable de alimentación para toma de red, 2 sondas de tensión, 1 cable USB, 1 CD-Rom con el software para PC de SCOPEin@BOX_LE
Referencias para pedidos: MTX162UE: MTX162 USB+Ethernet MTX162UEW: MTX162+WIFI
Osciloscopios Virtuales MTX 1052, MTX 1054 Manteniendo las mismas prestaciones que un osciloscopio tradicional, los modelos SCOPEin@BOX también tienen la ventaja de un diseño tan compacto como sus precios. Al conectarse a un PC estos equipos disfrutan de todas las ventajas y prestaciones del PC (gran pantalla, almacenamiento ilimitado, etc.), y al mismo tiempo resulta fácil de configurar y usar.
Versatilidad: Al contar con 4 instrumentos en 1 (osciloscopio, analizador FFT en tiempo real, analizador de armónicos y registrador), estos osciloscopios de altas prestaciones están diseñados para aplicaciones en laboratorios de sectores electrónicos, energía e ingeniería eléctrica
Altas-prestaciones:
l Osciloscopios de 2 ó 4 canales, 150 MHz l Modo Smart Persistence Oscilloscope (SPO) para adquisiciones más rápidas y visualización inteligente l Resolución duplicada gracias a un convertidor de 9-bit l Sensibilidad vertical desde 2,5mV/div hasta 100V/div l Profundidad de adquisición de 50.000 puntos por canal l Funciones de disparo avanzadas (pulse, delay, counting, main/auxiliary channel, fault capture, etc.)
Ergonómico: l Todas las ventajas de las características de la pantalla del PC l Múltiples ventanas ofrecen visualización simultánea de trazas, análisis FFT, zoom y medidas automáticas simultáneamente l Familiaridad con el entorno "Windows" l Gran capacidad de almacenaje, uso directo de archivos en Windows (Excel, Word, imágenes, etc.), impresión, etc
Comunicación: l Equipado con conexión USB y Ethernet con servidor web incluido l 100% programable usando el estándar SCPI, entregado con los controladores para Labwindows y Labview l Productos diseñados para integrarse a bancos de prueba (versión RACK de 19")
Accesorios opcionales específicos Cuando se usan sondas duales diferenciales con el MTX 1032 es posible realizar medidas de forma segura y efectiva en sub-ensamblajes que no hagan tierra o estén equipados con masas comunes diferenciadas.
ENTRADAS DIFERENCIALES 600 V / CAT III (carcasa asociada con el MTX 1032-B)
Instrumentación de laboratorio Características Selección rápida Ancho de banda Número de canales Muestreo por canal Resolución vertical Modo de visualización Adaptación a sondas Osciloscopio digital Sensibilidad vertical Velocidad de barrido Capacidad de almacenamiento Número de trazas en pantalla Medidas automáticas Otras funciones SPO (Smart Persistence Oscilloscope) Duración de la persistencia Visualización Funciones Analizador de armónicos Rango de análisis Datos obtenidos Disparo Modo Fuente Tipo
Acoplamiento Sensibilidad (CH1, CH2, CH3 ó CH4) Registrador digital Intervalo de adquisición Duración del registro Modos de adquisición Análisis de los registros
Características generales Mandos en Pantalla Comunicación
Dimensiones / peso Garantía
MTX 1052
MTX 1054
150 MHz (Límite de Banda Pasante: 15 MHz, 1,5 MHz ó 5 kHz) 2 canales, clase 1, masas comunes 4 canales, clase 1, masas comunes Repetitivo = 100 GS/s – Monodisparo = 200 MS/s (2 canales), 100 MS/s (4 canales) 9 bits 8 x 10 div.- Múltiples ventanas (panel de control, traza, zoom, FFT, etc.) Conversión de escala de la señal física + selección de la unidad (teclado virtual “Windows”) 2,5 mV – 100 V/div 35 rangos desde 1 ns hasta 200 s/div Profundidad = 50,000 puntos – capacidad de almacenaje depende de la configuración del PC 4 trazas + 4 Referencias 2 ó 19 medidas desde 19 + Fase Automática – Sobre cualquier tipo de curva - Cursores y límites FFT (cálculo sobre 2.048 puntos), funciones matemáticas +, -, x, / - personalizables 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s e infinito Monocromo o color Velocidad de adquisición 50 k formas de onda/s/canal, muestreo adquirible: 19MS/s/canal Fundamental + 31 rangos, de 1 a 4 canales y fundamental desde 40 Hz hasta 1 kHz simultáneamente Visualización permanente: valor RMS total y THD - Orden seleccionado: %Fundamental, fase, frec, Vms Auto, Disparo, Single CH1, CH2, EXT, Red CH1, CH2, CH3, CH4, Red Frente, Anchura de Impulso o Retardo (40 ns-10,5 s), Cómputo (2 - 16.384 eventos), TV (525 = NTSC, 625=PAL/SECAM), Predisparo ajustable de 0 a 100%, Hold-off (40 ns-10,5 s) AC, DC, Rechazo LF, Rechazo HF 0,6 div hasta 10 MHz, 1,5 div de 10 MHz a 150 MHz Nivel de disparo +/- 8 div. Intervalos de adquisición de 40 µs a 53,57 s 2 s a 31 días Disparo por niveles sobre 4 canales - Modo captura de 100 defectos en memoria de trabajo. Modo de captura en ficheros sujeto a la configuración del PC Registros con fecha y hora, conversión de valor y unidades para magnitudes físicas, búsqueda de eventos, ficheros en formato exportable y compatible con softwares de hojas de cálculo estándar (“.txt”)
«estilo Windows» con ayuda online - 100% de los parámetros accesibles con el ratón USB tipo B y Ethernet RJ45 (10 MB local o remoto), Servidor HTML, Wifi 270 x 213 x 63 mm – 1,8 kg 3 años
Se entrega con: 1 MTX, 1 cable de alimentación a red, 2 sondas de tensión, 1 cable de Ethernet cruzado, 1 cable de Ethernet recto, 1 cable USB, 1 CD-Rom con el software SCOPE in@BOX_LE para PC Referencias para pedidos: MTX1052B-PC: MTX1052 2 canales, 150 MHz MTX1054B-PC: MTX1054 4 canales, 150 MHz MTX1052BW-PC: MTX1052 2 canales, 150 MHz versión WiFi MTX1054BW-PC: MTX1054 4 canales, 150 MHz versión WiFi MTX1052BW-PC: MTX1054 2 canales, 200 MHz versión WiFi MTX1054BW-PC: MTX1054 4 canales, 200 MHz versión WiFi MTX1052B-RK: MTX1052B-PC versión RACK MTX1054B-RK: MTX1054B-PC versión RACK Si precisa más información… Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Osciloscopios analógicos OX 530, OX 803B, OX 863B Analógico para una visualización en tiempo real sin pérdidas de señal ni ambigüedades. Digital para analizar las causas de un fenómeno mediante la visualización de aquellos eventos que se producen una sola vez o que son anteriores al disparo.
OX 530 l Simple y completo con banda pasante de 30/35 MHz 2 canales
Selección rápida Banda pasante Número de canales Seguridad según IEC 61010 Sensibilidad de entrada Modos de funcionamiento
Base de tiempo Velocidades de barrido Disparo Función AUTOTEST Particularidades
Medidas automáticas y mediante cursores Especificaciones generales Conexión digital Alimentación Dimensiones Accesorios entregados
OX 863B l Función READOUT integrado l Banda pasante 150 MHz 2 canales l Disparo alterno para optimizar la estabilidad de la visualización en todos los casos
OX 803B l El instrumento de base perfecto l Banda pasante 40 MHz 2 canales l Disparo alterno para optimizar la estabilidad de la visualización en todos los casos
30/35 MHz
Clase 1 - Cat. II - 300 V 5 mV a 20 V/div 1 mV a 20 V/div CH1, CH2, ALT, CH1, CH2, ALT, CHOP auto, ADD, CHOP, ADD, -CH2, XY, -CH2, XY test de componentes 1 1 + retardo 10 ns a 200 ms/div CH1, CH2, ALT, EXT, LINE SMART AUTOSET Almacenamiento de los ajustes, Test de componentes control de la configuración del usuario mediante microprocesador, visualización de la selección por LED —
Clase 1 - Cat. II - 400 V 2 mV a 5 V/div CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD, -CH2, XY 2 5 ns a 100 ms/div
Recuento de líneas de vídeo cursores y READOUT
ΔV, ΔT, 1/?ΔT, ϕ
RS232 opcional 94 - 264 V (48/440 Hz) 435 x 330 x 163 mm / 5,5 kg 435 x 330 x 163 mm / 6,3 kg 1 cable de red, 1 manual de usuario (existente en versión S equipos de 2 sondas)
435 x 330 x 163 mm / 5,5 kg 2 sondas, 1 cable de red, 1 manual de usuario
Se entrega con: 1 OX, 1 cable de alimentación a red, 1 manual de usuario
Referencias para pedidos: OX0530: Osciloscopio OX 530 OX0530-S: OX0530 + 2 sondas OX0803B: Osciloscopio OX 803B OX0830BS: OX0803B+2 sondas OX0863B: Osciloscopio OX 863B + 2 sondas
Osciloscopio Diferencial OX 832 Dotados de prestaciones técnicas de alta gama, el osciloscopio diferencial OX 832 simplifica la medida de las señales flotantes que no pueden ser referidas a tierra o a un nivel común. Disponen de una sensibilidad de 200 V/div, sin necesidad de sonda atenuadora.
l 2 en 1: operación de cada canal en modo tradicional o diferencial l Banda pasante de 30 MHz l Nivel de seguridad inigualable para un osciloscopio: IEC 61010, Cat. III, 300 V – Cat. II, 600 V
OX 832
Características Banda pasante Número de canales Seguridad según IEC 61010 Sensibilidad de entrada Modos de funcionamiento Base de tiempos Velocidades de barrido Disparo Función AUTOTEST Particularidades Alimentación Dimensiones / peso Garantía
Analógica: > 30 MHz 2 diferenciales – 2 BNC/canales Clase 1 – Cat. III 300 V – Cat. II 600 V 10 mV a 200 mV/div CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD, XY 1 + retardo Analógica: 50 ns a 200 ms/div CH1, CH2, ALT, LINE, EXT Sí Permite la medida de valores flotantes (entre canales y entre canal y tierra) con toda seguridad, selección del modo de trabajo (normal o diferencial) mediante una tecla. FFT y análisis de armónicos integrados 110 VAC ó 230 VAC ± 10% 435 x 330 x 163 mm / 6,5 kg 2 años
Line Neutral Earth/ Ground Differential Probes
Diagrama para ensamblaje en modo diferencial
Se entrega con: Osciloscopio OX 832, cable de alimentación a red, 2 juegos de cables de seguridad BNC/Banana, y 1 manual de usuario. Referencias para pedidos: OX0832: Osciloscopio OX 832
Instrumentación de laboratorio Accesorios para osciloscopios
Sondas diferenciales El complemento imprescindible en osciloscopios analógicos o digitales para visualizar señales que no pueden referenciarse a tierra, las MTX 1032-B y MTX 1032-C disponen de 2 canales diferenciales. En formato « Laboratorio » y alimentadas a la red, están concebidas tanto para un uso autónomo, como para ser acopladas mecánicamente a los osciloscopios MTX Compact. La MX 9030 se entrega en formato de mano, con alimentación mediante pila.
MX 9030-Z
Características Tensión de entrada diferencial Tensión máx. en modo común Atenuación / Precisión Banda pasante Tiempo de subida Impedancia de salida Tensión en salidas coaxiales (máx..) Nivel de ruido Características generales Alimentación Seguridad Dimensiones / Peso Accesorios entregados
± 60 V ó ± 600 V
MTX 1032-C ± 40 V ó ± 400 V
± 600 V 1/20 y 1/200 - ± 3 % 30 MHz 11,7 ns
1/10 y 1/100 - ± 3 % 30 MHz 11,7 ns 50 Ω
± 3 V con carga de 1 MΩ
50 MHz 7 ns ± 4 V con carga de 1 MΩ
< 10 mVcc 1 pila 9 V IEC 61010-1 – Cat. IV, 600 V 163 x 62 x 40 mm / 195 g (con pila) 1 sonda monocanal con salida BNC, 1 pila estándar montada, 1 juego cables banana PVC de 1,10m., 1 juego de 2 pinzas cocodrilo industriales, 1 manual de usuario
Red : 230 VAC ±10 % 50/60 Hz IEC 61010-1 – IEC 61010-1 – Cat. III, 600 V Cat. II, 600 V 270 x 250 x 63 mm / 1,2 kg 1 sonda 2 canales en formato « MTX Pack », 2 cables BNC cortos de 20 cm, 2 juegos de cables banana PVC de 1,10m., 1 cable de red europeo, 1 juego de accesorios de sujeción de la sonda al osciloscopio, 1 manual de usuario en 5 idiomas
MX9030-Z : Sonda diferencial 1x30 MHz autónoma MTX1032-B : Sonda diferencial 2x30 MHz entrada banana MTX1032-C : Sonda diferencial 2x50 MHz Entrada coaxial MTX1032-CRK : Sonda diferencial 2x50 MHz para osciloscopios versión Rack 19'' MTX1032-BRK : Sonda diferencial 2x30 MHz para oscilloscopios versión Rack 19''
HX2005-Z : Cable 0,2 m BNC-BNC x2 HX2006-Z : Cable 2 m BNC-Banana x2 HX0004 : Sonda 1/10 - 250 MHz - 1000 V HX0007 : Agarra-hilos tipo garfio para sondas HX0003/4/5/6 HX0008 : Agarra-hilos tipo cocodrilo para sondas HX0003/4/5/6 P01102052-Z : Juego de 2 pinzas industriales tipo cocodrilo para cable BNC/Banana Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Sondas compactas HX0003
Atenuación Banda pasante (MHz) Impedancia de entrada (MΩ) Capacidad (pF) Tiempo de subida (ns) Seguridad EN 61010-2-031
10 : 1 150 10 ± 1 % 14 1,2 400 V Cat. II
10 : 1 250 10 ± 1 % 14  1,2 1000 V Cat. II
10 : 1 450 10 ± 1 % < 14 1 1000 V Cat. II
Gama de compensación (pF) Capuchón seguridad retráctil Accesorios entregados
12 a 25 Gris
12 a 25 Azul
12 a 25 Violeta
100 : 1 300 100 ± 1 % 6 <1 1000 V Cat. II máx. 5 kV pico 12 a 22 Rojo
1 cable de masa y 1 manual de usuario
HX0206
1 : 1000 1 : 1 / 1 : 10 1 : 1 / 1 : 10 1 : 1 / 1 : 10 30 15 / 60 15/100 15/200 100 ± 1 % 1/10 1/10 1/10 < 2,5 45/15 46/15 45/11 < 12 23/6 23/3,5 35/1,7 14 kV Cat. II 300 V Cat. II 300 V Cat. II 300 V Cat. II máx. 40 kV pico 10 a 50 - / 10 a 50 - / 10 a 50 - / 10 a 35 No No 1 garfio de 12mm., 1 capuchón de medida garfio, 1 capuchón 1 pinza coco, de medida coco, 1 destornillador de ajuste, 1destornillador de 1 manual de usuario. ajuste, 1 manual, 1 maleta
Accesorios sondas HX0003/4/5/6 : HX0007 : 1 capuchón agarra-hilos tipo garfio – HX0008 : 1 capuchón agarra-hilos tipo cocodrilo
Sondas aisladas de corriente MN60
50 mA a 100 A AC/DC 100 mV - 10 mV/A DC a 100 kHz < 3% 11,8 mm BNC 2m 231 x 67 x 36 mm 330 g 1 x 9V Cat. III, 600 V
200 mA a 600 A AC/DC 10 mV - 1 mV/A DC a 10 kHz < 1,5 % 30 mm BNC 1,5 m 224 x 97 x 44 mm 440 g 1 x 9V Cat. III, 600 V
0,1 a 60 A pico AC y 0,5 a 600 A pico AC 100 mV - 10 mV/A 40 Hz a 40 kHz  2 % y  1,5 % 20 mm BNC 2m 135 x 51 x 30 mm 180 g Cat. III, 600 V 1 manual de usuario P01120409
Relación de transformación Banda pasante Precisión Diámetro de encierre Conector de salida Longitud del cable Dimensiones (exteriores) Peso Alimentación Seguridad IEC 61010-2-32 Accesorios entregados Para pedidos
1 pila 9 V y 1 manual de usuario P01120043A
P01120072
15 PAC12
Cables coaxiales Cables de seguridad impedancia 50 Ω, longitud 1m. - IEC 61010-2-031 Cat. III 500 V, negro : BNC macho aislados / bornas banana con toma trasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AG1066-Z (2 p)
Cables de seguridad impedancia 50 Ω, longitud 1m. - IEC 61010-2-031 Cat. III 500 V, negro : BNC macho aislado / BNC macho aislado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AG1065-Z (2 p)
Cables de seguridad de tierra long. 2 m, bananas Ø 4mm. - IEC 61010-2-031 Cat. III 1000 V : Borna banana hembra / hembra amarillo/verde (tierra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P01295073A (5 p)
Adaptador de seguridad aislada IEC 61010-2-031 Cat. III 500 V con bornas de seguridad Ø 4 mm : BNC macho aislado / banana hembra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HA2068-Z (3 p)
Adaptador de carga Carga 50 Ω BNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PA4119-50 (1 p)
Cargador para cables de seguridad (lote de 1 pieza) Cargador 60 cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P01101914 (1 p)
Té de derivación aislados IEC 61010-2-031 Cat. I - 500 V 1 BNC macho aislado / 2 BNC hembra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HA2004-Z (3 p)
Prolongador aislado IEC 61010-2-031 Cat. I - 500 V BNC hembra / BNC hembra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HA2005 (1 p)
Puente de acoplamiento de seguridad separación de 19 mm - Ø 4 mm - 36 A - IEC 61010-2-031 : Juego de 10 puentes de acoplamiento negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P01101892A
Multímetros de sobremesa TRMS De moderno diseño y altas prestaciones, el multímetro - analizador de sobremesa MTX 3250 proporciona un análisis elemental de la señal así como un modo « AUTOPEAK » que permite al usuario, por ejemplo, evitar la necesidad de un osciloscopio adicional. Multifunciones, y de extraordinaria sencillez de manejo, es asimismo frecuencímetro, termómetro y registrador. Para limitar los posibles errores de manipulación, se ha reducido el número de bornas solamente a tres, lo que permite un « AUTORANGING » total en corriente.
MX 556 Características
MX 553
Tensiones DC, AC y AC+DC TRMS Rangos Precisión de base DC Banda pasante útil Precisión de base AC y AC+DC Corrientes DC, AC y AC+DC TRMS Rangos Precisión de base DC Banda pasante útil Precisión de base AC y AC+DC MEDIDAS EN FRECUENCIA Rangos de frecuencia Otras medidas
Resistencia y continuidad Rangos Precisión de base Test de continuidad sonora Test de diodos Capacidad Temperatura (Sondas Pt 100 y Pt 1000) Conexiones digitales Otras medidas
Seguridad IEC 61010 CEM según NF 61326-1 Dimensiones (H x L x P) - Peso Garantía Opcionales
MX 556
50 000 cuentas LCD Supertwist + barra gráfica
LCD 50 x 140 mm Retroluminiscente 3 medidas simultáneas
500,00 mV a 1000,0 V (750,0 Vac y AC+DC) 0,1 % L + 2D 0,025 % L + 2D 30 kHz 100 kHz 1 % L + 3D 0,3 % L + 30D 5,0000 mA a 10,000 A 0,2 % L + 2D
500,00 mV a 600,0 V 0,08 % L + 3D 100 kHz 0,5 % L + 30D
500,00 µA a 10,000 A 0,05 % L + 2D
500,00 µA a 20,000 A 0,2 % L + 5D 10 kHz 0,5 % L + 30D
5 kHz 1 % L + 3D
0,6 % L + 30D
5,0000 kHz a 500,00 kHz Ciclo de trabajo, Ciclo de trabajo recuento de eventos, duración de impulsos
5,0000 Hz a 1,0000 MHz Periodo, ciclo de trabajo
500,00 Ω a 50,00 MΩ 0,1 % L + 3D 0,07 % L + 2D 0,1 % L + 3D Gama 500,00 Ω - Umbral 10 a 20 Ω - Tiempo de respuesta 1 ms De 0 a 2 V De 0 a 4,5 V Rangos 50,00 nF a 50,00 mF / Precisión 1 % L + 3D -
-200 °C a +800 C°
Picos rapidos 1 ms
Picos rápidos 1 ms dBm, potencia resistiva
Data HOLD y AUTO HOLD REL (Offset)
Data HOLD y AUTO HOLD - REL (Offset) ZOOM de barra gráfica SURV = Mín./Máx./AVG PRINT = impresión directa o mediante transferencia de datos a PC
RS232 : versión MTX3250-P Picos rápidos 500 µs Factor de cresta, dBm, potencia resistiva AUTOPEAK = fin de la limitacin de factor de crêsta SPEC = cálculo y visualización de especificaciones del instrumento SURV = Mín./Máx. con fecha y hora MATH = dB, dBm, ax+b OFFSET (Offset, nul, delta%) Data HOLD y AUTO HOLD
Cat. III, 600 V - Cat. II, 1000 V 95 x 295 x 270 mm - 1,6 kg 3 años -
Software SX-DMM 1 juego de cables de medida, 1 cable de red, 1 manual de usuario
Cat. III, 600 V 170 x 270 x 190 mm - 2,3 kg 3 años Software SX-DMM Pack de Baterías HX0022 1 juego de cables de medida, 1 cable de red, 1 manual de usuario y 1 presentación interactiva en CD-Rom
Accesorios para MX553, MX556 y MTX 3250 MX553 : Multímetro MX 553 50 000 cuentas MX556 : Multímetro MX 556 con RS 50 000 cuentas MTX3250 : Multímetro analizador MTX 3250 50 000 cuentas MTX3250-A : MTX 3250 + RS232 + manual de programmation + drivers Labwindows/Labview + software SXDMM en CD Rom
MTX3250-P : MTX 3250 + RS232 + manual de programación + drivers Labwindows/Labview en CD Rom P01652401Z : Adaptador C.A 801 en formato blister P01652411Z : Adaptador C.A 803 en formato blister
Fuentes de alimentación variable AX 501, AX 502, AX 503 Características Tecnología Pantalla Salidas Acoplamiento entre salidas Regulación común de salidas Particularidades
Seguridad IEC 61010 -1 Alimentación Dimensiones (H x L x D) Peso Garantía
1 x (30 V / 2,5 A)
Linear LED - verdes y rojos - 3 dígitos 2 x (30 V/2,5 A)
2 x (30 V / 2,5 A) 1 x (2,7 to 5,5 V / 5 A)
Serie o paralelo Sí (en modo "tracking”) Protección electrónica contra cortocircuitos, sobrecargas y sobrecalentamientos. Salidas con aislamiento doble respecto a la red. Transformadores toroidales (sin necesidad de ventilador y de baja irradiación). Bornas de seguridad en doble anillo Cat. I, 100 V 110 o 230 V 120 x 225 x 270 mm 4 kg 4,5kg 6 kg 3 años
Modo “Tracking” (AX 502 y AX 503)
Configuración en serie: 60 V - 0 a 3 A
Uso de 2 fuentes de alimentación configuradas en serie con la función "TRACKING" (fuentes simétricas ± 30 V) a 2.5 A máx. l Presiona el butón de "TRACKING" ("ON": LED encendido).
Configuración en paralelo: 30 V - 6 A
Este botón genera una conexión interna entre el terminal "-" de la fuente de alimentación "MASTER" y el terminal "+" de la fuente de alimentación "SLAVE". l La fuente simétrica SLAVE reacciona a las variaciones en el voltaje de la fuente de alimentación MASTER con variaciones “tracking” de valor absoluto proporcional. l Para usar voltajes simétricos (e.g. ± 15 V), uno de los 2 terminales (MASTER "-" ó SLAVE "+") debe estar conectado al circuito para ser alimentado (punto "0"). V « MASTER » (a) Action Δ V « MASTER » (a) Reacción Δ V « SLAVE » (b) (valor absoluto) V « SLAVE » (b)
AX0501A: AX501 AX0502A: AX502 AX0503A: AX503
1 AX, 1 cable de alimentación y 1 manual de usuario
Fuente de alimentación triple programable 30V/3A AX 1360-P l Alimentación programable con dos salidas ajustables (0-30V) una salida fija seleccionable (2,5 / 3,3/5v) para aplicaciones electrónicas.
l Conexión paralela o en serie sin necesidad de un cable l Cuatro configuraciones en memoria con acceso desde el panel frontal l Protección contra subidas de tensión, sobrecalentamiento y cortocircuitos l Muy estables y con poca desviación en cualquiera de sus modos (serie o paralelo) l Comunicación a través de USB y driver LW CVI descargable desde nuestra página web Referencias para pedidos:
AX1360-P: Fuente de alimentación triple programable AX1360-P
1 AX 1360-P, 1 cable de alimentación, 1 cable USB A/B, 1 manual de usuario
Generadores de funciones arbitrarias GX 1025, GX 1050 Generadores arbitrarios multifunción con frecuencímetro integrado: l Modulaciones AM y FM, FSK y ASK y PM l Rango de frecuencia de 0,001 mHz a 25 MHz (GX 1025) ó 50 MHz (GX 1050) l Tecnología DDS en 2 salidas (acoplamiento y duplicación) l Muestreo de las señales a 125 Mm/s con resolución de 14 bits l Funciones SWEEP y BURST l Gran pantalla TFT a color de contraste elevado (320 x 240 mm) l Frecuencímetro externo desde 100 mHz hasta 200 MHz l Programable mediante conexión USB y almacenamiento en memoria USB
GX 1025 Interfaz hombre-equipo Visualización Mandos del panel frontal Programación de los parámetros de la señal Bornas de salida BNC en el panel frontal Bornas BNC E/S en el panel trasero
Generación de señales Tipo de señales Resolución / Muestreo Memoria Edición de señales con Sx-Gene
Gran pantalla a color 3.5’’ TFT de contraste elevado – resolución 320 x 240 mm 18 teclas de acceso directo, 1 botón rotativo En continuo por el encoder y/o el teclado numérico Salidas generador 1 y 2 – Parámetros independientes (forma de onda, f, fase, amplitud, etc.), conectados o duplicados Entrada y salida de disparo y sincrocompatibles TTL Senoidal, Cuadrada, Triángulo, Rampa, Impulso, Ruido blanco, Señal arbitraria (48 formas de ondas pre-instaladas) 14 bits / 125 Mm/s Profundidad memoria 16 k (512 k en CH1 solo) – Almacenamiento en memoria USB de señales predefinidas o específicas Adquisición, transferencia y modificación de una señal adquirida desde un osciloscopio (OX6000, OX7000, Scopein@Box) Edición gráfica o matemática a partir del software Sx-Gene Modificación de una señal adquirida y/o combinación de señales estándar del generador
Frecuencia de señales Rango de frecuencia Resolución / Precisión Deriva y Coeficiente de temperatura
Senoidal desde 0,001mHz hasta 25,000 MHz, Senoidal desde 0,001mHz hasta 25,000 MHz, Triángulo 300 kHz, Ruido y cuadrado 25 MHz, Impulso 10 MHz Triángulo 300 kHz, Ruido y cuadrado 50 MHz, Impulso 20 MHz Señal arbitraria 5 MHz Señal arbitraria 5 MHz Visualización 7 dígitos – resolución desde 1 mHz hasta 1 kHz según el rango de frecuencia ± 20 ppm para F > 10 kHz , ± 30 ppm para F < 10 kHz ± 100 ppm/año --- < 5 ppm / °C
Amplitud Niveles de tensión Precisión del nivel (Flatness) Offset VDC Impedancia / Protección
Salida 1 = 2 mVpp ~ 10 Vpp 50 Ω 2 mVpp ~ 20 Vpp circuito abierto Salida 2 = 2 mVpp ~ 3 Vpp 50 Ω 2 mVpp ~ 6 Vpp circuito abierto < 0,1 dB para f < 100 kHz Salida 1 = ± 5 VDC en circuito abierto, Salida 2 = ± 1,5 VDC en circuito abierto – precisión < 1% ±1 mV 50 Ω / Protección contra los cortocircuitos
Características de las señales Senoidal Triángulo (frecuencia máx. 2 MHz) Cuadrada e impulso
Distorsión < 0,2% típica para f < 20 kHz, y armónicos < -50 dBc para DC < f < 25 MHz (nivel < 1Vpp) Error de linealidad < 1% máx. Tiempo de subida < 12 ns (typ.) – Ciclo de trabajo 20-80% (DC < f < 20MHz) – Impulso 20 ns a 2.000 s
Modulaciones (fuente interna o externa) AM, FM, FSK, ASK, PM Otras funciones: SWEEP, BURST Frecuencímetro externo Rango de medida / resolución desde 100 mHz hasta 200 MHz Sensibilidad / Impedancia de entrada 20 mVrms para 100 mHz < f < 100 MHz, 40 mVrms más allá / 1 MΩ Especificaciones generales Almacenamiento Memoria Interfaz de comunicación Alimentación a la red eléctrica Software
Almacenamiento en lápiz USB de señales predefinidas o específicas, de configuraciones completas del instrumento USB Device, USB host - GPIB, LAN opcional 100~240 VRMS£‹45~440 Hz CAT II - < 30 W El software SX-GENE está disponible en descarga gratuita en nuestra página Web con los controladores LV y LW
Características mecánicas Garantía
Referencias para pedidos GX1025: Generador de funciones arbitrarias de 25 MHz GX1050: Generador de funciones arbitrarias de 50 MHz
L x Al x P = 229 mm x 105 mm x 281 mm - 2,8 kg 1 año
Se entrega con: Un cable de alimentación a la red eléctrica, 1 cable USB, 1 manual de instrucciones y un manual de programación en CD-Rom.
Generadores de funciones DDS GX 305, GX 310, GX 320 Multifuncionales y precisos, los generadores de laboratorio GX ofrecen una excelente calidad de lectura. Existen en versiones programables y estándar SCPI vía USB. GX 305 5 MHz l enseñanza l técnicos de control
GX 310 10 MHz l enseñanza l técnicos de control
GX 320 20 MHz l enseñanza l laboratorio e I+D
GX 305 / GX 310 Interfaz hombre-equipo Lectura Ajuste de parámetros de la señal Bornas de salida BNC en frontal Bornas entrada BNC en frontal Generación cont. de señales Frecuencia Resolución / Precisión Amplitud Precisión de nivel (Flatness) Forma de las señales Barrido en frecuencia Modos
LCD (125 x 45 mm) – Intensidad luminosa réglable – Pantalla de la frecuencia con 5 dígitos de 20mm. Mediante encoder, escalas automáticas en Frecuencia y Nivel, selección del dígito de incremento (F,P,N…) Salidas TTL y Sweep Out Salidas TTL, Sweep, Clock y Synchro Entrada VCF In Entradas VCG, Gate, Clock y Synchro (GX305) De 0,001 Hz a 5,000 MHz (10 escalas) De 0,001 Hz a 20,000 MHz (11 escalas) (GX310) De 0,001 Hz a 10,000 MHz (10 escalas) Pantalla 5 dígitos – resolución de 1mHz a 1kHz según la escala / ± 20 ppm para F > 10 kHz, ± 30 ppm para F < 10 kHz 1 mV a 20,0 Vcc circuito abierto en 3 escalas automáticas – Pantalla 3 dígitos Vpp o Vrms – Resolución máx 1 mV < 5 % para 1 mHz < F < 10 MHz , y ± 0,5 dB tip. hasta 20 MHz (GX 320) (specs para un nivel de 0,1 Vcc a 20 Vcc) Senoidal / Triangular (frecuencia máx. 2 MHz) / Cuadrada y « LOGIC » / Salida TTL LIN (lineal) o LOG (logarítmico) Modo « Diente de sierra » o « Triángular » – Excursión ilimitada entre « F Start » y « F Stop » - Tiempo de barrido regulable de 10 ms a 100 s Barrido por una señal < 15 kHz, de amplitud ± 10 V
Barrido interno « INT » Barrido externo « EXT » Modulación
Modulación por una señal senoidal de frecuencia 1 kHz Indice de modulación 20 % ó 80 % Modulación por una señal < 5 kHz, de amplitud ± 10 V por modulación de 0 a 100 % (Entrada VCG IN) Modulación por una señal senoidal de frecuencia 1 kHz Excursión ilimitada entre « F Start » y « F Stop » Modulación por una señal de frecuencia < 15 kHz Amplitud ± 10 V (Entrada VCG IN) Salto de frecuencia, Salto de fase interno o externo
Modulación AM Interna Modulación AM Externa Modulación FM Interna Modulación FM Externa Función SHIFT K Función Salve
De 1 a 65535 impulsos – Periodo de los trenes de impulso de 10 ms a 100 s De 1 a 65535 impulsos – Synchro/Periodo por una señal TTL de frecuencia < 1 MHz (Entrada VCG IN) Validación de la componente alternativa de « Main Out » por una señal TTL de frecuencia < 2 MHz (Entrada GATE IN)
BURST Interno BURST Externo Función Gate Función Synchro Montaje en cascada de varios GX 320 Frecuencímetro Externo Rango de medida / Precisión Seguridad / Tensión máx. admisible Especificaciones generales Memorias de configuraciones Interfaz de comunicación Alimentación de red Seguridad / CEM Características mecánicas Garantía / Orígen Accesorios entregados
Frecuencia máxima de las señales generadas 100 kHz Ajuste del desfase sobre ± 180° (résolución 1°) 5 Hz a 100 MHz / ± 0,05 % + 1 dígito CAT. I, 300 V / 300 Vrms Almacenamiento/recuperación de 15 configuraciones completas Conexión « USB A/B » para las versiones programables / Ethernet 230 V ± 10 % (ó 115 V ± 10 %) – 50/60 Hz – 20 VA máx. Seguridad según CEI 61010-1 (2001) – CEM según EN 61326-1 (2004) 227 (L) x 116 (H) x 180 (P) mm – Peso 2,8 kg 3 años – Francia Versiones estándar: 1 cable de alimentación de red y 1 manual de usuario en 5 idiomas en CD-Rom - Versiones programables : con 1 manual de programación FR+GB, Drivers Labwindows CVI / LabView, 1 cable USB A/B
GX310 : Generador de funciones 10 MHz GX310-P : Generador de funciones 10 MHz programable GX320 : Generador de funciones 20 MHz GX320-E : Generador de funciones 20 MHz programable
AG1066-Z : Juego de 2 cables BNC-Banana con conexión trasera AG1065-Z : Juego de 2 cables BNC-BNC HA2068-Z : Juego de 3 adaptadores BNC-Banana HA2004-Z : Juego de 3 adaptadores BNC en forma de T
Analizador de espectros MTX 1050 De fácil manejo, el analizador de espectros MTX 1050 dispone de 5000 puntos de barrido en resolución horizontal. Aporta asimismo 4 medidas simultáneas (Auto Peak, Cursor y 2 cursores delta).
Pantalla a color, de alta resolución y dimensiones, sobre la pantalla del PC Hasta 5000 puntos de resolución en barrido horizontal (en función de la velocidad) 400 kHz a 1 GHz
Banda pasante Resolución del valor de la frecuencia central Frecuencia interna Estabilidad en frecuencia Barrido en frecuencia Resolución Filtros Filtros de video Nivel Dinámica de entrada Umbral de ruido (dinámica de medida) Dinámica de visualización Respuesta a imp. armónicos Respuesta imp. no armónicos Entrada Potencia máx. admisible Impedancia Atenuación de entrada Conector Cursores / Modos
4 1/2 dígitos - 10 kHz máx. Precisión ± 0,625 10-6 ±5 ppm / 1año Span Zero, 1 MHz a 100 MHz / div - en secuencia 1-2-5 12 kHz, 120 kHz y 1 MHz 1 kHz, 10 kHz y 300 kHz 3 escalas, de -90 dBm a +20 dBm sin amplificación: -80 dBm con amplificación : -95 dBm 50 dB y 100 dB < -40 dBc para un nivel de -20 dBm < -70 dBc (< -600 dBc sobre frecuencias identificadas) +25 dBm permanentemente, ±30 VDC 50 Ω nominal Un atenuador 20 dB nominal, un amplificador 20 dB nominal Tipo "BNC" 4 cursores simultáneas / 1 cursor automático sobre el « Peak » detectado, 1 cursor « pegado » a la traza y 2 cursores delta
Funciones Memorias
Modos de traza
En el PC, sin limitación de número, con nombres explícitos Almacenamiento y comparación entre « spans » de referencia 100 a 5000 puntos por barrido (en función de la velocidad de barrido) Promediado (de 2 a 64) / supresión del ruido y mejora de la dinámica - Comparación a una referencia, y variaciones en en la medida (frecuencia y amplitud) - Cálculo de la diferencia (Espectro - Referencia) y medidas asociadas - Copia de pantalla con el conjunto de ajustes. Exportación en Excel
Comunicación PC Alimentación de red Seguridad / Normas Dimensiones / Peso Accesorios entregados
USB « Plug & Play » integrado 230 VAC, ± 10 %, 50/60 Hz, aprox. 4 W IEC 61010-1 - Cat. II / NF EN 61326-1 : 98 270 (L) x 63 (H) x 215 (P) mm / 1,7 kg 1 cable de comunicación USB, 1 cable de alimentación de red, 1 CD-Rom que incluye el software para PC, 1manual de usuario, 1 antena RF con conexión BNC
Referencias para pedidos MTX1050-PC : Analizador de espectros virtual 400 kHz – 1 GHz
Accesorios opcionales HX0082 : Kit sondas de campo H, 3 GHz HX0083 : Amplificador 20 dB para sondas HX0082 Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Sonda Analizador Lógico
LX1600 La sonda analizador lógico de 16 canales se conecta a un PC para la decodificación de los SERIAL BUS: CAN, LIN, MODBUS, UART, I2C, SPI. Las comunicaciones con el ordenador son a través de USB y los datos se pueden analizar con el software integrado en el equipo Scopein@Box v2.03.
MTX2022W-PC / MTX2024W-PC Combinado con los equipos MTX1052CW-PC y MTX1054CW-PC, esta sonda puede sacar el máximo provecho del software v2.03 y sus capacidades de análisis. Referencias para pedidos: LX1600: Aanalizador lógico de 16 canales para PC MTX2022W-PC: MTX1052CW-PC + LX1600 + Scopein@Box V XX software (incluido el software dedicado para el analizador lógico) MTX2024W-PC: MTX1054CW-PC + LX1600 + Scopein@Box V XX software (incluido el software dedicado para el analizador lógico)
Bancos y cajas de décadas Cajas de resistencia simples P03197521A 0,1 a 1 Ω P03197522A 1 a 10 Ω P03197523A 10 a 100 Ω P03197524A 100 a 1000 Ω P03197525A 1 a 10 kΩ P03197526A 10 a 100 kΩ P03197527A 100 a 1000 kΩ P03197528A 1 a 10 MΩ Bancos de resistencia a 4, 5, 6 y 7 décadas P01197401 BR 04 : 4 décadas 1 Ω a 10 kΩ P01197402 BR 05 : 5 décadas 1 Ω a 10 kΩ P01197403 BR 06 : 6 décadas 1 Ω a 10 kΩ P01197404 BR 07 : 7 décadas 1 Ω a 10 kΩ Grapa de acoplamiento P01101892A Pas de 19 mm - Ø 4 mm - 36 A
Bancos y cajas de capacidad a décadas P01199613A 0,01 a 0,1 mF P01199612A 0,1 a 1 mF P03199611A 1 a 10 mF P01197421 BC 05 : 5 décadas 1 nF a 10 µF Galvanómetro de cero P03197611A Banda pasante 60 y 100 MHz Cuadrante con espejo antiparalelaje, precisión ±2,5 % 2 calibres mediante pulsador Bancos de rapport 7 rapports : de 1/1000 a x 1000, P03197531A precisión ±0,2 % para aplicación puente de Wheastone Banco doble interruptor P03197529A Banco simple inversos P03197530 A Banco de inductancia P01197421 P01197451
Shunts de medida (clase 0,5 conformes a la norma IEC 61010-1 Cat. III 600 V) Corriente máx. Caída de tensión HA001 1A 100 mV HA030 HA005 5A 100 mV HA030-1 HA010 10 A 100 mV HA030-2 HA020 20 A 100 mV
2 interruptores con reposo/trabajo/trabajo pulsador 1 inversor con reposo/trabajo/trabajo invertido BL 07 : 7 décadas 1 µH a 10 H
Corriente máx. 1A 5A 10 A
Caída de tensión 100 mV 100 mV 100 mV
Instrumentación portátil Para las pruebas, controles, y medidas en campo, Metrix® propone a los profesionales de la electricidad y la electrónica osciloscopios e instrumentos de medida portátiles. Para dar respuesta a la totalidad de sus necesidades, Metrix® aporta soliciones innovadoras y fiables en cuanto a mobilidad, ergonomía, polivalencia y modernidad, en particular mediante diversos sistemas de comunicaciones. Después de haber lanzado el 1er osciloscopio portátil de cuatro canales del mercado, el Scopix®, Metrix® revoluciona el mundo de la multimetría al proponer el concepto MTX Mobile®, y continua de este modo respondiendo a las expectativas de sus clientes.
Equipos « todo terreno » por excelencia
Al servicio de los técnicos de campo, se han priorizado diversos aspectos como la simplificación y optimización del uso, mediante accesos directos a las diversas funciones, la manejabilidad de los productos (compactos y ligeros), así como la legibilidad de la medida. Del laboratorio a la planta, utilice estos instrumentos sobre su banco de trabajo o donde quiera que tenga una necesidad de medida. Con nuevas funcionalidades, una excelente precisión de medida y una gran relación en cuanto a seguridad y prestaciones, los SCOPIX y MTX Mobile disponen de una amplia autonomía y de un sistema de comunicaciones universal.
Ergonomía y facilidad de uso En pos de una mayor eficacia y legibilidad, Metrix® integra amplias pantallas LCD a color retroiluminadas en sus productos e incluso, como en el caso de los MTX Mobile®, orientables. En cuanto al manejo, un conmutador electrónico de acceso directo « con una sola mano » en los MTX Mobile. Un puntero sobre un pantalla táctil para los Scopix.
Conexionado con seguridad Tanto para la gama MTX Mobile® como para los Scopix®, la gestión de la seguridad es óptima. Los MTX Mobile detectan automáticamente la coherencia entre cable y mando y seleccionan de este modo el tipo de medida según la conexión realizada. El acceso a las pilas y fusible queda asimismo protegido mediante un sistema de seguridad en la tapa inferior que obliga a retirar los cables de conexión. Por su parte los Scopix, disponen de ®, un sistema « plug and play » accesorios para la medida. Esto es de especial relevancia en la búsqueda de averías ya que el sistema garantiza un conexionado inmediato y, sobre todo, evita el riesgo de errores.
Prestaciones y maestría en el dominio de la medida
Completos y dotados de funciones complejas, las 2 escalas de instrumentos van más allá de sus expectativas en cuanto a prestaciones.
Todavía más polivalencia con los nuevos Scopix® 2 modelos permiten realizar medidas de potencia, y 2 nuevos modelos disponen de una banda pasante de 200 MHz.
Comunicación universal Con el objetivo de adaptarse a los entornos de trabajo complicados, los instrumentos de medida integran todas las posibilidades de comunicación: l interfaz RS232 l USB l Bluetooth l Ethernet l Wi-Fi
De esta manera, no hay límite para transmitir los resultados instantáneamente y realizar un seguimiento o análisis en tiempo real.
Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
El alcance de Scopix 9 modelos para cubrir todas las aplicaciones Prestaciones l 5 instrumentos en 1! Todos los SCOPIX® son a la vez osciloscopios, multímetros, analizadores de FFT, analizadores de armónicos y registradores. l Banda pasante: de 40 a 200 MHz l 2 ó 4 canales de medida aislados
Ergonómicos l Pantalla LCD monocromática, o pantalla táctil TFT a color con retroiluminación de LEDs l 33 teclas de acceso directo a funciones l Sistema de menús « estilo Windows »
El entorno de trabajo "estilo Windows” hace que estos instrumentos sean fácil de entender y usar. La versión con pantalla táctil permite a los usuarios acceder a todas las funciones a través de menús desplegables usando una stylus que también facilita la interacción con elementos gráficos (cursores, disparadores, etc.). Seguridad y simplicidad del sistema “plug and Play” PROBIX l Reconocimiento automático del tipo de sensor y la medida asociada l Accesorios cargados a través del equipo l Escala y unidades de medida automática
Comunicación universal l Múltiples interfases: RS232, USB, Ethernet l Tarjeta SD intercambiable que permite la transferencia de datos y una gran capacidad de almacenaje l Servidor Web incorporado con cursor y medidas automáticas, l FTP servidor/cliente y Administrador de Instrumentos vía Ethernet
La interfaz Ethernet y el nuevo servidor Web incorporado SCOPENET permite a los usuarios controlar y visualizaren un PC todos los modelos SCOPIX a través de sus direcciones IP y un navegador ordinario.
Instrumentación portátil La variedad de funciones de la familia SCOPIX hacen de este, un equipo ideal para los requerimientos de distintos sectores profesionales: n En el sector del mantenimiento industrial el OX 7042 y el OX 7104 están diseñados para mantenimiento técnico n Para el sector energético el OX 7042P y el OX 7104P tienen versiones "Power" con accesorios especialesy módulos de aplicación n En electrónica el OX 7062, OX 7102, OX 7104, OX 7202 y el OX 7204 tienen las características necesarias para cubrir todas las necesidades de técnicos e ingenieros involucrados en el diseño, comisión o mantenimiento de equipos
Selección rápida Banda pasante
Nombre y tipo de los canales Seguridad según IEC 61010 Muestreo por canal Detección de transitorios Resolución vertical Modos de visualización Conversión de escala y unidades físicas Osciloscopio digital Sensibilidad de entrada Base de tiempos Memoria Trazas referencia en pantalla Medidas automáticas con cursores Disparo Funciones cálculo sobre canales Multímetro TRMS (AC, AC+DC) Entradas de medida banda pasante 200 kHz Funciones de medida
60 MHz 100 MHz 100 MHz 200 MHz 200 MHz Filtros de limitación de banda passante 15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz 2 canales aislados 4 canales aislados 2 canales aislados 4 canales aislados Cat. III – 600 V Cat. III – 600 V Cat. III – 600 V Cat. III – 600 V 2,5 Gm/s ó 1 Gm/s en tiempo real, 50 Gm/s en tiempo equivalente Captura de « glitch » a partir de 2 ns de duración 12 bits o. equivalente, resolución vertical de 0,025 % Vectores, interpolación, persistencia (envolvente), promediado (factores 2 a 64) Definición de un factor de escala cualquiera y de la unidad asociada
2,5 mV a 200 V/div (156 µV máximo mediante zoom, gracias a la resolución de 12 bits) 1 ns a 200 s/div, modo Roll de 100 ms a 200 s/div Hasta 200 trazas de 2500 puntos (exportable en formato texto) – profundidad de memoria hasta 50 k – memoria con tarjeta SD removible hasta 2 Gb 1 por canal activo (1 a 4) / Memorización directa mediante una tecla dedicada 19 medidas simultáneas a partir de una traza o por comparación a una traza de referencia – resolución 12 bits Frente, Duración de impulso, Retardo, Recuento, Video con contador de líneas, de una de las 16 medidas automáticas FFT de 2048 puntos, +, -, x, /, y generador de funciones complejas
Gráfico de las medidas con cursores Análisis de armónicos* Análisis Multicanal (2 ó 4 según modelo) Medidas simultáneas Registrador digital 12 bits* Registro Multicanal
2 canales aislados
4 canales aislados 2 canales aislados
4 canales aislados
Tensión, Corriente, Frecuencia, Resistencia, Capacidad, Temperatura (Pt 100, TC K), Test de diodos y de continuidad sonora, modo relativo, modo mín./máx. Duración de 5 mín. a 31 días, almacenamiento de datos en formato « texto» - disparo sobre control de umbrales
Condiciones de registro Análisis de los registros Medida de potencia* Funciones de medida Armónicos Características generales Interfaz con usuario “estilo Windows” Visualiz. simultánea de trazas Comunicación PC e impresión Alimentación con batería recargable
61 rangos, frecuencia de la fundamental de 40 Hz a 450 Hz Vrms total, THD y orden seleccionado (% fundamental, fase, frecuencia, Vrms) Duración de 2s a 31 días, modos normal o captura hasta 510 defectos con pre-trigger – Disparo a partir de 40 µs Por umbrales o por ventana, condiciones simultáneas sobre los diversos canales Escala y unidades físicas, medida mediante cursores, búsqueda de defectos, zoom,... Potencia activa monofásico o trifásico, y PF Análisis de armónicos en la potencia aparente Monocromo o Color*
Hasta 4 trazas + 4 referencias en pantalla / modo trazas « pantalla completa » RS232*, USB* o Ethernet 10 Mb aislados / Impresoras de red o vía Centronics / Modo FTP para usar el disco duro del PC como unidad de almacenamiento / Modo LPD para las impresiones en impresora conectada a un PC / Servidor Web con visualización en tiempo real, mando a distancia y medidas automáticas Autonomía hasta 4 h, carga rápida en 2 h sin necesidad de extraer las baterías
* En función de los modelos u opciones
• OX7042-MSD • OX7042-CSD • OX7062-CSD • OX7102-CSD • OX7202-CSD • OX7204-CSD
Un osciloscopio con 1 adaptador / cargador de red, 1 pack de baterías NiMH 9,6V - 3,8 A/h, 1 sonda 1/10 Probix HX0030(A), 1 adaptador BNC Probix HX0031, 1 adaptador banana diám. 4mm Probix HX0033, 1juego de cables diámetro 4mm banana, 1 cable Ethernet cruzado HX0040 y un cable USB HX0084, tarjeta de memoria µSD con capacidad de 512 MB y adaptador de tarjeta SD, 1 correa y 1 manual de usuario en CD-ROM.
• OX7104-CSDK
Igual que versión CSD más sonda 1/10 Probix HX0030(A), 1 adaptador BNC Probix HX0031, cable Ethernet recto HX0039 1 kit SX-METRO/P y 1 maletín de transporte.
• OX7042P-CSDK • OX7104P-CSDK
Igual que versión CSDK más todas las opciones de software instaladas, sondas de corriente HX0072 y HX0073, 2 kits de accesorios industriales HX0071 para sondas for HX0030A.
OX 5022 / OX 5042 El único osciloscopio de dos canales aislados que cabe en una mano l DOS CANALES AISLADOS l 3 INSTRUMENTOS EN UNO - Osciloscopio de 20 ó 40 MHz - Doble multímetro 8.000 puntos y analizador de potencia - Analizador de armónicos
PANTALLA LCD A COLOR 3,5”TECNOLOGÍA LED FUNCIÓN INTERACTIVA DE AYUDA EN 15 IDIOMAS FUNCIÓN DE REGISTRO COMUNICACIÓN USB AISLADA PROTOCOLO SCPI
OX5022
Interfaz hombre-equipo Visualización Modo de visualización / curvas en pantalla Ayuda interactiva OSCILOSCOPIO Desviación vertical Ancho de Banda / Número de canales Impedancia de entrada / Tensión máxima Sensibilidad vertical Desviación horizontal Velocidad de barrido Ampliación horizontal Activación Modo Tipo Acoplamiento Memoria digital Muestreo máximo Profundidad de memoria / Memoria usuario Modo GLITCH Modos de visualización Otras funciones MODO MULTÍMETRO Características generales Modos de funcionamiento Otras medidas POTENCIA Medidas MODO ANALIZADOR DE ARMÓNICOS Análisis multicanales Medidas simultáneas ESPECIFICACIONES GENERALES Capturas de pantalla Comunicación PC Alimentación Seguridad / CEM Características mecánicas
OX5042
Pantalla a color 3.5’’ TFT – resolución 320 x 240 mm - Retroiluminación LED 2500 puntos de adquisición real en pantalla 2 curvas + 2 referencias + traza de memoria o cálculo matemático En continuo por el encoder y/o el teclado numérico
20 MHz / 2 canales totalmente aislados
40 MHz / 2 canales totalmente aislados
1 MΩ ±0,5%, aprox. 17 pF / 600 V CAT III – Derating – 20 dB por década a partir de 100 kHz De 5 mV a 200 mV/div De 25 ns/div a 200 s/div – Modo Roll de 100 ms a 200 s/div Coeficiente de ampliación: x1, x2, x5 Automático, activado, monodisparo y Roll activado Frente, Anchura de Impulso (20 ns – 20 s) AC o DC (según acoplado del canal de activación), rechazos HF, LF o de ruido 2 Gm/s en ETS – 50 Mm/s en monodisparo en cada canal / Resolución Vertical 9 Bits 2.500 puntos por canal / 2 Mb para almacenar archivos: traza (.trc), texto (.txt), configuración (.cfg), imagen (.bmp) Duración ≥ 20 ns – 1250 pares Mín/Máx Envoltura, Promedio (Factores 2 a 64) y XY (vector) Funciones MATH / Medidas por cursores / Medidas automáticas 2 canales, visualización 8000 puntos + barra analógica mín/máx – Registro gráfico de 2700 medidas (5 min a 1 mes) Visualización absoluta o relativa (absoluta, diferencia, ref., ref. %) – Vigilancia (instantánea, Min, Max, Avg) Frecuencia, velocidad de rotación, Prueba de diodo 3,3 V, medida de temperatura (por Termopar K y sonda infrarroja) Potencias activa monofásica y trifásica equilibrada (con o sin neutro), visualización simultánea de la corriente 2 canales, 31 rangos, frecuencia fundamental desde 40 hasta 450 Hz. VRMS total, THD y rango seleccionado (% fundamental, fase, frecuencia, VRMS) Hasta 100 archivos de formato estándar “.bmp”, que se pueden visualizar en el equipo Interfaz USB óptica aislada – Software de aplicación para PC “SX-Metro” opcional 6 pilas tipo LR6 ó 6 baterías AA tipo NiMh – Autonomía de hasta 4 h Adaptador a la red eléctrica universal aislado de los canales – Carga rápida en 2h 30 Seguridad según IEC61010-1 Ed3 – 600 V CAT III – CEM según EN61000-3, 2001 y EN61326-1, 2006 214 x 110 x 57 mm – 1,2 kg con baterías – carcasa recubierta, índice de protección IP54
Referencias para pedidos OX5022-C: 1 osciloscopio 2 x 20 MHz OX5022-CK: 1 osciloscopio 2 x 20 MHz + comunicación USB OX5042-C: 1 osciloscopio 2 x 40 MHz OX5042-CK: 1 osciloscopio 2 x 40 MHz + comunicación USB
Se entrega con: Versión C: 1 osciloscopio con 1 sonda 1/10 1.000 V, 1 adaptador BNC/Banana, 1 juego de cable banana, 1 adaptador de alimentación a la red, 1 juego de 6 baterías NiMh formato AA, 1 bolsa de transporte “manos libres”, 1 CD-Rom con manual de instrucciones y 1 manual de programación. Versión CK: “Versión C” + 1 cable de comunicación USB óptico aislado y los controladores de cables USB óptico y el software PC SX-Metro.
Multímetros portátiles 100 000 cuentas Eficacia, seguridad, sencillez, puntos fuertes de los MTX Mobile l Legibilidad: amplia pantalla, hasta 4 displays 100 000 cuentas, barra gráfica, gráfico de evolución temporal de la medida l Confort: sistema de menús y ayuda en formato texto l Seguridad: selección automática V / A según conexión de cables l Ergonomía: teclado con mandos de acceso directo "1 tecla / 1 función" l Personalización: tecla "Mi medida favorita" para medir cualquier magnitud física l Comunicaciones: RS232, USB o sin cables vía Bluetooth
MTX 3283 l El indispensable para el mantenimiento electrónico l Banda pasante especificada 200 kHz l MEM, 6500 medidas en memoria l Alimentación a baterías, pilas o red
MTX 3282 l Destinado al control de procesos l Banda pasante especificada 100 kHz l MEM, 6500 medidas en memoria l Alimentación a baterías, pilas o red
MTX 3281 l Ideal para el mantenimiento industrial l Banda pasante especificada 50 kHz l MEM, 4 x 150 medidas en memoria
Premio concedido por “L’Observeur du Design” Estrella del diseño 2006
Premio concedido por la profesión Electrón de Oro 2006
Si precisa más información... Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
MTX 3283 Características
Selección rápida Resolución digital Visualización analógica Gráfico de la evolución temporal de la medida Retroiluminación / Auto-apagado Medida verdadero valor eficaz Precisión de base Tensión DC Banda pasante AutoPeak para Factor de Cresta Medidas disponibles Tensión AC y DC Precisión de base Tensión AC Corriente AC y DC Precisión de base Corriente DC / AC Borna única A / U e I simultáneas Resistencia / Test de continuidad Frecuencia / Periodo / Ciclo de trabajo Duración de impulsos/ Recuento Capacidad / Test Diodos Temperatura Pt100/1000 / TC J/K dBm / Potencia Resistiva Picos U e I / Factor de Cresta Tratamiento de las medidas Función HOLD / AUTOHOLD Monitorización Mín. / Máx. / Avg Medidas relativas Medida de magnitudes físicas Memorización de medidas Fecha - Hora, (SUR0V & MEM) Función SPEC Comunicación (según modelo) Seguridad & fiabilidad CEM / Seguridad Selección V/A / Alarma de entrada Pantalla Orientable y protegida Conmutador Electrónico Acceso protegido Pilas/Fusibles Software calibración
1 ó 4 visualizaciones simultáneas de 100 000 puntos cada una Barra gráfica rápida vinculada a un gráfico o a las medidas digitales Visualización automática de los últimos 60 s de medida Retroiluminación temporizable desde 10s hasta permanentemente / seleccionable por el usuario AC y AC+DC, para tensiones y corrientes 0,1 % +8 D 0,03 % +8 D 0,02 % + 8 D 50 kHz 100 kHz 200 kHz Detección y gestión automáticas del factor de cresta de las señales medidas
0,7 % +40 D
Rangos de 100,000 mV a 1000,00 V 0,3 % +40D Rangos de 1000,00 µA a 20,000 A
0,3 % +40 D
0,08 % +8 D / 1 % +30 D
0,08 % +8 D / 0,3 % +30 D
0,08 % +8 D / 0,3 % +30D
Autorango sobre una sola borna A, 1 único fusible / Medida desde 3 cables Rangos de 1000,00 Ω a 50,000 MΩ / Test rápido de continuidad 5 ms De 0,6200 Hz a 2,0000 MHz, precisión 0,002 % +8 D / • / • -/-
100 µs a 12,5 s / 99999
Rangos de 10,00 nF a 10,0 0mF / de 0 a 2,6000 V -/• •/• •/• -/-/•/• Picos periódicos o únicos a partir de 250 µs / Cálculo del factor de cresta de las señales Manual (Hold) o Automático cuando la medida permanezca estable (AutoHold) Fecha y Hora RTC Fecha y Hora RTC Fecha y Hora relativas Desviación absoluta, desviación en % y referencia / Visualización frecuencia y desviación en dB Tecla « Mi medida favorita », ajuste de la escala y la unidad de medida 4 x 150 medidas + gráfico 6 500 medidas + gráfico 6 500 medidas + gráfico Fecha y hora relativas Fecha y hora calendarios Fecha y hora calendarios Visualización de las tolerancias del instrumento para cada escala de medida RS232 aislado óptico / USB aislado óptico / Bluetooth sin hilos (100 m en campo libre) Emisión e inmunidad según EN61326-1 / IEC 61010 Cat. IV-600 V, Cat. III-1000 V Automática según la posición del cable / Alarma sonora y visual en A Utilización sobre mesa o sujeto a la cintura (manos libres) / Protección durante el transporte Menos averías mecánicas / Gestión total de la seguridad Compartimentos separados y desconexión obligatoria de los cables Optimización de los ajustes (software de calibración SX-MTX328x como accesorio opcional)
Referencia para pedidos MTX3281B : MTX 3281, entregado con 1 juego de cables banana Ø 4 mm, 1 juego de 3 pilas LR6, 1 fusible HPC 10 x 38 mm 1000 V-T11A-20 kA y un extracto del manual de usuario en 5 idiomas MTX3282B : MTX 3282, entregado con 1 juego de cables banana Ø 4 mm, 1 juego de 3 baterías AA NIMH con adaptador/cargador de red, 1 fusible HPC 10 x 38 mm 1000 V-T11A-20 kA y un extracto del manual de usuario en 5 idiomas MTX3283B : MTX 3283, entregado con 1 juego de cables banana Ø 4 mm, 1 juego de 3 baterías AA NIMH con adaptador/cargador de red, 1 fusible HPC 10 x 38 mm 1000 V-T11A-20 kA y un extracto del manual de usuario en 5 idiomas Accesorios HX0050 : Kit COM MTX328X HX0051 : Kit BAT MTX328X HX0052 : Kit transport MTX328X HX0053 : Cargador de red MTX328X HX0055 : Adaptador PC USB/RS232
MTX3281B-COM : MTX3281, kit RS232 MTX3282B-COM : MTX3282, kit RS232 MTX3283B-COM : MTX3283, kit RS232 MTX3281B-BT : MTX3281 en versión bluetooth MTX3282B-BT : MTX3282 en versión bluetooth MTX3283B-BT : MTX3283 en versión bluetooth MTX3282B-P : MTX3282 kit + USB MTX3283B-P : MTX3283 kit + USB
HX0056-Z : Cable óptico/USB P01637301 : Adaptador USB/Bluetooth para PC P06239306 : Adaptador termopar K HA1263 : Sonda Pt 1000 HX0064 : Pinza SMD (cable banana)
Multímetros digitales ATEX y para ambientes hostiles Robustos, los multímetros industriales MX 44 y MX 20 aúnan precisión en las medidas, seguridad y una vida útil excepcional. Su carcasa se distingue por un sistema de cierre sin tornillos, estanqueidad en baja presión garantizada mediante doble junta tórica, compartimientos independientes de acceso rápido reservados para las pilas y fusibles.
MX 44 HD l Capacímetro integrado, apto para las aplicaciones industriales
MX 20 HD l Ideal para las aplicaciones eléctricas
Características Resolución display (cuentas) Barra gráfica Auto-apagado Precisión de base DC Banda pasante Carcasa Tensión AC/DC CorrienteAC/DC Resistencia Continuidad sonora Test diodos Capacidad Filtro variadores de velocidad Tratamiento de las medidas Autonomía Seguridad y fiabilidad
MX 20 HD
MX 44 HD
4 000 Sí Sí 0,30 % 1 kHz IP67 400 mV a 750 V / 1000 V 10 A 40 MΩ Sí Sí 40 µF BP 1 kHz HOLD, medidas relativas 500 h EN61010-1, Cat. III 600 V
0,80 % 500 Hz IP67 200 mV a 750 V / 1000 V 10 A 20 MΩ Sí BP 500 Hz DATA HOLD 250 h EN61010-1, Cat. II 600 V
MX0020HD : MX 20HD en blister con 1 juego de cables puntas de prueba de seguridad, protección antichoque, 2 pilas 1,5 V, 2 fusibles instalados y un manual de usuario. MX0020HDL : MX0020HD en bolsa de transporte rígida, 1 juego de pinzas cocodrilo y 1 juego de pinzas agarra hilos. MX0044HD : MX 44HD en blister con 1 juego de cables puntas de prueba de seguridad, protección antichoque, 2 pilas 1,5 V, 2 fusibles instalados y un manual de usuario. MX0044HDL : MX0044HD en bolsa de transporte rígida, 1 juego de pinzas cocodrilo y 1 juego de pinzas agarra hilos.
AE0193 : Estuche DMM MC0159B-RD : Asa para protección antichoque SX-ASYC2HD : Kit de comunicación óptico RS232 para ASYC II SX-DMM2 : Software de adquisición para ASYCII Si precisa más información...
Multímetros digitales para entornos duros y hostiles Los MX 58HD y MX 59HD, dotados de una carcasa muy resistente, están concebidos a partir de materiales auto-extinguibles (carcasa y circuito).
IP 67 El MX 57Ex, un instrumento único para todas las medidas! Puede utilizarse dentro y fuera de ambientes con riesgo de explosión. Adaptado para su uso en minas (gas grisú), industrias de superficie, y también para los riesgos de gas y de polvos. Características
Resolución (cuentas) Barra gráfica Tensión DC, AC y AC+DC Rango Precisión VDC Precisión VAC Banda pasante Corriente DC, AC y AC+DC Rango Precisión ADC Precisión AAC Banda pasante Frecuencia Rango Otras medidas Resistencia Continuidad sonora Test diodos Capacidad Temperatura Otras medidas
Autonomía Seguridad Dimensiones / Peso Garantía
MX 59 HD
MX 57 EX
MX 58 HD
5 000 Analógica 34 segmentos 20 med/s
5 calibres de 500 mV a 600 V 0,1 % 1%
0,025 % 0,3 %
0,05 % 0,3 % 100 kHz
50 kHz 500 µA, 5 mA, 50 mA y 500 mA 0,2 % 0,6 % 5 kHz
5 mA, 50 mA, 500 mA y 10 A 0,2 % 1%
500 µA, 5 mA, 50 mA, 500 mA y 10 A 0,05 % 0,6 % 30 kHz
De 0,62 Hz a 500 kHz - Precisión 0,03 % 6 escalas de 500 Ω a 50 MΩ Umbral de detección de 10 Ω a 20 Ω - tiempo de respuesta 1 ms de 0 a 2 V 7 escalas de 50 nF a 50 mF -200 °C a +800°C / de -200 °C a +800°C / Pt100 ó Pt1000 Pt100 ó Pt1000 Ciclo de trabajo - Función dB y potencia resistiva U2/R Ciclo de trabajo Ciclo de trabajo – Función dB Longitud de pulso - cronómetro Recuento de eventos 300 h 500 h 500 h Ex ib I, Ex ib IIC T5, T4, T3 Ex ib D 21T IEC 61010-1 / 600 V CAT IV IEC 61010-1 600 V CAT III 189 x 82 x 40 mm / 400 g 230 x 155 x 65 mm / 500 g 3 años
Referencias para pedidos :
MX0058HD: entregado en formato blister con 1 juego de cables PVC punta de prueba de seguridad, 1 protector antichoque, 1 pila 9 V, 2 fusibles instalados y 1 manual de usuario MX0058HDL: entregado con 1 maleta + kit de accesorios de medida MX0059HD: entregado en formato blister con1 juego de cables de silicona puntas de prueba de seguridad, 1 protector antichoque, 1 pila 9 V, 2 fusibles instalados y 1 manual de usuario MX0059HDL: entregado con 1 maleta + kit de accesorios de medida con pinza SMD MX0057CX: entregado con 1 estuche de transporte, 1 juego de cables puntas de prueba de seguridad, 1 fusible de recambio de seguridad intrínseca, 1 manual de usuario
AE0193 : Estuche DMM SX-ASYC2HD : Kit de comunicación RS232 HA1263 : Sonda Pt 1000, -20 °C À + 200 °C HX0064 : Pinza SMD (cables banana) S-ASYC2C/B : Software de metrología con CD-Rom para MX58HD y MX59HD MX57Ex-CAL : Software de metrología du MX57Ex P01298004 : Bolsa de transporte rígido SX-DMM2 : Software de adquisición SX-ASYC2/B : Software de calibración Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Multímetros digitales Compactos, robustos, seguros, con protector antichoque de múltiples funciones y con una legibilidad excepcional, los MX Concept ofrecen precisión y, según los modelos, medidas TRMS, una banda pasante de hasta 100 kHz y numerosas funciones auxiliares. MX 26
Características Selección Rápida Resolución display (cuentas) Visualización analógica Retroiluminación / Auto-apagado Medida verdadero valor eficaz Precisión de base DC Banda pasante Medidas disponibles Tensión AC/ DC CorrienteAC/ DC Resistencia/Test continuidad Frecuencia Capacidad / Test diodos Filtro variadores de velocidad Tratamiento de las Medidas Monitorización Mín./ Máx./ Avg Interfaces RS232 / USB / Bluetooth Seguridad y Fiabildad EN61010-1 Cat. IV / III (Volts) Calibración vía software « sin abrir carcasa»
4000 Barra gráfica
5000 Barra gráfica
1% 500 Hz
0,3 % 500 Hz
AC+DC 0,3 % 1 kHz
AC+DC 0,3 % 500 Hz
600 V 20 MΩ / -/• BP 500 Hz
600 V 10 A 40 MΩ / 400 MHz -/• BP 500 Hz
1000 V 50 MΩ / 500 kHz 50 mF / • BP 1 kHz
1000 V 10 A 50 MΩ / 500 kHz 50 mF / • BP 1 kHz
1000 V 10 A 50 MΩ / 500 kHz 50 mF / • BP 500 Hz
MX0021-L : MX 21 con maleta MX0021-T : MX 21 y 1 pinza MN89 con maleta MX0021-Z : 1 multímetro 2000 cuentas MX 21 MX0021-W : 1 multímetro 2000 cuentas MX 21 y 1 pinza MN89 MX0022-L : MX 22 con maleta MX0022-Z : 1 multímetro 4000 cuentas MX 22 MX0023-G : 1 multímetro 5000 cuentas MX 23 MX0023-L : MX 23 con maleta MX0024-G : 1 multímetro 5000 cuentas MX 24 MX0024BL : MX 24 con maleta MX0026-G : 1 multímetro 5000 cuentas MX 26 con comunicación MX0026-T : MX 26 con kit de comunicación en maleta
HX0002 : Protector Antichoque MX21/MX22 HX0018 : Estuche de protección (110 x 240 x 50 mm) AE0190 : Bolsa de transporte (185 x 270 x 60 mm) AE0237 : Protector para MX23/MX24 HX0009 : Maleta de transporte N° 30 MN89 : Pinza de corriente
Multímetros analógicos Dotados de una carcasa con protección integrada y resistentes al agua con estanqueidad IP65, también están protegidos para soportar sin dañarse hasta 400 VRMS en función ohmímetro. l Carcasa antichoque estanca IP65 l Continuidad sonora l Indicador de fusibles defectuosos
l Protección de la función ohmímetro por alarma sonora l Espejo paralelo para medidas precisas
MX 2B l Multímetro de aguja robusto y compacto IP65, 1500 V, 1 kHz, medida de corrientes AC mediante pinza de 200 A incluída l Medida de corrientes alternas hasta 200 A con toda seguridad, al no producirse la apertura del circuito principal
MX 1 l La referencia en multímetros analógicos todo terreno
MX 2B
Banda pasante Carcasa Tensión AC/DC Corriente AC/DC Resistencia Continudad Seguridad Dimensiones Peso Accesorios entregados
1 kHz IP 65 1500 V
1 kHz IP 65 1500 V 10 A 2 MΩ Sí EN 61010-1 Cat. III / 600 V 155 x 98 x 40 mm 420 g
1 juego de cables de medida, 1 pila y 1 manual de usuario
1 pinza amperimétrica MN 09, 1 juego de cables de medida, 1 pila y 1 manual de usuario
Para una utilización inmediata, las versiones completas de los MX 1 y MX 2B se entregan en una maleta. El Kit MX 2B incluye: l 1 MX 2B l 1 pinza amperimétrica 200 AAC l Cables de medida, pila y fusible de recambio l 1 verificador TX 1 l Manual de instrucciones
El verificador TX 1 l Verificador de tensión a LED l Indicador de fase y de polaridad. l Resistencia y continuidad sonora l Pila l Manual de instrucciones
Referencias para pedidos MX1 : MX 1 MX0001-M : MX 1 + maleta MX0001-T : MX 1, 1 verificador a leds TX 01 con pila y manual de usuario, 1 maleta 270 x 195 x 65 mm. MX0002 : MX 2B + pinza MN09 MX0002BM : MX 2B + pinza MN09 + maleta MX0002BT : MX 2B + pinza MINI01 + verificador TX 01 + maleta MX0002BT-MN : MX 2B (cables de medida, pila y manual de usuario), 1 pinza MN09, 1 verificador a leds TX 01 (pila y manual de usuario), 1 maleta 270 x 195 x 65 mm.
Instrumentación portátil Pinzas
Pinzas multimétricas Dotadas de todas las funcionalidades de una pinza amperimétrica y de un multímetro completo, estos modelos aportan las soluciones de medida necesarias para los electricistas.
MX 670 y MX 675, las pinzas de doble pantalla 10 000 cuentas CAT IV 600 V l 2 medidas TRMS en simultáneo l medida de temperatura con sonda termopar K
MX 650 y MX 655 l medida de corriente y de tensión elevada l mantenimiento e instalación eléctrica o electrotécnica l medidas diferenciales en corriente, tensión y resistencia
MX 350 y MX 355 l aplicaciones domésticas, servicios y pequeñas industrias Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Pinzas multimétricas Características Selección Rápida Ø de encierre Tipo de medida Corriente
30 mm AVG
40 mm RMS
0,1 A a 400 A
MX 675 40 mm TRMS
0,05 a 99,99 A 100 a 999,9 A 1000 a 1400 A 0,05 a 99,99 A 100 A a 1000 A
0,1 A a 1000 A
0,05 A a 400 A
0,05 A a 1000 A
Tensión Rango DC Rango AC Resistencia
0,2 V a 1000 V 0,2 V a 1000 V
0,2 a 999,9 V / 1000 a 1400 V 0,5 a 999,9 V / 1000 a 1400 V
0,2 Ω a 4000 Ω
0,2 Ω a 399,9 Ω
0,3 Ω a 999,9 Ω 1000 Ω a 9999 Ω
Diodos Continuidad sonora Frecuencia
2 Hz a 1 MHz
20 Hz a 10 kHz
0,6 mA Sí
1,7 mA Sí 0,2 Hz a 999,9 Hz 1 kHz a 9,999 kHz 0,2 Hz a 999,9 Hz 1 kHz a 9,999 kHz
Temperatura con termopar K
Resolución Funciones Seguridad eléctrica IEC 61010 Dimensiones / Peso
4000 cuentas Barra gráfica 42 segmentos HOLD, HOLD, HOLD, HOLD ∅ Zero, PEAK, PEAK, Rango ∅ΔRel, Rango Δ∅ REL CAT III 300 V CAT III 600 V CAT II 600 V 193 x 50 x 28 mm / 230 g
246 x 93 x 43 mm / 400 g
Referencias para pedidos MX0350-Z : Pinza multimétrica MX 350 entregado con 1 pila alcalina 9 V, 1 manual de usuario en 5 idiomas, 1 bolsa de transporte flexible, 1 juego de cables de medida con puntas de prueba Ø 4 mm MX0355-Z : Pinza mulimétrica MX 355 entregado con 1 pila alcalina 9 V, 1 manual de usuario en 5 idiomas, 1 bolsa de transporte flexible, 1 juego de cables de medida con puntas de prueba Ø 4 mm MX0650-Z : Pinza multimétrica MX 670 entregado con 1 pila alcalina 9 V, 1 manual de usuario en 5 idiomas, 1 bolsa de transporte flexible, 1 juego de cables de medida con puntas de prueba Ø 4 mm MX0655-Z : Pinza multimétrica MX 655 entragada con 1 pila alcalina 9 V, 1 manual de usuario en 5 idiomas, 1 bolsa de transporte flexible, 1 juego de cables de medida con puntas de prueba Ø 4 mm MX0670 : Pinza multimétrica MX 670 entregada con 1 pile alcalina 9 V, 1 manual de usuario en 5 idiomas, 1 bolsa de transporte flexible, 1 juego de cables con puntas de prueba Ø 4 mm y sonda termopar K MX0675 : Pinza multimétrica MX 675 entregada con 1 pila alcalina 9V, 1 manual de usuario en 5 idiomas, 1 bolsa de transporte flexible, 1 juego de cables con puntas de prueba Ø 4 mm y 1 sonda termopar K
-40 °C a +999,5 °C +1000 °C a +1200 °C -40 °F a +2192 °F Doble pantalla 10000 cuentas con retroiluminación azul HOLD, AUTO-HOLD MIN, MAX, PEAK, ΔZero DC auto CAT IV 600 V CAT III 1000 V 272 x 80 x 43 mm 257 x 80 x 43 mm / 480 g / 440 g
Vatímetros Destinados tanto para la enseñanza técnica y general, como para los instaladores y servicios de mantenimiento industrial, los vatímetros digitales PX 110 y PX 120 son aptos tanto en planta como en el laboratorio. PX 110
l Vatímetro digital TRMS mono y trifásico
l Vatímetro digital TRMS monofásico
Características Tipo de redes Resolución display Banda pasante Potencia activa AC/DC Resolución Precisión de base en AC/DC Potencia aparente (VA) Potencia reactiva (VAr) Resolución Precisión de base en AC/DC Factor de potencia Resolución Tensión AC/DC Resolución Precisión de base en AC/DC Corriente Resolución Precisión de base en AC/DC Corrientes de arranque Resolución / precisión Seguridad IEC 61010 Interfaz y software Auto-apagado Alimentación Dimensiones Peso Accesorios entregados
Mono y trifásicas
Monofásicas 3 líneas de 4 dígitos DC a 1 kHz 6 kW 0,1 - 1 W
2 % L ± 3D
1 % L + 2D Todo el rango de medida 10 a 1 k - 1 k a 6 k 0,1 - 1 2 % L ±2D 1 0,01 /3 % L ± 2D 500 mV a 600 VRMS 100 mV
1 % L + 3D
0,5 % L + 2D 10 mA a 10 ARMS 1 - 10 mA
0,5 % L + 2D 5 - 65 A (pico) 100 mA / 10% L ± 2D Cat III. - 600 V pol.2 Sí - Conexión opto-aislada RS232 tras 10 min. 6 pilas 1,5 V 60 x 108 x 211 mm 835 g 2 cables corriente y 2 cables tensión, 2 puntas de prueba, 6 pilas y 1 Manual de Usuario
Referencias para pedidos • El conmutador de vatímetros HX0011 hace factible el uso del método de medida a dos vatímetros con un único vatímetro. Este método permite la medida en redes trifásicas a 3 hilos no equilibradas. El conmutador es del tipo inversor bipolar y dispone de contactos auxiliares que aseguran la no interrupción de los circuitos de corriente durante la maniobra de conmutación. Las medidas posibles, para frecuencias entre 50 y 60 Hz, son: - tensiones alternas entre 10 y 600 V, - corrientes alternas entre 0 y 20 A
PX0110: vatímetro PX 110 PX0120: vatímetro PX 120 HX0011: conmutador de vatímetros HX0012: transformador multi-relaciones HX0013: software Wattcom HX0021: alimentador a red para PX 110 y PX 120 P01330401: cable USB P03295509: accesorio para la medida de corriente
• El transformador multi-relaciones HX0012 permite la medida sobre cargas cuyo consumo es superior a las características del vatímetro utilizado. Las medidas posibles, para frecuencias entre 50 y 60 Hz, son: - tensiones alternas entre 10 y 600 V, - corrientes alternas entre 0 y 30 A • Wattcom: software de adquisición y tratamiento de datos que permite visualizar en la pantalla de un PC las diversas magnitudes, realzar la impresión de pantallas y transferir los archivos de medida a una hoja de cálculo. Accesorios entregados: cable óptico RS232 y software CD-Rom
Verificadores de instalaciones multifunciones Completos, ligeros, de grandes prestaciones y polivalentes, los verificadores MX 435C y MX 435D disponen de las funciones esenciales (Tierra 3P / Aislamiento / Continuidad) para verificar la seguridad de las instalaciones eléctricas según normas. Han sido concebidos para adaptarse a las necesidades de los instaladores, organismos de control y servicios de mantenimiento.
l Tierra con piquetas / Bucles de tierra / Continuidad / Aislamiento / Verificación de diferenciales / Tensión / Corrient
MX 435C
l Tierra con piquetas / Continuidad / Aislamiento / Verificación de diferenciales / Tensión / Corriente
Características Tensión Tierra Bucle de tierra Continuidad sonora Aislamiento Test diferencial calibres de test tipo de test Corriente (con pinza opcional) Seguridad eléctrica Alimentación Dimensiones Peso Accesorios entregados
MX 435D 0 a 600 VAC 0,10 a 1999 Ω (2 calibres) 0,10 a 19,99 Ω (i > 200 mADC) 0,5 a 199,9 MΩ a 500 VDC
0,10 a 1999 Ω (2 calibres)
30 mA / 500 mA / 650 mA
30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 650 mA impulso 1 mA a 200 A IEC 1010 – 300 V CAT III / IEC 61557 1-2-4-5-6 Batería recargable (en standard) 2 pilas 9 V Posibilidad de funcionamiento con 2 pilas 9 V 195 x 97 x 55 mm 500 g 670 g Bolsa de transporte para uso en manos libres, 1 juego de 2 cables Bolsa de transporte, 1 juego de 2 cables de medida de 1,5 m (rojo / negro), 2 pinzas cocodrilo de medida de 1,5 m (rojo / negro), 2 pinzas cocodrilo (rojo / negro), 2 puntas de prueba (rojo / negro), 2 pilas y (rojo / negro), 2 puntas de prueba (rojo / negro), 1 cargador 1 manual de usuario. de red, 1 cable de medida con toma de red y 1 manual de usuario.
Referencias para pedidos MX0435C : MX 435C MX0435CK : MX 435C + kit de tierra MX0435D : MX 435D MX0435DK : MX435D + kit de tierra P01102019 : Kit de tierra 15 m P01102021 : Kit de tierra 50 m P01102084 : Pértiga de continuidad P01120421 : Pinza MN73, para la medida de corriente hasta 200 A o de corriente de fugas hasta 2 A Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Verificadores de seguridad eléctrica MX 406B, Megaóhmetro analógico comandado a través de sonda remota Herramienta indispensable para electricistas, instaladores, organismos de control y servicios de mantenimiento, ha sido diseñado para la verificación de las instalaciones eléctricas.
Aislamiento Continuidad sonora Tensión Seguridad eléctrica Alimentación Dimensiones / Peso Accesorios entregados
10 kΩ a 200 MΩ a 50/250 y 500 VDC (3 rangos) 0 a 10 Ω (i > 200 mADC) 0 a 440 VAC/DC IEC 1010, Cat. III - 300 V 3 pilas 1,5 V con una autonomía de 1000 medidas de 5 s 155 x 98 x 40 mm / 410 g sonda de mando remoto, 1 cable de seguridad negro, 1 pinza de cocodrilo negra, 3 pilas y 1 Manual de Usuario.
MX0406B : MX 406B
MX 604, Verificador de pararrayos y megaóhmetro Especialmente concebido para el mercado de las Telecomunicaciones, el MX 604 es un verificador de pararrayos (desmontados o in-situ) y un medidor de aislamiento (medida de la resistencia de aislamiento en lineas telefónicas).
Características Test de pararrayos Aislamiento Comprobación de la pila Seguridad eléctrica Alimentación Dimensiones / Peso Accesorios entregados
0 a 600 VDC 100 kΩ a 2000 MΩ a 50/100 y 500 VDC (3 rangos) sí IEC 1010, Cat. III - 300 V 3 pilas 1,5 V con una autonomía de 1500 medidas de 5 s 155 x 98 x 40 mm / 350 g 1 módulo enchufable soporte pararrayos, 1 sonda de mando remoto, 1 punta de prueba roja, 1 cable negro de 1,2 m recto-recto con punta de prueba integrada, 1 pinza cocodrilo negra, 3 pilas, 1 correa montada, 1 maleta de transporte y 1 Manual de Usuario.
Referencias para pedidos MX0604 : MX 604 / HX0016 : maleta de transporte para MX604
Megaóhmetro y Multímetro MX 407 2 instrumentos en 1: El MX 407 es un megaóhmetro equipado también con todas las funciones de un multímetro. l Aislamiento a 250 / 500 / 1000 V l Medida de tensión AC ó DC hasta 600 V l Resistencia de aislamiento hasta 4 G l Continuidad con corriente de prueba 200 mA l Doble visualización analógica y digital en una gran pantalla con retroiluminación
Características Medida de tensión Rango Precisión
0 a 600 VAC/DC ±0,8 % ± 3 cts (DC) ±1,2 % ± 10 cts (AC)
Aislamiento Tensión de prueba
250 V 500 V 1000 V Precisión Rango 4 MΩ/40 MΩ Rango 400MΩ Rango 4 GΩ Indicador alarma de tensión Inhibición de la prueba Continuidad Rango Corriente de medida Compensación de cable Indicador acústico Resistencia Rango Precisión Auto apagado Display / Retroiluminación Alimentación Seguridad eléctrica Dimensiones / Pesp
10 kΩ a 4 GΩ 10 kΩ a 4 GΩ 10 kΩ a 4 GΩ ±2 % ± 10 cts ± 2 % ± 5 cts ± 4 % ± 5 cts Sí > 25 V Sí > 25 V 0,0 a 400 Ω > 200 mA Sí Señal acústica disparada si < 35 Ϋ ± 3 Ϋ < 35 Ω ± 3 Ω 0,00 a 400 kΩ ±1,2 % ± 3 cts Pasados 10 minutos sin usar el instrumento LCD + Barra analógica / Sí 6 x 1,5 V Pilas AA IEC 61010 600 V CAT IV / IEC 61557-3-4 H 200 x W 92 x D 50 mm / 700 g (con pilas)
Se entrega con: MX 407 Se entrega con 1 bolsa, 1 juego de cables de 1,5 m (rojo/negro), 1 punta de prueba negra (diámetro 2 mm), 1 pinza cocodrilo roja y 1 manual de instrucciones en 5 idiomas.
Referencias para pedidos: MX0407
Verificadores de campos electromagnéticos VX VX 0003, VX 0100 Mida su exposición a las contaminaciones electromagnéticas en viviendas y oficinas. Los verificadores VX0003 y VX0100 son fáciles de usar, económicos y fiables. Se usa principalmente para verificar instalaciones eléctricas nuevas o renovadas, y para capacitación técnica o vocacional Los comprobadores / medidores de campos VX 0003 y VX 0100 indican rápidamente el nivel de contaminación electromagnética. Ideales para viviendas y el sector terciario, han sido diseñados tanto para uso profesional como particular.
l Control de la contaminación generada por la distribución de la energía eléctrica (0-3 kHz) (VX0003/VX0100) l Control de la contaminación generada por los equipos conectados (3-100 kHz) (VX0100) l Dos métodos de medida complementarios Método representativo: - Campos que tienen en cuenta la presencia del individuo Método tradicional: - Campos referenciados a la tierra l Antena externa para medida de campos y detección de cables (VX0100) l Indicador acústico para identificación inmediata de los niveles de los campos l Verificaciones de acuerdo a normativas actuales y futuras.
Accesorios opcionales: Para el VX 0100: - Pértiga P01102084 - Adaptador de pértiga P01102034 - HX0104 (bolsa de transporte) Para el VX 0003 - HX0009 (Maleta)
DISPLAY Y ZUMBADOR Display en 2 escalas de 7 LEDs Pantalla LCD de 2000 cuentas con retroiluminación Display directo en Voltio/m (compatible con normas) Zumbador proporcional al nivel del campo E Indicación del rango de frecuencia de medida Indicadores de “batería baja” y “Hold“
FUNCIONES Encendido/Apagado (con autoapagado al cabo de 30 mÍn.) Función de visualización HOLD Encendido/Apagado del zumbador Selección de rango de medida Selección del filtro 3 kHz (<, >, toda la banda)
• • Manual
• • Automática •
ANTENA Y REFERENCIA
Antena “campo” incorporada a la caja Antena “campo” amovible de 62mm. de diámetro + Función “detección de cables” Referencia de medida del campo “Individuo” Referencia de medida del campo “Tierra” + Pequeña pértiga
• Accesorio opcional
MEDIDAS Intensidad del campo eléctrico “RMS” en V/m
5 a 100 V/m 1,0 a 200,0 V/m ± 10% en umbrales de LED
100 a 2000 V/m 200 a 2000 V/m ± 3% ± 20 D en 50/60 Hz
Sensibilidad y precisión 2 rangos de sensibilidad (compatible con normas) Precisión de medida (en condición “laboratorio”) Rango de Frecuencia Análisis de la distribución eléctrica 10 Hz a 3 KHz Análisis de los equipos conectados a la red CARACTERÍSTICAS GENERALES Alimentación Características Mecanicas Garantía
10 Hz a 3 kHz
10 Hz a 3 kHz (Filtro bajo3 kHz) 3 kHz a 100 kHz (Filtro bajo 3 kHz) 10 Hz a 100 kHz (sin filtro 3 kHz)
1 pila 9 V (incluída) - Autonomía de 60 a 80 horas - Dispositivo de auto-apagado (30 mín.) Carcasa estanca IP65 – Dimensiones 63,6 x 163 x 40 mm – Peso 200 g aprox. con pila 2 años
Se entrega con: 1 VX con un cable de tierra, 1 comprobador de tomas y una batería de 9 V Referencias apra pedidos: VX0003: VX0003 3 kHz entregado en bolsa de transporte VX0100: VX0100 100 kHz entregado en maleta
Software SX ASYC2, MX57EX-CAL, HX0059, SX-ASYC2C/B Software de calibración para multímetros Destinado a los multímetros equipados con RS232, este software permite: l verificar y/o calibrar el aparato sin abrirlo l la elección por parte del usuario de los puntos a recalibrar l la creación de informes de medida
SX GENE Software de generación de formas de onda complejas para generador arbitrario Sus funcionalidades : l generación gráfica de la forme de onda l generación matemática de la forma de onda l transferencia directa desde la familia OX8000 de formas de onda hacia el GX1010
Accesorios de comunicación y softwares Descripción Multímetros Multímetros HD
Multímetro MX Concept Multímetros MTX Mobile
Multímetros série MX550 Multímetro MTX 3250 OSCILOSCOPIOS Osciloscopios OX 71 y OX 72 Osciloscopios OX7000 y OX6000 Osciloscopios Série OX 800 Osciloscopio OX 863 Osciloscopios MTX Compact OX 8040 / 8050 / 8100
Osciloscopio OX 8050 y OX 8100
GENERADOR Generador GX 1010
Kit de software serie para ASYC2 versión HD Software de adquisición para ASYC2 Software Calibración Familia ASYC2 Sofware de Calibración para MX57Ex Kit software MX26 Software Calibración MTX328X V1.0 Cable óptico / USB Adaptador Bluetooth / USB para PC Kit de comunicación con software Software Calibración para MX 554 y MX 556 Software para MX 554 y MX 556 Kit Adquisición (software SX-DMM + firmware MTX 3250) Kit Programación (actualización firmware MTX 3250)
SX-ASYC2HD SX-DMM2 SX-ASYC2C/B MX57EX-CAL SX-DMMK2 HX0059 HX0056-Z P01637301 HX0050 SX-ASYC2C/B SX-DMMBT/B SX-ACQ.V2 SX-PROG.1
Software didactico para Osciloscopio con CD (frances) SX-METRO Kit para SCOPIX OX7000 Software de metrología Osciloscopios Metrix Kit Comunicación RS232 para OX 803 y OX 832 Kit Interfaz RS232 para OX 863
SX-OXMTX SX-METRO/P HX0078 HA1255 HA1267
Software Osciloscopios digitales 1usuario
SX-METRO/C
Software Osciloscopios digitales Entidad Software Osciloscopios digitales 8 usuarios Kit GPIB Cable IEEE / IEEE, 1 m Cable RS232 25F/9F
SX-METROE/B SX-METROM/B HA1341 AG0368 AG044901
SoftwareGX1010 Versión 1.0 (disponible durante 2009)
SX-GENE
Sondas de corriente aisladas Sensores flexibles de corriente
Características Rango de medida Variación de transformación Banda pasante Precisión Diámetro de la pinza Conector de salida Longitud del cable Dimensiones Peso Alimentación Seguridad IEC 61010-2-32 Accesorios suministrados Para pedidos
30-300/3 – (17 cm)
30-300/3 – (25 cm)
3000/3 – (35 cm)
0,5 a 45 Apico AC 0,5 a 450 Apico AC 100 mV/A – 10 mV/A 5 Hz a 1 MHz ≤ 1 % + 0.3 A 45 mm BNC 2,40 m 140x64x28 mm 200 g 1x9V CAT IV - 600 V CAT III - 1000 V
0,5 a 45 Apico AC 0,5 a 450 Apico AC 100 mV/A – 10 mV/A 5 Hz a 1 MHz ≤ 1 % + 0.3 A 70 mm BNC 2,40 m 140x64x28 mm 200 g 1x9V CAT IV - 600 V CAT III - 1000 V Batería 9 V manual de usuario P01120571
5 A a 4500 A
1 mV/A 5 Hz a 1 MHz ≤ 1 % + 0,3 A 100 mm BNC 2,40 m 140x64x28 mm 200 g 1x9V CAT IV - 600 V CAT III - 1000 V P01120572
Accesorios opcionales: Adaptador de red para MA 200: P01102087 Adaptador de red para E: P01101965 Adaptador de red para PAC: P01101967 Si precisa más información... Descargue la documentación en www.chauvin-arnoux.es
Sondas termopar tipo K Sondas “de mano” dotadas de mango y cable extensible, o sensores portátiles con sólo el conector, estos accesorios se adaptan a cualquier tipo de instrumento dotado de mini conector (C.A 861, C.A 863,...) y, en particular, a los adaptadores C.A 801 y C.A 802.
SK1 aguja
-50 a +800 °C
Para penetración en productos viscosos y pastas
SK2 deformable SK3 semi-rígido SK4 superficie
-50 a +1000 °C -50 a +1000 °C 0 a +250 °C
2s 6s 1s
1m 50 cm 15 cm
SK5 superficie
Deformable en función del uso Ligeramente deformable Adaptada a medidas en superficies reducidas Placa de Ø 8 mm con muelle que asegura un contacto óptimo aunque la sonda no esté perpendicular a la superficie a medir.
SK6 flexible
-50 a +285 °C
1 s por contacto 3 s en el aire
SK7 ambiente
SK8 auto-grip
SK11 aguja SK13 uso general SK14 supf. acodado SK15 superficie SK17 aire SK19 supf. imantado
-50 a +600 °C -50 a +1100 °C -50 a +450 °C -50 a +900 °C -50 a +600 °C 50 a +200 °C
10 s en tubería Para tuberías inox (Ø 12 mm) 10 mm ⭐ Ø ⭐ 90 mm 12 s 3 mm 12 s 3 mm 8s 6 mm 2s 8 mm 3s 6 mm 7s 14 mm
13 cm 30 cm 13 cm 13 cm 13 cm 12 mm
Recomendado para puntos de difícil acceso Para medidas de temperatura ambiente. Termopar protegido por una vaina metálica Ø 8,5 mm El termopar situado sobre una hoja de cobre, en el extremo de una cinta Velcro doble cara, se mantiene en contacto por enrollamiento Para penetración en productos viscosos y pastas De propósito general Temperatura de superficie de difícil acceso. Placa Ø 15 x 30 mm Placa de Ø 8 mm con muelle que asegura un contacto óptimo Para medidas de temperatura ambiente Sujección mediante imán
Referencias para pedidos P03652901 : P03652902 : P03652903 : P03652904 : P03652905 : P03652906 : P03652907 :
P03652908 : P03652917 : P03652918 : P03652919 : P03652920 : P03652921 : P03652922 :
8 11 13 14 15 17 19
Pinzas amperimétricas MN 09
P01102405Z
MN08 MN09 MN12 MN14 MN89 C100 C103 AmpFLEX A100
P01120401 P01120402 P01120405 P01120416 P01120415 P01120301 P01120303 P01120504
P01120083
P01120074
P01120040 A
P01120071
2 A a 150 A 5 mA a 10 A 1 A a 100 A 0,5 a 240 A 0,5 a 240 A 0,5 a 240 A 0,5 a 240 A 0,5 a 240 A 0,1 a 1200 A 0,1 a 1200 A 0,5 A a 2 kA 10 mA a 2,4 A 100 mA a 240 A 1 mA a 1,2 A 0,01 a 12 A 0,1 a 120 A 1 a 1200 A 500 µA a 4 A 0,5 a 400 A 0,1 a 450 mA DC 0,1 a 300 mA RMS 0,1 a 450 mA pico 5 mA a 2 A DC 5 mA a 1,5 A AC 20 mA a 80 A AC/DC 0,2 a 40 A AC 0,4 a 60 A AC 0,5 a 400 A AC 0,5 a 600 A AC 0,5 a 1000 A AC 0,5 a 1400 A DC 0,2 a 100 A AC 0,4 a 150 A DC 0,5 a 1000 A AC 0,5 a 1400 A DC
0,15 A AC 10 V AC 0,1 V AC
0,2 A AC 0,2 A AC
* 2 V AC 0,2 V AC 20 V DC(1)
1 A AC 1 A AC 2V 2 V AC 2 V AC
4 V AC 0,4 V AC
4,5 V DC 3 V RMS 2 V pico 2 V DC 1,5 V AC 0,8 V AC/DC
1000/1 1 mA/mV 1 A/mV 1000/1 1000/1 1 A/10 mV 1 A/1 mV 1 A/100 mV 1000/1 1000/1 1 mV/A 1 mA/1 mV 1 A/10 mV 1 A/1 V 10 A/1 V 100 A/1 V 1000 A/1 V 1mA/1mV 1A/1mV
48 Hz a 500 Hz ≥ 2,50 % ≥ 3% 48 Hz a 500 Hz ≥ 2% 40 Hz a 10 kHz ≥ 1 % 40 Hz a 10 kHz ≥ 1 % 40 Hz a 10 kHz ≥ 1 % 40 Hz a 10 kHz ≥ 1 % 40 Hz a 10 kHz ≥ 2 % 30 Hz a 10 kHz ≥ 0,5 % 30 Hz a 10 kHz ≥ 0,5 % 10 Hz a 20 kHz ≥ 1 % ≥ 1% 40 Hz a 10 kHz ≥ 2% ≥ 0,7 % ≥ 0,5 % 10 Hz a 3 kHz ≥ 0,3 % ≥ 0,2 % ≥ 0,5 % 10 Hz a 1 kHz ≥ 0,35 %
1 mA/10 mV
DC a 1,5 kHz ≥ 1 %
1 A/1 V 1 A/10 mV
DC a 2 kHz DC a 8 kHz
1,4 V AC/DC
1 A/10 mV
DC a 10 kHz ≥ 2,5 % DC a 5 kHz
1 A/1 mV
Opciones Autonomía ilimitada de sus pinzas reemplazando la pila por un adaptador de red: Pinza E y AmpFLEX : P01101965 Pinza K : P01101966 Pinza PAC : P01101967
≥ 2% ≥ 1,5 %
≥ 2% ≥ 4% ≥ 1,5 %
Banda pasante (frecuencia en Hz)
Medida de potencia (bajo desfase)
Cero DC automático
Relación de transformatción (entrada / salida)
Bananas hembra Ø 4 mm
Cable + banana seguridad Ø 4 mm
P01102401Z
Corriente muy débil
Salida / Conexionado
Salida protegida contra sobretensions
DC a 10 kHz
(1) Rectificado mediante diodos
≥ 2,5 %
2 x 24 mm ou Ø 30 mm
AmpFLEX™
Multímetros de campo
B102 CORRIENTE
AM0600N
PAC20 PAC21
AM1000N AM1000
MX 435C/435D
MX 56C MX 57Ex
AM0069N
AM0019N
MX 3281/3282/3283
MX 54C/58HD/59HD
MX 53C
AM0015N AM0015N
C100 C103
MX20/20HD MX44/44HD
AM0012N AM0013N AM0016N AM0014N AM0089N
MN08 MN09 MN12 CORRIENTE MN14 AC MN89
Multím. de sobremesa
MX 24/24B
MINI 01 MINI 05
MX 230/430
MX435C / MX435D: Intensidades alternas hasta 200 A, corrientes de fuga hasta 2 A
Cables y accesorios Cables de medida tipo banana de Ø 4 mm Puntas de prueba desmontables Para instalaciones CAT IV & CAT III Juego de 2 puntas de prueba 4mm CAT III y IV (rojo y negro) sin cables Ø 4 mm - 1,000 V Para instalaciones CAT II e inferiores Juego de 2 puntas de prueba 4mm CAT I y II (rojo y negro) sin cables CAT II 300 V Juego de 2 puntas de prueba Ø 2 mm CAT II 300 V Cables de medida Preformado Juego de 2 cables preformados de PVC (rojo y negro) sin puntas cables rectos de Ø 4 mm por ambos lados - 15 A, 1,5 m – 1000 V CAT IV
> P01295454Z
> P01295458Z > P01295460Z
> P01295450Z
Juego de 2 cables preformados de PVC (rojo y negro) sin puntas Cable recto de Ø 4 mm – cable acodado de Ø 4 mm - 15 A 1,5 m 1000 V CAT IV
> P01295451Z
Juego de 2 cables preformados de silicone (rojo y negro) sin puntas Cables rectos de Ø 4 mm por ambos lados - 15 A 1,5 m 1000 V CAT IV
> P01295452Z
Juego de 2 cables preformados de silicone (rojo y negro) sin puntas Cable recto de Ø 4 mm – cable acodado de Ø 4 mm 15 A 1,5 m 1000 V CAT IV
> P01295453Z
Cables estándar Juego de 2 cables (rojo y negro) sin puntas 1,5mts acabados en banana macho 4mm recta/recta Ø 4 mm 15 A 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
> P01295288Z
Juego de 2 cables (rojo y negro) sin puntas > P01295289Z 1,5mts 1R+1N acabados en banana macho 4mm recta/acodada Ø 4 mm 15 A 600 V CAT IV / 1000 V CAT III Juego de 2 cables (rojo y negro) sin puntas Cable recto de Ø 4 mm por ambos lados con conexión trasera 20 A 2 m 600 V CAT III Cables con puntas de prueba incorporadas Juego de 2 cables de PVC con puntas de prueba (rojo y negro) Cable recto de Ø 4 mm - 15 A 1,5 m 1000 V CAT IV Juego de 2 cables de PVC con puntas de prueba (rojo y negro) Cable acodado Ø 4 mm - 15 A 1,5 m 1000 V CAT IV
> P01295290Z
> P01295455Z > P01295456Z
Otros accesorios Para instalaciones CAT IV y CAT III Juego de dos sujeta hilos cocodrilo (rojo y negro) 15 A, 1000 V CAT IV Juego de 2 sujeta hilos tipo cocodrilo (rojo y negro) 20 A, 1000 V CAT III Cable de PVC BNC – recto de Ø 4 mm con conexión trasera (rojo y negro) - 1 m 500 V CAT III
> P01295457Z > P01102053Z > AG-1066Z
Cables y accesorios Cables de medida y kits de accesorios para electricistas: - 2 puntas de prueba preformadas 1000 V CAT IV - 2 cable preformados (rojo y negro) de PVC recto/acodado de 1,5 m, 1000 V CAT IV - 2 sujetahilos cocodrilo (rojo y negro) 1000 V CAT IV - 2 puntas de prueba preformadas de Ø 4 mm, 300 V CAT II
> P01295459Z
Juego de 2 adaptadores > P01102101Z BNC hembra a bananas de seguridad 4 mm (rojo y negro) para multímetro con 19 mm de espaciado - 600 V CAT III
Para instalaciones tipo CAT II e inferiores Juego 2 pincha hilos (rojo y negro) 30 VAC, 60 VDC
> P01102055Z
Cable de corriente para enchufe 2P+E - Permite el conexiodado en serie de forma segura a un amperímetro - Permite medidas de corriente con pinzas sin tener que quitar la protección del cable de poder
> P03295509
Conexión a toma de corriente para EIT800 - Para medidas directas de los enchufes de corriente - De rápida aplicación y con conexiones fiables
> P06239307
Juego de 2 adaptadores bananas 4mm hembra R+N a BNC macho para osciloscopio Ø 4 mm con 19 mm de espaciado, 500 V CAT I, 150 V CAT III
> P01101846
Puntas de prueba específicas para componentes SMD en formato pinza Contactos dorados de cobre-berilium - enchufes macho de Ø 4 mm, 1,2 m TBTS
> HX0064
Medida de temperatura Adaptadores Juego de 2 adaptadores termopar tipo K para multímetro enchufe termopar hembra – enchufes macho (rojo y negro) de Ø 4 mm con 19 mm de espaciado
> P01102106Z
Adaptador conector Pt100 3 hilos a bananas 4mm para multímetros Sensores Adaptador y sonda de temperatura tipo termopar K - Para multímetros y pinzas multimétricas equipadas para medir temperaturas y entradas tipo banana con 19 mm de espaciado - Rango de medida desde -50 °C hasta +200 °C - Longitud del sensor: 100 cm aprox. Adaptador y sonda de temperatura tipo termopar K - Para multímetros y pinzas multimétricas equipadas para medir temperaturas y entradas tipo banana con 19 mm de espaciado - Rango de medida desde -50 °C hasta +450 °C
> HX0091
> P06239306
> P01102107Z
Accesorios de transporte y de protección PARA MULTÍMETROS Referencia
AE0237 MC0160B MC0159B AE0190 AE0193 AE0216 AE0227 AE0228 HX0009 HX0052
Protector Protector Asa Estuche Estuche Estuche Maleta Maleta Maleta Estuche
MX 21, MX 22, MX 23, MX 24B, MX 26 MX 20, MX 44, MX 53C, MX 54C, MX 56C, MX 57Ex MX 20, MX 44, MX 53C, MX 54C, MX 56C, MX 57Ex MX 21, MX 22, MX 23, MX 24B, MX 26 MX 20, MX 44, MX 57Ex, MX 53C, MX 54C, MX 56C MX 1, MX 2B, MX 125, MX 135 MX 20, MX 44, MX 53C, MX 54C, MX 56C, MX 57Ex MX 1, MX 2B MX 21, MX 22, MX 23, MX 24B, MX 26 MTX3281, MTX 3282, MTX 3283
PARA PINZAS Referencia
AE0190 AE0236 HA1339
Estuche Estuche Maleta
MX 1240, MX 1140 MX 355, MX 350 MX 240, MX 2040
MX 406B, MX 435B
PARA OSCILOSCOPIOS Referencia
AE0189 HX0024 HX0038 HX0057
Bolsa series 8000, 2000, 800 y 500 ; OX71 Bolsa MTX serie 3240, 3250, 3252, 3352, 3354 Maleta de transporte para SCOPIX Maleta de transporte con accesorios SCOPIX
MULTI-PRODUCTOS Referencia
P01298071 P01298004 P01298072 P01298068 P01298069
Maleta, 270 x 195 x 65 mm Maleta, 320 x 255 x 75 mm Maleta, 440 x 310 x 135 mm Maleta estanca, 272 x 248 x 130 mm Maleta estanca, 272 x 248 x 182 mm
Accesorios de transporte y de protecci贸n P01298072
P01298068 P01298069
Concebidas para un uso universal, contienen esponjas de protecci贸n en su interior.
P01298004 P01298071
AE 0237
MC 0160B HX0052
MC 0160B + MC 0159B
AE 0189
HX 0024
Los folletos de los productos aqu铆 descritos pueden ser descargados en www.chauvin-arnoux.es
Guía de selección MULT
MX 20HD
Selección rápida Tipo Resolución display (cuentas)
Analógico -
Medidas en verdadero valor eficaz
Display(s) simultáneo(s)) Barra gráfica Gráfico evolución temporal medida Retroliluminación / Auto-apagado Precisión de base DC Banda pasante Rangos Automático / Manual AutoPeak para Factor de cresta Carcasa de alta resistencia Atmósferas explosivas (ATEX) Medidas disponibles Tensión AC / DC Corriente AC/ DC Borne A único / U e I simultáneas Resistencia / Continuidad sonora / Test diodos Frecuencia / Periodo / Ciclo de trabajo Duración de impulsos / Recuento Capacidad Temperatura Pt100/1000 / TC J/K dBm / Potencia resistiva Picos U e I / Factor de rcresta Filtro variadores de velocidad
Digital 5000/50000 TRMS AC y AC+DC 1 •
Digital 5000/5000 TRMS AC y AC+D 1 •
Clase 2 1 kHz -/•
1% 500 Hz •/•
0,8 % 500 Hz •/•
-/• 0,30 % 500 Hz •/•
-/• 0,30 % 1 kHz •/•
•/• 0,30 % 1 kHz •/•
1500 V 10 A
1500 V - / 10 A
600 V -
750 V/1000 V 10 A
750/1000 V -
750/1000 10 A
20 kΩ /•/•
20 MΩ /•/•
40 MΩ /•/• 400 kHz/-/-
50 MΩ /•/• 500 kHz/-/-
50 MΩ /• 500 kHz/-
Medida de tensión AC baja impedancia Tratamiento de las medidas Visualización: Hold / Auto-Hold Monitorización: Mín. / Máx. / Moy Medidas relativas / caída dB / % Memoria + gráfico de medidas Fecha y hora (SURV y MEM) Interfaces RS232 / USB / Bluetooth Seguridad y fiabilidad
Entregado con pinza 200 A •
500 Hz BW
1 kHz BW
• •/• •/•/•
-/•/-
MTX 3283 MTX 3282 MTX 3281
Selección auto V/A / Alarma de entrada Pantalla orientable / protegida i Conmutador electrónico Acceso protegido a pilas / fusibles s Calibración « sin abrir el instrumento »
50 mF •/500 Hz BW
Medida diirecta mediante pinza a
Cat. III 600
TÍMETROS PORTÁTILES
Digital 5000 TRMS AC+DC 1 •
•/• 0,30 % 100 kHz •/•
MX 58HD MX 57 EX MX 59HD MTX 3281 MTX 3282 MTX 3283
Digital 5000 TRMS AC y AC+DC 1 •
Digital 50000 TRMS AC y AC+DC 1 •
/• 0,30 % 1 kHz •/•
-/• 0,10 % 50 kHz •/•
-/• 0,025 % 50 kHz •/•
•/• 0,05 % 100 kHz •/•
600 V 500 mA •/50 MΩ/•/• 500 kHz/-/• •/• 50 mF •/•/• 1 ms/-
/• -/-
50 MΩ/•/• 500 kHz/-/-
40 MΩ/•/•
50 MΩ/•/• 500 kHz/-/•
1 ms/-
50 MΩ/•/• 500 kHz/-/• 50 mF •/•/1 ms/-
Digital 100000 TRMS AC y AC+DC 4 • • •/• 0,10 % 50 kHz •/• •
Digital 100000 TRMS AC y AC+DC 4 • • •/• 0,03 % 100 kHz •/• •
Digital 100000 TRMS AC y AC+DC 4 • • •/• 0,02 % 200 kHz •/• •
1000 V 20 A (30s) •/• 50 MΩ/•/• 2 MHz/•/• -/10 mF -/•
1000 V 20 A (30s) •/• 50 MΩ/•/• 2 MHz/•/• •/• 10 mF •/•
250 µs/•
1000 V 20 A (30s) •/• 50 MΩ/•/• 2 MHz/•/• •/• 10 mF •/• •/• 250 µs/•
•/• •/•/• •/•/• 4x150 • •/•/•
•/• •/•/• •/•/• 6500 • •/•/•
Cat. IV 600 V Cat. III 1000 V •/• •/• • •/• •
•/-/Cat. III 600 V
•/• •/•/• •/-/-
MX 59HD MN 09
MX 2B Los folletos de los productos aquí descritos pueden ser descargados en www.chauvin-arnoux.es
Guía de selección Tipos de Osciloscopios Características Banda Pasante
Analógicos OX 803B
Diferenciales OX 832 30 MHz
Osciloscopios de Laboratorio Digitales de propósito general Virtuales SCOPEin@ OX OX OX MTX MTX 6062 6152 6202 1052 1054 60 MHz
Número y tipo de canales
1 + X / aislado
2 / clase 1
Seguridad según IEC 61010
Cat. II 400 V
Cat. II 600 V
Muestreo digital en tiempo real
1 Gm/s
50 Gm/s
10 Gm/s
Detección de transitorios (Glitch)
Conversión de valor / Unidad física
Comunicación PC / Centronics
•* / -
• / •*
Ethernet 10 Mb + Servidor Web
Alimentador de red / Baterías Características OSCILOSCOPIO Sensibilidad de entrada (por división) Filtros analógcos Base de tiempos (por división) Modo Roll / Modo XY
Didáctico OX 71
4 / clase 1
50 mV-5 V
5 mV - 20 V
1 mV - 20 V
2 mV - 5 V
10 mV - 200 V
156 µV - 100 V
250 µV - 100 V
5 ns - 0,1 s
15 MHZ, 1,5 MHZ 5 kHz 1 ns - 200 s
500 ns - 0,5 s
50 ns - 0,2 s
50 k/canal + Disco duro PC 4
10 ns - 0,2 s
Memoria digital de las señales
Trazas de referencia en pantalla
200 x 2,5 k Tarjeta de memoria SD*__ 2GB 4
Modos Persistencia / Promediado
Modo SPO (Smart Persistence Osciloscope)
50 kformas de onda/s máx.
Medidas automáticas / Cursores
19 / •
Disparo impulsos: duración / número
Disparo vídeo (recuento de líneas)
-/• •
Func. de cálculo + - / x / : / avanzados
Autoset con selección de canales
Instrumentos auxiliares Análisis espectral FFT Lin / Log
Multímetro verdadero valor eficaz
Análisis armónicos hasta orden 31º
Registrador multiumbrales (canales)
Medida de potencia / Armónicos de potencia
Hold-Off / Retardo ajustable
Características generales Pantalla LCD color / Monocromo / TRC Calibración (sin abrir el instrumento) * Según modelos u opcional
-/-/•
Pantalla PC •
OX 6000
Orden 31º
n OSCILOSCOPIOS
@BOX MTX 162 60 MHz
“SPO” digitales avanzados MTX MTX MTX 3252B 3352B 3354
Industrial OX 5042
OX 7204 200 MHz
2 / aislados
20 Gm/s
2 Gm/s
100 Gm/s
5 mV a 100 V
250 µV-100 V
156 µV-200 V
15 MHZ, 1,5 MHZ 5 kHz 5 ns a 100 s
1,5 MHZ 5 kHz 25 ns - 200 s/div
16 x 50 k
2,5 k / canal
200 x 2,5 k 50 k (opcional) 4
Osciloscopios Portátiles Mantenimiento Electrónico OX OX OX OX 7062 7102 7104 7202 4 aislados
200 x 2,5 k 50 k (opcional)
200 x 2,5 k - 50 k (opcional) Tarjeta memoria SD 2 Gb máx. 4
12 bits / 72 dB
Orden 61º *
•/•*
MTX 1054 MTX 3354
Los folletos Les brochures de los productos produits détaillées aquí descritos sont pueden librement sertéléchargeables descargados ensur www.chauvin-arnoux.es : www.metrix.fr
Índice por producto Producto Descripción Página Accesorios didácticos Bancos y cajas de décadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Accesorios de transporte y de protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49 Accesorios para multímetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-47 Pinzas amperimétricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 Cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47 Accesorios para Scopein@Box LX1600 Sonda analizador lógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Accesorios de test Cables coaxiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Conexionado / Cables y puntas de prueba / Accesorios IP2X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47 Termopares K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Sondas compactas HX0003 / HX0004 / HX0005 / HX0006 / HX0026 / HX0027 / HX0206 / HX0210 / HX0220 . . . . . . 15 Sondas aisladas de corriente E3N / PAC12 / MN 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sondas Probix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
501 502 503 1360P
alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 alimentación 2 salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 alimentación 3 salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 alimentación triple programable . . . . . . . . . . . . 17
C CX 1651
Calibrador multifunción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
GX GX GX GX GX
1025 1050 305 310 320
Generador Generador Generador Generador Generador
funciones funciones funciones funciones funciones
arbitrarias 25 MHz . . . . . . . . . . . 18 arbitrarias 50 MHz . . . . . . . . . . . 18 5 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
530 5022 5042 6062 6152 6202 7042
OX 7062 OX 7102 OX 7104
MTX MTX MTX MTX
1032-B 1032-C 1050 1052
MTX 1054 MTX MTX MTX MTX
2022 2024 3250 3252
3281 3282 3283 3352
MTX 3354 1 20HD 21 22 23 24B 26 2B 350
Sondas diferenciales 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sondas diferenciales 50 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Analizador de espectros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Osciloscopio virtual digital analizador registrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Osciloscopio virtual digital analizador registrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 MTX 1052CW-PC + LX1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 MTX 1054CW-PC + LX1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Multímetro de mesa 50 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Osciloscopio digital analizador registrador 2 x 60 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7-8-9 Multímetro portátil 100 000 cuentas . . . . . . . 22-23-27-28 Multímetro portátil 100 000 cuentas . . . . . . . 22-23-27-28 Multímetro portátil 100 000 cuentas . . . . . . . 22-23-27-28 Osciloscopio digital analizador registrador 2 x 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Osciloscopio digital analizador registrador 4 x 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Multímetro analógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Multímetro digital para entornos hostiles IP67 . . . . . . . . . . . 29 Multímetro digital 2 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Multímetro digital 4 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Multímetro digital 5 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Multímetro digital 5 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Multímetro digital 5 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Multímetro analógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pinza multimétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34
O OX OX OX OX OX OX OX
MX MX MX MX MX MX MX MX MX
Descripción Página Pinza multimétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Megaóhmetro analógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Megaóhmetro y multímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Verificador de instalaciones multifunciones . . . . . . . . . . . 36 Verificador de instalaciones multifunciones . . . . . . . . . . . 36 Multímetro digital para entornos hostiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Multímetro de mesa 50 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Multímetro de mesa 50 000 cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Multímetro digital para entornos hostiles ATEX . . . . . . . . . . 30 Multímetro digital para entornos hostiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Multímetro digital para entornos hostiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Verificador de pararrayos y megaóhmetro . . . . . . . . . . . . . 37 Pinza multimétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Pinza multimétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Pinza multimétrica TRMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Pinza multimétrica TRMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Sondas diferenciales 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A AX AX AX AX
Producto MX 355 MX 406B MX 407 MX 435C MX 435D MX 44HD MX 553 MX 556 MX 57 Ex MX 58HD MX 59HD MX 604 MX 650 MX 655 MX 670 MX 675 MX 9030-Z
OX 803B OX 832 OX 863B
Osciloscopio analógico 2 x 30/35 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Osciloscopio portátil Handscope 20 MHz . . . . . . . . . . . . . . 26 Osciloscopio portátil Handscope 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . 26 Osciloscopio-analizador 60 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Osciloscopio-analizador 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Osciloscopio-analizador 200 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Osciloscopio portátil 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a 25 Osciloscopio portátil 60 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a 25 Osciloscopio portátil 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a 25 Osciloscopio portátil 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a 25 Osciloscopio portátil 2 canales 200 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a 25 Osciloscopio portátil 4 canales 200 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 a 25 Osciloscopio analógico 2 x 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Osciloscopio diferencial analógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Osciloscopio analógico 2 x 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
P PX 110 PX 120
Vatímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Vatímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rack19’’ para osciloscopio
S SX-ASYC2C Software de calibración para multímetro . . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-DMM Software de adquisición de datos para multímetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-METRO Software de tratamiento de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-OXMTX Software didáctico productos OX y MTX . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-GENE Software para generador de funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 MX57EX-CAL Software de calibración para MX 57Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 HX0059 Software de calibración para MTX Mobile . . . . . . . . . . . . . 41
V VX 0003 VX 0100
Verificador de campo electromagnético . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Verificador de campo electromagnético . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Indice por función FUENTES DE ALIMENTACIÓN AX AX AX AX
501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1360P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANALIZADOR DE ESPECTRO MTX 1050
CONTROLADORES DE INSTALACIÓN MULTIFUNCIÓN MX 435C MX 435D
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 .........................................................................................
CONTROLADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MX 406B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 MX 407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 MX 604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VERIFICADORES DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO VX 0003 VX 0100
GENERADORES DE FUNCIONES GX GX GX GX GX
305, 5 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 310, 10 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 320, 20 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1025, 25 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1050, 50 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SOFTWARES SX-METRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-ASYC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 MX57EX-CAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 HX0059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-ASYC2C/B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 SX-GENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
MATERIAL DIDÁCTICO Bancos de resistencias, de capacidad, de inductancia . . . . . . . . . . . . . . . 21 Shunts de medida, galvanómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MULTÍMETROS Multímetros de sobremesa MX 553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 MX 556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 MTX 3250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Multímetros portátiles MTX 3281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 MTX 3282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 MTX 3283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 MX 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 MX 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 MX 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 MX 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 MX 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 MX 24B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 MX 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 MX 20HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 MX 44HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 MX 57 Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 MX 58HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 MX 59HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
OSCILOSCOPIOS Osciloscopios de sobremesa MTX MTX MTX MTX MTX MTX MTX
3354, 3352, 3252, 1052, 1054, 2022, 2024,
150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 60 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
530, 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6062, 60 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 6152, 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 6202, 200 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 803B, 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 832, 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 863B, 150 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Osciloscopios portátiles OX OX OX OX OX OX OX OX
5022, 5042, 7042, 7062, 7102, 7104, 7202, 7204,
20 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 60 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 100 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 200 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 200 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
PINZAS MULTIMÉTRICAS MX MX MX MX MX MX
350 355 650 655 670 675
33-34 33-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 ...................................................................................... ......................................................................................
SONDAS DIFERENCIALES MTX 1032-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 MTX 1032-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 MX 9030-Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ACCESORIOS Accesorios para osciloscopios Sonda analizador lógico LX1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Sondas compactas HX0003 / HX0004 / HX0005 / HX0006 / HX0027 / HX0206 / HX0210 / HX0220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sondas aisladas de corriente E3N / PAC12 / MN 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Cables coaxiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Accesorios para analizador de espectros HX0082 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 HX0083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Accesorios de transporte y protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,49 Sondas termopar K SK 1 / SK 2 / SK 3 / SK 4 / SK 5 / SK 6 / SK 7 / SK 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 SK 11 / SK 13 / SK 14 / SK 15 / SK 17 / SK 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Cables Accesorios IP2X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,47 Cables puntas de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,47 Agarra hilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,47 Kit aplicación eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kit aplicación electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pinzas tipo cocodrilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,47 Puntas de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,47
PINZAS AMPERIMÉTRICAS Corriente AC
MINI 01 / MINI 05 MN 08 / MN 09 / MN 12 / MN 14 / MN 89 C100 / C103 AmpFLEX Corriente de fugas
MN 73 C173 B102 Corriente DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 K2 E6N PAC 11 / PAC 20 / PAC 21
Tel.: +34 902 20 22 26 - Fax: +34 93 459 14 43 comercial@chauvin-arnoux.es
Tel.: +33 1 44 85 44 85 - Fax: +33 1 46 27 73 89 info@chauvin-arnoux.fr
Tel.: +49 7851 99 26-0 - Fax: +49 7851 99 26-60 info@chauvin-arnoux.de
Tel.: +43 1 61 61 9 61 - Fax: +43 1 61 61 9 61 61 vie-office@chauvin-arnoux.at
Tel.: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07 info@chauvin-arnoux.com.cn
Tel.: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10 info@camatsystem.com
Tel.: +1 (508) 698-2115 - Fax: +1 (508) 698-2118 sales@aemc.com
Tel.: +39 039 245 75 45 - Fax: +39 039 481 561 info@amra-chauvin-arnoux.it
Tel.: +961 1 890 425- Fax: +961 1 890 424 camie@chauvin-arnoux.com
Tel.: +44 1628 788 888 - Fax: +44 1628 628 099 info@chauvin-arnoux.co.uk
Tel.: +41 1 727 75 55 - Fax: +41 1 727 75 56 info@chauvin-arnoux.ch
CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA, S.A. Roger de Flor, 293 1ª Planta - 08025 BARCELONA Tel. +34 902 20 22 26 - FAX +34 93 459 14 43 comercial@chauvin-arnoux.es www.chauvin-arnoux.es Síganos a través de las redes sociales
MXS4007 - Ed. 1 - 03/2012 - Documento no contractual -Características a confirmar según pedido.
METRIX en el mundo
METRIX - Catálogo Test y Medida 2012
chauvin_arnoux_iberica
Instrumentación de laboratorio y portátil 2012

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución