Source: http://docplayer.es/231010-Lineamientos-para-obtener-el-registro-sanitario-de-un-dispositivo-medico-asi-como-la-autorizacion-para-la-modificacion-a-las-condiciones-de-registro.html
Timestamp: 2017-05-27 07:02:50+00:00

Document:
LINEAMIENTOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO DE UN DISPOSITIVO MÉDICO ASI COMO LA AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DE REGISTRO. - PDF
LINEAMIENTOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO DE UN DISPOSITIVO MÉDICO ASI COMO LA AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DE REGISTRO.
Download "LINEAMIENTOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO DE UN DISPOSITIVO MÉDICO ASI COMO LA AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DE REGISTRO."
Soledad Castillo Córdoba
1 LINEAMIENTOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO DE UN DISPOSITIVO MÉDICO ASI COMO LA AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DE REGISTRO. OBJETIVO: Contar con una guía que describa los requisitos y las características que deben de cumplir los Dispositivos Médicos para obtener un registro sanitario o las modificaciones a las condiciones del mismo.lo anterior facilitara el procedimiento para la integración de la informacion requerida de acuerdo al riesgo sanitario y a las características de funcionamiento e indicación de uso en el diagnostico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o auxiliares en el tratamiento de las mismas y de la discapacidad, asi como los empleados en el reemplazo,correccion, restauración o modificación de la anatomía o procesos fisiológicos humanos De igual manera constituyen una herramienta de trabajo que permitirá al registrante y a la autoridad sanitaria describir y aplicar de manera homogénea los requisitos y características que den soporte a la informacion que contenga el expediente en la solicitud de autorización, lo que permitirá contar con un procedimiento de evaluación más sencillo, confiable, transparente. FUNDAMENTO LEGAL El artículo 194-BIS de la Ley General de Salud establece: Para los efectos de esta Ley, se consideran insumos para la salud: Los medicamentos, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos, éstos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley ; mientras que el artículo 195 de la misma Ley establece: La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que se refiere este Título. Los medicamentos estarán normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos ; el artículo 204 define, Los medicamentos y otros insumos para la salud, para su venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria El artículo 376, Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos; El artículo 8 del Reglamento de Insumos para la Salud indica que La Secretaría fijará las características que deberá reunir un producto para ser considerado como medicamento u otro Insumo en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos o en las Normas correspondientes. En el capítulo IX del Reglamento de Insumos para la Salud, en su artículo 82, establece Los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación, productos higiénicos y otros dispositivos de uso médico, requieren para su producción, venta y distribución de registro sanitario. En los artículos 179, 180 y 184 se establecen los requisitos que deben cumplir los otros insumos para la salud para obtener el registro sanitario o la modificación a las condiciones de registro. En cumplimiento con los ordenamientos legales antes referidos, se establecen las siguientes características que deben cumplir los dispositivos médicos (otros insumos para la salud) para obtener el registro sanitario así como las modificaciones a las condiciones de registro, sin perjuicio de los dispuestos por otros ordenamientos aplicables.2 1. DEFINICIONES 1.1 Dispositivo Médico. Sustancia, mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento (incluyendo el programa de informática necesario para su apropiado uso o aplicación), empleado solo o en combinación en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o auxiliares en el tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así como los empleados en el reemplazo, corrección, restauración o modificación de la anatomía o procesos fisiológicos humanos. 1.2 Clasificación de los dispositivos médicos de acuerdo a su categoría de uso : El artículo 262 de la Ley General de Salud establece: Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Equipo médico: Son los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico destinados a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica. II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales: Aquellos dispositivos destinados a sustituir o complementar una función, un órgano, o un tejido del cuerpo humano. III. Agentes de Diagnóstico: Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos calibradores, verificadores o controles, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos. IV. Insumos de uso odontológico: Todas las sustancias o materiales empleados para la atención de la Salud dental. V. Materiales quirúrgicos y de curación: Los dispositivos o materiales que adicionados o no de antisépticos o germicidas se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos, y VI. Productos higiénicos: Los materiales y sustancias que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva. 1.3 Clasificación de los dispositivos médicos de acuerdo al riesgo sanitario: El artículo 83 del Reglamento de Insumos para la Salud señala que la Secretaría clasificará para efectos de registro a los insumos señalados en el artículo 82, de acuerdo con el riesgo sanitario que implica su uso, de la siguiente manera: Clase I: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y, generalmente, no se introducen al organismo. Clase II: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y, generalmente, se introducen al organismo permaneciendo menos de treinta días. Clase III: Aquellos insumos recientemente aceptados en la práctica médica, o bien que se introducen al organismo y permanecen en él, por más de treinta días. 1.4 Componente: cualquier sustancia, material o ingrediente utilizado en la fabricación de un dispositivo médico presente en el producto final. 1.5 Documento legal autenticado: Comprende 2 modalidades: a).- Apostilla: Procedimiento legal que se aplica para certificar la personalidad jurídica de los firmantes garantizando la autenticidad de un documento, al cual están sujetos los países que forman parte del Acuerdo de la Convención de la Haya. b).- Consularizado: Procedimiento legal que se aplica para certificar la personalidad jurídica de los firmantes garantizando la autenticidad de un documento ante el Consulado o Embajada mexicana en el país emisor del documento, se utiliza cuando el país no forma parte del Acuerdo de la Convención de la Haya o no reconoce la Apostilla como procedimiento.3 2. REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO NUEVO. 2.1 Para obtener el registro de dispositivos médicos se debe cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación conforme a la legislación sanitaria vigente. 2.2 Se debe presentar la solicitud en el Formato General de Solicitudes, adicionando el pago de derechos correspondiente de acuerdo a la clasificación con base al riesgo sanitario del producto conforme a la Ley Federal de Pago de Derechos Adicionalmente se debe presentar copia del aviso de funcionamiento del establecimiento y del aviso del responsable sanitario Para el caso de dispositivos médicos que utilizan fuentes de radiación, además de lo anterior, presentar copia de la licencia correspondiente expedida por la Secretaría de Energía (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas). 2.3 Se debe presentar el expediente con la información científica y técnica en idioma español que describa las características del dispositivo médico y demuestre la seguridad y eficacia del mismo así como la documentación legal correspondiente conforme a los lineamientos siguientes: Información General, que incluya al menos: Nombre genérico Nombre comercial Forma física o farmacéutica Presentaciones En el caso de contar con varias presentaciones, se debe incluir el listado de presentaciones del producto que incluya claves y la descripción en su caso, pudiendo incluir el catálogo comercial que las contenga sólo con fines de información Finalidad de uso La categoría y clasificación con base al nivel de riesgo sanitario Listado de accesorios, Para el caso de registro de equipos se puede incluir el listado de accesorios que se suministren con el mismo para que sean incluidos en el oficio de registro Etiqueta, presentar por duplicado proyecto de etiqueta o contra etiqueta (marbete) con la información mínima obligatoria en español, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana vigente y demás disposiciones aplicables Instructivo de Uso, para aquellos dispositivos médicos que requieran de instrucciones detalladas para su buen uso o funcionamiento y que no requieran de un manual de operación como tal, se debe presentar por duplicado ejemplar que contenga la siguiente información dependiendo del tipo de producto: Descripción del producto Listado de componentes o partes del producto, según corresponda Finalidad de uso Condiciones de conservación y almacenamiento, cuando aplique Precauciones Preparación, cuando aplique Advertencias y leyendas alusivas correspondientes Contraindicaciones, cuando aplique Eventos adversos, cuando aplique Para medios de contraste, se debe indicar la vía de administración, la forma farmacéutica y el contenido del ingrediente activo por unidad de dosis Manual de Operación, para equipos o instrumentos que requieran de instrucciones detalladas para su buen uso o funcionamiento, se debe presentar por duplicado ejemplar que contenga la siguiente información, cuando aplique conforme a las características del producto:4 Descripción del producto Finalidad de uso Componentes o partes del dispositivo médico Ensamble y desensamble Operación y limpieza Mantenimiento Calibración, cuando aplique Precauciones Advertencias Descripción o diagrama de los componentes funcionales, partes y estructura. Para el caso de equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales así como insumos de uso odontológico, productos higiénicos, materiales quirúrgicos y de curación que no puedan definirse o describirse por medio de una fórmula se debe presentar descripción o diagrama de los componentes funcionales, partes y estructura. Esta información se puede presentar con un diagrama, esquema o imagen que represente al dispositivo médico En el caso de productos que permanecen en el organismo o son implantables de clase II y clase III, se debe incorporar la lista de materiales utilizados en el dispositivo médico indicando el nombre y composición de los materiales que se integran o incluyen en el mismo, señalando la función que desempeñan Declaración de fórmula cuali-cuantitativa por unidad de medida, dosis o porcentual, para productos formulados, incluyendo todos los ingredientes del producto, debidamente firmada por el responsable de la calidad del fabricante en el país de origen, o por el responsable sanitario del establecimiento que solicita el registro sanitario en Mexico Materias primas. Para implantes, medios de contraste, agentes de diagnóstico que se administran directamente al paciente (in vivo) y agentes de diagnóstico con isótopos radiactivos e inyectables el solicitante de registro debe proporcionar la siguiente información relacionada con los ingredientes activos y aditivos empleados en la fabricación del producto: Ingredientes Activos. La información relacionada con los ingredientes activos incluidos en la formulación del dispositivo médico arriba descrito debe incluir: Nombre químico, nombre genérico o descripción común internacional (DCI) y nombre comercial del ingrediente activo cuando proceda Estructura. Para el caso de moléculas nuevas se debe indicar la fórmula estructural incluyendo la estereoquímica absoluta y relativa, la fórmula molecular y la masa molecular relativa Características físicas y químicas Información de la fabricación del ingrediente activo, incluyendo la descripción completa del proceso de fabricación indicando las materias primas y pasos críticos, así como los controles utilizados para garantizar la producción sistemática del ingrediente activo con la calidad requerida Nombre y domicilio del fabricante del ingrediente activo Control del ingrediente activo. La información que debe proporcionarse es la siguiente: a) Especificaciones del ingrediente activo, incluyendo perfil de impurezas y disolventes residuales. b) Descripción de los métodos analíticos utilizados para la evaluación del ingrediente activo, indicando en su caso la monografía farmacopéica.5 c) Reporte de la validación de los métodos analíticos, para el caso de métodos no farmacopéicos. d) Copia del certificado de análisis del fabricante del ingrediente activo que contenga especificaciones del resultado con firma autógrafa del responsable sanitario del establecimiento instalado en el territorio nacional que pretende ser el titular del registro sanitario. e) Justificación de las especificaciones cuando no sean farmacopéicas Aditivos. La información relativa a los aditivos de los dispositivos médicos incluidos en el numeral debe incluir (si es aplicable): Descripción de cada uno de ellos, estén o no en el producto final Descripción, especificaciones y métodos analíticos de cada uno de ellos indicados en la monografía farmacopéica correspondiente Reporte de la validación de los métodos de análisis, para el caso de métodos analíticos no farmacopéicos; justificar descripción y especificaciones Copia del certificado de análisis del fabricante de cada uno de los aditivos, con firma autógrafa del responsable sanitario del establecimiento instalado en el territorio nacional que pretende ser el titular del registro sanitario Información técnica y científica que soporte las características de atoxicidad, seguridad y eficacia del dispositivo médico, para aquellos productos que por sus condiciones de uso, función o permanencia en el organismo así lo requieran. Además de lo anterior se debe cumplir con lo siguiente: Información del proceso de fabricación. Para todos los dispositivos médicos se debe incluir una descripción breve o diagrama de flujo del proceso de fabricación Información sobre el proceso de esterilización. Para productos estériles o elementos que se utilicen en productos estériles el solicitante del registro debe proporcionar la información siguiente: Tipo de proceso de esterilización Resumen de la validación del proceso de esterilización: breve descripción del proceso que se llevó a cabo con los parámetros evaluados, resultados obtenidos y conclusiones Para el caso de medios de contraste y agentes de diagnóstico inyectables adicionalmente deben presentar información sobre la adecuabilidad del proceso de esterilización En caso de que el dispositivo médico estéril fuera reusable, se deben presentar los reportes y documentación que demuestre que el producto mantiene sus especificaciones originales durante los procesos de reesterilización indicados por el fabricante Los dispositivos médicos estériles reusables deben indicar en el instructivo de uso o proyecto de etiqueta o contra etiqueta (marbete) la metodología a emplear para su reesterilización Los dispositivos médicos estériles desechables deben incluir en el proyecto de etiqueta o contra etiqueta (marbete) una leyenda alusiva indicando que el producto es desechable o no reusable Información sobre el envase. Para todos los dispositivos médicos excepto equipo médico, el solicitante del registro debe incluir la siguiente información:6 Descripción breve del envase primario y en su caso el secundario, señalando los materiales usados en la fabricación del mismo, que garanticen la estabilidad, hermeticidad y esterilidad en su caso del producto Pruebas de hermeticidad en los empaques para condones, medios de contraste inyectables, agentes de diagnóstico inyectables, productos estériles que se administran o estén en contacto directo con el paciente Para el caso de medios de contraste se deben presentar certificados de análisis emitidos por el fabricante del producto para cada uno de los materiales del sistema contenedorcierre empleados Información sobre el control del producto terminado. Se debe proporcionar la siguiente información: Certificado original de análisis, incluyendo el número de lote o de serie, las especificaciones y resultado del producto terminado emitido por el fabricante, o copia de un certificado de análisis emitido por un laboratorio autorizado y firmado por el responsable de aseguramiento de la calidad o por el responsable sanitario del establecimiento que solicita el registro sanitario en México Métodos analíticos. Para implantes, medios de contraste, alergenos y agentes de diagnóstico con isótopos radiactivos e se debe presentar resumen de la validación de los métodos analíticos (breve descripción del método, resultados obtenidos y conclusiones) cuando éstos no sean farmacopéicos, no se encuentren incluidos en Normas Oficiales Mexicanas o no se realicen conforme a especificaciones de organismos especializados u otra bibliografía científica reconocida internacionalmente Estudios de estabilidad. Para aquellos dispositivos médicos que por sus características y finalidad de uso requieran de ostentar una fecha de caducidad, se debe presentar el resumen que contenga las determinaciones a evaluar y las conclusiones de los estudios de estabilidad en el envase primario propuesto. Dicho resumen deberá estar revisado y firmado por el responsable de la unidad de calidad del fabricante o por el responsable sanitario del establecimiento solicitante del registro sanitario en México. El fabricante debe establecer la metodología y condiciones de prueba basado en las características del producto que garanticen que durante el periodo de vida útil recomendado se conservan las características originales Reportes de tecnovigilancia (vigilancia de la seguridad de dispositivos médicos). Se debe presentar la información disponible sobre eventos adversos que se hayan presentado durante su comercialización o uso Reportes de estudios aplicables a productos implantables, deben presentar el reporte de los estudios requeridos de acuerdo a la clase de producto de que se trate; lo anterior aplica a los dispositivos médicos que a continuación se enlistan de manera enunciativa más no limitativa: dispositivos ortopédicos (tales como reemplazo de uniones para cadera o rodilla, cemento para huesos, rellenadores de defecto de huesos, placas para fijación de fracturas y tendones o ligamentos artificiales), cardiovasculares (tales como injertos vasculares, válvulas cardiacas, marcapasos, corazones artificiales, equipos y componentes para asistencia ventricular, expansores vasculares (stents), balones vasculares y substitutos sanguíneos), oftálmicos (tales como lentes de contacto, implantes de cornea y corneas artificiales, lentes intraoculares), otras aplicaciones (tales como implantes dentales, implantes auditivos, tejidos atornillados o remachados, piel artificial para cubierta de heridas o quemaduras, adhesivos de piel y para unión de tejidos, sistemas de liberación de medicamentos, matrices para la encapsulación de células e ingeniería de tejidos y suturas) Implantables Clase III. Los reportes requeridos por clase de producto deberán contener al menos: Estudios preclínicos y de biocompatibilidad:7 a) Estudios de citotoxicidad usando el método de elusión. b) Estudios de sensibilización en cobayo (Método de maximación). c) Estudios de reactividad Intracutánea aguda en conejo. d) Estudios de toxicidad sistémica aguda en ratón. e) Estudios de reversión de mutaciones en bacterias (prueba de Ames). f) Aberraciones cromosómicas en células ováricas de hámster. g) Estudios de micro núcleos en hueso delgado de ratón. h) Estudio de toxicidad subcrónica de cuatro semanas en rata, seguida de implante subcutáneo. i) Estudio histopatológico del implante en músculo de conejo. j) Estudio de funcionalidad. k) Estudios de pirogenos o endotoxinas bacterianas Estudios de Seguridad y Eficacia: a) Resumen y conclusiones de estudios clínicos y copia de la publicación Implantables Clase II. Los reportes requeridos por clase de producto deberán contener al menos: Pruebas de reactividad biológica: In Vitro. a) Prueba de difusión en agar. b) Prueba de contacto directo. c) Prueba de elusión. d) Estudios de endotoxinas bacterianas In Vivo. a) Prueba de inyección sistémica. b) Pruebas intracutáneas. c) Pruebas de implante. d) Pruebas de irritación ocular. e) Estudios de pirogenos Reportes para los dispositivos médicos Clase II no implantables. Se debe presentar, cuando aplique por las características de los productos, los resultados de las pruebas de reactividad biológica que a continuación se enlistan: In Vitro. a) Prueba de difusión en agar. b) Prueba de contacto directo. c) Prueba de elusión. e) Estudios de endotoxinas bacterianas In Vivo. a) Prueba de inyección sistémica. b) Pruebas intracutáneas. c) Pruebas de irritación ocular. d) Pruebas de irritación térmica f) Estudios de pirogenos d) Índice hemolítico En caso de que alguna de las pruebas descritas en los numerales y no aplique debido a las características particulares del producto, el solicitante del registro deberá justificarlo ante la autoridad sanitaria Reportes de estudios aplicables a material de curación con actividad germicida o antiséptica, se debe presentar el resultado de la prueba de reto microbiano, el índice fenólico (cuando aplique) y los resultados de la prueba de irritabilidad o sensibilización dérmica Reportes de estudios aplicables a agentes de diagnóstico para determinación de hepatitis C, para antígeno de superficie de hepatitis B, sueros hemoclasificadores, VIH-SIDA8 alergenos, y condones fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros se debe presentar los resultados de evaluación (eficacia) emitidos por un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud. De no existir un laboratorio autorizado con el panel necesario para efectuar la prueba, lo cual deberá demostrarse adjuntando la carta emitida por dicho laboratorio informando de esta situación, se podrán presentar resultados de evaluación efectuados en el extranjero Reportes de estudios de esterilidad cuando aplique. 2.4 Cuando el producto sean de fabricación extranjera, además de lo señalado anteriormente, se debe presentar los siguientes documentos: Certificado de Libre Venta expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen conforme a lo señalado en el apartado de Documentos Legales y sus Equivalentes, traducidos al español por perito traductor Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen conforme a lo señalado en el apartado de Documentos Legales y sus Equivalentes, traducidos al español por perito traductor Original o copia certificada en original de la carta de representación emitida por el fabricante, si el producto no es fabricado por la casa matriz, subsidiaria o filial del solicitante del registro en México, autenticada por el procedimiento legal que exista en el país de origen, traducido al español por perito traductor. 2.5 Cuando el fabricante del producto sea diferente al titular del registro (maquila), se debe presentar adicional a lo anterior: Convenio o contrato de maquila debidamente firmado por ambos, el cual debe señalar que el producto se fabricará conforme a las especificaciones autorizadas Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente del maquilador emitido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen. 3. LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE REGISTRO: 3.1 Cualquier modificación que se pretenda efectuar a las condiciones en qué fueron registrados los dispositivos médicos requiere de autorización previa por parte de la Secretaría de Salud, en cuyo caso debe presentarse la información siguiente de acuerdo a la modificación que se solicite. 3.2 En todos los casos se debe presentar la solicitud en el Formato General de Solicitudes, adicionando el pago de derechos correspondiente de acuerdo a la clasificación con base al riesgo sanitario del producto conforme a la Ley Federal de Pago de Derechos. 3.3 En todos los casos se debe presentar copia del registro sanitario vigente por ambos lados, así como de sus anexos y de las modificaciones en su caso, copia del aviso de funcionamiento del establecimiento, del aviso del responsable sanitario, además copia por duplicado del proyecto de etiqueta, del instructivo de uso o manual de operación en su caso., con las modificaciones solicitadas Para el caso de fuentes de radiación, copia de la licencia correspondiente expedida por la Secretaría de Energía (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas). 3.4 Modificaciones administrativas Por cesión de derechos. Se debe presentar la información siguiente: Presentar los documentos legales en los que conste la cesión tales como: contrato de compra venta o el acuerdo de cesión de derechos entre las compañías involucradas debidamente notariada.9 Presentar carta de representación emitida por el fabricante, en el caso de que el fabricante sea extranjero, autenticada por el procedimiento legal que exista en el país de origen Por cambio en el domicilio del distribuidor nacional o extranjero se debe presentar la información siguiente de acuerdo a la modificación que corresponda: Presentar copia de los avisos de funcionamiento del establecimiento y de responsable sanitario con los datos de los nuevos domicilios del distribuidor Por cambio de razón social del fabricante o del distribuidor, nacional o extranjero: de Original o copia certificada en original de la carta de representación emitida por el fabricante, si el producto no es fabricado por la casa matriz, subsidiaria o filial del solicitante del registro en México, autenticada por el procedimiento legal que exista en el país de origen Carta emitida por el fabricante donde se informe sobre el cambio de la razón social, autenticada por el procedimiento legal que exista en el país de origen Original o copia certificada del documento oficial que avale el cambio de la razón social, para establecimientos localizados en territorio nacional Por Cambio de distribuidor autorizado en territorio nacional Original o copia certificada en original de la carta de representación emitida por el fabricante, si el producto no es fabricado por la casa matriz, subsidiaria o filial del solicitante del registro en México, autenticada por el procedimiento legal que exista en el país de origen Por cambio de nombre comercial del producto Original o copia certificada en original de la carta del fabricante señalando la justificación del cambio de nombre del producto, debidamente autenticada por el procedimiento legal que exista en el país de origen. 3.5 Modificaciones Técnicas 3.5.1Por Cambio de sitio de fabricación o elaboración del fabricante extranjero o nacional incluyendo compañías filiales, manteniendo las condiciones del producto previamente autorizadas: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen conforme a lo señalado en el apartado de Documentos Legales y sus Equivalentes Certificado original de análisis de producto terminado, con especificaciones y resultado, incluyendo número de lote o de serie, firmado por el responsable de aseguramiento de la calidad del nuevo sitio de manufactura Para el caso de cambio de sitio de manufactura extranjero a otro extranjero o de nacional a extranjera, siempre y cuando sean filiales o subsidiares, adicional a lo anterior se debe presentar Certificado de Libre Venta expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen conforme a lo señalado en el apartado de Documentos Legales y sus Equivalentes Por Autorización de nuevas procedencias del producto siempre y cuando sean filiales o subsidiarias.10 Certificado de Libre Venta expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen conforme a lo señalado en el apartado de Documentos Legales y sus Equivalentes Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen conforme a lo señalado en el apartado de Documentos Legales y sus Equivalentes Certificado original de análisis de producto terminado, con especificaciones y resultado, incluyendo número de lote o de serie, firmado por el responsable de aseguramiento de la calidad del nuevo sitio de manufactura Por Cambio de maquilador extranjero Original o copia certificada en original del convenio o contrato de maquila señalando que el producto se fabricara conforme a las especificaciones autorizadas firmado por ambas empresas, autenticado por el procedimiento legal que exista en el país de origen Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o documento equivalente expedido por el organismo autorizado por la autoridad sanitaria del país de origen conforme a lo señalado en el apartado de Documentos Legales y sus Equivalentes Por Cambio de maquilador nacional Convenio o contrato de maquila notariado, el cual debe señalar que el producto se fabricará conforme a las especificaciones autorizadas.debidamente firmado por ambas partes Aviso de funcionamiento y del responsable sanitario del maquilador Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente emitido por la autoridad sanitaria Por Reclasificación del dispositivo médico en base al nivel de riesgo sanitario Información General. El solicitante deberá proporcionar, además de lo indicado en el numeral 2.3.1, la siguiente información: Justificación de la clasificación o reclasificación en base a riesgo sanitario Por Cambio de material del envase primario: Descripción breve del envase primario, señalando los nuevos materiales usados en la fabricación del mismo Reporte del estudio de estabilidad correspondiente, hermeticidad u otros cuando aplique conforme a lo señalado en el numeral Por Modificación en la fecha de caducidad (Vida útil) Para aquellos dispositivos médicos que por sus características y finalidad de uso requieran de ostentar una fecha de caducidad, se debe presentar el resumen que contenga las determinaciones a evaluar y las conclusiones de los estudios de estabilidad en el envase primario propuesto. Dicho resumen deberá estar revisado y firmado por el responsable de la unidad de calidad del fabricante o por el responsable sanitario del establecimiento solicitante del registro sanitario en México. El fabricante debe establecer la metodología y condiciones de prueba basado en las características del producto que garanticen que durante el periodo de vida útil recomendado se conservan las características originales.11 3.5.7 Por Autorización de nuevas presentaciones del producto que no sean con avances tecnológicos que modifiquen la principal finalidad de uso Deberán presentar por duplicado el listado de presentaciones del producto; para el caso de productos que se comercializan a través de catálogos comerciales conforme a lo señalado en el numeral Por Modificación por cambio de fórmula (que no involucre sustitución del ingrediente activo) y que no afecten la principal finalidad de uso, se debe de presentar: Declaración de fórmula cuali-cuantitativa por unidad de medida, dosis o porcentual, para productos formulados, incluyendo todos los ingredientes del producto, debidamente firmada por el responsable de la calidad del fabricante en el país de origen, o por el responsable sanitario del establecimiento que solicita el registro sanitario en Mexico Materias primas. Para implantes, medios de contraste, y agentes de diagnóstico que se administran directamente al paciente (in vivo) y agentes de diagnóstico con isótopos radiactivos conforme a lo señalado en el numeral Se debe presentar el resumen que contenga las determinaciones a evaluar y las conclusiones de los estudios de estabilidad en el envase primario propuesto.para la nueva formula Dicho resumen deberá estar revisado y firmado por el responsable de la unidad de calidad del fabricante o por el responsable sanitario del establecimiento solicitante del registro sanitario en México. El fabricante debe establecer la metodología y condiciones de prueba basado en las características del producto que garanticen que durante el periodo de vida útil recomendado se conservan las características originales Certificado original de análisis, incluyendo el número de lote o de serie, las especificaciones y resultado del producto terminado emitido por el fabricante, o copia de un certificado de análisis emitido por un laboratorio autorizado y firmado por el responsable de aseguramiento de la calidad o por el responsable sanitario del establecimiento que solicita el registro sanitario en México. 3.6 Las modificaciones siguientes, de manera enunciativa más no limitativa, por estar relacionadas a la seguridad y eficacia del producto, requieren de presentar la solicitud de autorización de un nuevo registro por parte de COFEPRIS: Cuando existan cambios en la forma farmacéutica o presentación física Cuando exista una sustitución del ingrediente activo o cambio del material en su caso Cuando los nuevos modelos de dispositivos médicos presenten avances tecnológicos que modifiquen la principal finalidad de uso. Para lo cual fue autorizado Cuando existan cambios en los componentes o partes del producto que afecten la funcionalidad o finalidad de uso del mismo Requerirá de un nuevo registro, cualquier cambio que realice otro distribuidor sin previa autorización del titular del registro Cualquier modificación o cambio que se realice a las condiciones en que fue aprobado el registro y que cambie la finalidad e indicación de uso requerirá de nuevo registro.12 4 DOCUMENTOS LEGALES Y SUS EQUIVALENTES 4.1 Certificado de Libre Venta: Emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, que indique que el producto se comercializa en dicho país Equivalente: Carta expedida por la autoridad sanitaria del país de origen donde se indique que dichos productos no están sujetos a control sanitario Documento emitido por el ministerio correspondiente que regule los dispositivos en el país de origen En el caso de maquila, presentar el certificado de libre venta del país para el cual se fabricara el producto Presentar los resultados del estudio clínico o protocolo de investigación llevado a cabo en territorio nacional, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación 4.2 Certificado o Constancia de Buenas Prácticas de Fabricación: Para productos de fabricación nacional, el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación emitido por la Cofepris Para productos de fabricación extranjera, el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, o cualquiera de los siguientes documentos en su caso: Certificado ISO versión vigente emitido por organismo autorizado Certificado de marca CE para dispositivos médicos emitido por organismo autorizado en la Unión Europea Declaración de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación incluida dentro del Certificado de Libre Venta emitido por la autoridad sanitaria, o en su caso por el ministerio correspondiente que regule el producto 5. TIEMPOS DE RESOLUCION. 5.1 Solicitudes de Registro Sanitario, la Secretaría resolverá las solicitudes de registro en los plazos siguientes: Clase I (incluyendo estériles) en un plazo de treinta días hábiles. En caso de no hacerlo en dicho plazo se entenderá procedente la solicitud Clase II, tendrá como plazo treinta y cinco días hábiles Clase III, tendrá como plazo sesenta días hábiles. 5.2 Solicitudes de Modificación a las Condiciones de Registro: la Secretaría resolverá en un plazo de veintidós días hábiles. En caso de no hacerlo en dicho plazo se entenderá procedente la solicitud. 5.3 Otros Trámites:13 5.3.1 Consultas Técnicas relacionadas con trámites de registro o modificaciones a las condiciones de registro, dependiendo del tipo de consulta técnica y del nivel de riesgo del producto la Secretaría resolverá en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles. 6. PREVENCIONES A SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES. 6.1 Los plazos se suspenderán cuando la Secretaría requiera al solicitante, de manera expresa y por escrito, documentos, aclaraciones o información faltante, y se reanudaran al día siguiente de que el particular entregue dicha información, documentos o haga las aclaraciones pertinentes. En caso de no proporcionarse en el término que se conceda al efecto, se tendrá como no presentada la solicitud. 6.2 La Secretaría podrá requerir, por escrito, información adicional o faltante al particular dentro de un plazo que será igual a una tercera parte del plazo otorgado para resolver la solicitud, cuando aquella sea de tipo administrativo y de las dos terceras partes, cuando sea de carácter técnico.14 MATRIZ (RESUMEN) DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Requisito I II III 2.1 Buenas prácticas de Fabricación. 2.2 Formato de Solicitud y pago. Aviso de funcionamiento del establecimiento y del Aviso del responsable sanitario. 2.3 Información científica y técnica Información general Listado de accesorios Etiqueta Instructivo de uso Manual de operación Descripción o diagrama de los componentes funcionales, partes y estructura Lista de materiales utilizados en el dispositivo (si permanece en el organismo). Declaración de fórmula cuali-cuantitativa por unidad de medida, dosis o porcentual (productos formulados) Materias primas. X Información técnica y científica que soporte las características de toxicidad, seguridad y eficacia del dispositivo médico Información del proceso de fabricación. cuando Información sobre proceso de esterilización aplique Información sobre el envase Información sobre el control del producto terminado Certificado de análisis Métodos analíticos. X cuando Estudios de estabilidad aplique Estudios de tecnovigilancia Reportes de estudios aplicables a productos implantables Estudios preclínicos y de biocompatibilidad. X Resumen y conclusiones de estudios clínicos. X Reporte de reactividad biológica para productos clase II no implantables. X X Resultado de reto microbiano, el índice fenólico y los resultados de la prueba de.sensibilización dérmica. X cuando Resultados de evaluación (eficacia) emitidos por un laboratorio nacional autorizado X aplique X 2.4 Documentos Legales Certificado de Libre Venta o equivalente Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación Carta de representación. 2.5 Cuando el producto sea maquilado Convenio o contrato de maquila Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. X Aplica No Aplica Mostrar más
ADMINISTRATIVA Y LEGAL FUNDAMENTO LEGAL QUE LO SUSTENTE COMO PARA CRÍTERIO ESTANDAR CUMPLE FOLIO EN EL 1.1. Formato de solicitud Art.153 RIS Art. 14 LFPA. Acuerdo original de solicitud en dos tantos Es Más detalles 1 de 19 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL ELEMENTO QUE INTEGRA EL REQUISITO FUNDAMENTO LEGAL QUE LO SUSTENTE COMO REQUISITO PARA REGISTRO
ADMINISTRATIVA Y LEGAL FUNDAMENTO LEGAL QUE LO SUSTENTE COMO CRÍTERIO ESTANDAR CUMPLE FOLIO EN EL SI NO 1.1. Formato de solicitud Art.153 RIS Art. 14 LFPA. Acuerdo original de solicitud en dos tantos Es Más detalles Productos con Registro Clase II, III y IV Health Canada (Acuerdo de Equivalencias E.U.A. y Canadá)
Productos con Registro Clase II, III y IV Health Canada ( E.U.A. y Canadá) Pagina 1 of 9 INFORMACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FUNDAMENTO LEGAL QUE LO SUSTENTE COMO REQUISITO PARA REGISTRO ELEMENTO QUE Más detalles a. Cuota establecida por la LFD b. Para el caso de pago en banco: Sello bancario y fecha c. Impresión del pago electrónico en tres tantos
Productos con Registro Clase II o III FDA ( E.U.A. y Canadá) Pagina 1 of 11 INFORMACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FUNDAMENTO LEGAL QUE LO SUSTENTE COMO REQUISITO PARA REGISTRO ELEMENTO QUE INTEGRA EL REQUISITO Más detalles GLOSARIO DE INSUMOS PARA LA SALUD
Acondicionamiento, a las operaciones necesarias por las que un producto a granel debe pasar para llegar a su presentación como producto terminado. Agente Aduanal, Persona física autorizada por la Secretaría Más detalles 04-004 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, VACUNAS Y HEMODERIVADOS.
04-004 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, VACUNAS Y HEMODERIVADOS. Modalidad A Registro de medicamentos alopáticos, vacunas y hemoderivados molécula nueva fabricación nacional. Más detalles 04-006 REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS. 04-006-A Registro sanitario de medicamentos herbolarios de fabricación nacional.
04-006 REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS. 04-006-A Registro sanitario de medicamentos herbolarios de fabricación nacional. Requisitos y sus principales motivos de prevención. 1. Solicitud. Más detalles Ing. M. Emma A. Escandón González emmaescandon@gmail.com
Ing. M. Emma A. Escandón González emmaescandon@gmail.com II PRECONGRESO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 2011 Trabajando juntos por una Farmacovigilancia efectiva (DM + Medicamentos) 1 100 000 DM 10 000 DM Más detalles LEY GENERAL DE SALUD DE MÉXICO
LEY GENERAL DE SALUD DE MÉXICO CAPITULO IV Medicamentos Artículo 221.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Medicamentos: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético Más detalles NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS.
Viernes 12 de diciembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 1 NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Más detalles Jueves 22 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 45 SECRETARIA DE SALUD
Jueves 22 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 45 SECRETARIA DE SALUD ACUERDO por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 167, 169, 170 y 177 Más detalles Viernes 5 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 35 SECRETARIA DE SALUD
Viernes 5 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 35 SECRETARIA DE SALUD PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SSA1-2009, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará Más detalles ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS
ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS ANEXO ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN Y/O ALMACENES CON ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO Más detalles PREGUNTAS MAS FRECUENTES
PREGUNTAS MAS FRECUENTES 1. Que es un medicamentos Genérico intercambiable? De acuerdo a lo que establece el reglamento de Insumos para la Salud fracción XIV del artículo 2 un medicamento genérico es la Más detalles DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL REGISTRO DE MEDICAMENTOS
MEDVA001 - CUESTIONARIO DE VALIDADOR DE MEDICAMENTOS DETALLE DEL RESUMEN DEL PRODUCTO 1. Nombre del Producto: debe corresponder con el consignado en toda la documentación presentada para el trámite de Más detalles Cómo aprovechar mejor el Webinar
Cómo aprovechar mejor el Webinar Utilice la herramienta de P&R (Preguntas y Respuestas) con la opción preguntar a todos los miembros del panel (DNV) marcada. Esta herramienta puede ser utilizada en cualquier Más detalles Sistema único de habilitación en los Servicios de toma de muestra y laboratorios clínico SOGCSSS Resolución 1441 de 2013
DADIS Dirección Operativa Vigilancia y Control Sistema único de habilitación en los Servicios de toma de muestra y laboratorios clínico SOGCSSS Resolución 1441 de 2013 Cesar Meza Rojas - Bacteriólogo Especialista Más detalles MODIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
MODIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Clasificación y Proceso DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS Fecha: 04 de Marzo 2014 1 PROPÓSITO Difundir los criterios de evaluación de la Más detalles RESPUESTAS A LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS DIRECTORES TÈCNICOS DE LOS LABORATORIOS Y DROGUERÌAS DURANTE EL PROCESO DE CAPACITACIÒN.
Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria RESPUESTAS A LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS DIRECTORES TÈCNICOS DE LOS LABORATORIOS Y DROGUERÌAS DURANTE EL PROCESO DE CAPACITACIÒN. Más detalles Lic. y Farm. María del Carmen Graziano Coordinadora de Productos Médicos para Reproducción Asistida Dirección de Tecnología Médica ANMAT
Adquisición y Trazabilidad de Implantes Traumatológicos Lic. y Farm. María del Carmen Graziano Coordinadora de Productos Médicos para Reproducción Asistida Dirección de Tecnología Médica ANMAT Congresos Más detalles Fecha Aprobación: Diciembre de 2008 Grupo Objeto del Estándar: Aplica para todo el personal de la Organización, en todas sus sedes.
MACROPROCESO Garantía de la Calidad PROCESO: Gestión de La Seguridad Clínica Página: 1 de 18 Responsable: Servicio Farmacéutico Estado Documento: Vigente Fecha Aprobación: Diciembre de 2008 Grupo Objeto Más detalles GARANTÍAS EN LAS ADQUISICIONES DE PRODUCTOS SANITARIOS. Dª. Mª Carmen Abad Luna. Subdirectora General de Productos Sanitarios. AEMPS.
GARANTÍAS EN LAS ADQUISICIONES DE PRODUCTOS SANITARIOS Dª. Mª Carmen Abad Luna. Subdirectora General de Productos Sanitarios. AEMPS. I JORNADA TÉCNICA PRODUCTOS SANITARIOS Y MEDIO AMBIENTE 1 de marzo de Más detalles NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, IMPLANTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES.
SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES. ÍNDICE Página 1 Objetivo 3 2 Ámbito de aplicación 3 3 Sujetos de la Norma 3 4 Responsables de la Aplicación de la Norma 3 5 Definiciones 3 6 Documentos de Referencia 5 7 Disposiciones Más detalles VISTO el Expediente No 1-47-1110-4309-04-8 del Registro de la. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y
BUENOS AIRES, 09 Abr 2007 VISTO el Expediente No 1-47-1110-4309-04-8 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y CONSIDERANDO: Que el Decreto n 150/92 define Más detalles Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario. Capítulo 6. Control de Calidad
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario Capítulo 6 Control de Calidad Bases legales para la publicación de Más detalles NORMA Oficial Mexicana NOM-176-SSA1-1998, Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos
NORMA Oficial Mexicana NOM-176-SSA1-1998, Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano. Al Más detalles Registro de Medicamentos en México
Registro de Medicamentos en México Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario Q.F.B. María Magdalena Ramírez Domínguez Jefe del Departamento de Insumos para la Salud Subsecretaría de Regulación y Más detalles CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR UN MEDICAMENTO PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO
Características que debe cumplir un medicamento para obtener el registro sanitario 2351 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR UN MEDICAMENTO PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO 1. INTRODUCCIÓN El artículo 195 Más detalles LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO SANITARIO MEDICAMENTOS
REGISTRO SANITARIO MEDICAMENTOS 1) Presentar solicitud original y copia con la suma que indique: SE SOLICITA REGISTRO SANITARIO, con los siguientes datos: a) Órgano al que se dirige: Dirección General Más detalles Madrid Mayo 2011. Regulación de los Productos Sanitarios
SESIÓN SEC Madrid Mayo 2011 Regulación de los Productos Sanitarios Mª del Carmen Abad Luna. Subdirectora General de Productos Sanitarios. AEMPS. PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA REGULACIÓN DE PS Productos sanitarios Más detalles NUMERO:246-06 CONSIDERANDO CONSIDERANDO: CONSIDERANDO: CONSIDERANDO: CONSIDERANDO: CONSIDERANDO:
NUMERO:246-06 CONSIDERANDO: Que es función del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas, y velar por el mejoramiento de los servicios sanitarios conforme indica la Constitución de Más detalles IV JORNADA DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA
IV JORNADA DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LAS TÉCNICAS MÉDICOQUIRÚRGICAS 23 ENERO 2014 Mª Carmen Abad Luna Jefe del Departamento de Productos Sanitarios Definición Más detalles FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Página 1 de 5 Anexo 9b 1. DATOS DE IDENTIFICACION GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD 1.1 Nombre del cargo: Gerente de Control de Calidad Departamento: Control de Calidad Reporta a: Supervisa a: Supervisor de Más detalles FEDERICO ALBERTO ARGÜELLES TELLO
FEDERICO ALBERTO ARGÜELLES TELLO, Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y de conformidad a lo que establecen los artículos 1, 2 fracción Más detalles Registro de Productos para diagnóstico de uso in Vitro importados (Disposición A.N.M.A.T. Nº 2674/99)
1. Alcances: Los Productos para Diagnóstico de Uso In-Vitro requieren de la autorización emitida por AN.M.A.T. de acuerdo a lo establecido por Res. 145/98 previo a su comercialización. Los requerimientos Más detalles ACUERDO GUBERNATIVO No. 351-2006
ACUERDO GUBERNATIVO No. 351-2006 Guatemala, 16 de junio de 2006. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala la salud de los habitantes Más detalles GUIA DEL USUARIO PARA TRÁMITES POST-REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
GUIA DEL USUARIO PARA TRÁMITES POST-REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTRODUCCIÓN Este documento es una herramienta administrativa que tiene como objetivo proporcionar los lineamientos para realizar Más detalles FACULTAD DE QUÍMICA AUDITORIAS PARA FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS TRABAJO ESCRITO VÍA CURSOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA AUDITORIAS PARA FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS TRABAJO ESCRITO VÍA CURSOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: QUÍMICA FARMACÉUTICA Más detalles REGLAMENTO PARA LA OBTENCION REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS NATURALES
REGLAMENTO PARA LA OBTENCION REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS NATURALES El Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 00004918 expidió el Reglamento sustitutivo para la obtención del Registro Más detalles LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO SANITARIO MEDICAMENTOS
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS REGISTRO SANITARIO MEDICAMENTOS Los requisitos para registro sanitario son los siguientes: 7.1. Solicitud firmada y sellada por el Profesional Responsable conteniendo la información Más detalles Certificados de buenas prácticas de fabricación. Certificado de Libre Venta. Carta de representación.
Certificados de buenas prácticas de fabricación. Certificado de Libre Venta. Carta de representación. Jaime Oscar Juárez Solís Dictaminador Especializado DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Más detalles SEGUNDA SECCION SECRETARIA DE SALUD
Viernes 28 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1 SEGUNDA SECCION SECRETARIA ACUERDO por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Más detalles TALLER DE REVISION DE LA NOM-241-SSA1-2011
TALLER DE REVISION DE LA NOM-241-SSA1-2011 Comisión de Operación Sanitaria Comisión de Autorización Sanitaria 8 de abril de 2013 1 AGENDA Proceso de certificación de Buenas Prácticas Solicitud de Visita Más detalles Presentación del expediente de. solicitud de inscripción. Fecha: REQUISITO SOLICITADO. Observaciones ASPECTO A VERIFICAR
Fecha: Anexo 2. MS-AC-RM-P-F-02 Guía de Revisión de la Documentación para el Registro Sanitario de Medicamentos Por parte del personal de ventanilla de Plataforma de Servicios Solicitud #: Nª 0 1 REQUISITO Más detalles Miércoles 15 de noviembre de 2000DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 17 SECRETARIA DE SALUD
Miércoles 15 de noviembre de 2000DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 17 SECRETARIA DE SALUD NORMA Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-1998, Buenas prácticas de fabricación para fármacos. Al margen un sello con Más detalles FARMACOPEA MERCOSUR: VACUNAS PARA USO HUMANO
MERCOSUR/XLII SGT Nº 11/P.RES. Nº 09/14 FARMACOPEA MERCOSUR: VACUNAS PARA USO HUMANO VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones N 31/11 y 22/14 del Grupo Mercado Común. Más detalles REGLAMENTO RTCA 11.03.59:11 TÉCNICO CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. REQUISITOS DE REGISTRO SANITARIO.
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 333-2013 (COMIECO-LXVI) REGLAMENTO RTCA 11.03.59:11 TÉCNICO CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. REQUISITOS DE REGISTRO SANITARIO. CORRESPONDENCIA: Más detalles REGLAMENTO RTCA 11.03.59:11 TÉCNICO CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. REQUISITOS DE REGISTRO SANITARIO.
REGLAMENTO RTCA 11.03.59:11 TÉCNICO CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. REQUISITOS DE REGISTRO SANITARIO. CORRESPONDENCIA: Este Reglamento no tiene correspondencia con Más detalles Comisión de Salud y Asistencia Social
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E. Con fundamento en los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 51, Más detalles GUÍA SOBRE EL CONTENIDO DE LA MEMORIA TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS GUÍA SOBRE EL CONTENIDO DE LA MEMORIA TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Versión Histórico del documento Fecha 01 Se publica el documento inicial Más detalles INSTRUCTIVO DEL TRAMITE
Página 1 de 24 El propósito de este instructivo es detallar los pasos a seguir para realizar la solicitud de Registro Sanitario de Productos Biológicos tipo Vacuna, Categoría B2; a través del Sistema Venezolano Más detalles CIRCULAR Nº 3/2012. 27/09/2012: Corrección de errores materiales apreciados en la misma (ver al final)*
CIRCULAR Nº 3/2012 27/09/2012: Corrección de errores materiales apreciados en la misma (ver al final)* ORGANISMO: (AEMPS) CONTENIDO: Recomendaciones aplicables en la Asistencia Técnica de en los Centros Más detalles INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SMR TIPO 2 INFORMACION GENERAL
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SMR TIPO 2 INFORMACION GENERAL El propósito de este instructivo es detallar los pasos a seguir para solicitar Más detalles INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL MARCADO CE Y LA CERTIFICACIÓN POR EL ORGANISMO NOTIFICADO 0318
CE Información y condiciones Revisión 08-01-2015 Fecha de publicación: 15 de enero de 2015 INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL MARCADO CE Y LA CERTIFICACIÓN POR EL El objetivo principal del Más detalles CURSO PARA PERSONAL DE FARMACIAS
F@rma on-line CURSO PARA PERSONAL DE FARMACIAS Capítulo Nº 20 Fabricación de medicamentos 1/6 Introducción Qué es un medicamento? Se entiende por medicamento toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas Más detalles Comparador: Un producto de investigación o comercializado (por ejemplo control activo) o placebo utilizado conferencia en un estudio clínico.
1. OBJETIVO Brindar los lineamientos necesarios para la presentación de solicitudes de importación de suministros y exportación de muestras biológicas para el desarrollo de protocolos de investigación. Más detalles ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN.
Hoja: 1 de 6 ANUAL DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL. Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Encargado de Insumos Médicos Director Quirurgico Director Quirúrgico. Firma Hoja: 2 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos Más detalles Que, asimismo el documento antedicho establece plazos para la finalización del trámite y correspondiente inscripción del producto en el Registro.
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica PRODUCTOS FARMACEUTICOS Disposición 3554/2002 Requisitos de registro de productos farmacéuticos registrados y elaborados en un Estado Más detalles 001177 Licencia 123456789 1.3.3. Distribuidor Laboratorios Mexicanos Unidos, S.A.
CASO PRÁCTICO: COFEPRIS 04-404-D Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, Vacunas y Hemoderivados. Modalidad D.- Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, Vacunas y Hemoderivados de Fabricación Más detalles AUTORIZACIONES, CERTIFICADOS Y VISITAS Página 1 de 103
R.U.P.A.: INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AUTORIZACIONES, CERTIFICADOS Y VISITAS Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), es la interconexión y sistematización informática de los Registros de Más detalles RECOMENDACIONES PARA EVITAR PREVENCIONES
RECOMENDACIONES PARA EVITAR PREVENCIONES COFEPRIS 04-022 SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS, HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y HOMEOPÁTICOS MODALIDAD A PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO Más detalles DIRECTIVA 98/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro
1998L0079 ES 11.01.2012 003.001 1 Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones B DIRECTIVA 98/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de Más detalles (junio 9) Diario Oficial No. 46.294 de 09 de junio de 2006 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
DECRETO 1861 DE 2006 (junio 9) Diario Oficial No. 46.294 de 09 de junio de 2006 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 3554 de 2004 y se dictan otras disposiciones. Más detalles La información oficial de medicamentos
MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO Uno de los aspectos fundamentales del medicamento es su identificación e información, que han de acompañarle como garantía de su correcto empleo, promoviendo la seguridad Más detalles GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD Año 2014
GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD Año 2014 CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 3 II. CONSIDERACIONES GENERALES... 3 III. GLOSARIO... 4 IV. RECOMENDACIONES GENERALES... Más detalles Fuente :Diario Oficial de la Federación Fecha de publicación: 18 de Noviembre de 1998 NOM-137-SSA1-1995
Fuente :Diario Oficial de la Federación Fecha de publicación: 18 de Noviembre de 1998 NOM-137-SSA1-1995 NORMA OFICIAL MEXICANA, INFORMACION REGULATORIA-ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO QUE DEBERAN Más detalles Lunes 20 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE SALUD RESPUESTA a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001- SSA1-2009, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y Más detalles El documento está acompañado de una certificación extendida por un Notario
Guía de Revisión de la Documentación para la Inscripción del Registro Sanitario de Productos Naturales Medicinales Revisión por parte del Validador REQUISITOS DEL REGISTRO SANITARIO SEGÚN DECRETOS N 37851-COMEX-MEIC-S. Más detalles MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS PARA EL REGISTRO SANITARIO SOLICITUD CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS PARA EL REGISTRO SANITARIO SOLICITUD CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA EQUIPO DE REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION Más detalles \*J. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 18 SEP 2014
" REPÚBLICA DE COLOMBIA ~ \*J ------...,...;.:; dihnci~ III al IE'ia2.. I.CIiIIARlj JUIIIIII.... MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL DECRETO NÚMERO 1782 DE 2014 18 SEP 2014 Por el cual se establecen Más detalles GUIA DE FARMACOVIGILANCIA PARA LA INTEGRACION DEL INFORME DE FARMACOVIGILANCIA
GUIA DE FARMACOVIGILANCIA PARA LA INTEGRACION DEL INFORME DE FARMACOVIGILANCIA INDICE Pág. 1. Introducción 3 2. Justificación 3 3. Objetivo 4 4. Definiciones 4 5. Reportes Periódicos de Seguridad (RPS) Más detalles SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
20 DIARIO OFICIAL Viernes 20 de octubre de 2006 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría del Más detalles SEGURIDAD DE PRODUCTOS SANITARIOS NOTA INFORMATIVA
agencia española de Ref: 004 / Nov. 2004 SEGURIDAD DE PRODUCTOS SANITARIOS NOTA INFORMATIVA SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES DEL ETIQUETADO Y LAS INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS Ámbito Más detalles INSTRUCTIVO EXTERNO AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN DE PACKS DE MEDICAMENTOS EN GENERAL Y MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS. (Versión 1.
INSTRUCTIVO EXTERNO AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN DE PACKS DE MEDICAMENTOS EN GENERAL Y MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS (Versión 1.0) Coordinación General Técnica de Certificaciones Dirección Técnica de Registro Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Sábado 24 de octubre de 2009 Sec. I. Pág. 88816 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 16838 Orden PRE/2833/2009, de 19 de octubre, por la que se modifica el anexo I del Real Más detalles Dispositivos Médicos
www.pwc.com Dispositivos Médicos Mercado en México Septiembre, 2014 Dispositivos Médicos Definición Mercado Mundo México Sector Salud en México Esquemas de comercialización Tradicionales Innovadores Slide Más detalles REGLAMENTO RTCA 11.04.41:06 TECNICO CENTROAMERICANO
ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 270-2011 (COMIECO-LXI) REGLAMENTO RTCA 11.04.41:06 TECNICO CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PRODUCTOS NATURALES MEDICINALES PARA USO HUMANO. REQUISITOS DE ETIQUETADO Más detalles AVISO / SOLICITUD DE PERMISO
R.U.P.A.: INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PUBLICIDAD Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), es la interconexión y sistematización informática de los Registros de Personas Acreditadas, que Más detalles PROGRAMA DE REACTIVOVIGILANCIA
1. OBJETIVO Mejorar la protección de la salud y la seguridad del paciente mediante la reducción y control del riesgo que pueda ocasionar efecto no deseado asociado al uso de los Reactivos de Diagnostico Más detalles REAL DECRETO 1591/2009, DE 16 DE OCTUBRE, QUE REGULA LOS PRODUCTOS SANITARIOS (BOE núm. 268, de 6 noviembre [RCL 2009, 2105])
REAL DECRETO 1591/2009, DE 16 DE OCTUBRE, QUE REGULA LOS PRODUCTOS SANITARIOS (BOE núm. 268, de 6 noviembre [RCL 2009, 2105]) Editorial Aranzadi S.A. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Más detalles REGLAMENTO TÉCNICO RTCA 11.01.04:10 CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN No. 256-2010 (COMIECO-LIX) REGLAMENTO TÉCNICO RTCA 11.01.04:10 CENTROAMERICANO Primera Actualización PRODUCTOS FARMACEUTICOS. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO Más detalles Buenas Prácticas De Fabricación Para Medicamentos. Food and Drug Administration 21 CFR Ch.1 Parts 210 & 211 (CGMP s)
Buenas Prácticas De Fabricación Para Medicamentos Food and Drug Administration 21 CFR Ch.1 Parts 210 & 211 (CGMP s) Alcance. Métodos, servicios y controles durante la fabricación, el tratamiento, el empaque Más detalles Nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
Nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 1 1. Identificación de la Reforma 1.1. Introducción 1.2. Efectos de la reforma al Reglamento de la Ley General de Más detalles CONTROL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y BAJA POR CADUCIDAD DE
Hoja: 1 de 7 ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y. Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Departamento de Almacenes y Control de Inventario Subdirector de Compras y Suministros Director de Administración Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Viernes 6 de noviembre de 2009 Sec. I. Pág. 92708 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 17606 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos Más detalles INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE RETENCIÓN AL IMPLANTE PROCLINIC
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN SISTEMA DE RETENCIÓN AL IMPLANTE PROCLINIC Rogamos lean con especial atención las indicaciones descritas a continuación para garantizar la utilización del producto con plena Más detalles ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS ANEXO HEMODERIVADOS
ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS ANEXO HEMODERIVADOS I. GENERALIDADES 1. Cuentan con Expediente Maestro de Plasma Más detalles MANUAL PARA REGISTRO SANITARIO
MANUAL PARA REGISTRO SANITARIO 1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA CAPITULO I GENERALIDADES 1.1 AUTORIDAD REGULADORA DE MEDICAMENTOS Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud, DINAMED Ministerio de Salud Más detalles SEGUNDA SECCION SECRETARIA DE SALUD
Viernes 19 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección) 1 SEGUNDA SECCION SECRETARIA DE SALUD ACUERDO por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría Más detalles GARANTIAS MINIMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EXIGIBLES PARA LA UTILIZACION DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE
GARANTIAS MINIMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EXIGIBLES PARA LA UTILIZACION DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1 GARANTIAS MINIMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EXIGIBLES Más detalles MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL
Normateca Electrónica Institucional NORMATECA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TOMO 1 PARTE 2 ( Procedimientos 1 a 27 y Anexos Generales) Más detalles FECHA DE PUBLICACION 16.05.2013. ANALISIS DEL CONTENIDO DEL ANEXO (CAPITULO 4) de las Directrices Categorización de modificaciones
Directrices de 16.05.2013 sobre los detalles de las diversas categorías de modificaciones, sobre la aplicación de los procedimientos establecidos en los capítulos II, IIbis, III y IV del Reglamento (CE) Más detalles Curso Superior Universitario de Auxiliar de Veterinaria (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones de la Administración Pública)
Curso Superior Universitario de Auxiliar de Veterinaria (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones de la Administración Pública) TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO Más detalles DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005
Hoja 1 de 1 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005 (Diciembre 26) por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria Más detalles PRODUCTOS FARMACEUTICOS. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
NTON 19 002-09 REGLAMENTO TÉCNICO RTCA 11.01.04:09 CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO CORRESPONDENCIA: Este Reglamento no tiene correspondencia Más detalles (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)
C 14/36 ES Diario Oficial de la Unión Europea 16.1.2015 Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación Más detalles Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) INTRODUCCIÓN 2. En múltiples disposiciones legales se hace referencia a la necesidad Más detalles Agentes Biológicos. Médico Carlos A. Contreras Quevedo Mestría en ciencias especialidad en salud ocupacional.
Agentes Biológicos Médico Carlos A. Contreras Quevedo Mestría en ciencias especialidad en salud ocupacional. Introducción. En el medio sanitario el riesgo biológico es el que más frecuentemente encontramos, Más detalles EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
1. INTRODUCCIÓN El Expediente Maestro de Sitio - SITE MASTER FILE, es un documento preparado por la industria farmacéutica el cual debe contener información específica acerca del manejo de las políticas Más detalles REGISTRO DE PRODUCTO

References: artículo 194
 artículo 262
 artículo 195
 artículo 204
 artículo 376
 artículo 8
 artículo 82
 artículo 262
 artículo 83
 artículo 82
 Artículo 221
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 195
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto