Source: https://www.scribd.com/document/373508396/TORNILLO-SERIEV2
Timestamp: 2019-03-19 00:28:33+00:00

Document:
Uploaded by AdriánLópez
Transmisor 9900 de Signet
*3-9900.090*
3-9900.090 Rev. H 08/17
Es necesario calibrar el nuevo transmisor 9900 de Signet e
inicializar el sensor antes de usarlo. Los siguientes pasos
describen el procedimiento recomendado para poner un
nuevo sistema en marcha.
1. Instalación de los módulos (pág. 3)
Fíjese en el 2. Instalación (pág. 7)
icono Inicio 3. Cableado (pág. 8)
rápido para 4. Cableado del sensor (pág. 11)
configurar 5. Cableado de alimentación (pág. 17)
rápidamente 6. Cableado de relés y colector abierto (pág. 18)
el nuevo 9900. 7. Funciones de los relés (pág. 19)
8. Operación (pág. 23)
Montaje en panel 9. Sistema de menús (pág. 25)
El transmisor 9900 proporciona, un miembro de los instrumentos SmartPro® de
Signet, proporciona una interfaz de un solo canal para todas las aplicaciones de
caudal, pH/ORP, conductividad/resistividad, salinidad, presión, temperatura, nivel,
oxígeno disuelto, de lotes aplicaciones, turbidez y otras aplicaciones.
El 9900 puede montarse en panel o en planta. Ambas versiones pueden funcionar
con corriente de 10,8 a 35,2 VCC (24 VCC nominales), y pueden alimentar ciertos
sensores con corriente de bucle (Vea la nota de la pág. 2).
Esta herramienta versátil también permite utilizar señales de terceros de 4 a 20 mA
como entrada (se requiere el convertidor de señales opcional 8058 i-Go® de
Signet, vendido por separado).
Montaje en planta
Compatibilidad Caudal
515*/8510*, 525*, 2000, 2100, 2507,
El 9900 es compatible con todos los productos 2536*/8512*, 2537, 2540*, 2551, 2552
GF Signet indicados en la columna de la derecha. pH/ORP (pH/Potencial
● Los electrodos de pH y ORP requieren los de oxidación-reducción)
componentes electrónicos de sensores Signet 2724-2726 con 2750*/2751
2750/2751 DryLoc® (vendidos por separado). 2734-2736 con 2750*/2751
2756-WTx–2757-WTx con 3719
● La medición de conductividad/resistividad
y 2750*/2751
o salinidad requiere el módulo opcional de 2764-2767 con 2750*/2751
• English conductividad/resistividad directa (número 2774-2777 con 2750*/2751
• Deutsch de pieza 3-9900.394) o los componentes
Conductividad/Resistividad/
• Français electrónicos del sensor de conductividad/
• Español resistividad 2850 de Signet (vendidos por 2819-2823 con 2850 o
• Italiano separado). módulo de conductividad/resistividad
NOTA: Si se usa el 2850, use los modelos 2839-2842 con 2850 o
digitales de un canal (S3L). El modelo de dos módulo de conductividad/resistividad
canales 3-2850-63 puede usarse con un solo Nivel, temperatura, presión
canal conectado. No use con ambos canales 2250*, 2350*, 2450*
conectados. Los modelos de 4 a 20 mA
3-2850-52 y 3-2850-62 son incompatibles con 4150 requiere 8058
el 9900.
● La medición de turbidez con el 4150 de Signet 2610-41 directo a 9900
o la medición de oxígeno disuelto con el El 2610-31 requiere 8058
Signet 2610 requiere el convertidor de señales *Puede funcionar con corriente de
8058 i-Go de Signet (vendido por separado). bucle (Vea la nota de la pág. 2)
Información sobre la garantía Índice
Consulte en su oficina de ventas local de Georg Fischer la Compatibilidad ........................................................................ 1
declaración de garantía más actual. Información general ................................................................ 2
Todas las reparaciones con o sin garantía de los artículos Dimensiones ........................................................................... 3
que se devuelvan deben incluir un formulario de servicio Instalación de los módulos ..................................................... 3
completamente relleno y los artículos deben devolverse a Módulos enchufables........................................................ 4
su oficina o distribuidor de ventas de GF. Módulo de relé .................................................................. 4
Es posible que el producto devuelto sin un formulario de Módulo de conductividad/resistividad directo ................... 5
servicio no sea reemplazado o reparado sin garantía. Módulo H COMM .............................................................. 5
Módulo de lotes ................................................................ 6
Los productos Signet con una duración de almacenaje
Módulo de salida de 4 a 20 mA ........................................ 6
limitada (por ejemplo, pH, potencial redox, electrodos de
Instalación .............................................................................. 7
cloro, soluciones de calibración; por ejemplo, soluciones
tampón de pH, normas de turbidez u otras soluciones) Cableado ................................................................................ 8
están garantizadas una vez fuera de la caja pero no Tipo de señal: Frecuencia ................................................ 9
contra daños debidos a fallas de proceso o aplicación Tipo de señal: Digital (S3L) ............................................... 9
(por ejemplo, alta temperatura, contaminación debido a Tipo de señal: 4 a 20 mA ................................................ 10
productos químicos, secado) o manipulación indebida Identificación de terminales ............................................ 10
(por ejemplo, vidrio roto, membranas dañadas, Cableado del sensor........................................................11
temperaturas de congelación o extremas). Cableado de alimentación .............................................. 17
Cableado de relés y colector abierto .............................. 18
Funciones de los relés.......................................................... 19
Registro del producto Salidas de los relés y del colector abierto ............................ 19
Operación ............................................................................. 23
Gracias por comprar la gama Signet de productos de Sistema de menús ................................................................ 25
medición Georg Fischer. Menú System Setup (Configuración del sistema) .......... 25
Si desea registrar sus productos, podrá registrarse ahora en Menús comunes ................................................................... 27
línea de una de las formas siguientes: Menú Loop (Bucle) ......................................................... 27
• Visite nuestro sitio web www.gfsignet.com. Menú Relay (Relé).......................................................... 28
En Service and Support (Servicio y apoyo), Menú Option (Opción) .................................................... 30
haga clic en en Product Registration Form Menús específicos de sensores ........................................... 31
(Formulario de registro de productos). Caudal ............................................................................ 31
• Si esto es un manual en pdf (copia digital), haga clic aquí. pH ................................................................................... 33
ORP (potencial redox) .................................................... 35
Conductividad/Resistividad ............................................ 37
Información sobre seguridad Presión ........................................................................... 39
Nivel/Volumen................................................................. 40
● Siga detenidamente las instrucciones para evitar lesiones Temperatura ................................................................... 42
personales. 4 a 20 mA ....................................................................... 43
● Esta unidad está diseñada para conectarse a equipos que, Salinidad ......................................................................... 45
de ser manipulados de forma incorrecta, podrían ocasionar Oxígeno Disuelto ............................................................ 47
daños a personas y materiales. Antes de utilizarla, lea y Resolución de problemas ..................................................... 49
entienda todos los manuales de los equipos relacionados Apéndice............................................................................... 51
así como las advertencias de seguridad. Promediado .......................................................................... 51
● Desconecta la corriente de la unidad antes de efectuar las Salida del bucle de corriente LOG.................................. 51
conexiones de los cables. Mediciones especiales ................................................... 52
● Las conexiones de este producto deben estar únicamente Procedimiento EasyCal - pH .......................................... 56
a cargo de personas cualificadas. Procedimiento EasyCal - ORP ....................................... 58
● No use la unidad si el panel delantero está agrietado o roto. Procedimiento de calibración -
Conductividad/Resistividad ........................................ 60
Procedimiento de calibración - Caudal ........................... 61
Advertencia / Precaución / Peligro Mensajes de errores de calibración................................ 62
Indica un peligro potencial. De no seguir todas
las advertencias se pueden producir daños en Límites de USP............................................................... 63
los equipos, lesiones o la muerte. Generalidades del módulo H COMM.............................. 64
Instalación del módulo H COMM .................................... 65
Peligro de descarga electrostática / electrocución Conexiones del módulo H COMM .................................. 65
Alerta al usuario del riesgo de daños potenciales Operación del módulo H COMM .................................... 67
al producto por descarga electrostática y al riesgo
potencial de lesiones o muerte por electrocución. Comandos HART ........................................................... 68
Códigos de unidad.......................................................... 69
Equipos de protección personal Especificaciones ................................................................... 70
Utilice siempre los equipos de protección Mantenimiento ...................................................................... 71
personal más apropiados durante la instalación y Información para pedidos ..................................................... 72
el servicio de los productos Signet.
Nota / Notas técnicas
Resalta información adicional o un
procedimiento detallado.
2 Transmisor 9900
Dimensiones Instalación de los módulos
Montaje en panel 99,06 mm Módulo H COMM
3-9900-1P (3,90 pulg) Unidad base
DC Pow
Loop Vol
(3,90 pulg)
3-9900.393 Relay Module
5A 30 VDC ‫׽׽‬
5A VAC
3-9900.39 dule
29,97 mm Cond/R
(1,18 pulg)
Módulo del relé Módulo de
(montaje en panel conductividad/resistividad
Si la unidad base del 9900 va a instalarse en un panel, los
91,44 mm módulos enchufables pueden montarse antes o después
(3,60 pulg) de instalar la unidad de base. Si la unidad de base 9900
(2,13 pulg) va a instalarse con el juego de accesorios de montaje en la
pared (3-9900.392), hay que montar primero los módulos
Si se instalan los módulos de conductividad/resistividad y
8,13 mm H COMM, instale primero el módulo H COMM, después el
(0,32 pulg.)
modulo de conductividad/resistividad encima
Vista superior Vista lateral (vea la ilustración en la página 5).
Tenga cuidado al instalar los módulos.
Montaje en planta No doble las clavijas de conexión.
3-9900-1 44,45 mm
(1,75 pulg)
Para instalar los módulos:
(4,21 pulg) Desconecte la corriente del 9900. Alinee con cuidado las
clavijas y los conectores (no doble las clavijas de conexión)
y empuje el módulo firmemente en posición, y después
sujételo con tornillos (excepto el módulo H COMM).
(0,95 pulg)
88,90 mm Se DEBEN quitar el BUCLE así como la
(3,50 pulg) CC ANTES de instalar el módulo H COMM.
(se muestra 3-8051-X)
El juego de montaje integral 3-8051-X se vende por separado. Para quitar los módulos: Desconecte la corriente del 9900.
Para módulos de relé y conductividad/resistividad y
Módulo de salida de 4 a 20 mA, desenchufe los conectores,
quite los tornillos y tire con cuidado del módulo recto hacia
Juego de adaptadores de ajuste de ángulo 3-9900.396 afuera de la unidad de base. No doble las clavijas de conexión.
Para el módulo H COMM, apriete las lengüetas del borde
88,90 mm inferior, agarre el módulo con unos alicates y tire recto hacia
(3,50 pulg) afuera. No doble las clavijas de conexión.
25° 0,68 mm Para el módulo de lotes, quite el módulo de relés. Afloje
Ref. (0,27 pulg) el tornillo inferior del módulo de lotes. Agarre y apriete
cuidadosamente las lengüetas en la parte superior del módulo
para soltarlo. Hale y saque el módulo de la unidad. No doble
las clavijas de conexión.
(3,50 pulg) ADVERTENCIA
Los relés pueden conectarse a las fuentes
de alimentación externas de alto voltaje o
múltiples fuentes de alimentación creando
un peligro de electrocución.
Transmisor 9900 3
Unidad de base (requerida) b. d. X X X X Resistividad ● Manipule los módulos por los bordes. PRECAUCIÓN NOTA: El módulo de relé requiere una conexión de corriente de 12-32 VCC. Son adecuados para muchas aplicaciones de uso general. Módulos enchufables Se dispone de módulos y accesorios opcionales para el 9900: a. Ranura para el módulo de conductividad/resistividad. solenoides. lotes o de salida Loop Vo (Instalaciones de montaje en panel solamente). incluidas cargas de CA de hasta 250 V. o toque con una mano una *Puede funcionar con corriente de bucle tubería debidamente conectada a tierra u otro pedazo de metal debidamente puesto a tierra al manipular módulos. Al hacer esto se ● A cada relé se le puede ajustar la histéresis y el tiempo de retardo. bombas. en los relés usados para cambiar el motor o las cargas inductoras. 3) e Información de pedidos (pág. Módulo de relé (Instalaciones de montaje en panel solamente) N°. la versión de montaje en panel del 9900 tiene una ranura para un modulo de relés opcional. 5A 30 VDC ‫׽׽‬ 5A VAC Rating: de CA o CC. que añade dos relés de contactos secos programables.393 159 001 698 Módulo de relé – Dos relés de contactos secos Loop Vo ltage Además de la salida de colector abierto programable estándar en la unidad de base. pueden causar lesiones o daños en La conmutación de cargas activas (normalmente inductoras) puede el transmisor 9900. 5 A (CA). etc. Ranura para módulo H COMM opcional wer DC Po ltage c. módulo de relés y El juego de filtro de RC o “amortiguador” (número de pieza módulo de lotes. Salida de ● Lleve una pulsera antiestática X X 4 a 20 mA* o póngase sobre una alfombra antiestática. ● Dos (2) entradas de relé monopolar de dos vías de contactos secos (DCR) ● Programable por el usuario ● Carga resistiva máxima de 250 V. PRECAUCIÓN d. Los relés de contactos secos son conmutadores electromecánicos con un inducido de 3-9900. Si se instala el módulo de relé opcional. ~ 3-8050. No toque nunca ningún circuito o Batch X X X contacto expuestos. 95 3-9900. b. Ranura para módulo de relé opcional (no disponible para montaje en planta) Cada componente debe pedirse por separado. de 9900 I II III IV Evite las descargas electrostáticas.) 4 Transmisor 9900 .396. Se recomienda para cargas inductoras mayores que 50 VCA (relés remotos. con otros cables. éstos se asignan a los relés 2 y 3 en los menús. 64).393 Relay Module contactos móviles. PRECAUCIÓN formar arcos eléctricos suficientes como para dañar los relés. Módulo Generación del 9900 c.3 dule Los módulos se pueden reemplazar en planta en cualquier momento. consulte la sección de Cableado de relés y colector abierto (pág. (El estado de todos los relés y el colector abierto están disponibles en todo momento en una sola pantalla en la modalidad View (Vista)). 3-8050. Relé X X X X reduzca al mínimo la manipulación de Conductividad/ los módulos enchufables. NO reúna los cables ● Los dos LED indicadores de relés mecánicos de color rojo del panel delantero del del módulo de relés 9900 muestran el estado de los relés 2 y 3. a. ● Puede cambiar el voltaje de línea (normalmente de 120 a 240 VCA) ● Puede cambiar el voltaje de CC (< 30 VCC a 5A) ● Voltaje y corriente nominales más grandes que las salidas de colector abierto Para obtener información de cableado. Vea los detalles H COMM Mo adicionales en las secciones de Instalación (pág. H COMM* X X X X ● Para disminuir la probabilidad de daños debidos a descargas electrostáticas. 300 mA a los terminales de CC. Instale juegos de filtros RC.396) está disponible como accesorio para reducir o eliminar estos efectos dañinos. La salida del colector abierto en la unidad de la base usa el ajuste del Relé 1 en los menús. de pieza del fabricante Código Descripción DC Po wer 3-9900. El módulo de relé no puede usarse con corriente de bucle. 18).
HART® es una marca registrada de la HART Communication Foundation. 2819-2823 y 2839-2842 de Signet directamente con el 9900.Módulo de conductividad / resistividad directo N°. . de pieza SHIELD (SILVER) del fabricante Código Descripción ISO GND (BLK) SIGNAL (RED) 3-9900. ● Los sensores 2839 . Texas. Conexiones. 2822 2823 2839- 2821 2842 Módulo H COMM N°. Austin.UU. (Vea la página 64-69).2842 vienen con un certificado de constante del elemento para mejorar la precisión de las mediciones del sensor (vea la página 37). puede funcionar con corriente de bucle.395 NOTA: Con el módulo H COMM instalado. Blindaje wer DC Po e Voltag Loop SHIELD TEMP (WHT) ISO GND (BLK) dule SIGNAL (RED) MM Mo H CO le Modu /Res Cond 2818 Sanitario 2819.395 159 001 697 Módulo H COMM DC Po ge Volta Loop El módulo H COMM permite la comunicación entre el 9900 y un dispositivo activado para HART®. EE. (Las mediciones de conductividad/resistividad y salinidad también pueden realizarse a través de los componentes electrónicos del sensor 2850 conectados a través de las entradas digitales del 9900 (S3L)). Transmisor 9900 5 . Rojo El módulo de conectividad de Signet no puede funcionar con la corriente del circuito y Negro requiere utilizar una fuente de alimentación de CC externa con el transmisor 9900 Blanco (vea Cableado de alimentación en página 17). Consulte la Hoja de instrucciones del módulo H COMM del 9900 3-9900. Comandos HART y Código de la unidad.094 para obtener detalles adicionales. ● La longitud de los cables de los sensores puede ampliarse a 30 m (100 pies). Operación. NOTA: El puente de goma negro adyacente al terminal de corriente debe quitarse NOTA: solamente cuando se utilice el módulo H COMM y la longitud del cable del El módulo H COMM sensor es de más de 304 m (1000 pies). Instalación. ● Proporciona filtración y acondicionamiento.394 159 001 699 Módulo de conductividad/resistividad directo TEMP (WHT) El módulo de conductividad/resistividad directo interconecta los electrodos de conductividad 2818. Cualquier uso del término HART de aquí en adelante en este documento implica la marca comercial registrada. de pieza del fabricante Código Descripción wer 3-9900. El protocolo de HART (Transductor Remoto Direccionable de Alta Velocidad) superimpone señales digitales a la señal analógica de 4 a 20 mA. Vea en el Apéndice información sobre Generalidades del módulo H COMM. se require un mínimo de 24 V para sistemas 3-9900 odule H CO MM M alimentados por bucle.
397 159 310 163 Módulo de lotes Para convertir un transmisor 3-9900-1P (Generación II** o posterior) de Signet (de segunda generación) en un sistema de controlador de lotes.397 Batch Module Start Stop **NOTA: Start Verifique la generación Stop/Inhibit Inhibit* del transmisor 9900 Resume en el menú OPTIONS Resume Common (Opciones).). En www. conductividad directa Rojo Fuente de y lotes de 4 a 20 mA PWR+ + PWR– Negro alimentación comparten el mismo lugar – de instalación en la unidad Loop+ 10.2 VCC Loop– e base 9900.398-1 159 001 784 Módulo de salida de 4 a 20 mA El módulo de salida opcional de 4 a 20 mA añade una salida de circuito adicional de 4 a 20 mA a un transmisor Signet 9900 (montaje en panel y planta).8 a 35. – de 4 a 20 mA 6 Transmisor 9900 . Módulo de lotes N°. Características: ● El módulo de salida de 4 a 20 mA puede alimentarse usando una corriente de circuito o una corriente continua en la unidad de base 9900. Requiere el 9900 Generation III** o posterior. ● Se puede usar la misma fuente (medición primaria o secundaria) para el circuito 1 en la unidad de base 9900 y el circuito 2 en el módulo de salida. • Conecte una entrada externa que pueda inhibir el inicio de un lote. de 4 a 20 mA NOTA: El módulo de salida PLC o grabador Azul puede funcionar con + Entrada del bucle 2 corriente de bucle.com encontrará el manual completo del sistema del controlador de lotes 9900-1BC. etc.393). de pieza del fabricante Código Descripción 3-9900. NOTA: Los módulos de salida. circuito. iniciar o reanudar un lote de forma remota.gfsignet. Loop2+ PLC o grabador Solamente se puede usar Loop2– Azul uno de estos módulos por + Entrada del bucle 1 – el transmisor 9900. ● Los ajustes independientes para las corrientes del circuito del módulo de salida y unidad de base 9900 (error. de pieza del fabricante Código Descripción 3-9900. se deben usar el módulo de lotes (3-9900. Cableado de módulos opcionales: • Conecte un botón o teclado externos (suministrados por el cliente) para parar.397) y el módulo de relés (3-9900. Common Módulo de salida de 4 a 20 mA N°. ajustes. 3-9900. ● Se puede seleccionar la medición primaria o secundaria (si corresponde) de un sensor compatible como la fuente del circuito.
2.0 mm) Número de referencia o ID. La holgura recomendada en todos los lados entre instrumentos es de 25 mm (1 pulg. para cada instalación se recomienda anotar el número de pieza y el número de serie de cada componente indicado aquí: Recorte del panel Recorte del panel 92 x 92 mm 92 x 92 mm (+ 0.397 Nº de serie ________________ 3. universal 3-8050 Instalación de montaje en planta El montaje en planta requiere un juego de montaje separado.031. . conecte primero los bloques de terminales desmontables._______ Nº de serie ________________ separación Módulo de relé 3-9900.393 Nº de serie ________________ mínima Módulo de 25 mm (1 pulg. -0 pulg. -0 pulg.6 pulg.031. para hacer aberturas limpias Clip a presión y precisas con rapidez y facilidad en la mayoría de los tableros de instrumentos. Empuje los clips del soporte hacia afuera y quítelos. . (+0. (+0. -0 pulg. Las instrucciones detalladas para opciones de instalación en planta se incluyen con los juegos de adaptadores 3-8050. 3-8051 y 3-8052 (vea la sección de Información de pedidos). juego de montaje integral 3-8051 y adaptador de ajuste de ángulo Transmisor 9900 7 .6 x 3.) Módulo de salida de 4 a 20 mA 3-9900.398-1 Nº de serie ________________ panel empaquetadura No lo monte a la luz solar directa.394 Nº de serie ________________ Recorte del panel Recorte del panel Módulo H COMM 3-9900.396 permiten instalar el transmisor prácticamente en cualquier lugar.0 mm) (+ 0. 1.Instalación Puesta en marcha del sistema: Paso 1 Prepare la ubicación de instalación del transmisor.0 mm) 92 x 92 mm (+ 0. Para quitar: 1. -0 pulg. El transmisor de montaje en el panel está diseñado para ser instalado usando un punzón DIN de ¼ pulg.6 x 3. Paso siguiente: Cableado (pág. Coloque la empaquetadura en el instrumento e instale en el panel. Sujete el instrumento temporalmente con cinta adhesiva desde la parte delantera o Montaje en planta agarre desde la parte trasera del instrumento.6 x 3. Deslice el soporte de montaje sobre la parte trasera del instrumento hasta que el soporte encaje a presión en los enganches de los lados del instrumento. 3.6 pulg. NO SUELTE. Quite las rebabas y alise la abertura con una lima.396 junto con un juego de adaptadores Montaje en planta con 3-8050 u 3-8052 para permitir una holgura suficiente para los cables.04 pulg. Para instalaciones de montaje en planta con un módulo de conductividad/resistividad. 8).395 Nº de serie ________________ 92 x 92 mm (+ 0.0 mm) Módulo de lotes 3-9900. con juego de montaje 2.6 pulg. Si es difícil tener acceso a la parte trasera del transmisor cuando esté instalado. del sistema (asignado por el usuario):______________ 3. (+0. ● Si no se dispone de un punzón.395 le COMM Modu ● Lima de dientes finos ● Punzón DIN de ¼ pulg. La plantilla adhesiva incluida en el sistema puede servir como guía durante el proceso de corte. .6 pulg. ● Se recomienda utilizar un punzón DIN de ¼ pulg.8.031.) conductividad/resistividad 3-9900.8. Como referencia futura.) 3.). se requiere el adaptador de ajuste de ángulo 3-9900. o sierra de vaivén apropiada para cortar la abertura del panel con tolerancias de 1 mm (0. El juego de montaje universal 3-8050. .) Unidad base 3-9900. en el lado frontal del panel los bloques DC Powe r ge de terminales Loop Volta soporte Instalación de montaje en panel de montaje Herramientas y equipos necesarios H 3-9900.8.031. se puede usar una sierra de vaivén u otra herramienta de corte. los juegos de montaje integrales 3-8051 u 3-8052 y el adaptador de ajuste en ángulo 3-9900. 3.6 x 3.8.) (+0.). y después instálelo completamente.
17) y relés (pág. la CC o los cables de 4 a 20 mA en el conducto que contenga cableado de CA. ● Introduzca la punta del cable o el casquillo completamente en el terminal y fije el cable con el tornillo. ● No permita que los cables de CA que puedan estar conectados a los relés internos se pongan en contacto con cableado de bajo voltaje. dentro de la caja de montaje en planta. ● Manipule los módulos por los bordes. corriente (pág. El enchufe S3L/frecuencia y el enchufe del modulo de conductividad/resistividad aceptan cables de calibre 16 a 28 AWG. 11). 19). o toque con una mano una tubería debidamente conectada a tierra u otro pedazo de metal debidamente puesto a tierra al manipular módulos. se recomienda cabeza plana instalar los cables del sensor en conductos metálicos conectados a tierra. Mantenga desconectado por el momento cualquier dispositivo de salida accionado por relé o de 4 a 20 mA. El ruido eléctrico podría interferir en la señal del sensor. Sugerencias de cableado: Herramientas requeridas ● No tienda el sensor.) de aislante de las puntas de los cables y estañe los extremos expuestos para que no se deshilachen. ● Destornillador Phillips ● Destornillador de ● Para evitar riesgos de ruidos eléctricos y daños mecánicos. ● Inserte sólo un cable en un terminal. ● Pele 7 mm (0.) de diámetro.08 pulg. ● Pelacables ● Selle los puntos de entrada de los cables para impedir daños de humedad. ● Lleve una pulsera antiestática o póngase sobre una alfombra antiestática. Para instalaciones de montaje en planta. PRECAUCIÓN: Evite las descargas electrostáticas ● Para disminuir la probabilidad de daños debidos a descargas electrostáticas. bucle y colector abierto y el enchufe del modulo de relés aceptan cables de calibre 12 a 28 AWG. que no sobrepase los 2 mm (0. En general: ● Los enchufes de corriente. Cableado Puesta en marcha del sistema: Paso 2 Efectúe todas las conexiones en el transmisor con la corriente desconectada. consulte el Todas las conexiones del cableado con el 9900 se hacen por medio de terminales diagrama de cables desmontables.28 pulg. reduzca al mínimo la manipulación de los módulos enchufables. Conecte los sensores (pág. 8 Transmisor 9900 . No toque nunca ningún circuito o contacto expuestos. 18). Paso siguiente: Funciones de los relés (pág. ● Empalme cables dobles fuera del terminal o use una virola de cable apropiada.
Tipo de señal: Frecuencia Los sensores de caudal 515/8510.) Modelos Longitud de de sensores cable máxima La máxima longitud permisible de cable para sensores con salida de frecuencia de caudal depende de la intensidad de la señal de salida de los sensores mismos y del grado de con salida 60 m 305 m susceptibilidad de las señales a las interferencias electromagnéticas o “ruido”. vea la pág. conecte a tierra el cable SHIELD (Blindaje) del La longitud de cable máxima sensor a una conexión a tierra local en un punto cerca del sensor. ● Para evitar riesgos de ruidos eléctricos y daños mecánicos. 525. 2551 X ● Inserte sólo un cable en un terminal. ● No tienda el cable del sensor o los cables de salida por conductos que contengan cables de CA. ramales combinados. El ruido eléctrico podría interferir en la señal del sensor. Transmisor 9900 9 . 13. 305 m (1000 pies) cual ● La longitud máxima de los cables del bus digital (S3L) varía según los tipos de sea la corriente necesaria. 2507. 2540 X ● Selle los puntos de entrada de los cables para impedir daños de la humedad. ● Consulte el manual del sensor para obtener información adicional de cableado. ● Inserte sólo un cable en un terminal. conecte el protector Tipo de señal: Digital (S3L) del cable a tierra. se recomienda tender Longitud máxima total del los cables del sensor en conductos metálicos conectados a tierra. En caso de interferencia de ruido. se recomienda tender 2537 X los cables del sensor en conductos metálicos conectados a tierra. ● Para evitar riesgos de ruidos eléctricos y daños mecánicos. 2000. cable del bus digital (S3L): ● Selle los puntos de entrada de los cables para impedir daños de la humedad. ● Los terminales de entrada en el 9900 conducen datos en serie digitales (S3L) del sensor. ● En caso de interferencia de ruidos. Empalme los cables dobles fuera del La calidad del cable que se terminal. 2100. determine la longitud máxima de los cables del sistema antes de tenderlos. sensores conectados y el calibre de los conductores del cable. conecte a tierra el cable SHIELD (Blindaje) del sensor a una conexión a tierra local en un punto cerca del sensor. 525 X 2000 X ● Los terminales de entrada en el 9900 conducen señales de datos de frecuencia 2100 X del sensor. Para obtener los mejores resultados. El ruido eléctrico podría interferir en la señal del sensor. 2507 X ● No tienda el cable del sensor o los cables de salida por conductos que contengan 2536/8512 X cables de CA. Empalme los cables dobles fuera del 2552 X terminal. ● Hay varios métodos que pueden ayudar a tender los cables digitales y permanecer dentro de las limitaciones de distancia. utilice en el bus determina la ● La longitud TOTAL del cable de dispositivos de E/S al transmisor no debe ser longitud máxima de todos los superior a 305 m (1000 pies). ● En caso de interferencia de ruidos. 2536/8512 y 2540 de Signet proporcionan una salida de frecuencia. no puede exceder ● Consulte el manual del sensor para obtener información adicional de cableado. (Los sensores de caudal 2551 y 2552 pueden configurarse con salidas digitales (S3L) o de frecuencia. de frecuencia (200 pies) (1000 pies) Esto depende en mayor grado de si los sensores son autoalimentados (515/8510 y 525) 515/8510 X o si son alimentados por una fuente externa.
Conecte el 8058 entre la fuente del circuito de 4 a 20 mA y los terminales de entrada digitales (S3L) del 9900 (vea la pág. DATA GND ● Puede desconectarse (apagarse) si no se usa. 1. Ro jo aje ind +GF+ Bl Entrada de Signet 8058 i-Go™ 4 a 20 mA 4-20 mA to S3L Converter Blanco de S3L Salida Negro Rojo Para el 8058-2.2 VCC (24 VCC nominales) regulados de una Alimentación fuente de alimentación externa (sin suministrar). OC+ Terminales 3-4: Corriente de bucle (también puede usarse para la corriente del sistema) 10.8 a 35. La absorción de corriente es de: 1 PWR+ 200 mA = 9900 sin módulo de relés 300 mA = 9900 con módulo de relés 2 PWR– 3 Loop+ Terminales 1-2: CC Requerida por el instrumento 4 Loop– ● Proporciona una corriente de 10. relés y la luz de fondo de la LCD 5 6 OC. 2.2 VCC a los sensores. Fije etiquetas y abreviaturas adicionales según se describe en las pág. los LED y el módulo de relé opcional no funciona con corriente de bucle. En el menú INPUT TYPE (Tipo de entrada) del 9900 (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). 42-43. especifique INPUT (Entrada) de 4 a 20 mA. la señal del sensor de 4 a 20 mA debe convertirse en digital (S3L).5 F 6 3 + 4-20 mA Input L Converter SOLAMENTE 3-8058. (S3L)/Frecuencia digital Terminales 5-6: Colector abierto SHLD ● Software seleccionable para normalmente abierto o normalmente cerrado. 3.8 a 35. 14).2 VCC NOTA: La luz de fondo. V+ Terminales 7-10: Entrada digital (S3L)/de frecuencia 7: V+ +5 VCC de salida al sensor (cable negro) 8: DATA: Señal de entrada del sensor (cable rojo) 9: GND: Tierra del sensor (cable blanco) 7 8 9 10 10: SHLD: Blindaje de cable 10 Transmisor 9900 . El convertidor de señales 8058 i-Go acepta cualquier señal de 4 a 20 mA y las convierte en digitales (S3L).610D 2 8058 i-Go™ 1 N/C 6 5 GND 4 +5VDC S3 L 8058-1 Lo 9 op 3 PW 1 8 4-20mA to S R 7 Output Lo S3 L op PW 2 R +GF+ S3 DA L Sign TA et 80 58 N /C 7 8 9 8058-2 Identificación de terminales El 9900 requiere de 10. Tampoco funcionará cualquier sensor conectado o componentes electrónicos del sensor que no pueda funcionar con corriente de bucle.8 a 35. Tipo de señal: 4 a 20 mA Al conectar un sensor que no es de Signet al 9900. 1 AX CM 4-20 mA input S3L Output 2 Ne conecte el canal 1 35 VD Loop1 + 3 aje Loop1 - gro nd Loop2+ 4 N/C Bli +G Loop2 .
Transmisor 9900 11 . 2250. 2540. Se requiere corriente continua si se usan un Conecte aquí los cables de alimentación y del colector módulo H COMM y abierto según se muestra en las páginas 17 y 18. 8058 2536/8512 X X X X X X y pH/ORP con 2750. 2537-5 X X X X X los demás sensores 2540 X X X X X X de medición requieren 2551 X X X X X X corriente continua. 95 NOTA: 3-9900. 2536/8512. 2507 X X X X X 525.3 H COMM Module Los sistemas alimentados por bucle no pueden alimentar el módulo H COMM y los sensores de pH en un sistema. 2350. Funciona Generación del 9900 Modelo Salida de Salida digital con corriente del sensor frecuencia (S L) 3 I II III III de bucle 515/8510 X X X X X X 525 X X X X X X NOTA: 2000 X X X X X La corriente de 2100 X X X X X bucle puede usarse 2250 X X X X X X SOLAMENTE para los 2350 X X X X X X sensores siguientes: 2450 X X X X X X Sensores 515/8510. 2450. 2552 X X X X X X 2610-41 X X X 2610-31 + X X X X X 8058 2724-2726 X X X X X 2724-2726 X X X X X 2750 X X* X X X X 2751 X X X X X Las funciones 2756-2757 X X X X X avanzadas 2751 requieren Gen 4 o 2764-2767 X X X X X superior 2774-2777 X X X X X 2819-2823 X X X X X 2839-2842 X X X X X 2850 X X X X X 4150 + 8058 X X X X X U1000 X X X X X *Se requiere un mínimo de 24 VCC de corriente de bucle para el 2750.Cableado del sensor er DC Pow Conecte los cables del sensor Loop V oltage aquí según se muestra en las figuras siguientes. sensores de pH.
Cableado del sensor NOTA: La corriente de bucle no puede usarse para alimentar los sensores de caudal modelos 2000.394 pulg. Signet recomienda la instalación de un modelo de salida digital (S3L) (2537-5) porque digital (S3L) es más exacto. conecte el cable plateado V+ (blindaje) a tierra en caso de interferencia de ruidos electromagnéticos. Blk Red Shld . • Vea el manual de instrucciones 2537 para obtener información de instalación adicional. Notas técnicas: Cableado para: • Vea los manuales de productos correspondientes para obtener una longitud máxima del cable. Sin conexión 2000 2100 2507 Negro Rojo FLOW Blindaje Cableado para: Notas técnicas: • Los terminales de las 2537-5 conexiones en el 2537 están Entradas S3L del 9900 diseñados para cables de calibre 16 a 22 AWG. 2507. Después de hacer pasar los Negro cables.) de diámetro para sellar debidamente en el conector impermeable. SHLD DATA GND • El cable debe medir de V+ 7 a 10 mm (0. 2100. + • Los orificios de conductos S1 S2 tienen roscas NPT de ½ pulg. 12 Transmisor 9900 .392-1) o Blanco con el conducto. selle el orificio con un conector de conductos Rojo impermeable (3-9000. FLOW • Tienda el cable del sensor en Frecuencia sentido opuesto al tendido eléctrico de CA.275 a 0. 2537. • Los modelos 2537 pueden conectarse al 9900 por medio de una señal de frecuencia del relé o con una salida digital (S3L). • Instalaciones del 515/8510 y SHLD DATA GND 525. 2551 o 2552 de Signet. 515/8510 525 2536/8512 2540 • Mantenga el blindaje del cable por el empalme del cable.
4 Negro Rojo 3 Blanco Blindaje Solamente en caso de interferencias electromagnéticas Vea las Notas técnicas de Salida de frecuencia salida de frecuencia (2551 y 2552) a la derecha Notas técnicas (2551 y 2552): • La salida de frecuencia se mostrará como flujo positivo independientemente de la dirección del flujo. 5 VCC al 2551 y 2552 • Signet recomienda la configuración del 2551 y 2552 con la salida digital (S3L) por el 9900. Negro Negro Marrón Marrón Blanco Blanco Sin Azul Azul X conexión Blindaje Blindaje X Transmisor 9900 13 . de interferencia de ruidos electromagnéticos. • Si las interferencias electromagnéticas continúan.Cableado del sensor Cableado para: 2551 Notas técnicas: Frecuencia • Cuando el puente azul aquí representado se coloca sobre 4 ambas clavijas. (blindaje) a tierra en caso • La corriente del bucle no puede usarse para alimentar ciertos sensores. • El tipo de entrada se selecciona escogiendo entre “SENSOR FREQ” y “SENSOR • Conecte el cable plateado S3L” en el menú de ENTRADA tipo sensor de CAUDAL (vea la pág. Cableado de entrada para sensores 2551 y 2552 • Se suministra corriente de • Se puede usar frecuencia o digital (S3L). Cuando se quite el puente (o se coloque sobre una clavija para Medir magnético almacenarlo). el 2551-XX-11 (medidor magnético ciego) SHLD DATA GND V+ envía una señal de frecuencia 3 de colector abierto. 32). No se requiere porque es más exacto y también mostrará el flujo inverso (números negativos). corriente adicional. desconecte el cable plateado Cableado para: (blindaje) de 9900 2552 Entradas S3L del 9900 Frecuencia SHLD SHLD DATA DATA GND GND V+ V+ Notas técnicas: • El 2552 envía una señal de frecuencia de colector abierto que se puede conectar al 9900. el 2551-XX-11 2551-XX-11 S3 L emite una señal digital (S3L) (recomendado).
Loop2 • Vea el manual del 8058 para PWR Entradas S3L del 9900 obtener información adicional. Cableado para: Entradas S3L del 9900 SHLD DATA GND V+ +GF+ Entrada de 4 a 20 mA 8058 i-Go™ de 4-20 mA 8058-1 Salida de de Signet a convertidor S3L S3L Entrada de 4-20 mA Salida de S3L Notas técnicas: • La longitud del cable del 8058 Negro al 9900 no debe ser superior a Primer Signet 8058 i-Go™ Rojo 60 m (200 pies). Rojo Blanco Notas técnicas: Blindaje • El 2850 no tiene cable de * 2551-XX-21. • Conecte el cable plateado (blindaje) a tierra en caso de interferencia de ruidos Negro electromagnéticos. -41 BLINDAJE.0. fijarse para la constante del elemento especial o para el elemento de sonda real y el 9900 debe fijarse para una constante del elemento de 1. Salida de 4-20 mA to S3L Converter plano S3L Blanco • Al usar el 8058-2. Medidor magnético de visualización • Para trabajar correctamente con el 9900.610D 2 8058 i-Go™ 1 N/C 6 5 GND 4 +5VDC S3 L 8058-2 Loo 9 p1 3 PW 8 4-20mA to S R 7 Output Loo S3 L p2 PW R +GF+ S3 L DA Sig TA ne t 80 58 N /C 7 8 N/C 9 7 8 9 BLANCO Primer (TIERRA) plano ROJO (S3L) de 8058-2 NEGRO (5 VCC) 14 Transmisor 9900 . SHLD DATA • Mantenga el blindaje del cable GND V+ por el empalme del cable. conecte de 8058-1 S3L Output Blindaje SOLAMENTE la fuente del bucle al canal 1. • Tienda el cable del sensor en sentido opuesto al tendido 2551* 2750 2850 eléctrico de CA. Cableado del sensor Cableado para: 2250 2350 2450 Notas técnicas: • Use un cable blindado trifilar para empalmes del cable del Entradas S3L del 9900 sensor de hasta 300 m (1000 pies) máx.5 F+ 6 4-20 mA 3 Input L Converter 3-8058. SHLD DATA S3 L GND X 1 C MA 2 35 VD Loop1 + 3 V+ Loop1 - Loop2+ 4 DATA N/C +G Loop2 . el 2850 debe NOTA: El 2850 no tiene cable de BLINDAJE.
Entrada de 4-20 m Salida de S3L ROJO ROJO BLANCO • Vea el manual del 2610 para 8058-1 BLIN obtener información adicional.Cableado del sensor Cableado para: 2610-41 directo a 9900 Entradas S3L del 9900 Notas técnicas: SHLD DATA GND V+ Los cables del 2610-41 no son estándar: • El ROJO es de 12 a 24 VCC Entradas de corriente del 9900 • El BLANCO es de datos ROJO PWR+ • El NEGRO es tierra de VCC NEGRO PWR– • Se DEBE instalar un puente V+ ROJO LOOP+ entre PWR y S3L GND. BLANCO NEGRO Fuente de alimentación de LOOP– 24 VCC ROJO 7310-XXXX NEGRO V- SHIELD AZUL VERDE Sin conexión MARRÓN 3-2610-41 2610-31 a través de 8058-1 Notas técnicas: Entradas de corriente del 9900 Entradas S3L del 9900 • El sensor de oxígeno disuelto PWR+ 3-2610-31 puede conectarse al SHLD DATA GND V+ PWR– 9900 solamente a través de un LOOP+ convertidor de señales LOOP– 3-8058-1 o 3-8058-2 i-Go. 2610-31 a través de 8058-2 9900 Entradas de S3L Notas técnicas: • Al usar el 8058-2 con el Sin conexión Sensor de Fuente de SHLD DATA GND 9900. Sensor DO MARRÓN 3-2610-31 Notas técnicas: VERDE AZUL Sin conexión • La longitud del cable del 8058 BLANCO al 9900 no debe ser superior a 60 m (200 pies). • Programe el 9900 para el Fuente de V– NEGRO NEGRO sensor de oxígeno disuelto alimentación de 24 VCC 2610 a través de los ajustes Entrada de +GF+ del sensor de 4 a 20 mA en 4 a 20 mA ROJO Salida de 8058 i-Go™ de 4-20 mA de Signet a convertidor S3L 7310-XXXX BLIN S3L V+ (sin conexión) el 9900 (vea la página 42). BLANCO (TIERRA) NEGRO (5 VCC) PWR– NEGRO • Vea el manual del 8058 para ROJO (S3L) LOOP+ obtener información adicional. MARRÓN LOOP– +GF+ SIGNET Loop1 Loop2 DATA PWR PWR S3 L 7 8 9 3 2 1 6 5 4 N/C Transmisor 9900 15 . conecte la fuente de V+ oxígeno alimentación de disuelto 1 3-2610-31 24 VCC 7310-XXXX alimentación del bucle a Entradas de corriente del 9900 las entradas del Bucle 1 8058-2 SOLAMENTE según - + PWR+ ROJO se muestra en la figura.
25 pulg. Las conexiones están etiquetadas dentro de Negro la caja de terminales y son Blin autodescriptivas.). Cableado del sensor Entradas S3L del 9900 Cableado para: 4150 SHLD DATA GND a través de 8058-1 V+ Q2 Signet Turbidimeter R2 + ENTER D2 + D1 Negro Rojo Blanco Blin R3 EMCF1 R4 Q1 R1 Conecte cables de 4 a 20 mA a TB2 RLY2 RLY1 cuadro de bornas TB3 según se TB1 muestra en la figura. 5.34 pulg. Conexión Rojo • Se inserta un enchufe en la de corriente mampara del cable RS-485 cuando se envía para asegurar un sello impermeable al agua. COM COM • Asegúrese de mantener el sello NO NO NC NC + SHLD – B 4-20mA/ A +GF+ SIGNET impermeable al agua después L7 RS-485 L1 L2 3 2 1 de haber conectado la caja de RED L5 WHT 6 5 4 terminales para la operación. TB1 Se deben pelar todos los cables una longitud de + 24 VDC ALARM2 ALARM1 TB3 + 6 mm (0. S3L Consulte la última revisión del TB3 + 24 VDC ALARM2 ALARM1 + manual del medidor de turbidez COM COM Output 4150 de Signet (3-4150. TB4 ORG L3 BRN Loop1 Si cualquiera de las mamparas BLK GRN no está debidamente apretada PWR ISL 1 L7 SHLD YEL Entradas S3L Loop2 alrededor de un cable o un + + del 9900 L4 PWR enchufe. • La mampara aceptará Q2 diámetros de cables desde + D2 R2 + Al usar el 8058-2.23 a 0. Quite y deseche este enchufe a través de 8058-2 al cablear esta conexión.).090) para NO NO NC NC + SHLD – B A 4-20mA/ obtener información adicional. Q1 Los terminales están diseñados R4 R1 fuente del bucle al canal 1.8 hasta 10 mm EMCF1 R3 D1 conecte SOLAMENTE la (0. Rojo Rojo (S3L) Negro (5 V CC) Conexión de corriente 16 Transmisor 9900 . para cables con un intervalo de TB2 RLY2 RLY1 calibres de 14 a 28 AWG. los valores nominales SHLD DATA del instrumento correrán S3 L GND V+ DATA peligro y existe la posibilidad de N/C crear un peligro de descarga 7 8 9 eléctrica. S3L Output Signet 8058 i-Go™ 4-20 mA to S3L Converter RS-485 L1 L7 L2 RED WHT L5 TB4 ORG BRN L3 BLK GRN L7 SHLD YEL 4-20 mA input ISL 1 + + L4 +GF+ Notas técnicas: Input 4-20 mA • Todas las conexiones eléctricas con el instrumento se hacen a través de la caja de terminales. • No instale cables de 4 a 20 mA en el mismo conducto que los Negro Blanco (Tierra) de corriente.
8 a 35. PWR+ + alimentación alimentación Bucle de alimentación 3 + PWR– – del sistema + 12 a 24 VCC Negro 10. 2 – PLC o grabador Rojo alimentación Corriente AUX + 1 + 12 a 24 VCC + Entrada del bucle – 4 a 20 mA Negro Se requiere corriente AUX para todos los sistemas 8750-2 Alimentado por el bucle ProcessPro (solamente como referencia) 9900 Terminales Terminales del 9900 del transmisor + Fuente de Negro Fuente de PWR+ Bucle de alimentación 4 + alimentación del sistema . alimentación separada ProcessPro (solamente como referencia) 9900 Terminales Terminales del 9900 del transmisor PLC o grabador Azul + Rojo Entrada del bucle Fuente de – PWR+ + 4 a 20 mA alimentación Bucle de alimentación 4 PWR– – del sistema .2 VCC Bucle de alimentación 3 – 12 a 24 VCC Loop+ del sistema + Loop– Corriente AUX .8 a 35. 11.8 a 35.2 VCC Loop+ Bucle de alimentación 3 Loop– del sistema + Azul Negro Fuente de Corriente AUX .2 VCC Rojo Loop+ Corriente AUX . El 9900 DEBE ser alimentado por 10.Cableado de alimentación ¡PRECAUCIÓN! NO conecte su 9900 a la CA. Aplicación autónoma.2 VCC SOLAMENTE. 10. no se usa un circuito de corriente ProcessPro (solamente como referencia) 9900 Terminales Terminales del transmisor del 9900 Bucle de alimentación Negro Rojo 4 – Fuente de Fuente de del sistema . 2 Negro PLC o grabador Corriente AUX + 1 PLC o grabador – Rojo Entrada del bucle – + Entrada del bucle 4 a 20 mA + 4 a 20 mA NOTA: La corriente del bucle no puede usarse para alimentar ciertos sensores Signet Vea la tabla de la pág. 2 Loop– Corriente AUX + 1 Conexión a un PLC/grabador. alimentación PWR– Rojo – 10. Transmisor 9900 17 .8 a 35.
. Cableado de relés y colector abierto Cableado del colector abierto Cableado estilo NPN Cableado estilo PNP Resistor de actuación .ȍ:.
ȍ:. PWR + PWR + PWR – 9D9 PWR – Loop + Fuente de Loop + alimentación Loop – Entrada Loop – Tierra DISPOSITIVO OC – OC+ OC – OC+ Tierra Entrada DISPOSITIVO +5V a +24V Fuente de Tierra alimentación Tierra Si PLC necesita una entrada Resistor de actuación lógica 0 cuando el relé no está ..
Cableado del módulo de relé La alarma está DESACTIVADA durante el RELÉ 2 NO funcionamiento normal. • La mayoría de los instrumentos indicadores o entradas del sistema de control requiere un voltaje de señal de 0 a 5 V (niveles lógicos TTL o CMOS) o de 0 a 24 V. C CA o CC Válvula NO = normalmente abierto (se cierra al activarse) Caudal NC = normalmente cerrado (se abre al activarse) 18 Transmisor 9900 . C CA o CC La alarma está ACTIVADA durante el RELÉ 3 NO funcionamiento normal. Por lo tanto. los circuitos de salida del colector abierto del 9900 deben estar equipados con una resistencia de activación o desactivación (no suministrada). activado. Las frecuencias de las señales pueden alcanzar 300 impulsos por minuto. y se DESACTIVARÁ NC según los ajustes de los relés del 9900. y se ACTIVARÁ NC ¡ALARMA! según los ajustes de los relés del 9900. PWR – Loop + V+ Loop – Fuente de con NORMAL fijado alimentación OC – OC+ Tierra en OPEN (Abierto) • La salida del colector abierto 9900 (R1) proporciona una capacidad de conmutación de alta velocidad. y se recomienda una fuente de alimentación (no suministrada) de calidad regulada de 5 a 24 V (dependiendo de la aplicación) para funcionar debidamente. • La conexión de salida del colector abierto 9900 (R1) depende del tipo de circuito que esté controlado la salida. fije NORMAL en CLOSED (Cerrado) en el menú RELAY (Relé) al usar el colector abierto (R1) con PWR + Alarma cableado estilo NPN.
13. Ajuste la histéresis para este relé. 5. la resistencia de activación o desactivación. seleccione la fuente deseada. Una vez guardado. 7. pulse ENTER). 6. Pulse ▼ para pasar a la pantalla de selección de MODALIDAD del relé. Salga a la modalidad Vista. Limitación de voltaje y corriente El voltaje de suministro en el circuito de salida del colector abierto DEBE limitarse al voltaje especificado máximo del colector abierto (vea el manual de operación para el instrumento específico). Pase al menú Relay (Relé) (RELAY intermitente en la pantalla. Pulse ▼ para pasar a R1 SET LOW (Fijar bajo R1). Las salidas típicas del colector abierto permiten solamente una corriente del interruptor de 10 a 50 mA.5 = 8. 25). Pulse ENTER. para desactivarse a 8. Si la disposición del sistema requiere una condición “cerrada” o “activada” para la salida en caso de una pérdida de potencia. ● La función de los relés puede probarse en el menú RELAY (Relé). SET LOW (Fijar bajo) + histéresis = se hace activo de inmediato. Transmisor 9900 19 . (por ejemplo. Pulse ► para modificar. tal vez sea necesario tener “activado” o “desactivado” el colector abierto cuando se cumplen los criterios de activación de esta salida.0 gpm.Funciones de los relés Ejemplo: Ajuste un relé R1 Puesta en marcha del sistema: Paso 3 para activarse en un punto de Fije sus funciones de los relés para sus requisitos de aplicación. Cambie la función de salida del colector abierto (relé 1) a “alta” en el menú RELAY (Relé) del instrumento. Si se indica. Pulse ENTER para guardar. 8.5 + 2. Si se conecta como una salida estándar “estilo NPN” (vea la página anterior) el nivel lógico del sistema de control conectado o entrada del PLC se convierte en consecuencia en nivel lógico “bajo” (cuando NORMAL se fija en OPEN (Abierto)). 10. 12. La corriente que atraviesa el interruptor del colector abierto también debe limitarse. Si se requiere un alto nivel lógico de entrada para la activación. 14. la salida del colector abierto se apaga si el 9900 pierde potencia Esto debe tenerse en cuenta al evaluar las consecuencias de las fallas del sistema. 15. Por orden de preferencia. exceder un límite de alarma) el interruptor del colector abierto está “activado”. Carga y consideraciones de las resistencias de activación/desactivación Se pueden determinar los límites de resistencia de carga seguros utilizando aritmética básica y la ley de Ohm. Conecte la salida estilo “PNP” del colector abierto (R1) según se describe en la página anterior.5 gpm con una demora de 15 segundos y Paso siguiente: Configuración del sistema (vea pág. Pulse ENTER. puede lograrse de tres formas. Igualmente. el ajuste Recuerde. Salidas de los relés y del colector abierto Ajustes ALTO y BAJO de los RELÉS Dependiendo de la función deseada del circuito conectado a la salida del colector abierto (R1). Pulse ► para introducir el valor de GPM de 5. 1. Fije la demora de encendido en segundos para el relé: 15. 9. cuando se cumple la condición definida para el usuario (por ejemplo. Comportamiento a prueba de fallas Sea cual sea el ajuste. una bobina de relé de corriente potencial o la lámpara anunciadora). Desplácese ▼ al menú R1 ON DELAY (Demora activada de R1). Pulse ENTER para confirmar. 4. o 3. control bajo de 5. Fije el colector abierto (R1) en NORMAL CLOSED (Normal cerrado) en el menú RELAY (Relé). El exceso de este límite de corriente puede quemar los componentes de salida del colector abierto de inmediato.5. la corriente resultante por la carga y por el interruptor del colector abierto. se debe usar un relé mecánico de contactos secos (contactos NC) en vez de una salida de colector abierto (R1). o 2. 11. pulse ► y después ▼ o ▲ para seleccionar R1 MODE LOW (Modalidad baja de R1). 3. Punto de DESACTIVACIÓN: 5. se puede calcular como: (Corriente) = (Voltaje de suministro) / (Resistencia de carga). la entrada de la bocina de alarma. Si el 9900 está fijado para operar en la modalidad RELAY LOW (Relé bajo). casi todo el voltaje de suministro se aplica a la carga.0.0 1. 2.5 gpm. Se recomienda el uso de una fuente de alimentación regulada de calidad de 5 a 24 V (dependiendo de la aplicación) (no suministrada). Esto afecta solamente a la desactivación: 2. Desplácese ▼ al menú R1 HYSTERESIS (Histéresis de R1). Pulse ► para modificar. Cuando se cierra el interruptor del colector abierto. Si es necesario.
Relé activado Relé desactivado En CAUDAL. Todas las funciones de los relés se configuran en los menús RELAY (Relé). NOTA: Para reajustar el temporizador (o volumen en ¡PRECAUCIÓN! Caudal): en el menú RELAY (Relé). seleccione la función TEST RELAY (Relé de prueba). Histéresis Tiempo Tiempo del ciclo Ciclo alto/bajo: Proceso El relé puede permanecer activado durante un tiempo fijado después de que el valor del proceso sea mayor Punto de control alto (o menor) que el punto de control. ● Puede cambiar el voltaje de CC solamente (< 30 VCC) Estos relés pueden servir para accionar una alarma baja. Histéresis Punto de control bajo Tiempo Proceso Punto de control alto: Punto de El relé se activa cuando el valor medido es mayor que control alto el punto de control. Cableado de relés y colector abierto El colector abierto y los relés del 9900 se pueden Salida de colector abierto seleccionar y configurar y pueden usarse como ● Mayor duración que un relé mecánico interruptores que responden cuando el valor del proceso ● Sin piezas móviles se mueve por encima o por debajo de un punto de control ● Capacidades de activación/desactivación más rápidas definido por el usuario o se puede generar un impulso a que los relés mecánicos una velocidad proporcional al valor del proceso. activará el relé para el tiempo del ciclo completo. El ciclo no se repetirá hasta que el valor del proceso sea menor Tiempo (o mayor) que el punto de control menos la histéresis después de que transcurran el tiempo del relé. Relé activado Relé desactivado Proceso Punto de control bajo: El relé se activa cuando el valor medido es inferior al punto de control. El temporizador se Si se desconecta la corriente al transmisor 9900 durante un reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se ciclo. se reajustará el tiempo del ciclo. se sigue existiendo la condición. valor de proceso. alarma alta o impulso proporcional relacionados con el ● No se recomienda usar con cargas inductoras. Si sigue existiendo realiza la PRUEBA. El temporizador volverá a iniciarse si la condición después de restablecer la corriente. Ciclo alto activa el relé cada vez que el volumen alcance el punto de control FIJAR VOLUMEN (vea la página 28). incluso si el valor del proceso sigue siendo mayor (o menor) que el punto de control. El relé permanecerá Histéresis activado durante el TIEMPO DE CICLO y después de desactivará. 20 Transmisor 9900 .
Cableado de relés y colector abierto
Dentro/Fuera de intervalo:
El relé se activa cuando el valor es superior o inferior Histéresis
al punto de control alto o bajo respectivamente.
WINDow IN = relé activado si la medición está
comprendida en el intervalo de dos puntos de control. Histéresis
La medición dentro de los dos puntos de control es una
condición anormal. Tiempo
WINDow OUT = relé activado si la medición está fuera
del intervalo de dos puntos de control. Ejemplo de dentro del intervalo
Relé activado
Relé desactivado
Ejemplo de fuera del intervalo
Operación de impulsos proporcionales:
El transmisor puede emitir un impulso a la velocidad
definida por los ajustes en el menú CAL (Calibración) s/m ct
lso ole
100 impul
pu e c
y la entrada del sensor. La salida de impulsos máxima de
los relés es de 300 impulsos por minuto. Un ejemplo de
uso sería controlar las bombas de dosificación operadas
: 0 de
por solenoide.
ier nc
ab cue
Por ejemplo: A medida que el valor del proceso desciende
por debajo del punto de control, la salida comenzará
a enviar impulsos en relación al valor del proceso, el 0 impulsos
punto final máximo del impulso y los impulsos/minuto
programados. La velocidad de los impulsos cambiará a 5 10
medida que cambia el valor del proceso y se aproxima al Punto inicial Punto final
punto final programado.
Esta funcionalidad puede usarse para controlar el
proceso con precisión.
El punto inicial, el punto final y la frecuencia máxima En el ejemplo:
de los impulsos se seleccionan en los menús • La salida será de 0 impulsos/min cuando el
RELAY (Relés). valor es menor que 5.
• La salida será de 50 impulsos/min cuando el
NOTA: Los LED de los relés no se iluminan en la valor del proceso sea 7,5.
modalidad de IMPULSOS.
• La salida será de 100 impulsos/min cuando el
valor es mayor que 10.
Transmisor 9900 21
• Modulación de duración de impulsos
de modulación de La modalidad PWM (modulación de duración de impulsos
duración de impulsos varía automáticamente la relación entre el tiempo de
ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN en forma proporcional a
(como % del periodo del relé)
Duración de impulsos del relé
Relé siempre
ACTIVO los ajustes mínimo y máximo del intervalo.
El período del relé es la suma de los tiempos de
60% ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN de un relé.
40% La duración del impulso del relé es equivalente al tiempo de
ACTIVACIÓN del relé.
20% Es necesario programar el 9900 con el período del relé y
con los puntos alto y bajo de ajuste.
0% Valor del proceso
Relé siempre Modulación de duración NOTA: La modalidad de modulación de duración de
INACTIVO de impulsos mínima impulsos no se usa para aplicaciones de presión.
NOTA: Los LED de los relés no se iluminan en la modalidad
de modulación de duración de impulsos.
• La duración del impulso será 0 % del período
del relé (relé siempre INACTIVO) si el valor del
proceso es menor que el intervalo mínimo.
• La duración del impulso será 100 % del período
del relé (relé siempre ACTIVO) si el valor del
proceso es mayor que el intervalo máximo.
• La duración del impulso será 60 % del período del
relé cuando el valor del proceso sea igual al 60 %
del intervalo entre el valor mínimo y máximo.
• Impulso volumétrico
Se genera un impulso cada vez que se registre un volumen
especificado de fluido. Únicamente para entradas de
de IMPULSO VOLUMÉTRICO.
• Volumen del totalizador
El relé se activa y se engancha cuando se registra un
volumen especificado de fluido. Únicamente para entradas
La modalidad de volumen cuenta las unidades TOTALIZER
(Totalizador) hasta que se alcanza el punto de control
de volumen, y seguidamente activa el relé hasta que se
reajuste el totalizador reajustable.
Si la lectura del totalizador reajustable es mayor que el
punto de control, el relé se activará inmediatamente.
El relé estará desactivado cuando se reajuste el totalizador
Esta modalidad es útil para activar un recordatorio de
cuando debe efectuarse un proceso dado, por ejemplo, un
ciclo de retrolavado o un cambio de filtro.
22 Transmisor 9900
LED indicador de colector abierto (R1)
LED indicador del Sensor de luz de fondo (no bloquear)
relé mecánico (R2) LED indicador del relé mecánico (R3)
(GPM, pH, seg, %, etc.)
Todos los posibles segmentos mostrados en esta ilustración. El software del instrumento controla qué segmentos
se muestran en cualquier momento. Solamente son visibles el gráfico de barras y el logotipo de GF cuando se
desactiva la unidad.
El LED de advertencia se iluminará cuando se detecte Sin sensor o Sensor equivocado en la modalidad digital (S3L).
Teclas ARRIBA, ABAJO
Desplácese por las opciones del menú o ajuste los valores
durante la modificación.
Pulse ambas teclas juntas para salir a un menú o escape sin guardar.
Seleccione el artículo o el carácter que se vaya
ENTER Acceda a los menús
Transmisor 9900 23
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el artículo de menú una contraseña) deseado para su modificación. 8. 4. Pulse ► para modificar el valor/selección. El menú se construye en un bucle. 2. 7. pulse ▲+▼ nuevamente para volver a la modificar entrada operación normal. Después de guardar cualquier componente (pulsando ENTER). Operación Funciones del teclado Los cuatro botones del teclado sirven para navegar por los modos de visualización tal como se indica en las 3s descripciones de la tabla siguiente. la pantalla volverá al menú anterior. Repita los pasos 3-5 según sea necesario. Pulse ENTER durante 3 segundos para entrar en la o o modalidad MENU (Menú). Pulse ▲+▼ para seleccionar un menú diferente para modificar. Nótese que la función de cada botón puede cambiar según el modo de la pantalla. Pulse ENTER para guardar el nuevo valor/selección. ENTER Modificar Configuración del sistema: Navegación del menú El procedimiento de operación básico se repite por todo el programa del 9900: 1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar otro artículo de menú si se desea. de modo que pueda moverse adelante o atrás para seleccionar un artículo. Cuando se hayan terminado de modificar todos los Opciones de menús. ENTER o Guarda los cambios + + o Seleccione otro 2x artículo del menú Regrese a la modalidad View (Vista) 24 Transmisor 9900 . Repita los pasos 2-5 según sea necesario. Pulse ► para pasar al menú deseado y después pulse ENTER para seleccionarlo. 6. (Tal vez se requiera una contraseña) ENTER (Tal vez se requiera 3. Modificar entrada 5.
NOTA: Se recomienda encarecidamente al usuario que no cambie el sensor correcto a otro tipo de sensor. Si el 9900 no identifica su tipo de sensor correctamente. use las teclas ▲ y ▼ para seleccionar su tipo de sensor.Sistema de menús Menú System Setup (Configuración del sistema) Todas las funciones de configuración básicas del sistema se automatizan en el 9900 para muchos sensores y componentes electrónicos de sensores. pulse ► para seleccionar el sensor deseado y después pulse ENTER. se mostrarán las palabras “TYPE” (Tipo) y “FLOW” (caudal). La línea de abajo mostrará ALL SETTINGS WILL BE RESET (Se reajustarán todos los ajustes). Pulse ▼ o ▲ para seleccionar YES (SÍ). Después de completar la instalación y las conexiones. ENTER Si no hay ningún sensor conectado al 9900. Transmisor 9900 25 . Pulse ENTER nuevamente para finalizar su selección. Se puede cambiar el tipo de sensor después del encendido inicial (si se cambia el tipo de sensor después de que el 9900 esté en servicio). Esto incluye identificar el sensor conectado al 9900. aplique corriente al 9900. pulse ► y desplácese para seleccionar el tipo de sensor deseado (se le puede pedir su contraseña). y configurar la pantalla del sensor. Entre en el menú INPUT (Entrada). Pulse ENTER. Cuando se conecte por primera vez el 9900. tratará de determinar el tipo de sensor conectado cuando se pulse ENTER (la pantalla mostrará LOOKING FOR (Buscando)). ENTER NOTA: El 9900 muestra el tipo de instrumento BATCH (Lote) SOLAMENTE si está instalado el módulo de lotes remoto. ARE YOU SURE? (¿Está usted seguro?) La línea superior de la pantalla destellará NO (a menos que se cambie de la modalidad Factory (Fábrica)). Opciones de sensores Al recorrer los tipos de sensores disponibles. pase a TYPE (Tipo).
el mensaje de error. el 9900 muestra la modalidad VIEW (Vista). ▼ y ► para modificar el artículo seleccionado (vea Navegación del menú. muestra cada 10 segundos ● Para seleccionar una pantalla. Se entra en la modalidad MENU (Menú) pulsando ENTER sin soltarlo durante tres segundos. OPTIONS (Opciones). intencionados. Se mostrará un mensaje “Saving…” (Guardando) durante 3 segundos. pulse la tecla ENTER. durante 5 segundos. Esta contraseña está diseñada para proteger el 9900 contra cambios no Para cambiar su CÓDIGO. de la pantalla. Desplazamiento ● La pantalla volverá a la modalidad VIEW (Vista) si no se pulsa ningún botón En algunos casos. no puede cambiarse). Su opción de contraseña (STD (Estándar) o CODE (Código)) se selecciona en la modalidad Options (Opciones). use las teclas ▲ y ▼ para navegar por el menú. si se introduce un código o contraseña Generalidades de la contraseña equivocados. Este mensaje se Durante la operación normal. tal vez durante 10 minutos. No obstante. Esta vista Manipulación de errores muestra los valores de medición así como las salidas actuales y el estado de los relés. Este código puede modificarse (La contraseña estándar en la modalidad Options (Opciones). Sistema de menús Generalidades de la modalidad VIEW (Vista) El nivel superior de los menús se denomina modalidad VIEW (Vista). proporciona un grado de seguridad máximo. si corresponde. esta contraseña no será necesaria para hacer modificaciones subsiguientes. INPUT (Entrada). En el menú seleccionado. 24). se muestra La contraseña se requiere a menudo para empezar la modificación. (por ejemplo. ajustable a cualquier introduzca su código código numérico de 4 dígitos hasta 9999. se detiene ● No se necesita ninguna contraseña para cambiar la selección de la pantalla. (Menú). En la modalidad MENU se mostrará el valor recientemente seleccionado. El botón ► se usa para cambiar la posición del cursor intermitente. pág. El uso de un código personal deseado y pulse ENTER. introducida correctamente. Los errores que se El gráfico de barras radial representa el valor de medición que también se muestra en produzcan en la modalidad el campo numérico de 7 segmentos debajo del gráfico de barras. LOOP (Bucle). RELAY (Relé) y OPTION (Opción). pero se puede un mensaje específico modificar la escala por medio de un artículo del menú. y permanece encendido Las selecciones de la pantalla se recorrerán en un circuito continuo. Una vez un mensaje de ERROR. pulsadas en secuencia. borrado el error. STD: La contraseña estándar (STD) es ▲▲▲▼. pulse las teclas de flecha ▲ o ▼. Después de mostrarse este mensaje. la contraseña se requerirá nuevamente cuando se vuelva a entrar en la modalidad de modificación. Una ● Si se cambia la selección de visualización no se interrumpirán las operaciones vez que se haya resuelto o del sistema. 26 Transmisor 9900 . Es ideal para sistemas en los que un grupo de personas pase a la modalidad necesita poder cambiar los ajustes. ● No se pueden modificar los ajustes de salida desde la modalidad View (Vista). Use las teclas ▲. El gráfico de barras VIEW (Vista) muestran se usa principalmente para mostrar toda la gama de escalas del sensor. Para guardar la nueva selección. una vez que se haya salido del sistema de menús. CODE: El ajuste predeterminado CODE (Código) es 0000. Los cinco menús disponibles son: CAL (Calibración). Esto Generalidades de la modalidad MENU (Menú) se logra alternando las La modalidad MENU (Menú) permite al usuario ver y configurar todos los artículos de partes del mensaje a través los menús. Al destellar el menú deseado. CHECK SENSOR (Compruebe el sensor)). se muestre más de un mensaje o medición. pulse ENTER.
Valor predeterminado = 4. El valor de la pantalla representa la salida de corriente precisa. NIVEL. (TODOS) Fije el valor de salida deseado del bucle cuando se detecte un error del sensor (por ejemplo. Valor predeterminado = 20 mA (TODOS) Pulse ▲ o ▼para producir manualmente cualquier valor de corriente de salida de 3. cable roto). Valor predeterminado de 5 dígitos como máximo = 0 (ORP = -999). Menús comunes El sistema de menús comparte ciertas modalidades entre tipos de sensores. 1000 (ORP). Nota: Se recomienda encarecidamente al usuario que no cambie el sensor correcto a otro tipo de sensor. Se puede fijar lo siguiente para cada circuito de corriente Menú LOOP (Bucle) (Circuito 1 = unidad de base 9900.00 mA máximo. SALINIDAD. Vea Salida del bucle de corriente LOG en el Apéndice. 5 (4 a 20 mA). Valores predeterminados = 100 (caudal.00 mA máximo. 5 dígitos máx. Permite al usuario reajustar el transmisor 9900 a los ajustes de fábrica. Transmisor 9900 27 . seleccione entre las mediciones primaria y secundaria del sensor correspondiente. NIVEL = VOL. (TODOS) Fije el valor correspondiente a la salida deseada de 20 mA. (No se muestra en la modalidad COND/RES LOG). (COND/RES solamente) Seleccione LIN/LOG. 80 (salinidad). El valor de la pantalla representa la salida de corriente precisa. Sus pantallas pueden variar. Menú INPUT (Entrada) (TODO) Seleccione manualmente el tipo de sensor (Vea las instrucciones adicionales en la pág. Ajuste la salida de corriente mínima y máxima.80 mA mínimo a 5. Límites de ajuste: de 3. 14 (pH). sensor defectuoso. pH. 10 (nivel/presión). OXÍGENO DISUELTO solamente) Fije la fuente de salida LOOP1. NOTA: Las pantallas Menu (Menú) y Mode (Modalidad) mostradas son ejemplos solamente. COND/RES y SALINIDAD = TEMP.00 mA. 22 mA).8 a 21.00 mA para probar el bucle de salida.6 mA. Lo siguiente describe los menús de la modalidad EDIT (Modificación) encontrados en común entre tipos de sensores. Valor predeterminado = LIN. temperatura). Valor predeterminado = 22. conductividad/resistividad.Menús comunes Puesta en marcha del sistema: Paso 4 Adapte su 9900 a sus propios sensores instalados. Límites de ajuste: de 19.00 mA mínimo a 21. Ajuste la salida de corriente mínima y máxima. COND/RES. (TODOS) Permite una afinación para compensar los errores en otros equipos conectados al 9900. (TODOS) Fije el valor correspondiente a la salida deseada de 4 mA. Mediciones secundarias: OXÍGENO DISUELTO. 25). Circuito 2 = módulo de salida) (pH. Seleccione (3. (TODOS) Permite una afinación para compensar los errores en otros equipos conectados al 9900.
HIGH. LEVEL/VOLUME. (Se muestra solamente en la modalidad USP) Vea Límites de USP en el Apéndice. NOTA: Las luces indicadoras correspondientes no se encienden en las modalidades PROP PLS y PWM. (TODOS excepto PRESSURE) Fije el valor mínimo del punto de control para los impulsos proporcionales. Valor predeterminado = OPEN. Fije la cantidad (en unidades de medición de la modalidad INPUT (Entrada)) para sumar a los valores de SET LOW (Fijar bajo) o SET HIGH (Fijar alto). SAL. (Mostrado si es HIGH o WIND IN/OUT). Los LED se iluminan solamente cuando se seleccionen las opciones de relé de pruebas. Menús comunes Menú RELAY (Relé) Se puede fijar individualmente lo siguiente para cada relé (R1= colector abierto. WIND IN/ OUT. COND/TEMP. Vea Ciclo alto/bajo en la pág. LEVEL/VOL. (TODOS) El relé se activa si la medición del proceso es mayor que este valor. (Mostrado si es LOW. CYC HIGH.9) para esperar antes de activar el relé. USP. (Mostrado si es LOW. SALINITY y DISSOLVED O2 solamente). WINDow OUT. Fije el valor deseado. Cuando MODE (Modalidad) se fije en ERROR. (Mostrado si está en la modalidad PROP PLS). CYC LOW/HIGH o ERROR). (TODOS) El relé se activa si la medición del proceso es menor que este valor. (Mostrado si CYC HIGH o VOL PLS). Valor predeterminado = OFF. HIGH. 29). Valor predeterminado = 100. (TODOS) Fije los segundos (hasta 9999. WINDow IN. (FLOW solamente) Cantidad de caudal acumulado que debe contarse antes de enviarse un impulso. LEVEL. (TODOS excepto PRESSURE) Fije la frecuencia de impulsos máxima deseada (400 máx) (Mostrado si está en la modalidad PROP PLS). (Mostrado si está en la modalidad PROP PLS). WIND IN/OUT o CYC LOW). 20. R2 y R3. ERROR (Vea la tabla en la pág. TOTAL. Fije el valor deseado. VOL PuLSe. (TODOS) Seleccione la modalidad de operación deseada para la salida de colector abierto (R1) (OFF. Valores predeterminados = pH. R2/R3 = módulo de relés) (pH. demora el relé de activación hasta después que expire el tiempo ON DELAY (Demora activa) si se detecta un problema del sensor. PWM. LOW. Escoja pH/TEMP. WIND IN/ OUT. (TODOS excepto PRESSURE) Fije el valor máximo del punto de control para los impulsos proporcionales. El relé se activa si el caudal excede este valor. (Mostrado si está en la modalidad PWM (Modulación de duración de impulsos)) NOTA: Los valores predeterminados para la mayoría de las funciones de los relés dependen del tipo de sensor y no se indican aquí. NOTA: Las luces indicadoras correspondientes no se encienden en las modalidades PROP PLS y PWM. CYC LOW/HIGH o USP) (COND/RES solamente) El relé se activa si el valor de USP se desvía este valor del límite de USP. Fije el valor deseado. PPM (TODOS) Fije colector abierto (R1) como normalmente abierto o normalmente cerrado. (TODOS) La histéresis impide que el sistema oscile repetidamente alrededor del punto de control. COND. Los LED se iluminan solamente cuando se seleccionen las opciones de relé de pruebas. (Mostrado si es LOW. (Mostrado si está en la modalidad PWM (Modulación de duración de impulsos)) (TODOS excepto PRESSURE y FLOW) Fije el valor máximo para la modulación de duración de impulsos.00. PROP PuLSe. Nota: Duración de impulsos fijada en 100 ms. CYC LOW (excepto FLOW). HIGH. Seleccione la fuente para cada salida R1. 28 Transmisor 9900 . Siga recorriendo para seleccionar las modalidades de salida R2 y R3. SAL/TEMP o (DO)PPM/TEMP. COND/RES. (TODOS excepto PRESSURE y FLOW) Fije el valor mínimo para la modulación de duración de impulsos.
Transmisor 9900 29 . Fije el valor. (Mostrado si está en la modalidad PWM (Modulación de duración de impulsos)) (FLOW solamente) Valor reajustable que. (Mostrado solamente si está en TOTAL). TEMP COMP debe fijarse en NONE (ninguna) y la Unidad de medida debe fijarse en μS. R2/R3 = módulo de relés) (TODOS) Fije el tiempo en segundos (hasta 99999) para que el relé permanezca activado. Consulte la pág. (TODOS) Pulse ▲ o ▼ para activar o desactivar el relé para fines de pruebas. También se puede usar para reajustar o enganchar/desenganchar el relé. Debe reajustar el totalizador (en la modalidad VIEW (Vista)) para borrar el relé. NO reajuste el totalizador. (TODOS excepto PRESSURE y FLOW) Fije el valor del tiempo para un ciclo de impulso completo (tiempo de ACTIVACIÓN del relé + tiempo de DESACTIVACIÓN del relé).Menús comunes Menú RELAY (Relé) . Se puede fijar individualmente lo siguiente para cada relé (R1= colector abierto. 20. (Mostrado si está en la modalidad CYC LOW/HIGH (Ciclo bajo/alto). activa el relé. la fuente del relé debe fijarse en COND. (Mostrado solamente si está en VOL PULS). (Mostrado solamente si está en VOL PULS).Cont. (FLOW solamente) Cantidad de caudal acumulado que debe contarse antes de enviarse un impulso. Modalidades de relés disponibles por tipo de sensor ORP Conductividad/ Nivel/ Oxígeno Caudal pH (potencial Presión Temperatura 4 a 20 mA Salinidad Resistividad Volumen Disuelto redox) Desactivada X X X X X X X X X X Bajo X X X X X X X X X X Alto X X X X X X X X X X Dentro del X X X X X X X X X X intervalo Fuera del X X X X X X X X X X intervalo Ciclo bajo X X X X X X X X X Ciclo alto X X X X X X X X X X Impulso X X X X X X X X X proporcional Impulso de X volumen Modalidad de duración X X X X X X X X de impulsos Total X USP X* Error X X X X X X X X X X * Con la modalidad del relé USP en conductividad. Fije el valor máximo. cuando se supera. (FLOW solamente) Fije el valor del tiempo para una duración de un impulso.
----.--. 10 (nivel/presión).(varía por parámetro). Valor predeterminado = STD. Consulte el manual de Herramienta de configuración 0252. REMOTE SETUP destella cuando se active la modalidad. mientras que 5 es el máximo. 1000 (ORP).-.-. Valor predeterminado = ----. Valor predeterminado = ----.o --. Fije ON/OFF. Valores predeterminados = 100 (caudal. Valor predeterminado = GFSIGNET_COM..o --.-. Pulse ► y seleccione YES para activar. Valor predeterminado = AUTO. incluido con su herramienta de configuración 0252.-. Introduzca un valor de 5 dígitos para representar una barra como mínimo. 5 (4 a 20 mA). o ---. 14 (pH). 3-0252. Introducción de 4 caracteres no mostrada. (TODOS) Fije el decimal en la mejor resolución para su aplicación.090. ---.. (TODOS) Seleccione STD (Estándar). La pantalla aumentará su escala automáticamente a esta resolución. La pantalla aumentará su escala automáticamente a tal resolución. (FLOW solamente) Bloquea la salida de TOTALIZER (Totalizador). si se desea. Seleccione -----. COND/RES. temperatura). ----. ON (No afecta a Permanent Totalizer (Totalizador permanente)). ---. La pantalla aumentará su escala automáticamente a esta resolución.. (COND/RES solamente) Muestra mS o μS según se fije en COND UNITS (Unidades de conductividad) en la modalidad INPUT (Entrada). ----. Valor predeterminado = OFF. (FLOW solamente) Fije el decimal en la mayor resolución para la pantalla Permanent Totalizer (Totalizador permanente). SAL. Seleccione -----.-. CODE (Código). Valor predeterminado = OFF.-. (TODOS) Introduzca el código de contraseña deseado. (TODOS) Introduzca la serie de 13 caracteres.-. en vez de eso se muestra ----. 80 (salinidad). Seleccione -----. (Se muestra si el tipo = CODE). El ajuste de 1 es el contraste mínimo. HIGH. Permite la configuración remota para configurar el 9900 por medio de una computadora y la herramienta 0252. Seleccione OFF. TEMP. Valor predeterminado = 3. AUTO). Transmisor Generación 30 Transmisor 9900 . (pH.--.-. DO solamente) Fije el decimal de la Temperatura para la mejor resolución de su aplicación. LOW. (NOTA: No hay luz de fondo al operar con corriente de bucle). Valor predeterminado = ----. Menús comunes Menú OPTION (Opción) Ajuste el contraste de la LCD para ver mejor su entorno. conductividad/resistividad. NOTA: La comunicación con la herramienta 0252 es automática cuando el 9900 esté en el estado FACTORY (destella EntEr). Valor predeterminado = 0 (ORP = -999) Introduzca un valor de 5 dígitos para representar una barra como máximo.---. Seleccione el nivel de iluminación de fondo (OFF.
0001. Seleccione para calibrar usando el método Volume (Volumen) (vea el Apéndice). Mín: 0. máx 999999. ON. Valor predeterminado = 1. (Si Reset (Reajuste) está bloqueado. Muestre el valor del Totalizador permanente (observe la “P” que indica permanente). Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. Al pulsar ► se muestra las unidades de medida. Fije las unidades de medida. 25). Fije el factor K (impulsos por volumen unitario) consultando el manual del sensor de caudal: 6. Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (ii). Mín: 0.0001. Fije el tipo de sensor (frecuencia o S3L). El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA.0000. Seleccione (YES/NO). Fija el volumen de cada recuento del totalizador como múltiplo de la unidad de volumen del factor K. Menú CAL (Calibración) YES impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. pág.0000. configure las funciones de los relés para su de un tiempo. Pulse ► para reajustar el totalizador. Esta es la pantalla de vista del totalizador reajustable. PLS) para cada uno de los tres relés.Menús específicos de sensores Las páginas siguientes indican los ajustes específicos de sensores por cada tipo de sensor. 3. y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. Si se usa Bucle. Seleccione para calibrar usando el método Rate (Velocidad) (vea el Apéndice). Transmisor 9900 31 . Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. Si se desea. 4. Asegúrese de que se seleccione el tipo de sensor CAUDAL (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). Caudal Lista de comprobación de configuración de CAUDAL 1. Esta es la pantalla normal y 7. Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). Bloquee o desbloquee el totalizador en el menú OPTIONS (OPCIONES). máx 999999. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). 2. Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. Fija el factor del totalizador. Valor predeterminado = NO. Valor predeterminado = 60. seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). No puede ser cero. No puede ser cero. introduzca primero la contraseña). 5. no desaparece después 8. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestre el caudal y el totalizador reajustable. El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. Fije el factor K (impulsos por volumen unitario) consultando el manual del sensor de caudal. propia aplicación.
Fije las unidades de medida. OFF. El último carácter asigna la base de tiempo: S (segundos). El promediado se reanuda poco después. 9900 Gen IV. NOTA: Las unidades del totalizador se transmiten como código de unidad 240 por medio de comunicación HART Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. Seleccione Low. 32 Transmisor 9900 . (Vea el Apéndice). Identifica las unidades del totalizador. se "anula" brevemente la función de Promediado para permitir que se muestre el cambio real de caudal. Valor predeterminado = OFF. seleccione S3L. High. El valor se expresa en unidades de medida. salida y relé.24-00 o posterior) Seleccione Totalizador permanente o reajustable (como valor secundario). se logra una visualización uniforme del caudal y una respuesta rápida a grandes cambios de caudal. Como consecuencia. Valor predeterminado = FREQ. H (horas) o D (días) Valor predeterminado = GPM. Introduzca la serie de 13 caracteres. No afecta a ningún cálculo. Caudal Menú INPUT (Entrada) Si se desea. seleccione FREQ (Frecuencia). Valor predeterminado = GALLONS. Med. M (minutos). v. Si se configura para salida digital (S3L) (recomendado). El ajuste de sensibilidad determina la respuesta del 9900 a cambios súbitos de caudal. Valor predeterminado = FLOW. se puede introducir un nombre especial. (Vea el Apéndice). (Se muestran solamente si está instalado el módulo HART. Si se excede el ajuste. Si se configura su sensor de caudal para la salida de frecuencia.
pH Lista de comprobación de configuración de pH 1. o cambiar a un sensor sin un chip de memoria. fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. (Preamplificador 2751 con sensores activados con chip de memoria solamente. Valor máximo de temperatura medido (MAX TEMP). mientras se ven los Datos del sensor. Seleccione la fuente para Open Collector (Colector abierto) y no desaparece después Relay (Relé) (pH o Temperatura). 7. 3. El tiempo de actualización de la impedancia del vidrio automatizada se fija debajo del menú de ENTRADA de pH (vea la página siguiente). Valor máximo de pH medido (MAX PH). Transmisor 9900 33 . 9900 Generación IV o superior) Oprima ► para acceder a los datos del sensor almacenados en el chip de memoria del sensor. El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. 2. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. Standard (Estándar) o Standard y Slope (Estándar y pendiente)). (Preamplificador 2751 con sensores de activados por chips de memoria solamente. Valor mínimo de temperatura medido (MIN TEMP). PLS) para cada uno de los tres relés. 9900 Generación IV o superior) Se accede al submenú de datos de almacenados al oprimir ► en el menú de arriba de Datos del sensor. de un tiempo. ± 50 mV) (Preamplificador 2751 solamente. 4. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. se pondrá el 9900 en la visualización de la modalidad de VISTA superior (medición de pH actual). Esta es la pantalla normal y 6. 9900 Generación IV o superior) Muestra la medición de la última impedancia del vidrio automatizada o manual. Desviación de pH. Valor mínimo de pH medido (MIN PH). Desviación de temperatura. NOTA: Mientras que la medición de la impedancia del vidrio automatizada/manual está en curso. NOTA: Al oprimir ▲+▼. (Tampón de pH 7 = 0 mV. ON. configure las funciones de los relés para su propia aplicación. Los datos del sensor incluyen lo siguiente: Número de serie del sensor (S/n). Oprima ► para medir manualmente la IMPEDANCIA DEL VIDRIO. Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra la temperatura del sensor. Pendiente de pH. Número de modelo del sensor (MOD). Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. 5. Tiempo de uso total (HRS). Muestra la entrada en milivoltios del electrodo. Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). Asegúrese de seleccionar el tipo de sensor de pH (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). Impedancia de referencia de fábrica. Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. se mantienen todas las salidas y se mostrará el mensaje "UPDATING" (Actualizando) hasta que se complete la medición. Fije las unidades de temperatura (°C o °F). Efectúe la calibración (EasyCal. Use esta pantalla para determinar la condición relativa de su electrodo durante la calibración periódica. 25). pág. Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. Si se desea. Si se usa Bucle.
Al fijar el tiempo de actualización en 0 se desactivan las actualizaciones automáticas de impedancias del vidrio. Muestra el mensaje de error si la desviación es demasiado grande. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Pulse ► para reajustar la calibración de temperatura al valor predeterminado de fábrica. 5 u OFF (Desactivado). Seleccione (YES/NO). Seleccione Low. (Se recomienda una muestra de su aplicación a la temperatura del proceso). YES impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. 4. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Se aplica una desviación lineal a la medida del pH. El valor de la pendiente y el valor estándar deben tener una diferencia de al menos 2 unidades de pH. Aparecerá “SAVING” (Guardando) si la desviación aceptable. Los valores ideales son los valores mínimo y máximo de su proceso. Valor predeterminado = 60 minutos. “ERR TOO LARGE TO CALIBRATE” (Error demasiado grande para calibrar) si la desviación está fuera de la gama. Med. (Preamplificador 2751 con sensores activados por chips de memoria solamente. Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional). Seleccione °F o °C. 34 Transmisor 9900 . High. OFF (vea el Apéndice). Valor predeterminado = °C. y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Pulse ► para reajustar la calibración de pH al valor predeterminado de fábrica. (Vea el procedimiento EasyCal de pH en el Apéndice). Muestra el mensaje de error si la pendiente es demasiado baja o alta. Seleccione AT INSTRUMENT (En el instrumento) para efectuar la calibración en el 9900 por medio de EasyCal o la calibración manual. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Pulse ► para iniciar el proceso EasyCal. 9900 Generación IV o superior) Se activa una advertencia de alta impedancia cuando la medición de la impedancia automatizada del vidrio sea mayor que la impedancia del vidrio de fábrica en un multiplicador seleccionado. (Vea los procedimientos de calibración de pH en el Apéndice). (Vea los procedimientos de calibración de pH en el Apéndice). (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Se aplica una desviación lineal a la medición de temperatura. El valor ideal es la temperatura promedio de su aplicación. NOTA: La impedancia de vidrio de fábrica se puede encontrar en la modalidad de VISTA al oprimir ► en DATOS DEL SENSOR. 9900 Generación IV o superior) Fije el tiempo de actualización de la impedancia del vidrio automatizada de 0 a 1440 minutos. Valor predeterminado = NO. NOTA: Signet recomienda encarecidamente dejar el promediado DESACTIVADO para las mediciones de pH y Presión (vea el Apéndice). (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Aplica una pendiente en la medida del pH. (Preamplificador 2751 solamente. Se indicará que introduzca su contraseña. Seleccione un multiplicador de 3. El valor ideal es el pH promedio de su aplicación. (Vea los procedimientos de calibración de pH en el Apéndice). pH Menú CAL (Calibración) Seleccione AT SENSOR (En el sensor) para efectuar la calibración usando los componentes electrónicos del sensor 2750 de Signet. Valor predeterminado = OFF. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. Valor predeterminado = OFF. Valor predeterminado = MEAS TYPE PH. Valor predeterminado = AT INSTRUMENT. Se mantiene la salida de 4 a 20 mA hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (ii). salida y relé.
mientras se ven los Datos del sensor. 25). Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. (Preamplificador 2751 con sensores activados con chip de memoria solamente. o cambiar a un sensor sin un chip de memoria. Asegúrese de seleccionar el tipo de sensor de ORP (vea Menú System Menu (Configuración del sistema). se pondrá el 9900 en la visualización de la modalidad de VISTA superior (medición de ORP actual). 5. Fije el promediado 4. El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. Use esta pantalla para determinar la condición relativa de su electrodo durante la calibración periódica. Tiempo de uso total (HRS). 6. pág. (Preamplificador 2751 con sensores activados por chips de memoria solamente. Los datos del sensor incluyen lo siguiente: Número de serie del sensor (S/n).ORP (potencial redox) Lista de comprobación de ORP 1. 3. Transmisor 9900 35 . 9900 Generación IV o superior) Oprima ► para acceder a los datos del sensor almacenados en el chip de memoria del sensor. Valor máximo de ORP medido (MAX mV) Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. Si se usa Bucle. 2. Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra la entrada en milivoltios del electrodo. fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. 9900 Generación IV o superior) Se accede al submenú de datos de almacenados al oprimir ► en el menú de arriba de Datos del sensor. seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). Efectúe la calibración o fije Standard (Estándar) (y Slope (Pendiente) si se desea). El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. configure las funciones de los relés para su Esta es la pantalla normal y no desaparece después de un tiempo. Valor mínimo de ORP medido (MIN mV). propia aplicación. NOTA: Al oprimir ▲+▼. Si se desea. Número de modelo del sensor (MOD). PLS) para cada uno de los tres relés. Pendiente de ORP. Desviación de ORP. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). ON.
Valor predeterminado = OFF. (Vea los procedimientos de calibración de pH en el Apéndice). seleccione YES/NO. ORP SLOPE se usa para una calibración de dos puntos junto con ORP STANDARD. aplique después el valor máx. Valor predeterminado = NO. (Vea el procedimiento EasyCal de ORP en el Apéndice). (Vea los procedimientos de calibración de ORP en el Apéndice). Para calibraciones de un solo punto. Después de pulsar ►. Si aplicó el valor mín. Valor predeterminado = ORP. asigne el valor promedio de su proceso a ORP STANDARD. De su proceso al ORP STANDARD. (Vea los procedimientos de calibración de ORP en el Apéndice). de su proceso a ORP STANDARD. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Se aplica una desviación lineal a la medición de ORP. (Vea el Apéndice). Seleccione AT INSTRUMENT (En el instrumento) para efectuar la calibración en el 9900 por medio de EasyCal o la calibración manual. El valor de la pendiente y el valor estándar deben tener una diferencia de al menos 30 mV. Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional). Seleccione Low. y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. Se indicará que introduzca su contraseña. YES impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. Seleccione YES/NO. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Reajusta la calibración según los ajustes de fábrica. Para calibraciones de dos puntos. salida y relé. a ORP SLOPE. Med. 36 Transmisor 9900 . High. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Pulse ► para iniciar el proceso EasyCal. asigne el valor mín. o máx. (Se muestra si está en CAL AT INSTR) Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (ii). Aplique el valor mínimo a ORP SLOPE. Valor predeterminado = AT INSTRUMENT. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). OFF. ORP (potencial redox) Menú CAL (Calibración) Seleccione AT SENSOR (En el sensor) para efectuar la calibración usando los componentes electrónicos del sensor 2750 de Signet. (CALIBRACIÓN EN EL INSTRUMENTO solamente) Se aplica una pendiente en la medida del ORP.
pág. Muestra “CONDUCTIVITY” (Conductividad) en la línea inferior. Si la calibración es mala. Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. Menú CAL (Calibración) YES impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. Esta es la pantalla normal y 7. Si se usa Bucle. Después de pulsar ►. Si la calibración es mala. (medición principal o temperatura). Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). si la calibración es mala. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). Fije las unidades de conductividad. cuando el usuario pulse cualquier botón. Transmisor 9900 37 . Fije la compensación de temperatura. indica “ERR TOO LARGE TO CALIBRATE” (Error demasiado grande para calibrar). Muestra “TEMPERATURE” (Temperatura) en la línea inferior. El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. Vea el procedimiento de calibración manual en el Apéndice. Muestra el valor en tiempo real y el estándar seleccionado.Conductividad / Resistividad Lista de comprobación de configuración de conductividad/ resistividad 1. no se puede determinar el estándar). indica “ERR TOO LARGE TO CALIBRATE” (Error demasiado grande para calibrar). 3. Valor predeterminado = NO. Asegúrese de seleccionar el tipo de sensor de conductividad/resistividad (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). Reajusta la calibración de temperatura. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). 2. Después de pulsar ►. seleccione YES/NO. Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (II). El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. seleccione YES/NO. Fije la constante del elemento. indica “ERROR. ON. 5. configure las funciones de los relés para su propia aplicación. Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. no desaparece después 8. CANNOT DETERMINE STANDARD” (Error. Menú de la modalidad VIEW (Vista) Lo mismo que arriba con temperatura. Seleccione YES/NO. y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. Seleccione la fuente para salida de Colector abierto y Relé de un tiempo. 6. seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). cuando el usuario pulse cualquier botón. “PLACE SENSOR IN STANDARD” (Coloque el sensor en estándar). Consulte los valores tampón y el procedimiento AUTO CAL (Calibración automática) en el Apéndice. 25). Si se desea. el valor en vivo se inmoviliza y el usuario modifica ese valor. PLS) para cada uno de los tres relés. Reajusta la calibración de la conductividad. Fije las unidades de temperatura (°C o °F). 9. no desaparece después de un tiempo. fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. el valor en vivo se inmoviliza y el usuario modifica ese valor. La unidad espera hasta que la lecturas sea estable. Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. 4.
. Seleccione 20.0 a 400. 2842): ...0 a 10.01..0 a 200.. Introduzca la constante del elemento del sensor. (Vea el Apéndice).0.. mS..0 a 100 μS Elemento de 0. CUSTOM. PPM. High u OFF..... 2841): . 0.. seleccione un % por ºC de pendiente. Valor predeterminado = μS.. Para una compensación de temperatura LINEAR (Lineal) o PURE H2O (Agua pura). El ajuste máximo de la pendiente es de 9.... salida y relé. 2840): ..... TEMP COMP debe fijarse en NONE (ninguna) y la Unidad de medida debe fijarse en μS.50. Valor predeterminado = 1. 0.10 (2820.... NOTA: En la modalidad USP Relay (Relé USP). Valor predeterminado = °C.... MOhm.... °F. PPB.0... Valor predeterminado = 0. 10.. Valor implícito = COND/RES..1. Seleccione μS. 38 Transmisor 9900 .01 (2819. Valor predeterminado = LINEAR.0.. o de la etiqueta de información en el sensor.000 μS Elemento de 20. Seleccione Low. Seleccione compensación de temperatura (NONE (Ninguna).0 (2823): .0 a 1000 μS Elemento de 1.0. Seleccione °C.. KOhm. Med.. Se muestra si CELL CONSTANT = CUSTOM....0 (2821. Valor predeterminado = OFF..99 % por ºC.... el 2850 debe fijarse para la constante del elemento especial o para el elemento de sonda real y el 9900 debe fijarse para una constante del elemento de 1. 1. Si la selección COND UNITS (Unidades de conductividad) es PPM o PPB... Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. (Si el ajuste de compensación de temperatura es NONE (Ninguna). (Vea la NOTA abajo). Intervalo de ajustes de fábrica: Elemento de 0. no se mostrará este artículo).0.. (Vea la NOTA abajo).. PURE H2O (Agua pura)). LINEAR (Lineal).. 2839): . Conductividad / Resistividad Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional).0. la fuente del relé debe fijarse en COND. NOTA: Con la modalidad del relé USP en conductividad. Valor predeterminado = 2.. fije la relación de Sólidos totales disueltos en μS..0 (2822.000 μS Elemento de 10.. TEMP COMP debe fijarse en NONE (Ninguno) y la Unidad de medida debe fijarse en μS..000 μS NOTA: Para trabajar correctamente con el 9900. Introduzca la constante del elemento precisa del certificado proporcionado con su sensor......
Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. fije el punto cero para la medición. ON. PLS) para cada uno de los tres relés. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. Seleccione Low. Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. configure las funciones de los relés para su propia aplicación. Esta es la pantalla normal y no desaparece después de un tiempo. KPa). Introduzca las unidades de medición de presión. BAR. 5. 25). Valor predeterminado = PSI. 4. Valor predeterminado = OFF. El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. Calibre la lectura de presión según la referencia externa. Med. Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. OFF. Si se desea. Proporciona una desviación máxima de 5 lb/pulg². Seleccione PSI. Asegúrese de seleccionar el tipo de sensor de PRESIÓN (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). High. (Vea el Apéndice). Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (II). y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). Seleccione OFF/ON. Con la presión del proceso igual a cero. Valor predeterminado = PRESSURE. seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas).Presión Lista de configuración de PRESIÓN 1. Valor predeterminado = OFF. salida y relé. Reajusta la calibración según el valor predeterminado de fábrica. Menú CAL (Calibración) ON impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. Fije las unidades de medida (PSI. Transmisor 9900 39 . seleccione YES/NO. Si se usa Bucle. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). Después de pulsar ►. 3. pág. 2. El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. Signet recomienda encarecidamente dejar el promediado DESACTIVADO para las mediciones de pH y Presión (vea en Apéndice). BAR o KPa. Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional).
3. Muestra el valor del Nivel en la línea inferior de la pantalla cuando VOL (Volumen) es la selección MAIN MEAS (Medida principal) en el menú INPUT (Entrada). El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. Fije las unidades de medida para la pantalla LEVEL (Nivel) (FT. Fije la desviación del sensor. Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. Si se desea. Esta es la pantalla normal y 10. Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra el valor del Volumen en la línea inferior de la pantalla cuando LVL (Nivel) es la selección MAIN MEAS (Medida principal) en el menú INPUT (Entrada). Asegúrese de seleccionar el tipo de sensor de NIVEL/VOLUMEN (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. Si se desea. pág. 7. Fije el peso específico. IN. de un tiempo. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). 25). ON. Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. Reajusta la calibración según el valor predeterminado de fábrica. Nivel / Volumen Lista de comprobación de configuración de NIVEL/VOLUMEN 1. Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). seleccione YES/NO. Valor predeterminado = OFF. Muestra SET LEVEL (Fijar nivel) en la línea inferior. PLS) para cada uno de los tres relés. 5. Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. configure las funciones de los relés para su no desaparece después propia aplicación. 8. fije las unidades de medida para la pantalla VOLUME (Volumen). y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. La pantalla muestra GOOD CAL (Buena calibración) o LEVEL OFFSET TOO LARGE (Desviación de nivel demasiado grande). Después de pulsar ►. Seleccione OFF/ON. 9. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). M. Cuando el usuario pulse cualquier tecla. 2. fije Shape (Forma). 4. CM). Si se usa VOLUME (Volumen). 6. Fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. 40 Transmisor 9900 . el valor de la línea se inmoviliza y el usuario modifica ese valor. Seleccione Medición principal (Nivel o Volumen). El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (ii). Menú CAL (Calibración) ON impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes.
Se muestra en unidades de medida escogidas en LEVEL UNITS (Unidades de nivel). RECTANGLE (Rectangular) o CUSTOM (Especial). IN. Valor predeterminado = OFF. Introduzca el peso específico del fluido a la temperatura de operación normal. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. OFF = Se mostrará el nivel de la unidad de medida seleccionada en el ajuste previo. Introduzca la distancia de la ubicación del sensor en el punto de referencia Cero en el recipiente (vea el Apéndice). Valor predeterminado = 2. Si PERCENT LEVEL (Porcentaje de nivel) = ON. in3. Si PERCENT VOLUME (Porcentaje de nivel) = ON. introduzca el diámetro del cilindro.Nivel / Volumen Menú INPUT (Entrada) Introduzca la serie de 13 caracteres (opcional). Definición de un tanque especial). Valor predeterminado = VERT CYLINDER. Valor predeterminado = 1.00. M. CM). Seleccione entre Nivel o Volumen Valor predeterminado = LVL. salida y relé. vea el Apéndice. Valor predeterminado = FT. Valor predeterminado = OFF. (Para definir una forma de tanque especial. FT3. Valor predeterminado = 10.00. HORIZ CYLINDER (Cilindro horizontal). Seleccione ON = Se mostrarán las mediciones como un porcentaje de la escala total. Fije la unidad de medida para la pantalla LEVEL (Nivel) (FT. Se muestra en unidades de medida escogidas en LEVEL UNITS (Unidades de nivel). Valor predeterminado = GAL. Seleccione Low. Se requiere este ajuste solamente si el sensor de presión mide el nivel o si se selecciona unidades de volumen en kg o lb. Valor predeterminado = 0. Transmisor 9900 41 . cm3). Seleccione la unidad de medida para la pantalla VOLUME (Volumen) (GAL.0000 (agua). Med. Seleccione la forma del recipiente donde está localizado el sensor de nivel: VERT CYLINDER (Cilindro vertical). Lb. OFF. Valor predeterminado = LEVEL/VOLUME. Si se selecciona VERT CYLINDER u HORIZ CYLINDER. M3. Valor predeterminado = OFF.0000. Seleccione ON = Se mostrarán las mediciones como un porcentaje de la escala total. Valor predeterminado = 100. OFF = Se mostrará el nivel de la unidad de medida seleccionada en el ajuste previo. KG. LIT. fije el valor de la escala completa deseada (100 %) en unidades de medida. fije el valor de la escala completa deseada (100 %) en unidades de medida. (Vea el Apéndice). High.
Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. 2. 3. Valor predeterminado = “TEMPERATURE”. Valor predeterminado = OFF. seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). 25). configure las funciones de los relés para su propia aplicación. Fije las unidades de medida (°C o °F). El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. seleccione YES/NO. Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional). Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. High. Proporciona una desviación máxima de 20 °C para adaptar a una estándar conocido (referencia externa). Valor predeterminado = °C. Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (ii). 5. 42 Transmisor 9900 . Si se desea. ON. OFF. Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. Esta es la pantalla normal y no desaparece después de un tiempo. Si se usa Bucle. Después de pulsar ►. Menú CAL (Calibración) ON impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. Seleccione OFF/ON. y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. (Vea el Apéndice). PLS) para cada uno de los tres relés. pág. Seleccione Low. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. Reajusta la calibración de temperatura según los ajustes de fábrica. Valor predeterminado = OFF. El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). salida y relé. Seleccione °C o °F. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. 4. Asegúrese de que el tipo de sensor de TEMPERATURA (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). Med. Temperatura Lista de comprobación de TEMPERATURA 1.
configure las funciones de los relés para su de un tiempo. 2. 4. Esta es la pantalla normal y 5. Después de pulsar ►. Fije el valor de 4 mA (consulte el manual del sensor de la tercera parte). El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. PLS) para cada uno de los tres relés. pág.1 unidades. propia aplicación. asigne el valor promedio de su proceso a STANDARD (Estándar).4 a 20 mA Lisa de comprobación de configuración de 4 a 20 mA 1. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. Aplica una pendiente a la medición. Los valores de pendiente y estándar deben tener una diferencia de al menos 0. asigne el valor mín. seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). También puede aplicar el valor mínimo a SLOPE (Pendiente). ON. Asegúrese de seleccionar el tipo de sensor de ENTRADA de 4-20 mA (vea Menú System Setup (Configuración del sistema). Para calibraciones de dos puntos. no desaparece después 6. Valor predeterminado = OFF. SLOPE (Pendiente) se usa para una calibración de dos puntos junto con el STANDARD (Estándar) de arriba. Para calibraciones de un solo punto. de su proceso a STANDARD (Estándar). y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. Reajusta la calibración Standard and Slope (Estándar y pendiente) a los ajustes de fábrica. a SLOPE (Pendiente). Si aplicó el valor mín. 25). NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. 3. Menú CAL (Calibración) ON impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. Se aplica una desviación lineal a la medición. Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. o máx. Transmisor 9900 43 . Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. Pantalla de diagnóstico donde se muestra la entrada sin procesar del sensor de 4 a 20 mA. Si se usa Bucle. Fije el valor de 20 mA (consulte el manual del sensor de la tercera parte). Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (ii). seleccione YES/NO. de su proceso al STANDARD (Estándar). Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. Si se desea. aplique después el valor máx. Seleccione OFF/ON. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración).
6. 4. Pulse ▲ y ▼ simultáneamente para volver al Menú. 13. salida y relé. Pulse ▼ para seleccionar SET BAR MAX. 3. 44 Transmisor 9900 . Med. Cambie esta opción si se desea. Pulse ▼ y cambie 20 mA VALUE de 5. 14.00 mA. 4 a 20 mA Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional). (Vea el Apéndice). ENTER (Entre) en los otros menús y fije la unidad según sea deseado para su aplicación. Cambie esta opción si se desea. Pulse ENTER cuando haya terminado. 5. Pulse ▼ dos veces para seleccionar el menú OPTION (Opción) y pulse ENTER.000 y pulse ENTER. Pulse ENTER cuando haya terminado. Pulse ENTER cuando haya terminado. Seleccione Low. Fije 4 mA SETPOINT en s valor deseado. Pulse la tecla ► para cambiar el nombre mostrado de “4-20 mA INPUT” a un nombre más descriptivo (por ejemplo. 2. Valor predeterminado = UNIT. High. Pulse ▼ para seleccionar el menú LOOP (Bucle) y pulse ENTER. Pulse ▼ y asegúrese de que 4 mA VALUE se fije en 0. Pulse ► para cambiar la etiqueta de UNIT (Unidad) a MG/L y pulse ENTER. El 2610 viene fijado en fábrica para una salida de 0 a 20 mg/L. Pulse la tecla ▼ para seleccionar 20 mA SETPOINT y fijar al valor deseado. 11. 18. Valor de medición de su sensor cuando su salida es de 20. Pulse la tecla ENTER sin soltarla durante 2 segundos. 8. Pulse ▲ y ▼ simultáneamente para volver al Menú. Valor predeterminado = OFF. Pulse ▲ y ▼ simultáneamente para volver al Menú. Valor de medición de su sensor cuando su salida es de 4. El 2610 viene fijado en fábrica para una salida de 0 a 20 mg/L. El 2610 viene fijado en fábrica para una salida de 0 a 20 mg/L. 16.0000. Valor predeterminado = 4-20 mA INPUT. El primer artículo es NAME (Nombre). Introduzca hasta 4 caracteres que describan la unidad de medida. Pulse ▲ y ▼ simultáneamente para volver al Menú View (Vista). 17. El 2610 viene fijado en fábrica para una salida de 0 a 20 mg/L. Pulse ENTER cuando haya terminado. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla.0000 a 20. 10. Pulse ▼ dos veces para seleccionar SET BAR MIN.00 mA. Pulse la tecla ▼ para seleccionar el menú INPUT (Entrada). 15. 9. Para programar el 9900 para la medición de oxígeno disuelto usando el sensor 3-2610-31: En la pantalla de la modalidad View (Vista) de 4 a 20 mA: 1. 7. Pulse ▼ para seleccionar el artículo de menú SENSOR UNIT (Unidad del sensor). oxígeno disuelto) y pulse ENTER cuando haya terminado. OFF. 12.
de un tiempo. Fije la fecha de la última calibración y las iniciales. fije los puntos de control mínimo y máximo de 4 a 20 mA. pág. seleccione YES/NO. Si se desea. Fije las unidades de temperatura (°C o °F). El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. Reajusta la calibración de salinidad según los ajustes de fábrica. Seleccione la fuente para salida de Colector abierto y Relé (medición principal o temperatura). Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra la temperatura del sensor. seleccione YES/NO. ON. 25). PLS) para cada uno de los tres relés. Asegúrese de seleccionar el tipo de sensor de SALINIDAD (vea Menú System setup (Configuración del sistema). 2. configure las funciones de los relés para su no desaparece después propia aplicación. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). Fije la constante del elemento. 4. Seleccione YES/NO. Menú CAL (Calibración) YES impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. Proporciona una desviación máxima de 20 °C para adaptar a una estándar conocido (referencia externa). 5. Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. Muestra el valor de conductividad equivalente en milisiemens. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF. 3. Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. Fije manualmente el valor de salinidad para que coincida con un estándar conocido (referencia externa). 6. Si se usa Bucle. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (II).Salinidad Lista de comprobación de configuración de SALINIDAD 1. Reajusta la calibración de temperatura según los ajustes de fábrica. El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. Transmisor 9900 45 . Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). Después de pulsar ►. Después de pulsar ►. Esta es la pantalla normal y 7. Valor predeterminado = NO.
seleccione un % por pendiente de ºC. Para una compensación de temperatura LINEAR (Lineal). (Si el ajuste de compensación de temperatura es NONE (Ninguna). Med.99 % por ºC. o de la etiqueta de información en el sensor. Introduzca la constante del elemento precisa del certificado proporcionado con su sensor. OFF. Valor predeterminado = LINEAR. 10. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. High. Valor predeterminado = °C. Seleccione desviación de temperatura (NONE.0. LINEAR). Valor predeterminado = OFF. (Vea el Apéndice). no se mostrará este artículo). Valor predeterminado = SALINITY.0 o CUSTOM. Se muestra si CELL CONSTANT = CUSTOM. Seleccione °C o °F. Seleccione 20. Seleccione Low. 4 a 20 mA Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional). 46 Transmisor 9900 . El ajuste máximo de la pendiente es de 9. salida y relé.0. 1. Valor predeterminado = 20. Introduzca la constante del elemento del sensor.
Muestra la salida del bucle de 4 a 20 mA. se mostrará . El temporizador volverá a iniciarse si sigue existiendo la condición. La línea inferior muestra uno de tres estados (OFF.-. NOTA: Para reajustar el temporizador: En el menú RELAY (Relé). fije los puntos de control mínimo y no desaparece después máximo de 4 a 20 mA. Muestra la fecha de expiración de la tapa MM-AAAA.. de un tiempo.Oxígeno Disuelto Lista de comprobación de configuración de O2 DISUELTO (3-2610-41) Conexiones 2610 en la página 15. 2. pág. 3. Seleccione la fuente para Open Collector (Colector abierto) y Relay (Relé) (PPM o TEMP). ON. Muestra el tiempo restante para la modalidad CYC LOW (Ciclo bajo) o CYC HIGH (Ciclo alto). Fije el valor de referencia barométrico.. 5. PLS) para cada uno de los tres relés. Configuración 3-2610-31 en la página 44 1.. TOR).. %SAT. Asegúrese de que se seleccione el tipo de sensor O2 DISUELTO (vea Menú de Configuración del sistema). 7. Los relés permanecerán activados mientras se cuenta atrás. Fije las unidades de medición (PPM. Esta es la pantalla normal y 6. 4.. Si se desea. seleccione la función TEST RELAY (Relé de pruebas). Si se usa LOOP (Bucle). El temporizador se reajustará a 0 si la condición deja de existir cuando se realiza la PRUEBA. Fije el valor de referencia de salinidad. 8. 25). Menú de la modalidad VIEW (Vista) Muestra la temperatura del sensor. Fije las unidades de temperatura (°C o °F). configure las funciones de los relés para su propia aplicación. Si falta la tapa del sensor. Transmisor 9900 47 .
Valor predeterminado = °C. Pulse ► para iniciar el proceso de calibración. Introduzca la fecha de calibración (mm-dd-aaaa) y las iniciales del calibrador (II). Esta opción está disponible solo inmediatamente después de una calibración de la solución del 100%. Valor predeterminado = DISSOLVED O2. Se mantiene la salida hasta que el usuario salga del menú CAL (Calibración). %SAT = % de saturación de oxígeno disuelto. TOR = Presión parcial de oxígeno. Fije manualmente el valor barométrico para que corresponda con la altitud por encima o por debajo del nivel del mar (506. Pulse ► para iniciar el proceso de calibración (se requiere contraseña). Valor predeterminado = OFF. seleccione YES/NO (sí/no). Seleccione YES/NO. Después de pulsar ►. Se indicará al usuario que coloque el sensor en una solución estándar del 100%. (Vea el Apéndice). OFF. salida y relé. Fije las unidades de medida. y los relés en la modalidad PULSE (Impulso) dejarán de pulsar. Valor predeterminado = 1013.7 mbares). Med. Valor predeterminado = NO. Reajusta la calibración de oxígeno disuelto según los ajustes de fábrica. Oxígeno Disuelto Menú CAL (Calibración) YES impide que los relés se activen mientras se hacen los ajustes. PPM = OXÍGENO DISUELTO en mg/L. Pulse INTRO para guardar el valor y establecer un punto de calibración. Permite al usario iniciar el proceso de calibración inicial.62 – 1114. Seleccione Low. NOTA: Los sensores de oxígeno disuelto se calibran en fábrica y no requieren una calibración normal. Se indicará al usuario que coloque el sensor en una solución estándar del 0%.00. Pulse INTRO para guardar el valor y establecer un segundo punto de calibración opcional. Menú INPUT (Entrada) Introduzca una serie de hasta 13 caracteres (opcional). Valor predeterminado = 0. Valor predeterminado = PPM. Permite al usuario establecer un segundo punto de calibración opcional. NOTA: Los sensores de oxígeno disuelto se calibran en fábrica y no requieren una calibración normal. 48 Transmisor 9900 . Agua dulce = 0.00 PSU. Unidades en Unidades de Salinidad Práctica (PSU). Fije manualmente el valor de la salinidad para coincidir con la salinidad de la aplicación (0 – 42 PSU).2 (nivel del mar) Seleccione °C o °F. Atenúa las velocidades de respuesta de pantalla. High.
duración de impulsos máx. 25) Introduzca la contraseña correcta Código equivocado Contraseña equivocada introducida (vea la pág.8 a 35.2 VCC. = 300. La luz de fondo no funciona Luz de fondo apagada Fije BACKLIGHT (Luz de fondo) en LOW (NOTA: La luz de fondo se puede apagar (Baja).8 a 35.0001 a 99999 Conecte el 9900 a una corriente de El 9900 opera con corriente de bucle 10. Revise los estados de los Los LED de los relés 9900 funcionando en alimentación relés en la modalidad VIEW (Vista) para no funcionan del circuito averiguar el estado. Los relés 2 y 3 no Módulo de relé mal instalado Quite y reasiente el módulo de relé funcionan Use el relé de prueba para verificar la Ajustes equivocados en el menú operación del relé y después compruebe RELAY (Relé) los ajustes del relé Use CC. en el menú OPTION (Opción). HIGH (Alta) o AUTO (Automática) automáticamente en la modalidad AUTO). 26) Factor K fuera de rango Los factores K no pueden fijarse en 0 Introduzca el factor K de 0.Resolución de problemas Condición Causas posibles Solución recomendada Sensor incorrecto instalado Conecte el sensor correcto Sensor equivocado Tipo de sensor fijado incorrectamente Fije el TYPE (Tipo) de sensor correcto en en el 9900 el menú INPUT (Entrada) (vea la pág. Aumente la base de tiempo de las El caudal excede la capacidad unidades de caudal – – – – – de la pantalla Cambie la unidad de medida Transmisor 9900 49 . Conecte el 9900 a una corriente de El 9900 opera con corriente de bucle 10.2 VCC. = 100 mS. El colector abierto (R1) o El valor de la histéresis es demasiado Cambie el valor de la histéresis el relé (R2 o R3) siempre grande están activados Módulo de relé defectuoso Reemplace el módulo de relé La velocidad de impulsos del relé abierto Aumente el ajuste de impulsos excede el máximo de 300 impulsos de volumen Estado del relé OVR por minuto Reduzca el caudal del sistema (exceso de impulsos) Duración de impulsos excesiva Disminuya la duración de impulsos (NOTA: Velocidad de impulsos máx.
no se mostrará la pantalla del sensor de datos . (2751 solamente) (Impedancia alta) Asegúrese de que el electrodo esté sumergido El electrodo puede estar en aire. 34) Reajuste Calibración del ORP (pág. Cond/Res. 34 y 57) (posiblemente debido a la falla de memoria en (2751 pH/ORP solamente) el sensor o preamplificador) Fije Pendiente de ORP o Estándar (pág. o 2751 y 9900. Si hay instalado un sensor activado por un chip Falta pantalla de datos del El sensor de pH/ORP instalado no tiene chip de memoria. Para eliminar el error y restablecer la pantalla de datos. Resolución de problemas Condición Causas posibles Solución recomendada Check Sensor El 9900 no se puede comunicar con el sensor • Compruebe el cableado (Compruebe el sensor) Falta el sensor o el elemento de temperatura • Instale o reemplace el sensor (pH/ORP solamente) defectuoso No Sensor (Sin sensor) • Compruebe el cableado (Caudal. reconecte la conexión S3L entre el 9900 y el 2751. 36) Los electrodos GF Signet más antiguos. Presión. en todo momento. Efectúe una calibración sencilla de pH (pág. Temperatura. puede hacer una de las cosas siguientes: • desconecte la conexión S3L entre el 9900 el 2751. 34 y 56) Efectúe una calibración sencilla de ORP (pág. Cuando el 9900 detecta un electrodo de chip que no es de memoria. límpielo si es necesario. El 9900 no se puede comunicar con el sensor • Instale o reemplace el sensor Nivel. 36 y 59) Reajuste Calibración del pH (pág. 36 y 58) Check Cal La pendiente o la desviación están fuera de gama Fije Pendiente de pH o Estándar (Compruebe la calibración) (pág. Sal. • Desconecte y conecte la corriente al 9900. 4-20 mA. espere 5 segundos. tal vez se haya producido un error sensor (2751 solamente) de memoria ni error de comunicación de comunicación entre el chip de memoria y 2751. La impedancia medida del sensor de pH es Inspeccione visualmente el electrodo de pH y Hi Impedance superior al nivel de impedancia alta. DO) Check Preamp El 9900 no se puede comunicar con Compruebe el cableado o reemplace (Compruebe el preamplificador) el preamplificador el preamplificador LED de advertencia iluminado Fíjese si hay un mensaje de error Corrija la condición del error Missing Cap Vuelva a instalar la tapa del sensor de oxígeno Le falta la tapa al sensor de oxígeno disuelto (Tapa que falta) disuelto Replace Cap La tapa del sensor de oxígeno disuelto ha Instale la tapa del nuevo sensor de oxígeno (Vuelva a colocar la tapa) expirado disuelto Broken Glass Se ha dañado el vidrio del sensor de Inspeccione visualmente el sensor de (2751 solamente) pH causando una impedancia pH para ver si tiene vidrio agrietado o mellado. (Vidrio roto) muy baja. como el 2754 o los electrodos con conectores tipo BNC no tienen chips de memoria. 50 Transmisor 9900 .
el 9900 responde inmediatamente a cada cambio en el proceso. 0s 5s 10 s 15 s 20 s 25 s 30 s 35 s PROMEDIADO Y SENSIBILIDAD El promediado es diferente dependiendo del tipo de Con la SENSIBILIDAD en 50 y el PROMEDIADO fijados en medición. el valor de la conductividad inicial o base (4 mA SETPNT) y el valor de la conductividad final o máxima (20 mA SETPNT). Med (Intermedio) y High (Alto) son: estabiliza. la función de ajuste debe usarse solamente para obtener exactamente 4. Los segundos hasta el 99. mientras que un cambio súbito de caudal de más de 50 unidades de medida se mostrará inmediatamente. en una aplicación limpia en el lugar donde la lectura de conductividad de alta resolución es necesaria en el extremo bajo mientras que una lectura de muy alta conductividad es necesaria cuando haya un ciclo de limpieza en curso. Con la sensibilidad fijada Presión 4 10 30 en 0 (cero) se desactiva la función de promedio.0 en el PLC. 4 a 20 mA 4 10 30 Salinidad 4 6 12 Salida del bucle de corriente LOG En conductividad/resistividad. SIN SENSIBILIDAD Con SENSITIVITY (Sensibilidad) fijada en un valor grande y AVERAGING (Promediado) fijado en OFF (Apagado) (0 segundos). El 9900 es preciso y las funciones de ajuste son solamente necesarias para compensar una desviación debido a ruido o a una tarjeta de entrada de PLC que no sea tan exacta. ORP (potencial redox) 2 4 12 Conductividad/ Importante 4 6 12 Resistividad Con el promedio fijado en apagado. pero un cambio brusco en la tasa no se representa durante 8 a 32 segundos o más. El valor del error de 3. Dentro del 9900 se usa la ecuación siguiente: 16 mA = (Log10 de conductividad – Log10 del punto de control de 4 mA) × +4 (Log10 del punto de control de 20 mA – Log10 del punto de control de 4 mA) Notas: Si se usa ADJUST 4 mA (Ajustar 4 mA) o ADJUST (Ajustar 20 mA) ADJUST 20 mA. el valor de mA puede resultar afectado. se pueden calcular en mA y después el valor en mA puede comprobarse directamente. Temperatura 3 10 30 fije la sensibilidad en un valor grande. Tipo de sensor Bajo Intermedio Alto NOTA: La función SENSITIVITY (Sensibilidad) se aplica solamente a FLOW (Caudal). Nivel/Volumen 4 10 30 Para fijar la unidad a un promedio sin sensibilidad. por ejemplo. no obstante se necesita una alta resolución en el extremo bajo.Promediado SIN PROMEDIADO. la modalidad logarítmica (LOG) puede usarse cuando se requiere una medición muy grande. Transmisor 9900 51 . El punto de control de 4 mA puede ser mayor que el punto de 20 mA (intervalo inverso). Para impedir problemas. ¿Qué ecuación debe ponerse en el PLC? Conductividad = 10n (Log10 del punto de control de 20 mA – Log10 del punto de control de 4 mA) + Log10 4 mA del punto n = (entrada en mA – 4) × 16 mA de control de 4 mA Si solamente son de interés los umbrales fijos. el índice de variación se para Low (Bajo).0 y 20. la función de sensibilidad se desactiva. Solamente es necesario configurar dos parámetros. 99999.5 % del valor final MED (Intermedio) o HIGH (alto). La función SENSITIVITY Caudal 10 40 120 (Sensibilidad) no surte efecto si la función AVERAGING pH 2 4 12 (Promediado) se fija en OFF. La línea roja a trazos representa la salida real del sensor en condiciones variables PROMEDIADO SOLAMENTE Con SENSITIVITY (Sensibilidad) aún fijada en un valor grande y AVERAGING (Promediado) fijado en MED (Intermedio) o HIGH (Alto) la tasa se estabiliza.6 mA o 22 mA debe probarse primero antes de aplicar la ecuación de conductividad.
). D(esviación) <0 introduzca un valor positivo en el menú Calibrate L>0 L>0 (Calibración). Para la mayoría de los recipientes. Desviación (D): C(ero) La distancia de C a SPos. etc. cero TIENE QUE ser el punto más bajo del recipiente. Nivel (N): La distancia desde C a la superficie del fluido (mostrada como “Level” (Nivel) por el 9900). C Punto de referencia cero (C): Punto del recipiente donde se desea asignar el cero del 9900 (0 pies. • Si C está situado debajo de la superficie del fluido. el punto de referencia • Si C está situado sobre la superficie del fluido. Para cilindros horizontales solamente. Mida la distancia entre C y SPos. Punto de posición del sensor (SPos): Punto del sensor de nivel donde se toma la medida. el punto de referencia el 9900 indicará una medición positiva del nivel. Consulte el manual del sensor para obtener información sobre la mejor situación del sensor. el 9900 indicará una medición negativa del nivel. 3. Esta será el valor de desviación. 0 galones. C(ero) • Si el sensor está situado en C. Este será el punto de referencia cero (C). • El sensor de presión mide desde la línea de centro del diafragma. D(esviación) > 0 C(ero) SPos introduzca un valor negativo en el menú Calibrate D(esviación) < 0 SPos (Calibración). o D(esviación). Determine la posición de montaje del sensor. Introduzca el valor de desviación en el menú C INPUT (Entrada). Determine dónde debe iniciarse la medición del nivel. Mediciones especiales Definición de un tanque especial 1. introduzca 0 en el menú Calibrate (Calibración). L<0 • Si el sensor está situado por encima de C. 2. Esto es SPos. cero (C) puede ser cualquier altura en el recipiente. 52 Transmisor 9900 . Revise el diagrama para seleccionar la mejor opción. 4. SPos • Si el sensor está situado por debajo de C.
● El primer punto especial debe ser el menor nivel Punto especial 7 700 gal de fluido del recipiente. ● Las formas más sencillas requieren menos puntos de definición. Punto especial 6 380 gal ● El último punto debe ser mayor o igual que el Punto especial 5 250 gal máximo nivel de fluido del recipiente. al mismo tiempo que se asigna un valor volumétrico Punto especial 9 a cada punto especial (configuración húmeda). si se selecciona forma especial en el menú INPUT (Entrada). 1300 gal ● Introduzca de 3 a 10 puntos especiales para Punto especial 8 1000 gal relacionar los valores de nivel y volumen.Mediciones especiales Cálculo de nivel y volumen en recipientes con formas especiales En el menú LEVEL/VOLUME (Nivel/Volumen). Observe que la sección cónica de la Punto especial 1 0 gal ilustración fue definida por los puntos especiales 1 al 9. ● Seleccione la modalidad Automatic Level Measurement (Medición automática del nivel) para aceptar la medición de nivel del sensor. ● En cualquier punto de transición de la forma del Punto especial 4 160 gal recipiente. se pueden definir de dos a diez puntos especiales para establecer la relación del nivel al volumen en el recipiente. debe haber un punto especial (por ejemplo: la forma cambia de cilíndrica a cónica en Punto especial 3 118 gal el punto especial n. Observe que el cilindro requiere únicamente los puntos especiales 9 y 10. Punto especial 2 45 gal ● Las más complejas deben definirse con más puntos. Transmisor 9900 53 . ● Seleccione la modalidad de medición manual del nivel para modificar los datos de nivel y volumen Punto especial 10 3000 gal (configuración seca).º 9). Cada punto sucesivo debe ser mayor que el punto precedente.
6. 2. 4. introduzca la anchura del recipiente en LEVEL UNITS (Unidades de nivel). si SHAPE (Forma) se fija en HORIZ CYLINDER (Cilindro horizontal). Donde (X) es el número de puntos especiales Donde (X) es el número de puntos especiales Para fijar el valor de AUTO LEVEL MEAS (Medición automática de nivel): 1. Si se selecciona AUTO.0000 a 99999. RECTANGLE (Rectangular) o CUSTOM (Especial). Mínimo: 3 puntos. Eche una cantidad conocida de fluido en un tanque. Fije el volumen (si se selecciona la medición manual) en cada punto especial de su recipiente. Eche 38 l (10 galones) de fluido en el tanque cónico. Repita por cada punto fijado en NUM CUST PNTS. la forma del tanque puede definirse con las pantallas siguientes: Si se selecciona Horiz Cylinder (Cilindro horizontal) o Rectangle (Rectangular). MAN). 0. En POINT 2 VOL (Volumen del punto 2). introduzca la longitud del recipiente en LEVEL UNITS (Unidades de nivel). Mientras más puntos se introduzcan. Eche los 19 l (5 galones) finales en el tanque. 4. POINT 1 LEVEL (Nivel del punto 1) indica el nivel real del tanque. 54 Transmisor 9900 . Mediciones especiales En el menú LEVEL/VOLUME INPUT (Entrada de nivel/volumen) (vea la página 40). Pulse ▼ para POINT 1 VOL (Volumen del punto 1). En POINT 1 VOL (Volumen del punto 1). Máximo: 10 puntos.0000 a 99999. Manual permite modificar el nivel y el volumen correspondiente para su tanque especial. POINT 3 LEVEL (Nivel del punto 3) indica el nivel real del tanque. 5. introduzca el número de puntos de medición que vaya a utilizar para definir la forma del recipiente (vea Cálculo del nivel y del volumen en Recipientes de formas especiales). Por ejemplo. introduzca 10. en un tanque cónico de 95 l (25 galones) fijado para los tres puntos especiales: 1. 0. mayor será la exactitud. En POINT 3 VOL (Volumen del punto 3). Introduzca el nivel (si se selecciona la medición MAN) en cada punto especial de su recipiente. POINT 1 LEVEL (Nivel del punto 1) indica el nivel real del tanque. Si se selecciona Rectangle (Rectangular). Automático permite modificar la medición de volumen (mientras se muestra un valor de nivel calculado automáticamente). 3. Pulse ► para introducir la cantidad de fluido (en VOLUME UNITS (Unidades de volumen)) que echó en el tanque en el paso 1. 2. Eche otros 38 l (10 galones) en el tanque. POINT 2 LEVEL (Nivel del punto 2) indica el nivel real del tanque. Si se selecciona la forma Custom (Especial). introduzca 5. Vea el ejemplo de abajo. Pulse ENTER. Seleccione (AUTO. la indicación del nivel real del tanque en LEVEL UNITS (Unidades de nivel) en ese punto en su tanque. 3. introduzca 10.
019715 x (P/PE) Conversión de masa m = D × PE × V donde m = masa del fluido D = Densidad del agua = 1000 kg/m3 PE = Peso específico del fluido V = Volumen del fluido (m3) m (kg) = 1000 × PE × V Cálculos de volumen Cilindro vertical: r V = π × r2 × h donde r = radio del cilindro h = altura del fluido A h Recipiente rectangular: V=l×a×h donde a = ancho l = longitud h = altura Cilindro horizontal: V=A×L donde A = área del segmento L = longitud del recipiente ⎡⎛ ⎛ r −h⎞ ⎞ 2 ⎤ A = ⎢⎜⎜ ⎜ r 2 × cos −1 × ⎟ − (r − h )⎟⎟ × 2rh − h ⎥ ⎣⎝ ⎝ r ⎠ ⎠ ⎦ Longitud donde r = radio del recipiente h = altura del segmento Transmisor 9900 55 .²: ● Presión a nivel Nivel (metros) = 0. volumen y masa: Si la presión está en lb/pulg.Mediciones especiales Conversión de presión a nivel: Referencia técnica para medición de nivel.703069 x (P/PE) ● Masa Si la presión está en bares: ● Volumen Nivel (metros) = 1. volumen y masa Nivel = P ÷ (PE × D) donde P = Presión PE = Peso específico del fluido El 9900 puede efectuar automáticamente cálculos D = Densidad del agua de nivel.
....... Procedimientos de calibración Procedimiento EasyCal . –59 9 ... 10....... –177 11 ..................................... +0 ORVERWRQHVŸ\źDO modalidad VIEW (Vista) mismo tiempo..........0 = 177 mV 30 segundos (Estándar) y SLOPE pH 7........ +177 5 ....... –118 10 .. Si no se dispone de estos tampones de pH. la solución debe estar libre de residuos y no debe diluirse con agua de enjuague de calibraciones anteriores. Para calibrar: Respuesta: Para aceptar: • Este procedimiento simplifica la calibración de pH usando los tampones estándar de pH 4........... +237 2 4 .................. Requiere tampones preparados de pH 4.. 7......... +296 3 ............ –296 NOTA: Las soluciones pueden usarse para calibrar más de un sensor.0.......... para aceptar la Valores teóricos en mV 30s ENTER segunda calibración Coloque la punta del tampón pH a 25 °C mV del electrodo en el Deje estabilizar durante segundo tampón de pH 30 segundos 2 ................0 = 0 mV pH 10 = -177 mV (Pendiente)................ use MANUAL CAL ENTER para aceptar (Calibración manual) y Coloque la punta del 30s calibre el sistema usando electrodo en el primer tampón de pH Deje estabilizar durante los ajustes STANDARD pH 4............. –237 12 ...pH EasyCal es el método de calibración periódica más rápido y más sencillo.. +118 Para salir de los menús y + 6 ......... 7 o 10 (dos cualquiera)... 1 Límite ± 50 mV • Fije la temperatura del sensor en la modalidad CAL antes de efectuar EasyCal para nuevas instalaciones de electrodos... 56 Transmisor 9900 ......... +59 volver a VIEW (Vista) pulse La pantalla indica la 7 ......... no obstante............0... en 10 minutos 8 .......0 solamente.
Signet recomienda una calibración de dos puntos para fijar SLOPE (Pendiente) además de STANDARD para aceptar ENTER (Estándar). Fije el estándar de la solución. Fije la pendiente de la solución. Transmisor 9900 57 .pH Requiere tampones preparados. Para calibrar: Para cambiar de lectura: La calibración de un solo punto fija STANDARD (Estándar) solamente. Es posible calibrar el sistema con dos soluciones de pH conocidas de 0 a 14 pH (se recomiendan tampones de pH 4. Fije el estándar de la solución. 7 o 10.Procedimientos de calibración Procedimiento de calibración manual . pero se debe usar un tampón próximo a su propio valor del proceso). Para fijar la fecha de calibración: + La pantalla vuelve a la modalidad VIEW (Vista). para aceptar ENTER 30s ENTER Deje estabilizar de 30 segundos a varios minutos para aceptar Coloque la punta del electrodo en el tampón de pH dos unidades de pH diferentes del estándar. 2. Calibración de 2 puntos Para fijar la pendiente: Para cambiar de lectura: (recomendada): 1. 30s Deje estabilizar ENTER Procedimientos de cali- de 30 segundos bración manual rápida: a varios minutos para aceptar Coloque la punta del electrodo en el Calibración de 1 punto: tampón de pH 1.01.
Las gamas aceptables para las lecturas son ± 80 mV (es decir.0. La solución puede usarse para calibrar más de un sensor. Coloque el sensor en saturado de pH 7. 30 segundos pH 7. tiempo prolongado. Se puede usar una solución de Light (476 mV) mezclada de antemano en vez de soluciones tampón de pH con quinhidrona. Oprima ▼ dos veces para mostrar el ajuste de EASY CAL.ORP (calibración de un punto) EasyCal es el método de calibración periódica más rápido y más sencillo. 2. no obstante. 5. la solución debe estar libre de residuos y no debe diluirse con agua de enjuague de calibraciones anteriores. Vaya al menú de Para calibrar: Respuesta: Para aceptar: CALIBRACIÓN. 1. Estas soluciones deben desecharse en un plazo de menos de 1 hora. 3. Las soluciones de ORP hechas con quinhidrona son muy inestables y tal 7. el 9900 reconocerá la solución NOTA: tampón actual ± 80 mV. Oprima ENTER para vez no se lean debidamente después de ser expuestas al aire durante un aceptar el valor de mV. Oprima ENTER. 58 Transmisor 9900 .0 = 87 mV una solución: 1 • 87 mV (7 pH + quinhidrona) • 264 mV Para salir de los menús y + (4 pH + quinhidrona) La pantalla indica la volver a VIEW (Vista) modalidad VIEW (Vista) • 476 mV SXOVHORVERWRQHVŸ\ź en 10 minutos (solución de Light) al mismo tiempo. Coloque la punta del electrodo en el tampón Deje estabilizar durante 4. Después de 30 segundos. 87 ± 80 mV). Procedimientos de calibración Procedimiento EasyCal . Oprima ► para empezar ENTER para aceptar la calibración sencilla de 30s una EasyCal de un punto. 6. Requiere una solución preparada de quinhidrona o una solución de Light: Sature 50 mL de tampones de pH 7 (87 mV) o 4 (264 mV) con 1/8 g de quinhidrona.
0 = 87 mV Calibración de 2 puntos (recomendada): 1. Transmisor 9900 59 .0 = 264 mV Para fijar la fecha de calibración: + La pantalla vuelve a la modalidad VIEW (Vista). (La calibración del sistema es posible con dos soluciones conocidas de ORP. la solución debe estar libre de residuos y no debe diluirse con agua de enjuague de calibraciones anteriores. Estas soluciones deben desecharse en un plazo de menos de 1 hora. NOTA: Las soluciones de ORP hechas con quinhidrona son muy inestables y tal vez no se lean debidamente después de ser expuestas al aire durante un tiempo prolongado. Fije el estándar de la solución. para aceptar ENTER Procedimientos de cali- 30s bración manual rápida: ENTER Deje estabilizar de 30 segundos Calibración de 1 punto: a varios minutos para aceptar 1. La solución puede usarse para calibrar más de un sensor. para aceptar ENTER 30s ENTER Deje estabilizar de 30 segundos a varios minutos para aceptar Coloque la punta del electrodo en un tampón saturado de pH dos unidades de pH diferentes del estándar.ORP Requiere tampones y una solución de quinhidrona preparados: Sature 50 mL de tampones de pH 4 (264 mV) y 7 (87 mV) con 1/8 g de quinhidrona o Solución de Luz (476 mV). Fije el estándar de la Coloque la punta del solución. Signet recomienda una calibración de dos puntos para fijar SLOPE (Pendiente) además de STANDARD (Estándar). pH 7. Las gamas aceptables para las lecturas son ± 80 mV (es decir. electrodo en el tampón saturado de pH 7. Fije la pendiente de la solución. 87 ± 80 mV). Para fijar la pendiente: Para cambiar de lectura: 2.0. pH 4. pero se debe usar un tampón aproximado a su propio valor del proceso). Para calibrar: Para cambiar de lectura: La calibración de un solo punto fija STANDARD (Estándar) solamente.Procedimientos de calibración Procedimiento de calibración manual . no obstante.
7. Agite el electrodo para eliminar cualquier burbuja de aire visible en la superficie del electrodo. se mostrará “OUT OF RANGE USE MANUAL CALIBRATION” ● 500 (Fuera de gama. el 9900 reconocerá automáticamente el valor de Las unidades de prueba y calibrará su salida en referencia a dicho valor. ● 12856 ● 50. ● 5000 ● 10. Pulse ENTER. seleccione MANUAL CAL (Calibración manual) del menú CAL (Calibración).93 6. El sistema puede volver a ponerse en funcionamiento. 6. Se muestra la resistividad NOTA: Asegúrese de que la solución tampón se desvíe ± 5 °C como máximo de 25 °C. introduzca el valor de la solución tampón usando los botones ▼. 3. En el 9900. Así finaliza el procedimiento de calibración. 4. se mostrará “ERR TOO LARGE TO CALIBRATE” (Error demasiado grande para calibrar). 1. El 9900 mostrará “SAVING” (Guardando). conductividad se muestran según se seleccionan NOTA: El primer paso (Reajuste) debe hacerse cada vez que se cambie el electrodo. 1. 3. 9900 mostrará “SAVING” (Guardando). NOTA: Asegúrese de que la solución tampón se desvíe ± 5 °C como máximo de 25 °C. pero NO es necesario repetirlo después de la instalación inicial o de las calibraciones periódicas.000 Procedimiento de calibración manual (todos los valores en μS) NOTA: El primer paso (Reajuste) debe hacerse cada vez que se cambie el electrodo. disponibles son: 4. Cuando se estabilice la pantalla.8 Así finaliza el procedimiento de calibración. en el menú CALIBRATE pero NO es necesario repetirlo después de la instalación inicial o de las calibraciones (Calibrar). Si la calibración tiene éxito. ▲ y ►. 2. ● 10 ● 100 5. 5. Procedimientos de calibración Procedimiento de calibración – Conductividad/Resistividad AutoCal (Autocalibración) es el método de calibración periódica más rápido y más sencillo. Pulse ►. Reajuste el sensor según la calibración de la fábrica (consulte el procedimiento en el manual del sensor). Requiere un tampón preparado de un valor apropiado para su proceso. Procedimiento AutoCal AutoCal es un sistema de calibración de un punto. ● 146.000 ● 100. Pulse ►. Reajuste el sensor según la calibración de la fábrica (consulte el procedimiento en el manual del sensor). Coloque el conjunto de electrodo/sensor en la solución de prueba de conductividad que sea apropiada para la gama de funcionamiento deseado. si el valor medido está comprendido dentro del 10 % de cualquiera de los valores de prueba que se muestran abajo. cuando se seleccionan gamas de KΩ o MΩ. seleccione AUTO CAL del menú CAL (Calibración). En el 9900. Coloque el conjunto de electrodo/sensor en la solución de prueba de conductividad que sea apropiada para la gama de funcionamiento deseado. Durante este procedimiento. Si el error es demasiado grande. periódicas. 60 Transmisor 9900 . Espere al menos 2 minutos para que se estabilice la respuesta del electrodo.000 El sistema puede volver a ponerse en funcionamiento. Si el error es ● 200 demasiado grande. Cuando la pantalla se estabiliza. 2. ● 1000 ● 1408. Use la calibración manual). Agite el electrodo para eliminar cualquier burbuja de aire visible en la superficie Los valores de tampones del electrodo. Espere al menos 2 minutos para que se estabilice la respuesta del electrodo. pulse ENTER.
NOTA: Se puede introducir su propio factor K calculado en el menú INPUT (Entrada). el 9900 muestra “ERROR VOLUME TOO HIGH” (Error. Al finalizar. el 9900 muestra “ERROR FLOW RATE TOO LOW” (Error de caudal demasiado bajo y vuelve a RATE CAL). Use ▲. Pulse ENTER para detener el período de calibración volumétrica. NOTA: Se puede introducir su propio factor K calculado en el menú INPUT (Entrada).0001 o mayor que 999999 (fuera de gama en los mismo extremos). Al introducir un caudal se modificará el factor K existente.) 5. Introduzca el volumen conocido de fluido que pasó por el sensor durante el periodo de calibración volumétrica. Transmisor 9900 61 . (Si el factor K calculado es menor que 0. Procedimiento de calibración de volumen 1.0001 o mayor que 999999 (fuera de gama en ambos extremos). Pulse ENTER para comenzar el período de calibración volumétrica. el 9900 muestra “ERROR NEW KF OUT OF RANGE” (Error. 4. Procedimiento de calibración de caudal 1. ▼ y ► para fijar el caudal en la pantalla intermitente para corresponder con el medidor de referencia. Esto modificará el factor K de caudal existente. El 9900 comienza a contar los impulsos del sensor de caudal. El instrumento 9900 deja de contar los impulsos del sensor de caudal. 2. 3. El 9900 muestra el factor K recientemente calculado como referencia. Si el caudal es demasiado bajo para calibrar con precisión. 2. seguidamente calculará un nuevo factor K con dicha información. 3. nuevo factor K fuera de gama) y vuelve a RATE CAL (Calibración de caudal).Procedimientos de calibración Procedimiento de calibración . pulse ENTER. El 9900 contará el número de impulsos generados conforme el volumen conocido de líquido pasa por el sensor.Caudal Seleccione RATE CALIBRATION (Calibración de caudal) para que haga corresponder el caudal dinámico con una referencia externa. El 9900 muestra el factor K recientemente calculado como referencia. volumen demasiado grande) (o LOW (Bajo)) y muestra VOLUME CAL (Calibración de volumen). Pulse ENTER para aceptar el nuevo factor K (el 9900 muestra “SAVING” (Guardando)) o pulse las teclas ▲+▼ simultáneamente para salir sin guardar y regresar a Enter Volumen (Introducir volumen). (Si el factor K calculado es menor que 0. Pulse ENTER para aceptar el nuevo factor K (el 9900 muestra “SAVING” (Guardando)) o pulse las teclas ▲+▼ simultáneamente para salir sin guardar y regresar a Enter Volumen (Introducir volumen). Seleccione VOLUMETRIC CALIBRATION (Calibración volumétrica) si es posible determinar el caudal llenando un recipiente de volumen conocido.
34 y 57) (2751 pH/ORP solamente) de memoria en el sensor o Fije Pendiente de ORP o Estándar preamplificador) (pág.² o equivalente para efectuar Disminuya la presión.75 lb/pulg. Mensajes de errores de calibración Mensaje Causa Solución Error (Conductividad/Resistividad) Use el método de calibración manual > 10 % en AutoCal Out Of Range Use Manual (pH) Tampón no encontrado.² o equivalente. La pendiente (Presión) debe ser Limpie el sensor. error > ±1. (La presión se aproxima 3 lb/pulg. demasiado a cero) la calibración de la pendiente. 10 (con Calibration (Fuera de gama. 36) 62 Transmisor 9900 . (Error demasiado grande para Error de pendiente > 100 % calibrar) Compruebe la referencia. a probar EasyCal. (Error de nuevo factor K fuera bajo o alto Verifique que haya caudal presente.1 unidades Compruebe el sensor. Use el método Error mayor que ± 80 mV de calibración manual.² o equivalente para efectuar Compruebe la referencia. < 2. (4 a 20 mA) La diferencia en valores de calibración debe ser > 0.5 unidades de pH quinhidrona para la calibración de ORP). ±20 °C o equivalente. demasiado grande) La presión debe ser inferior a Pressure Too High 2. (La pendiente se aproxima calibración debe ser > 2 unidades de pH Use dos valores tampón diferentes. 7. 36 y 59) Reajuste Calibración del pH (pág. Error New KF Out Of Range El factor K calculado es demasiado Verifique el volumen o el caudal introducido.5 lb/pulg. Efectúe una calibración sencilla de pH (pág. de calibración debe ser > 30 mV La diferencia (4 a 20 mA) en valores de calibración debe ser > 0.1 unidades Standard Too Close To Slope Limpie el sensor. de gama) Error Flow Rate Too Low El caudal (Calibración de caudal) (Error de caudal demasiado es demasiado bajo para calibrar Aumente el caudal pequeño) con precisión Error de pendiente (4 a 20 mA) Compruebe la entrada a unos ajustes de 4 > 1000 % y 20 mA Cal Error Out Of Range (Error de calibración fuera de gama) La desviación (Temperatura) debe ser < Compruebe la gama de sensores. > 100 % Limpie el sensor. mucho al estándar) La diferencia (ORP) de valores Limpie el sensor. Compruebe la referencia. Pressure Too Close To Zero La presión debe ser superior a Aumente la presión. Slope Too Close To Standard La diferencia (pH) de valores de Use un tampón fresco. La diferencia (pH) de valores de (Estándar demasiado próximo Use tampones frescos de pH 4.3 unidades de pH. La diferencia (ORP) de valores de calibración debe ser > 30 mV Level Offset Too Large Disminuya la desviación. 34) Reajuste Calibración del ORP (pág. use calibración manual) Limpie el sensor y vuelva (ORP) No hay quinhidrona en el tampón. Err Too Large To Calibrate Desviación (pH) > 1. Use tampones de pH 4. 10. 34 y 56) La pendiente o la desviación están Efectúe una calibración sencilla de ORP Check Cal fuera de gama (pág. Error de pendiente (Salinidad) > 1000 % Introducción de volumen correcta.0 metros Reemplace el sensor. 36 y 58) (Compruebe la calibración) Fije Pendiente de pH o Estándar (posiblemente debido a la falla (pág. (La presión demasiado alta) la calibración cero. calibración debe ser > 2 unidades de pH a la pendiente) Use dos valores tampón diferentes. < ± 50 % o la desviación debe ser Reemplace el sensor. Reemplace el sensor. Calibración manual (Conductividad/ Inspeccione el sensor y el cableado para Resistividad) cuando exista un error ver si están dañados. (Desviación de nivel La desviación debe ser < 1. Error Volume Too Low (Error El volumen introducido por el usuario Use un período de calibración de volumen demasiado bajo) es demasiado pequeño para calibrar más largo. 7.
9 2. el 9900 ajustará automáticamente el límite de USP a 1.7 • La temperatura del agua es de 19 ºC.0 configurar el 9900 para que emita una señal de advertencia si la conductividad se 20 a < 25 1.5 1.1 • Se deje fijar COND UNITS (Unidades de conductividad) en μS.9 límite de USP 1.3 30 a < 35 1. Se puede 15 a < 20 1.7 • El relé se activará cuando el valor de conductividad alcance 40 % por debajo del 95 a < 100 2. 60 a < 65 2. por lo que el límite de USP es 80 a < 85 2.6 μS.7 • La modalidad RELAY (Relé) debe fijarse en USP. de tal manera que una alarma USP es siempre una alarma ALTA.2 • Se debe fijar TEMP COMP (Compensación de temperatura) en None (Ninguna). 0a<5 0.0 μS.8 Modo de usar la función USP Los puntos de control de USP se definen como un porcentaje por debajo del límite 10 a < 15 0.1 • Si la temperatura del agua varía a más de 20 ºC. Los límites varían según Gama de Límite la temperatura de la muestra.66 μS). 85 a < 90 2. 65 a < 70 2.9 de USP.4 Los siguientes ajustes y condiciones son necesarios para una función de relé de USP: 35 a < 40 1.7 de 1.1. El estándar requiere que se use la medición de conductividad sin compensación de temperatura para estas aplicaciones.5 Ejemplo: 75 a < 80 2. Transmisor 9900 63 .6 5 a < 10 0. En el menú INPUT (Entrada): 55 a < 60 2. Ahora el relé se activará cuando el valor de conductividad llegue al 40 % por debajo de 1.0 o 0.7 • Se debe fijar USP PERCNT (Porcentaje de USP) en 40 %.Límites de USP La Farmacopea de los Estados Unidos (United States Pharmacopoeia o “USP”) definió un conjunto de valores (límites) de conductividad a aplicarse en el agua para usos farmacéuticos. 25 a < 30 1. 45 a < 50 1.8 50 a < 55 1. 100 a < 105 3. 90 a < 95 2.4 70 a < 75 2.1 aproxima a un porcentaje establecido del límite de USP.1 μS (0. En el menú RELAY (Relé): 40 a < 45 1. El 9900 tiene los límites de USP almacenados en temperaturas de USP memoria y determinará automáticamente el límite de USP apropiado basado en la (ºC) (μS) temperatura medida.
• Respalda la modalidad múltiple: Permite la instalación de hasta cuatro transmisores 9900 en la modalidad múltiple. Los dos dispositivos principales observan un intervalo fijo al alternarse en la comunicación con los dispositivos secundarios. Según se usa en la aplicación 9900. permitiendo que el otro dispositivo principal entre en funcionamiento. Una vez completada una transacción (es decir. salinidad y nivel. HART permite la verificación.UU. un intercambio entre la estación de control y el dispositivo de la instalación). Ajuste la salida de corriente mínima y máxima. El protocolo HART se comunica a 1200 bits por segundo sin interferir con la señal de 4 a 20 mA y permite al controlador lógico programable o al dispositivo manual comunicar o recibir dos o más actualizaciones por segundo del 9900. • Pone los valores principales y secundarios a disposición del PLC.2 del protocolo HART universal. Cualquier uso de la palabra HART en este documento se refiere a la marca registrada. Señal para superimponer señales digitales en el bucle de corriente digital analógico de 4 a 20 mA. Responden solamente cuando hayan recibido un mensaje de comando del dispositivo principal. Características disponibles en el transmisor 9900 con el módulo H COMM instalado: • Ajuste 4 mA: Permite el afinado para compensar los errores en otros equipos conectados al 9900. 64 Transmisor 9900 . La información adicional se comunica usando una señal Time digital superimpuesta en la señal de 4 a 20 mA. Austin. Digital sobre analógico usando las prácticas estándar de cableado y terminación. HART acepta dos dispositivos principales: el dispositivo principal de primer orden – normalmente el sistema de control (PLC) – y el dispositivo principal de segundo orden – una computadora portátil o un terminal manual usado en la instalación. la prueba. El protocolo HART proporciona dos canales de comunicación simultánea: una señal analógica de 4 a 20 mA y una señal Señal analógica digital. en esta aplicación un transmisor Signet 9900 y Codificación por cambio de frecuencia un controlador lógico programable o un dispositivo manual. el ajuste y la supervisión remotos de las variables de los dispositivos principales y secundarios. • Ajuste 20 mA: Permite el afinado para compensar los errores en otros equipos conectados al 9900. Generalidades del módulo H COMM Funcionamiento del HART® El protocolo HART® (transductor remoto direccionable de alta velocidad) usa la codificación por cambio de frecuencia (FSK) 20 mA . Esto permite una comunicación digital bidireccional e información adicional más allá de los datos de proceso normales que se comunican al 9900. diagnósticos. El dispositivo principal inicia cualquier actividad de comunicación. Los valores secundarios dependen del sensor y están disponibles con sensores de caudal. • Respalda todos los comandos de revisión 7. Los dispositivos HART de una instalación – los dispositivos secundarios – no envían nada sin que se solicite que lo hagan. Esta señal digital puede contener datos como el estado del dispositivo. Texas. La señal analógica comunica el valor medido principal 4 mA - usando el bucle de corriente de 4 a 20 mA. normalmente un controlador lógico programable (PLC) o un sistema de adquisición de datos. El protocolo HART opera según el método de dispositivo principal/secundario. • Respalda muchos comandos de práctica común. conductividad. resistividad. el dispositivo principal hará una pausa durante un intervalo fijo antes de enviar otro comando. EE. Ajuste la salida de corriente mínima y máxima. etc. pH. HART® es una marca registrada de la HART Communication Foundation. Tiempo La comunicación se produce entre dos dispositivos con HART Nota: El dibujo no está a escala activado.
Para desinstalar. hay que montar primero los módulos enchufables. Conexiones del módulo H COMM Conexión de HART con un sensor alimentado por el bucle Conexiones del dispositivo 9900 (Instalación típica) (dispositivo principal de primer orden HART) Negro – Bucle + Dispositivo + Bucle – PLC Rojo Amperímetro opcional Fuente de (recomendado solamente para – alimentación + el ajuste de 4 a 20 mA) Dispositivo manual (dispositivo principal de segundo orden HART) Conexión del HART a un dispositivo principal manual Conexiones del dispositivo 9900 (Instalación típica) Bucle + Rojo + Fuente de Bucle – alimentación Negro 250  – Resistor de carga Dispositivo manual (dispositivo principal HART) Transmisor 9900 65 .392). agarre el módulo y tire recto de él hacia afuera.395 3-990 odule MM M H CO Tenga cuidado de no doblar las clavijas al instalar o retirar el módulo de la unidad de base. instale primero el módulo H COMM y después instale el módulo de conductividad/resistividad sobre el módulo H COMM.Instalación del módulo H COMM Si se va a instalar la unidad de base 9900 en un panel. NOTA: El puente de goma negro adyacente al terminal de corriente debe quitarse solamente cuando se utilice el módulo H COMM y la longitud del cable del sensor es de más de 304 m (1000 pies). apriete las lengüetas. Para instalar el módulo H COMM. alinee cuidadosamente las clavijas del módulo en su enchufe (vea la ilustración) y empuje el módulo recto hacia dentro hasta que las lengüetas del borde inferior encajen en posición. los módulos enchufables pueden montarse antes o después de instalarla. 0. Loop Volta ge Si se va a incluir el módulo de conductividad/resistividad directa en su unidad. Si la unidad de base 9900 va a instalarse con el soporte de montaje en DC P ower pared (3-9900.
configure cada transmisor 9900 con su propia dirección de interrogación usando una herramienta de configuración (computadora portátil o dispositivo manual). Conexiones del módulo H COMM NOTA: De ahora en adelante el término “Transmisor 9900” o “Transmisor” supondrá que está instalado el módulo H COMM a menos que se indique lo contrario. Conexión de HART en la modalidad múltiple Conexiones (dispositivo principal HART) 9900 Dispositivo Dispositivo 1 PLC Rojo + – Bucle + Bucle – Negro (instalación típica de cuatro unidades) Rojo Dispositivo 2 Negro Rojo Bucle + Bucle – Negro Dispositivo manual (dispositivo principal de segundo orden HART) Dispositivo 3 Rojo Bucle + Bucle – Negro Dispositivo 4 Bucle + Rojo Bucle – Negro 66 Transmisor 9900 . vuelva a ajustar el transmisor (desconecte la corriente durante cinco segundos y después vuelva a aplicarla) antes de usar. Modalidad múltiple: Se pueden conectar hasta cuatro transmisores 9900 en la modalidad múltiple usando el módulo H COMM. Para asegurar la operación adecuada en la modalidad múltiple. Después de configurar el transmisor 9900 para la función múltiple.
se debe apagar y encender la corriente al transmisor 9900 (desconecte la corriente durante 5 segundos y después restablézcala). la variable secundaria representa el Totalizador. Use el valor medido de su instrumento de referencia (o un multímetro digital o el dispositivo principal HART) para fijar el ajuste de intervalo con el comando 46 (ajuste de ganancia de corriente de bucle).00 mA. la variable principal representará siempre el Nivel. • En la modalidad LVL/VOL (Nivel/Volumen).00 mA. En un sistema de flujo. 12 VCC nominales son aceptables. Una vez calibrada satisfactoriamente la corriente del bucle. 3. 5. conductividad. Seleccione Totalizador permanente o reajustable en el menú de Entrada (pág. Use el comando 40 (Entrada/Salida de la modalidad de corriente fija) para actualizar la corriente de 4. se actualizan automáticamente las unidades y no es necesario desconectar y conectar la corriente al transmisor 9900. El valor de respuesta puede variar ligeramente con respecto al valor enviado por el dispositivo principal debido al redondeo.0. El transmisor ajustará después su calibración y devolverá el valor de corriente del bucle en el mensaje de respuesta. Repita los pasos 1 a 4 según sea necesario para lograr la precisión deseada. El valor de respuesta puede variar ligeramente con respecto al valor enviado por el dispositivo principal debido al redondeo. 32). 4. Nota: Con el módulo H COMM instalado. Cambios de las unidades de medida en el transmisor Los dispositivos HART pueden usarse para cambiar las unidades de medida en un transmisor 9900. Use el valor medido de su instrumento de referencia (o un multímetro digital o el dispositivo principal HART) para fijar el ajuste a cero con el comando 45 (ajuste de corriente de bucle a cero). • En los sistemas de pH. las funciones siguientes no son accesibles mediante el teclado del 9900: • Trim Loop Current (Corriente del circuito de ajuste) • Test Loop Current (Corriente del circuito de prueba) Estas funciones son solamente accesibles por medio de la interfaz HART. El transmisor ajustará después su calibración y devolverá el valor de corriente del bucle en el mensaje de respuesta.Operación del módulo H COMM En todos los sistemas de corriente de bucle solamente. se requiere un mínimo de 24 VCC para la operación. la segunda variable representará siempre el Volumen. Esto sacará al 9900 de la modalidad de corriente fija. Después de una actualización. Transmisor 9900 67 . Use el comando 40 (Entrada/Salida de la modalidad de corriente fija) para actualizar la corriente de 20. • En Caudal. 1. Si se conecta con CC. Procedimiento de ajuste de la corriente del bucle Los comandos del HART de corriente del bucle permiten que un dispositivo HART principal actualice un valor de corriente de bucle en el transmisor 9900 y que realice una calibración de dos puntos (cero e intervalo) de la corriente del bucle. 2. (Vea la sección Cableado de alimentación en el manual de Instrucciones de operación del transmisor Signet 9900). resistividad y salinidad la segunda variable representa la temperatura. devuelve el dispositivo a la operación normal emitiendo el comando 40 (Entrada/Salida de la modalidad de corriente fija) con un valor de 0.
1 Leer variable principal Comando 1 – Leer la variable principal 2 Leer corriente de bucle y porcentaje de gama Muestra el valor numérico de la variable principal 3 Leer variables dinámicas y corriente de bucle (el bucle de corriente de 4 a 20 mA) y el código de 6 Escribir dirección de interrogación unidad para ese valor 7 Leer configuración de bucle (es decir. Vea Comando 18. el nivel de revisión del dispositivo y la identificación del dispositivo. fecha Activa (o desactiva) la modalidad múltiple. Se emite usando la ‘etiqueta’. es decir. ’45.0’ y ‘50%’). el código de protección contra escritura y el código de unidad. Mientras se esté en la modalidad múltiple. Comando 9 – Leer la variable del dispositivo con estado Muestra el valor. Comandos HART Comandos universales Todos los comandos universales HART Rev 7. Comando 11 – Leer el identificador único asociado con la etiqueta Muestra toda la información de identidad asociada con el dispositivo. descriptor. Comando 15 – Leer información del dispositivo Muestra el código de selección de alarma. los niveles de revisión 0 Leer identificador único del dispositivo y software. además del valor numérico de la variable secundaria 15 Leer información del dispositivo (si está presente) y el código de la unidad del 16 Leer número de conjunto final valor secundario. 48 Leer estado de dispositivo adicional Comando 8 – Leer las clasificaciones de variables dinámicas Muestra el código de clasificación para la variable principal y la variable secundaria (si están presentes). el estado del dispositivo y los códigos de información del producto y del fabricante. el descriptor y los valores de fecha contenidos dentro del dispositivo. los valores de gama superior e inferior. 68 Transmisor 9900 . el código de la variable. 8 Leer clasificación de variable dinámica Comando 2 – Leer la corriente de bucle y el porcentaje de gama 9 Leer variable de dispositivo con estado Muestra el valor del bucle de corriente de 4 a 20 mA 11 Leer identificador único asociado con la etiqueta y el porcentaje de la gama (es decir. 12 Leer mensaje Comando 3 – Leer las variables dinámicas y la 13 Leer etiqueta. fecha corriente de bucle 14 Leer información de transductor de variable principal Muestra el valor del bucle de corriente de 4 a 20 mA. descriptor. Comando 13 – Leer etiqueta.3’ y ‘Degrees Celsius’ (Grados centígrados)). descriptor. Comando 12 – Leer mensaje Vuelve a leer el mensaje almacenado en el dispositivo. ’12. el código de función de transferencia. 17 Escribir mensaje Comando 6 – Escribir la dirección de interrogación 18 Escribir etiqueta. la clasificación de la variable y el código de la unidad de hasta cuatro variables de dispositivos. Fija también la dirección de interrogación del 21 Leer identificador único asociado con la etiqueta larga dispositivo para la modalidad múltiple. Vea Comando 17. el tipo de dispositivo.2 son compatibles: Identificación Comando 0 – Leer identificador único Función de CMD Muestra el tipo de dispositivo. 22 Escribir etiqueta larga Comando 7 – Leer la configuración del bucle 38 Reajustar indicador de configuración cambiada Lee la dirección de interrogación del dispositivo y la configuración del bucle (vea el Comando 6). fecha Lee la etiqueta. los límites superior e inferior y el intervalo mínimo para la variable principal. el estado. la corriente de bucle se 19 Escribir número de conjunto final mantiene en un valor fijo y ya no está disponible para 20 Leer etiqueta larga señales. Comando 14 – Leer la información del transductor variable principal Lee el número de serie del transmisor. el código de unidad.
Se emite usando la etiqueta larga. Vea Comando 13. La ‘etiqueta larga’ es distinta de la ‘etiqueta’ que se usa en los comandos 13 y 18.Comandos HART Comandos universales – continuación Comando 16 – Leer el número del conjunto final Muestra el número del conjunto del dispositivo. Esto se realiza típicamente a 20. Si se fija un nivel de ‘0’ se sale de la modalidad de 46 Ajustar la ganancia de la corriente del bucle corriente fija. Transmisor 9900 69 . Códigos de unidad El módulo H COMM usa los códigos de unidad estándar del protocolo 7. descriptor. Si el dispositivo está en la modalidad múltiple. Los siguientes códigos de unidad no estarán interpretados por el dispositivo principal HART: Código Unidad de medida Un dispositivo principal HART mostrará estos códigos de unidad en 240 Centímetros cúbicos lugar de las unidades de medida que representa el código. del descriptor y de la fecha en el dispositivo. Comando 45 – Ajustar la corriente del bucle a cero El 9900 ajustará su desviación de la corriente del bucle para corresponder con el valor de corriente del bucle enviado.) con tres excepciones. los límites. Identificación Función Comando 40 – Entrada/Salida de la modalidad de de CMD corriente fija 40 Entrada/Salida de la modalidad de corriente fija La corriente del bucle del 9900 está ajustada al valor 45 Ajustar la corriente del bucle a cero transmitido en el comando (en miliamperios). fecha Escribe los valores de la etiqueta. Comando 22 – Escribir etiqueta larga Escribir la etiqueta de 32 bytes. Comando 38 – Reajustar el indicador de configuración cambiada Si se reajusta la configuración del dispositivo. Vea Comando 20. etc. GPM. PPB (partes por mil millones). Comando 18 – Escribir etiqueta.el tipo de dispositivo. 54 Leer información de variable del dispositivo se mostrará el código de error 11. El cliente definirá esto.00 miliamperios para optimizar la calibración. °F. Vea Comando 19.2 de la Fundación HART. Esto se realiza típicamente a 4. Comando 46 – Ajustar la ganancia de corriente del bucle El 9900 ajustará la ganancia de la corriente del bucle para corresponder con el valor de corriente de bucle enviado. la medición y la corriente del bucle serán correctas. Comandos de práctica común HART compatibles Los siguientes comandos de práctica común son compatibles. Comando 20 – Leer la etiqueta larga Lee la etiqueta de 32 bytes. Comando 17 – Escribir mensaje Escribir un mensaje para almacenar en el dispositivo. Comando 48 – Leer el estado del dispositivo adicional Muestra la información del estado del dispositivo ampliada. Comando 54 – Leer información de variable del dispositivo Muestra el número de serie. El código de unidad permite al dispositivo principal HART interpretar y mostrar las unidades de medida (es decir. Vea Comando 12.00 miliamperios para optimizar la calibración. Comando 19 – Escribir el número del conjunto final Muestra el número del conjunto final del dispositivo. 244 Partes por mil No obstante. Vea Comando 16. se vuelve a poner el contador a 0. Comando 21 – Leer identificador único asociado con la etiqueta larga Muestra toda la información de identificación asociada con el dispositivo . el nivel de revisión y la identificación del dispositivo. el valor de amortiguación y el intervalo mínimo para una variable de dispositivo seleccionado.
...................... Vidrio resistente a las astilladuras Módulo de relé ..... 300 mA* Calibre del cable del conector del módulo: *La absorción de corriente de los otros módulos y Relé ...... 12 a 28 AWG 10.35 lb) Ventana ........325 Ω máx. hasta de 14 AWG 4 a 20 mA (30 mA máx............ Especificaciones Generalidades Pesos de envío Canales de entrada .......................... sello de caucho de silicona Módulo de lotes ......... 0......... Planta ...................... Respuesta del sistema Color ......24 Nm (2........................................... 4 botones........2 VCC. 200 mA* Frecuencia/S3L . montaje en panel... colector abierto.................35 lb) fabricado mediante moldeo por inyección Módulo de salida de 4 a 20 mA ........... DIN ¼ pulg... PBT Módulo de conductividad ........... la salida........ 16 a 28 AWG 9900 con módulo de relé ......... empaquetadura de visualización del promediado y de la sensibilidad de silicio incluida...........-15 °C a 70 °C (5 °F a 158 °F) Humedad relativa ....... nervado en los cuatro ● Período de actualización mínimo de 100 ms lados del clip de montaje del panel ● La respuesta del sistema depende la velocidad de dentro del panel................................. Panel .........2 VCC regulados Colector abierto .............. al usar CC tipo de tornillo enchufable: Cortocircuito ......5 VCC a 25 °C.......... Diseñado para cumplir con a una corriente del bucle de 24 V ......... Bajo voltaje Pares nominales (< 48 VCA/VCC) al circuito Conductividad/resistividad....0 lb-pulg....... Luz de fondo de 7 y 14 segmentos Indicadores .. 1......16 kg (0......... 70 Transmisor 9900 .......0 a 100 % de condensado para Características con entrada de CC (preferida) montaje en planta y montaje en Máxima impedancia del bucle panel solamente......... CUL Categoría de instalación Cat II Cumple con RoHS Grado de contaminación 2 Lloyd's Register Fabricado según ISO 9001 para calidad...... +4............... un relé de procesamiento máximo de 150 ms a Montaje los componentes electrónicos del sensor... Se dispone de un adaptador de ajuste Requisitos eléctricos de ángulo opcional....) Salida de 4 a 20 mA .8 a 35....... Se monta en cajas de empalmes de montaje en planta de Signet......... 12 a 28 AWG sensores es mínima.. amarillo y ● Depende principalmente del sensor............1 s Especificaciones de rendimiento Contraste de LCD ........... 0.....250 Ω máx....600 Ω máx.......... gama de entrada: Corriente del bucle ............ Dispositivo de protección transitoria de 48 voltios (para Requisitos ambientales CC SOLAMENTE) Temperatura de funcionamiento: Limitación de corriente para la protección del circuito LCD con luz de fondo ...........................) circuito Relé ............ use solamente Sin CC una fuente de alimentación de Máxima impedancia del bucle CC para mantener el estándar de a una corriente del bucle de 12 V ... accesorio) que aloja el transmisor de regulado montaje en panel..........33 Nm (3...... Corriente a los sensores Pared ........4000 m (13 123 pies)...... a una corriente del bucle de 24 V ..750 Ω máx.............. -10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F) Protección de voltaje inverso Temperatura de almacenamiento .......5 mA máx... Negro (montaje en panel)...... 0...................... CE...........8 a 35.....49 Nm (4.............. Gráfico de barras digital “tipo dial” Índice de actualización... 0......... Corriente .................... el montaje en planta es Normas y certificados de aprobación 100 % NEMA 4X/IP65)....35 lb) Material de la caja ...16 kg (0.. Tamaño .......... Uno Unidad base ...... Recinto grande (vendido como Voltaje .....19 kg (0...........41 lb) Teclado .............. condensado para lado trasero de a una corriente del bucle de 18 V ....... Resistividad 16 a 28 AWG Bucle .........35 lb) Pantalla.4 lb-pulg.........63 kg (1................................ Clasificación del recinto ......) No hay aislamiento al usar solamente la alimentación del Frecuencia/S3L..16 kg (0. 5 ajustes Precisión del sistema Recinto ● Depende principalmente del sensor............... 10. 0.... ISO 14001 para gestión medioambiental e OHSAS 18001 para gestión de seguridad y salud ocupacional.. seguridad de UL a esta altitud a una corriente del bucle de 18 V ............... 12 a 28 AWG 9900 sin módulo de relé..... DIN ¼ pulg...............38 lb) Recinto y pantalla Módulo H COMM ... Protegido use un cable nominal para 105 °C como mínimo Aislamiento .50 Ω máx.................... 0.....2 lb-pulg...................................... 0 a 95 % sin a una corriente del bucle de 12 V ......... UL.... Conductividad/ ....... Bloques de terminales 20 mA máx....9 a 5...... con CC conectada corriente/circuito ................................................ 0....... en la modalidad de corriente de bucle del circuito........ 0... hasta de 14 AWG Protección de voltaje excesivo.) Requisitos de la corriente de entrada Calibre cable de conector: CC (preferida) ....16 kg (0.... Lotes ............. NEMA 4X/IP65 (cara delantera solamente en el montaje en panel.......... 24 VCC................................. El controlador añade negro (montaje integral)... 0......... Altitud máxima .....500 Ω máx.
........... % Período de modulación Volumen....... (para sensores tipo onda cuadrada): Modalidad de prueba . Condición de error seleccionable.........00 mA) nivel TTL o colector abierto Salidas de colector abierto ... -1999 a +1999 mV de prueba solamente Caudal ...99 °C (-40 °F a 302 °F) Enganche .............99999 segundos (máx) Totalizador....... Corriente nominal máx...........5 a 1500 Hz a una entrada de (gama de 3......9999... podrá observar la formación de ● Modalidad de error seleccionable: 3. ± 1 μA por °C ● Entrada de conductividad/resistividad sin procesar Rechazo de la fuente directamente de los electrodos de conductividad/ de alimentación ...............50 mA Especificaciones de salida Relés de contactos secos Salida de la corriente Tipo ........2 mA Escala máxima .....8 a 4.8 a 21...........99 °C a 149.....400 impulsos/minuto Temperatura .. Serie ASCII... -40 a 1000 lb/pulg.. Incremento a la corriente deseada 0.. Ajustable (absoluta en pH ......... conductividad/resistividad........................ 3..........0....8 a 21 mA Voltaje nominal máx............. 1 μs Reproducibilidad .1 Precisión ... Fije en activado o desactivado Conductividad .Resistivo de 5 A programable por el usuario de 3......................................... pH............... Frecuencia de kΩ........ gal.. pies..0000 a 99999 μS................NPN Voltaje nominal máx......... Error máx ± 32 μA a 25 °C ● Colector abierto a 24 VCC ● Entrada de pH/ORP a través de la salida digital (S3L) de los Resolución ..... ........00 a 99999999 unidades Modalidad de prueba .. -9999 a 99999 unidades por segundo.....C Intervalo ..0 a 21.......... nivel TTL 9600 b/s de la polaridad Intervalo ajustable reversible Sensores de tipo frecuencia: Condición de error .2 % de la lectura Fuente de alimentación: Rechazo ............ pies3............................ ± 0...1 a 320 s Salinidad ....................1 a 3200 s Nivel..5 a 1500 Hz Resolución .... Reajuste en la pantalla ORP ..² impulsos volumétricos ................. 0................................. lb.............. (para sensores de tipo bobina): 3.........0. Bajo voltaje (< 48 VCA/VCC) conductividad/resistividad o a través de 2850 Voltaje ........ % de duración de impulso ... PPM y PPB (TDS)....... 4. kg........... pH/ORP (potencial redox). 0........ 0.............. Si se produce una carga ● Intervalo inverso estática en la ventana..................... presión...... Transmisor 9900 71 .......0 a 20 mg/L........... 250 Ω a 12 VCC Caudal................... 100 mS nominales Especificaciones de entrada Protección contra cortocircuitos y contra inversión Digital (S3L).................. ±1 μA por V resistividad de Signet a través del módulo directo de Aislamiento .30 VCC Corriente nominal máx..00 unidades de ingeniería) Temp... nivel/volumen.........398-1) retención estática como lana o poliéster........ cond. -9999 a 99999 m..6 o 22 mA borrones temporales en la pantalla..00 mA fijados en fábrica. -39.... temperatura..............8 a 35.. Sin efecto ± 1 μA por voltio Cortocircuito ...................... -99 °C a 350 °C (-146 °F a 662 °F) Impulsos proporcionales ................... mS.............30 VCC o 250 VCA Cero ...... . Protegido Polaridad inversa .0 mA ● Entrada de 4 a 20 mA a través de 8058 Precisión ..............5 V de sensor Gama de frecuencias .... ya que pueden ● Escala lineal ● Escala logarítmica para la conductividad inducir una carga estática........5 % del error máximo Salidas analógicas...01 Clase H Forma..... 0 a 200% Tipo .. 500 Ω a 18 VCC 750 Ω a 24 VCC salinidad................... Protegida (sin aislamiento cuando se usa corriente de bucle solamente) Frecuencia Mantenimiento de actualización ............0 mA fijados en fábrica............ 10..97 PPT Colector abierto Oxígeno Disuelto .......... 6 μA o mejor componentes electrónicos del sensor de pH/ORP 2750/2751 Temp..3. .......00... 0 a 99.. aumentando Velocidad de actualización real determinada por el tipo gradualmente con la frecuencia a 2......... impedancia .. otros (4 a 20 mA) Índice de actualización ..... MΩ impulsos máxima ..... ± 0.................... De desviación .........................6 o 22 mA............Unipolar de dos vías de bucle ...... hora o día Demora del ciclo ........9 segundos (máx) minuto.............. 0 a 99999 cm3............. 80 mV a 5 Hz....... Cuando ocurra esto.......... pulg.....................Especificaciones Especificaciones de los relés Intervalos de visualización: Histéresis .... Sensibilidad.00 a 15.......... ● Modalidad de salida de prueba que permite al usuario limpie la ventana delantera con un paño antiestático o probar la corriente de salida un paño de algodón suave y rociado antiestático o una ● Comunicación HART a través del módulo H COMM opcional ● Puntos de extremo ajustables de 4 a 20 mA solución jabonosa suave para eliminar la carga estática.. (1/frecuencia) + 150 ms ● Limpie la caja del instrumento y el panel delantero con un paño de algodón suave humedecido con una Corrientes de salida solución jabonosa suave....300 impulsos/minuto Temp............ ● Una salida de 4 a 20 mA en la unidad base (salida adicional disponible de 4 a 20 mA a través ● No limpie nunca la ventana delantera con paños de del módulo de salida 3-9900........... 20.. .. l... pH -1....2 VCC Tipos de sensores: Máx......... m3................ pulg..................... -99 °C a 350 °C (-146 °F a 662 °F) Duración de Presión .......1 pasiva de lectura a 25 °C Gama ..... cm... Demora de encendido... Tipos de entrada programable por el usuario ● Frecuencia digital (S3L) o de CA de 19........................... .. ANSI-ISA 50.......
visite nuestro sitio web: www. 24 VCC. 3 posiciones.Información para pedidos Unidad de base de transmisor del 9900 – Canal individual.com • o llame (en EE.5 A 7310-7024 159 873 008 Fuente de alimentación. 4 posiciones.com 3-9900. ángulo recto 6682-1103 159 001 711 Enchufe del módulo del relé.392 159 001 700 Accesorio de montaje en la pared para el 9900 3-9000. montaje en planta 3-9900-1BC 159 001 770 Sistema del controlador de lotes 9900-1BC Módulos opcionales 3-9900. PVDF 3-8052 159 000 188 Juego de montaje integral de ¾ pulg. CC N°.7 A 7310-6024 159 873 007 Fuente de alimentación.090-CD 159 900 094 CD del manual del transmisor 9900 6682-0204 159 001 709 Enchufe del módulo de conductividad. 2 posiciones. parámetros múltiples.396 159 000 617 Juego de filtro de RC (para uso del relé). NPT (1 pieza) 3-9900.S. H 08/17 Español © Georg Fischer Signet LLC 2017 . ángulo recto 6682-1104 159 001 712 Enchufe alimentación / lazo.397 159 310 163 Módulo de lotes 3-9900. NPT. 4 a 20 mA.398-1 159 001 784 Módulo de salida de 4 a 20 mA Accesorios 3-9900. 96 W. 24 VCC.393 159 001 698 Módulo de relé – Dos relés de contactos secos 3-9900. Valox 3-8051-1 159 001 755 Juego de montaje integral de caudal. ángulo recto. (626) 571-2770 • Fax (626) 573-2057 Para la venta y servicio en el mundo entero.390 159 001 714 Juego de conector estándar. de pieza del Código Descripción fabricante 3-9900-1P 159 001 695 Unidad de base del 9900. montaje en carril DIN 3-9900. 1. colector abierto. 24 VCC. 4 posiciones. 4.396 159 001 701 Juego de adaptadores de ajuste de ángulo (para montaje en planta) Georg Fischer Signet LLC. 4 posiciones. 2 por pieza 3-8051 159 000 187 Juego de montaje integral de caudal. PP 3-8051-2 159 001 756 Juego de montaje integral de caudal. 40 W. 0.090 Rev. 1.0 A 3-0252 159 001 808 Herramienta de configuración 0252 3-8050 159 000 184 Juego de montaje universal 3-8050. 3-8058-1 159 000 966 Convertidor de señales I-Go.UU. (Incluido con el transmisor 9900) 3-9900. ángulo recto 6682-3104 159 001 713 Enchufe de frecuencia/S3L.392-1 159 000 839 Juego de conector impermeable. transmisor 9900 3-9900.gfsignet. 24 VCC. El Monte. montaje en cable 3-8058-2 159 000 967 Convertidor de señales I-Go.395 159 001 697 Módulo H COMM 3-9900. • Tel. NPT.gfsignet. 2.): (800) 854-4090 Para obtener la información más reciente. NPT. 24 VCC. ángulo recto 6682-3004 159 001 725 Enchufe de frecuencia/S3L 7310-1024 159 873 004 Fuente de alimentación. 60 W. 3401 Aero Jet Avenue. CA 91731-2882 U.42 A 7310-2024 159 873 005 Fuente de alimentación. consulte nuestro sitio web en www. 24 W.394 159 001 699 Módulo de conductividad/resistividad directo 3-9900.0 A 7310-4024 159 873 006 Fuente de alimentación. montaje en panel 3-9900-1 159 001 696 Unidad de base del 9900.391 159 001 715 Juego de conector en serie. 10 W.A. ángulo recto 6682-1102 159 001 710 Enchufe colector abierto.
Documents Similar To TORNILLO-SERIEV2
Componentes de Control y Conectica
351540501__1
More From AdriánLópez
Incidencia009
43037 NXT Stager Control Manual REV F
6 6 KV APFC Panel Specification
Iron Remover Instruction Manual
1_Tarefa_Introdução Aos Sistemas Elétricos de Potência r7
T Sulis Zafitri
Galaxy Owners Manual dx99V
unidad7_recurso5 modificada
Optoacoplador.doc
2Flicker Emission of Wind Turbines Caused by Switching Operations
kubendra4
pract5_FM0405 Rx
Partial Discharge (PD) Test & Measurement for High Voltage Cables SEBA OWTS
TEC 588 - TP4 - Etude d'un Générateur De Signaux
Hoja de características (INS-360X)
Doclist Result
Joaquín Bonavita
11IPST017
Electrostatics 2015 Abstract Book - DIGITAL COPY
Practica_4A
informe de electrotecnia 1.doc

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución