Source: http://docplayer.es/12660325-Practica-num-1-el-microscopio-conocer-sus-partes-y-su-funcion-asi-como-el-cuidado-manejo-y-utilidad-en-el-laboratorio-de-microbiologia.html
Timestamp: 2019-03-25 08:42:01+00:00

Document:
PRACTICA Núm. 1 EL MICROSCOPIO. Conocer sus partes y su función, así como el cuidado, manejo y utilidad en el Laboratorio de Microbiología. - PDF
Download "PRACTICA Núm. 1 EL MICROSCOPIO. Conocer sus partes y su función, así como el cuidado, manejo y utilidad en el Laboratorio de Microbiología."
Lorenzo Carrasco Soriano
1 PRACTICA Núm. 1 EL MICROSCOPIO I. OBJETIVO Conocer sus partes y su función, así como el cuidado, manejo y utilidad en el Laboratorio de Microbiología. II. INTRODUCCION El microscopio es indispensable en el Laboratorio de Microbiología para el estudio de la morfología y estructura de los microorganismos, así como su reacción a diferentes colorantes, lo cual junto con otros criterios, permitirá su identificación, por lo tanto, es importante conocer su adecuado manejo. Antonio van Leeuwenhoek, en 1676, gran apasionado en pulir lentes que utilizaba para examinar gran variedad de materiales, fue el primero en observar bacterias y protozoarios en agua de lluvia, en infusiones diversas y en su sarro dental. La máxima amplificación que logró Leeuwenhoek en los diversos microscopios que construyó fue de 300 diámetros. La perfección del moderno microscopio compuesto facilita intensamente el estudio de la morfología de microorganismos y por lo menos de algunas de las grandes estructuras de la célula bacteriana. A finales del siglo XIX surgieron avances importantes en Microscopía, período de gran progreso en Microbiología. MICROSCOPIO OPTICO Se usa para aumentar el tamaño de la imagen aparente de los objetos, lo cual permite observar los detalles estructurales de los microorganismos. El microscopio óptico normal que se usa para observar bacterias y otros organismos celulares es un microscopio compuesto, el cual está provisto de una fuente luminosa, una lente condensadora de luz que la dirige hacia el objeto a observar y dos juegos de lentes que ayudan a la amplificación de la imagen. 1
2 A través de la refracción o reflexión de los rayos luminosos mediante el sistema de lentes del microscopio, se forma la imagen del objeto, que es más grande que el objeto mismo, permitiendo el examen de sus estructuras en detalle. AMPLIFICACION La capacidad amplificadora de un microscopio compuesto es el producto del aumento individual de los oculares y los lentes objetivos. Un microscopio típico que se usa en bacteriología tiene objetivos con poder de resolución de 10X, 40X y 100X y oculares de 10X, por lo cual es capaz de amplificar la imagen de la muestra 100, 400 y 1000 veces. En un aumento de 1000X, las bacterias y microorganismos grandes se pueden visualizar muy bien, pero los virus y muchos de los detalles finos de las estructuras bacterianas no se pueden ver. PODER DE RESOLUCION La resolución se define como el espacio de máxima aproximación entre dos puntos en el que aún se pueden observar claramente como dos entidades independientes, es decir, es la distancia entre dos entidades estructurales de un objeto en la cual todavía se pueden observar como estructuras separadas en la imagen amplificada. El poder de resolución de un microscopio está sujeto a la longitud de onda de la luz y a la propiedad de las lentes conocidas como la apertura numérica (AN). El límite del poder de resolución de un microscopio es aproximadamente igual a 0.61/AN que para un microscopio óptico es de alrededor de 200 nm (nanómetros). A menor longitud de onda de la luz y AN de las lentes, será mejor el poder de resolución del microscopio. Por lo tanto, queda claro que el poder de resolución de los microscopios ópticos se encuentra restringido por AN que se obtenga de los sistemas de lentes y las longitudes de onda del espectro de luz visible. APERTURA NUMERICA Esta expresión, que suele abreviarse AN, indica la cantidad de luz que entra en un objetivo desde un punto del campo del microscopio. Tal valor es de suma 2
3 importancia, ya que, como se dijo anteriormente, de él depende el Poder de Resolución, la propiedad más importante de un objetivo. La AN de una lente depende del índice de refracción (N) del medio que llena el espacio entre el objeto y la parte frontal del objetivo, y del ángulo (µ) de los rayos de luz más oblicuos que puedan entrar al objetivo. La fórmula para calcular la AN es: AN = N x sen µ/2 El aire tiene un índice de refracción de 1.0, que limita la resolución que se puede obtener, pero se puede incrementar la AN poniendo aceite de inmersión entre el espécimen y el objetivo, aumentando así el poder de resolución del microscopio. El aceite de inmersión tiene un índice de refracción de 1.5, lo que aumenta considerablemente la AN y esto mejora el poder de resolución del microscopio. TIPOS DE MICROSCOPIO Simple. Los primeros microscopios, construidos por Leeuwenhoek alrededor de 1675, eran simples, es decir, contenían sólo una lente o lupa. Compuesto. Tiene varias lentes combinadas, capaces de producir gran aumento. (Fig. 1.1) Existen varios aditamentos que utilizados en el microscopio óptico ordinario, aumentan mucho su rendimiento como instrumento de observación, p. ej. Microscopio en Campo Oscuro (Ultramicroscopio), Microscopio de Contraste de Fases, Microscopio de Fluorescencia, Microscopio de Luz Ultravioleta, Microscopio de Interferencia, Microscopio de Contraste de Interferencia Diferencial de Nomarski. Existe además el Microscopio electrónico, que debido a sus posibilidades para obtener imágenes claras de los objetos más diminutos, ha hecho contribuciones de la mayor importancia, sobre todo en el estudio de la constitución y ciclos vitales de los virus filtrables. 3
4 El poder de resolución del microscopio electrónico es mucho mayor que el del microscopio óptico pudiéndose incluso observar estructuras moleculares como proteínas y ácidos nucleicos, pero debido a que los haces electrónicos poseen bajo poder de penetración, es necesario emplear técnicas especiales para la obtención de cortes ultra finos que permitan la observación de las muestras. Hay dos tipos básicos de microscopios electrónicos: El microscopio electrónico de transmisión (MET) y el microscopio electrónico con barrido (MEB). (Fig. 1.2) Para el estudio de las estructuras internas de las células es esencial un microscopio MET. En el MET se utilizan electrones en lugar de rayos de luz, y la función de las lentes la realizan electromagnetos, operándose en todo momento a alto vacío. Cuando sólo se pretende estudiar las estructuras externas de una muestra, no son necesarios cortes ultrafinos, pudiéndose realizar la observación directa en MET, después de aplicar una tinción negativa. También se puede usar el MEB. Todos los microscopios electrónicos tienen cámaras incorporadas que permiten fotografiar las muestras denominándose microfotografías electrónicas. METODOS DE MICROSCOPIA Examen de organismos vivos. La forma más simple de examinar las bacterias y otros microorganismos vivos es suspenderlos en agua u otro líquido, colocar una gota de esta suspensión en un portaobjetos ordinario y encima un cubreobjetos, utlizando para su observación al microscopio los objetivos seco débil y seco fuerte. Existen otros métodos como son el de gota pendiente y el microcultivo. Examen de bacterias teñidas. La forma y estructura de las bacterias se revelan con más claridad cuando son desecadas sobre un portaobjetos y son coloreadas o examinadas contra un fondo teñido. Existen diversas técnicas de tinción. 4
5 PARTES DEL MICROSCOPIO Y SU FUNCION 1. Base. 2. Soporte. 3. Bisagra de inclinación. 4. Brazo. 5. Cuerpo del tubo. 6. Tubo intercambiable. 7. Revólver. 8. Tornillo macrométrico. 9. Tornillo micrométrico. 10. Platina y Pinzas de la platina. 11. Fuente de luz. 12. Condensador. 13. Diafragma. 14. Objetivos: Seco débil, Seco fuerte y de Inmersión. 15. Oculares. Base, soporte y brazo. Sirven para mantener en posición las partes ópticas esenciales. La base y el brazo son fuertes, para disminuir la vibración. Tubo intercambiable. Su función es ajustar la longitud mecánica del tubo, es decir, la distancia entre la lente del ocular que está arriba y la unión del objetivo al revólver, que está abajo. Tornillos macrométrico y micrométrico. Sirven para enfocar, logrando que la muestra se vea nítida y clara, ya que permiten subir y bajar todo el cuerpo del tubo junto con sus lentes y en microscopios modernos, junto con la platina. El tornillo micrométrico permite subir o bajar muy ligeramente. Platina. Parte del microscopio donde se coloca la muestra que va a ser examinada. 5
6 Pinzas de la Platina. Estas sirven para sujetar la muestra a examinar. Tornillos para desplazar la Platina. Estos sirven para mover la muestra que está sobre la platina, hacia arriba, abajo, derecha ó izquierda, hasta enfocar el campo adecuado. Fuente de Luz. Se encuentra colocada debajo del objeto; ésta emite la luz que pasa por el condensador, para después iluminar la preparación. Condensador. Antes de que la luz alcance la muestra en la platina, se condensa y enfoca a través de una gran lente condensadora que se halla bajo la platina. Diafragma. Sirve para controlar la luz a través del condensador. Objetivos. La función de éstos es delimitar el tamaño de la imagen: Objetivo de pequeño aumento ó "Seco débil". Util para observar microorganismos grandes, p. ej. Protozoarios. Este objetivo está marcado con un 3 ó 2/3, que significa 2/3 de pulgada ó 16 mm. También está marcado como 10X. Tiene una lente en el extremo mucho más grande que cualquiera de los otros objetivos. Objetivo de gran aumento ó "Seco fuerte". Este se usa para el examen de microorganismos vivos suspendidos en gotas de agua u otros líquidos. Está marcado con 6 ó 1/6 que significa 1/6 de pulgada ó 4 mm. También está marcado como 45X ó 50X. La lente del extremo es de menor tamaño que la del seco débil. 6
7 Oculares. Objetivo de inmersión en aceite. Este objetivo es indispensable para el examen de frotis teñidos de bacterias. La lente visible del extremo es mucho más corta que la de los objetivos secos. Este objetivo esta marcado oil inmer o homog inmer que significa inmersión homogénea. También está marcado 1/12 (1/12 de pulgada, 1.9 mm, 1.8 mm) y con 97X ó 100X. Las marcas 10X, 45X y 97X con que suelen estar marcados los objetivos del microscopio corresponden a la potencia amplificadora, y las letras N.A., a la apertura numérica. Mientras mayor sea la cifra N.A., mayor será el detalle que revela el objetivo. Las cifras 16 mm, etc., en los objetivos, se refieren a lo que se llama distancia focal equivalente, o sea, nos da una idea de la distancia que deberá haber entre el extremo del objetivo y la muestra al enfocarse. Son tubos cortos, cada uno con dos lentes. La función de éstos es amplificar la imagen del objeto formado por el objetivo. Los oculares están marcados 5X, 10X, etc. indicando que amplían la imagen del objetivo 5 veces, 10 veces, etc. Cuando se utiliza el ocular 10X con el objetivo de pequeño aumento da una amplificación final de 100 veces. El de 50X dará una amplificación final de 500 veces y el de 100X una amplificación final de 1000 veces. CUIDADO Y MANEJO DEL MICROSCOPIO 1. Para transportar el microscopio a la mesa de trabajo deberá tomarse del brazo con la mano derecha y de la base con la mano izquierda y en posición vertical. 2. Antes de usarlo, limpiar perfectamente la fuente de luz del microscopio, parte superior del condensador, oculares y objetivos con vaho y frotando suavemente con hisopos. 7
8 3. No encender la fuente de luz, sino hasta que se vaya a usar. 4. Colocar la muestra sobre la platina y girar el objetivo que se va a usar colocándolo en la posición correcta mientras que se observa el material. 5. Ver por el ocular y controlar la cantidad de luz adecuada, moviendo el condensador y diafragma. 6. Para enfocar, bajar el objetivo que se va a usar con el uso del tornillo macrométrico hasta donde tope, sin forzarlo, luego enfocar primero con el tornillo macrométrico y una vez que se ha localizado el campo, usar el tornillo micrométrico para enfocar adecuadamente. 7. Con respecto al objetivo de inmersión, hay que tener mucho cuidado, ya que la distancia focal es muy corta y habrá que emplear únicamente el tornillo micrométrico y no el macrométrico debido a que se puede dañar la preparación y la lente del objetivo, para su utilización es recomendable: a) Levantar el tubo óptico del microscopio, antes de poner el objetivo en posición. b) Colocar una gota de aceite de inmersión sobre la preparación. No usar aceite en exceso, ya que daña el cemento de las lentes. c) Viendo por fuera del microscopio, como ya se insistió anteriormente, bajar el objetivo con el macrométrico hasta que toque la gota de aceite. A partir de ese momento el objetivo estará prácticamente dentro de su distancia focal. Enfocar la preparación con movimientos del tornillo micrométrico. 8. Evitar girar el revólver de los objetivos sin antes levantar el tubo óptico del microscopio. 9. Recordar que el objetivo 45X es más largo que el de 10X y más todavía que el de inmersión, por lo que deberá tenerse cuidado, pues si llegan a rozar, la platina los inutiliza permanentemente. 10. Cuando se vaya a utilizar el objetivo seco fuerte (45X), hacer primero el enfoque de la preparación con el objetivo seco débil, luego, girar el revólver de tal manera que el siguiente objetivo sea el seco fuerte, cuidando que la lente no tope con la preparación. 8
9 11. Ajustar el enfoque usando el tornillo micrométrico. 12. Mantener el microscopio retirado de la orilla de la mesa. III. MATERIAL Y SUBSTANCIAS Microcultivo. Preparaciones teñidas. Aceite de inmersión. Hisopos. Papel absorbente. Microscopio. IV. TECNICA 1. Siguiendo las indicaciones para el manejo del microscopio: Observar una preparación teñida con el objetivo de inmersión. Observar un microcultivo, primero con el objetivo seco débil y después con el seco fuerte. 2. Dibujar lo observado. MICROCULTIVO:. Seco fuerte. Seco débil 9
10 PREPARACION TEÑIDA: Objetivo de inmersión. V. CUESTIONARIO 1. Hacer un esquema del recorrido de la luz a través de un microscopio óptico compuesto. 2. Consultar el fundamento de: Microscopía electrónica, Microscopía en campo oscuro, Microscopía de luz Ultravioleta, Microscopía de Contraste de Fases y Microscopía por Fluorescencia. 3. Mencionar ejemplos de la utilidad de las anteriores Microscopías. 4. Describir brevemente los tipos de microscopio electrónico. 5. Consultar dos técnicas de preparación de muestras biológicas para ser observadas con microscopio electrónico. 10
11 11 MICROBIOLOGIA APLICADA
Laboratorio # 1 Microscopía
Laboratorio # 1 Microscopía Microbiología 2 Laboratorio # 1 EL MICROSCOPIO I. OBJETIVO Conocer sus partes y su función, así como el cuidado, manejo y utilidad en el Laboratorio de Microbiología. II. INTRODUCCION
MICROSCOPÍA. CÉSAR E. MONTALVO ARENAS. Agosto de 2010.
MICROSCOPÍA. CÉSAR E. MONTALVO ARENAS. Agosto de 2010. El estudio detallado de los componentes de células y tejidos animales o vegetales, por el tamaño que poseen, requiere el uso de instrumentos que permitan
Clase I. Generalidades en Microbiología Ambiental
Clase I. Generalidades en Microbiología Ambiental Introducción La microbiología ambiental es el estudio de los microorganismos que existen en ambientes naturales o artificiales. El origen de los trabajos
SESIÓN 1 El microscopio óptico
I. Introducción: SESIÓN 1 El microscopio óptico El microscopio es un instrumento óptico mecánico destinado a examinar objetos muy pequeños, ampliando considerablemente su imagen. Existen microscopios simples
Laboratorio 5. El microscopio y las células. Objetivos I N T R O D U C C I Ó N
Laboratorio 5 El microscopio y las células Objetivos Al finalizar este laboratorio, el estudiante podrá: 1. Identificar las partes principales del microscopio compuesto y sus funciones. 2. Conocer las

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución