Source: http://docplayer.es/18732837-Hi-98810-hi-98840-termometros-con-impresora-registro-de-datos-y-conexion-a-ordenador.html
Timestamp: 2018-03-18 18:28:53+00:00

Document:
HI HI Termómetros con impresora, registro de datos y conexión a ordenador - PDF
HI HI Termómetros con impresora, registro de datos y conexión a ordenador
Download "HI 98810 - HI 98840 Termómetros con impresora, registro de datos y conexión a ordenador"
Carlos Castillo Belmonte
2 TERMÓMETROS HI se suministra con sonda HI762BL con 1 m de cable, 5 rollos de papel para la impresora, robusto maletín de transporte, pilas e HI se suministra con 5 rollos de papel para la impresora, robusto maletín de transporte, pilas e ACCESORIOS HI 762BL generales y líquidos, 1 m cable HI 762L/10 generales y líquidos, 10 m cable HI 762PW generales y penetración, 1 m cable HI 762PWL Sonda de temperatura de penetración, 1 m cable HI 762A Sonda de temperatura para aire/gas, 1 m cable HI 762W Sonda de temperatura de cable HI C Llave de calibración a -18,0ºC HI C Llave de calibración a 0,0ºC HI C Llave de calibración a 70,0ºC HI Adaptador 230 Vac / 12Vdc HI Repuesto de papel para impresora (10 rollos) HI Repuesto de tinta para impresora (1 u.) HI 9200/9 Interfaz para conexión a PC ( serial 9 agujas) HI Programa compatible con Windows para conexión a PC HI Maletín de transporte HI HI Termómetros con impresora, registro de datos y conexión a ordenador Modelos con 1 ó 4 canales Registro de datos Conexión a PC Los termómetros HI y HI combinan una alta precisión y respuesta rápida, con la posibilidad de memorizar los datos de temperatura por muestra o de manera automática, y de imprimir o transferirlos a un ordenador. Todas las medidas registradas están siempre completas con fecha, hora, número de muestra y sonda. Para memorizar la medida tipo en curso, es suficiente pulsar un botón; en cambio, para la memorización automática, el usuario debe sólo programar el intervalo de registro entre 1 y 180 minutos. Los datos memorizados pueden ser transferidos al ordenador apoyando el instrumento sobre el bloque de la interfaz HI 9200, que se conecta a la puerta serial del ordenador. La conexión es simple y se guía con el programa compatible con Windows HI La amplia pantalla retro-iluminada permite el uso de estos termómetros incluso en ambientes con poca iluminación. HI tiene un canal para una sonda, mientras que al HI se pueden conectar hasta 4 sondas de temperatura a la vez. Los instrumentos pueden ser alimentados con pilas o a 12 VDC, en el caso que deban registrar datos durante un largo periodo. HI se suministra completo con una sonda de temperatura HI 762BL (idónea para líquidos y para usos generales) y mientras que el HI98840 se suministra sin sonda. Los instrumentos son compatibles con todas las sondas termistor de la serie HANNA instruments HI 762, disponibles en varios modelos para cada tipo de aplicación. ESPECIFICACIONES HI HI Rango de -50,0 a 150,0 C; de -55,0 a 300,0 F Resolución 0,1 C (de -30,0 a 130 C); 0,2 C (resto); 0,1 F (de -18 a 225 F); 0,2 F (de 225 a 260 F); 0,3 F (resto) Precisión ±0,4 C (de -20 a 120 C); ±0,7 C (resto); ±0,8 F (de -4 a 248 F); ±1,3 F (resto) (por 1 año, excluido error de la sonda) Canales de las sondas 1 4 Sonda HI 762BL (incluida) serie HI 762 (no incluidas) Impresora de bajo consumo, 14 caracteres por línea, papel normal, ancho de 38 mm (HI ) Intervalos impresión/registro seleccionables entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos Conexión al ordenador a través de la puerta serial RS232 con transmisor por infrarrojos HI 9200/9 y programa HI (no incluidos) Alimentación 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 350 horas (sin imprimir y sin iluminación en la pantalla); o entrada para adaptador 12 Vdc; auto-desconexión seleccionable después de 5, 10, 15, 30, 45 ó 60 minutos de inactividad. Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación Dimensiones 220 x 82 x 66 mm Peso 550 g 38 Catálogo de Laboratorio
3 HI 9060 Termómetro termistor impermeable El termómetro HI 9060, resistente e impermeable, es ideal para las medidas in situ, tanto en ambientes industriales como al aire libre. La pantalla de dos niveles permite visualizar las temperaturas máximas y mínimas registradas durante el ciclo de trabajo junto con la lectura del momento. La tecla "HOLD" congela las medidas en la pantalla para que el usuario pueda anotarlas cómodamente; mientras que la tecla C/ F selecciona el rango en grados Celsius o Fahrenheit. HI 9060 funciona con pilas normales por casi 3000 horas de trabajo; además, al encenderlo, la pantalla visualiza el porcentaje de carga restante de la pila. HI 9060 usa un sensor termistor que asegura medidas de temperatura rápidas y precisas en el rango de -50 a +150 C. Además de la sonda para líquidos y usos generales que lleva de serie, son compatibles todas las sondas de la serie HI 765, estudiadas para las diferentes aplicaciones de medida. Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados. HI 9063 Termómetro termopar tipo K impermeable Impermeable Pantalla de 2 niveles Alta precisión HI 9063 es un termómetro termopar tipo K, portátil y resistente, diseñado para ambientes industriales. Su cuerpo impermeable protege los circuitos internos contra la humedad, vapores y polvo. La versión más reciente de este modelo, tiene un rango de medida más amplio, mayor precisión y cambio automático del rango. Además, visualiza en la pantalla junto con la medida vigente, las temperaturas máxima y mínima medidas durante el ciclo de trabajo. Esta es una función útil en muchas aplicaciones industriales. HI 9063 mide con una resolución de 0,1 C en el rango de -50,0 a 199,9 C; la resolución cambia automáticamente a 1 C para las medidas de 200 a 1350 C. HANNA instruments, dispone de una amplia gama de sondas termopar tipo K, conectables a este instrumento para cada tipo de aplicación (serie HI 766). ESPECIFICACIONES HI 9060 HI 9063 Rango de -50,0 a 150,0 C; de -58,0 a 302,0 F de -50,0 a 199,9 C; de 200 a 1350 C de -58,0 a 399,9 F; de 400 a 2462 F Resolución 0,1 C; 0,1 F 0,1 C (de -50,0 a 199,9 C); 1 C (resto) 0,1 F (de -58,0 a 399,9 F); 1 F (resto) Precisión ±0,4 C; ±0,8 F (por 1 año, excluido error de la sonda) ±0,2% F.R. (por 1 año, excluido error de la sonda) Sonda HI 765BL, pre-calibrada, de acero inox, cable 1 m (incluida) termopar tipo K, serie HI 766 (no incluida) Tipo pilas / duración 4 x 1,5V AA / aprox horas de uso continuo 4 x 1,5V AA / aprox horas de uso continuo Condiciones de trabajo de -10 a 50 C; H.R. máx. 100% de -10 a 50 C; H.R. máx. 100% Dimensiones 196 x 80 x 60 mm 196 x 80 x 60 mm Peso 500 g 500 g HI 9060 se suministra con sonda de temperatura HI 765BL con 1 m cable, estuche de similcuero, pilas e HI 9063 se suministra con estuche de similcuero, pilas e ACCESORIOS Para el HI9060 : HI 765BL generales y líquidos, 1 m cable HI 765L/10 generales y líquidos, 10 m cable HI 765PW generales y penetración, 1 m cable HI 765PWL Sonda de temperatura de penetración, 1 m cable HI 765A Sonda de temperatura para aire/gas, 1 m cable HI 765W Sonda de temperatura de cable HI C Llave de calibración a -18,0ºC HI C Llave de calibración a 0,0ºC HI C Llave de calibración a 70,0ºC Para el HI9063 : HI 766E1 generales y líquidos, 1 m cable HI 766C Sonda de temperatura de penetración, 1 m cable HI 766C1 Sonda de temperatura de penetración ultra-rápida, 1 m cable HI 766D Sonda de temperatura para aire/gas, 1 m cable HI 766F Sonda de temperatura de cable para altas temperaturas Para ambos: HI Estuche de similcuero azul HI Maletín de transporte TERMÓMETROS 39
4 TERMÓMETROS HI se suministra completo con sonda de penetración con 1 m de cable HI 765PWL, pilas y manual de ACCESORIOS HI 765PWL Sonda de temperatura de penetración, 1 m cable HI 765PW generales y penetración, 1 m cable, mango blanco HI 765PBL generales y penetración, 1 m cable, mango azul HI 765PG generales y penetración, 1 m cable, mango verde HI 765PR generales y penetración, 1 m cable, mango rojo HI 765L generales y líquidos, 1 m cable, mango blanco HI 765BL generales y líquidos, 1 m cable, mango negro HI 765A Sonda de temperatura para aire/gas, 1 m cable HI 765W Sonda de temperatura de cable HI C Llave de calibración a -18,0ºC HI C Llave de calibración a 0,0ºC HI C Llave de calibración a 70,0ºC HI Estuche para el HI93503 HI Maletín de transporte HI Funda anti-golpes azul HI Funda anti-golpes naranja HI Termómetro termistor impermeable con sonda intercambiable Impermeable Ergonómico y compacto Sonda intercambiable El HI mide un rango de temperatura de -50,0 C a 150,0 C con una excepcional precisión. La carcasa es ergonómica, impermeable y compacta. El medidor es fácil de usar y se suministra completo con la sonda de penetración intercambiable HI 765PWL, lo que hace que sea uno de los termómetros más utilizados en la industria alimentaria. La sonda puede reemplazarse por cualquier otro modelo de la serie HI 765 sin necesidad de re-calibración. Esto supone un excepcional ahorro de tiempo y dinero. El Sistema BEPS exclusivo de Hanna comprueba el voltaje de la pila y alerta al usuario cuando sea necesario cambiarla. Si no se cambia la pila a tiempo tras el aviso, el medidor se auto-desconectará para evitar lecturas erróneas. La gama de accesorios incluye fundas protectoras anti-golpes, prácticas bolsas y maletines de campo y llaves de calibración. Gracias a estas llaves, se puede comprobar la precisión del medidor en cualquier momento. Una sonda para cada aplicación Fabricamos una extensa gama de sondas de temperatura, diseñadas para obtener los mejores resultados en las diversas aplicaciones. Las sondas termistor de Hanna pueden cambiarse sin necesidad de calibración. Dispone también de un surtido de mangos de sonda codificados por colores para eliminar la posibilidad de contaminación cruzada al tratar con diferentes tipos de alimentos. Todas las sondas se suministran con 1 m de cable y conector. ESPECIFICACIONES HI Rango de -50,0 a 150,0ºC Resolución 0,1ºC Precisión ±0,4 C durante un año, excluyendo error de sonda Sonda HI765PWL (incluida), sonda de penetradión de acero inox., 1 m cable Tipo de pila /Duración 3 x 1,5V AA /aprox horas de uso continuo auto-desconexión tras 8 ó 60 minutos de inactividad, (es posible desactivar) Condiciones de trabajo de -10 a 50ºC; H.R. max. 100% Dimensiones 150 x 80 x 36 mm Peso 235 g 40 Catálogo de Laboratorio
5 Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados. HI se suministra con sonda de temperatura de penetración fija HI766C con 1 m cable, pilas e HI y HI 93530N se suministran con estuche de similcuero, pilas e TERMÓMETROS HI Termómetro termopar con sonda de penetración fija HI HI 93530N Termómetro termopar tipo K con sonda intercambiable Impermeable Rango amplio Alta precisión Hanna cuenta con una completa gama de termómetros de tipo K portátiles que disponen de un potente microprocesador para linealizar la respuesta del termopar con objeto de lograr una gran precisión y resolución. Todos ellos están equipados con el Sistema de Prevención de error de la pila BEPS. El HI con un rango de -50 a 1350 C está especialmente diseñado para alimentación. Se suministra con una sonda fija de penetración HI766C con 1 m de cable y su atractivo precio lo hace insustituible en los servicios de catering, restauración y elaboración de alimentos. HI93530 y HI93530N amplían el rango de medición de -200 a 1371 C con una resolución de 0,1 hasta 1000 C además de permitir la inter-cambiabilidad en sus sondas. Ambos disponen de la función HOLD que congela la lectura en curso en pantalla. El HI93530N cuenta además con función CAL que permite la calibración del medidor y la sonda en un baño a 0 C, garantizando de esta manera la eliminación del error combinado de intercambio de medidor y sonda. Su pantalla iluminada permite también operar en condiciones de luz escasa. ACCESORIOS Para HI y HI 93530N: HI 766E1 generales y líquidos, 1 m cable HI 766C Sonda de temperatura de penetración, 1 m cable HI 766C1 Sonda de temperatura de penetración ultra-rápida, 1 m cable HI 766D Sonda de temperatura para aire/gas, 1 m cable HI 766F Sonda de temperatura de cable para altas temperaturas Nota: Para ampliar la información sobre las sondas disponibles o determinas la sonda a utilizar para su aplicación rogamos contacten con Hanna. Para ambos: HI Funda anti-golpes azul HI Funda anti-golpes naranja ESPECIFICACIONES HI HI / HI93530N Rango de -50,0 a 199,9 C; de 200 a 1350ºC ó de -200,0 a 999,9 C; de 1000a 1371 C ó de -58,0 a 399 F; de 400 a 2462ºF de -328,0 a 999,9ºF; de 1000 a 2500ºF Resolución 0,1ºC (hasta 199,9ºC); 1ºC (resto) 0,1 C (de -149,9 a 999,9ºC); 0,2 C (de -200,0 a -150,0 C); ºC); 1 C (resto) 0,2 F (hasta 399,9ºF); 1ºF (resto) 0,1 F (de -24,9 a 999,9 F); 0,2 F (de -249,9 a -25,0 F); 0,3 F (de -328,0 a -250,0 F); 1 F (resto) Precisión ±0,2 % F.E.(durante 1 año, excluido error de la sonda) ±0,5ºC (de -100,0 a 999,9ºC); ±1ºC (resto) ±1 F (de -148,0 a 999,9 F); ±1,5 F (resto) (durante 1 año, excluido error de la sonda) Sonda HI 766C (fija) termopar tipo K, serie HI 766 (no incluida) Tipo pilas / duración 3 x 1,5V AA / aprox horas de uso continuo 3 x 1,5V AA / aprox. 500 horas de uso continuo (sin luz en pantalla) auto-desconexión tras 8 ó 60 minutos de inactividad auto-desconexión tras 60 minutos de inactividad (puede ser deshabilitada) (puede ser deshabilitada) Condiciones de trabajo de -10 a 50 C; H.R. máx. 100% de -10 a 50 C; H.R. máx. 100% Dimensiones 150 x 80 x 36 mm 150 x 80 x 36 mm Peso 235 g 235 g 41
6 TERMÓMETROS DE BOLSILLO INFORMACION PARA HI (Checktemp ) y HI (Checktemp L) se suministran con pila de 1,5V, tapa protectora e HI (Checktemp C) y HI (Checktemp LC) se suministran con pila de 1,5V, tapa protectora, Certificado de Calibración de Fábrica e HI HI HI HI Termómetros de bolsillo más utilizados en alimentación Checktemp C Checktemp 1C HI (Checktemp 1) se suministra con pila de 1,5V, tapa protectora e HI (Checktemp 1) se suministra con pila de 1,5V, tapa protectora, Certificado de Calibración de Fábrica e HI (Checktemp -Dip) se suministra con sonda con lastre, 3 m de cable, pila de 1,5V y manual de Certificados de Calibración de Fábrica Si su aplicación requiere un termómetro trazable a un estándar NIST, seleccione un termómetro Hanna con Certificado de Fábrica. Checktemp -Dip Compactos Sonda de acero inoxidable Económicos El Checktemp (HI 98501) es uno de los termómetros de bosillo más populares de Hanna. Es un equipo pequeño y compacto que muestra la lectura de temperatura de -50,0 a 150,0 C en segundos en un amplio Display de Cristal Líquido con una precisión de ±0,3 C. Se suministra con una sonda fija de penetración de acero inoxidable. Ahora disponen además del nuevo Checktemp L (HI 98505) con punta de sonda redondeada, ideal para medición en líquidos. Para asegurar su correcto funcionamiento y almacenamiento, ambos equipos se suministran con una tapa potectora que se desliza sobre la sonda. El Checktemp 1 (HI 98509) es un termómetro de bolsillo que mide en un rango de -50,0 a 150,0 C con una precisión de ±0,3 C. Incluye una sonda de penetración de acero inoxidable con 1 m de cable. Es ideal para comprobar la temperatura de productos congelados o refrigerados expuestos, bocadillos, fruta, etc. El Checktemp -Dip (HI ) mide en un rango de temperatura de -20,0 a 100,0 C con una precisión de ±0,5 C. Está especialmente diseñada para la medición de la temperatura en barricas de vino y tanques de leche. Incluye una sonda de 3 m de cable que lleva un peso con el fin de poder ser introducida en una cuba o tanque y nos permita medir la temperatura del líquido que contienen a diferentes profundidades. ESPECIFICACIONES checktemp / Checktemp LC checktemp 1 Checktemp -Dip Rango de -50,0 a 150,0ºC de -50,0 a 150,0ºC de -50,0 a 150,0ºC Resolución 0,1ºC 0,1ºC 0,1ºC Precisión ±0,3 C (-20 a 90ºC)/±0,5 C (resto) ±0,3 C (-20 a 90ºC)/±0,5 C (resto) ±0,3 C (-20 a 90ºC)/±0,5 C (resto) Sonda de acero inoxidable, de acero inoxidable, 1 m cable de acero inoxidable, con peso, 105 mm x 3 mm 160 mm x 3 mm con 3 m de cable Tipo de pila 1 x 1,5V AA 1 x 1,5V AA 1 x 1,5V AA Duración de la pila aprox horas de uso continuo aprox horas de uso continuo aprox horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50ºC; H.R. max. 95% de 0 a 50ºC; H.R. max. 95% de 0 a 50ºC; H.R. max. 95% Dimensiones 66 x 50 x 25 mm 106 x 58 x 19 mm 106 x 58 x 19 mm Peso 50 g 80 g 80 g (sólo el medidor) 42 Catálogo de Laboratorio
7 HI145-20: 300 mm x 5 mm Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados. HI se suministra completo con pila de 1,5V AA y manual de HI se suministra completo con pila de 1,5V AA y manual de HI se suministra completo con pila de 1,5V AA, muñequera y manual de HI se suministra completo con pila de 1,5V AA, muñequera, Certificado de Calibración de Fábrica y manual de TERMÓMETROS DE BOLSILLO HI145-00: 125 mm x 5 mm HI y HI Termómetro de mango de T para el control de APPCC HI 151 Termómetro de bolsillo con sonda abatible Compactos Sonda de acero inoxidable Amplio rango El HI145 es un termómetro impermeable con un rango de temperatura de -50,0 a 220,0 C. La resistente empuñadura en forma T encaja en la mano y es ideal para aplicaciones donde haya que ejercer cierta fuerza para insertar la sonda en los alimentos. La pantalla y los botones impermeables están situados en la parte superior de la empuñadura para que resulte más fácil leer los datos. Al encender el equipo, el circuito Cal-Check se activa y comienza la comprobación del termómetro. La sonda puntiaguda de acero inoxidable está fabricada de tubo resitente de 5mm de diámetro para que resulte más robusta. Es adecuada para cualquier aplicación, desde alimentos congelados hasta la comprobación de la temperatura del aceite en las freidoras industriales. Si desea un termómetro con sonda plegable el HI151 es la solución. Mide en rango de temperatura de -50, 0 a 220,0 C con una precisión de ±0,3 C. Basta con desplegar la sonda de penetración que va incorporada al termómetro para que el medidor se conecte. A continuación se activa automáticamente la función Cal-check que comprueba si el termómetro está calibrado. El rebaje moldeado para el pulgar y la posición delantera de la pantalla es una aspecto muy apreciado. El medidor se desconecta automáticamente tras aprox. 8 minutos de inactividad. ESPECIFICACIONES HI HI HI151 Rango de -50,0 a 220,0 C de -50,0 a 220,0 C Resolución 0,1ºC (hasta 199,9ºC); 1ºC (resto) 0,1ºC (hasta 199,9ºC); 1ºC (resto) Precisión ±0,3ºC (de -20 a 90ºC); ±0,3ºC ±1dígito (de -20 a 90ºC); ±0,4% F.E. (resto) ±1% F.E. ±1 dígito (resto) Sonda de acero inoxidable de acero inoxidable de acero inoxidable 125 mm x 5 mm 300 mm x 5 mm 117 mm x 3,5 mm Tipo de pila 1 x 1,5V AA 1 x 1,5V AA Duración de la pila aprox horas de uso continuo aprox horas de uso continuo auto-desconexión tras 8 minutos de inactividad auto-desconexión tras 8 minutos de inactividad Condiciones de trabajo de -10 a 50 C; H.R. máx. 95% de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% Dimensiones 92 x 165 x 38 mm 92 x 340 x 38 mm 165 x 50 x 20 mm Peso 65 g 80 g 100 g 43
8 Termómetros de pared HI (Checkfridge) se suministra con pila de 1,5V AAA y manual de HI se suministra con pila de 1,5V AA y manual de Medidas siempre precisas con la función de control de la calibración Cal-Check Con el fin de asegurarse en todo momento que el termómetro esté mostrando la temperatura correcta, HI 147 y HI 146 han sido diseñados con la función de control del estado de la calibración. Es suficiente activar el interruptor y el termómetro simulará la lectura de 0.0 C. Si la lectura que muestra la pantalla es correcta ( dentro del límite de precisión de ±0.3 C), el usuario tiene la garantía de la precisión de las medidas obtenidas. HI Termómetro con dorso magnético HI Termómetro de pared de precisión Función Cal-Check Sonda de acero inoxidable Alta precisión Dorso magnético que permite fijarlo con facilidad a frigoríficos o congeladores metálicos Amplio LCD de fácil lectura. El usuario puede verificar fácilmente el estado del medidor con la función cal-check. Sonda Termistor con 1m de cable diseñada para introducirla en frigoríficos o congeladores Sonda termistor de respuesta rápida fabricada en acero inoxidable especial para estar en contacto con los alimentos y cable de silicio, de fácil limpieza. Aparece el mensaje "ERR" en pantalla para avisar de que las pilas están bajas y deben ser sustituidas. El HI146 es un termómetro de gran precisión con sonda de penetración de acero inoxidable con 1 metro de cable. Está diseñado para poder ser colgado en la pared mediante un gancho. Además se suministra con un soporte de de sonda que puede ser atornillado en la pared o donde más se necesite. De este modo, el medidor puede controlar la temperatura exacta de cualquier producto de forma continua y mostrarla en una ámplia pantalla VCL. Es un termómetro impermeable por lo que es ideal para zonas de elaboración de alimentos, ya que no debemos preocuparnos por la humedad o los vapores. Tambien es muy utilizado en la medición de líquidos, semisólidos y alimentos refrigerados. ESPECIFICACIONES HI (checkfridge) HI Rango de -50,0 a 150,0 C de -50,0 a 220,0 C Resolución 0,1ºC 0,1ºC Precisión ±0,3ºC (de -20 a 90ºC); ±0,5ºC (resto) ±0,3ºC (de -20 a 90ºC); ±0,5ºC (resto) Sonda de acero inoxidable, usos generales, de acero inoxidable, de penetración, 40 x 5 mm, con 1 m de cable de silicio 160 x 3 mm, con 1 m de cable Tipo de pila / duración 1 x 1,5V AAA / aprox. 3 años 1 x 1,5V AA / aprox. 5 años Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% Dimensiones 93 x 39 x 31 mm 86 x 110 x 43 mm Peso 60 g 150 g 44 Catálogo de Laboratorio
9 Termómetros de Infrarojos HI HI Termómetros de infrarojos HI y HI se suministran completos con pila y manual de HI y HI se suministran completos con sonda de temperatura HI 765W de penetración con 1 m cable, pila y manual de ACCESORIOS HI 765PW Sonda de temperatura de acero inoxidable, de penetración, con 1m cable para el HI HI Funda anti-golpes azul HI Funda anti-golpes naranja HI Maletín de transporte TERMÓMETROS DE INFRAROJOS Infrarojos Ergonómico Respuesta rápida La radiación infrarroja emitida por un objeto está en función de su temperatura. Los termómetros HI y HI miden la temperatura en base a la determinación de la radiación infrarroja emitida por el objeto. Este sistema es extremadamente práctico, porque es muy rápido, normalmente alrededor de 1 segundo. Otra gran ventaja es la naturaleza no intrusiva de las mediciones. Esto es especialmente atractivo en la industria alimentaria dado que se traduce en ahorro al dejar el producto intacto, especialmente aquellos que están sellados o pre-envasados. Basta orientar el instrumento hacia el punto que se va a medir y pulsar la tecla de medición: el valor se visua-lizará inmediatamente en la pantalla VCL. Este tipo de medición no-intrusiva es también útil cuando la temperatura de la superficie es alta, para lugares de difícil acceso, o por normas de higiene. Los termómetros HI y HI están diseñados con correa muñequera y tecla HOLD que hacen que sus mediciones sean rápidas y cómodas. Estas prestaciones, junto con su rápida respuesta, hacen a estos medidores especialmente atractivos para la distribución de alimentos, detallistas y supermercados. El opera-rio encargado de comprobar la temperatura puede realizar más mediciones durante el mismo tiempo. Tanto HI como HI funcionan con una pila normal de 9V con aviso de pila baja en pantalla. Las fundas protectoras de goma (opcionales) los hacen verdaderamente a prueba de golpes y aumentan su versatilidad. Si además de la superficie Usted tiene que medir la temperatura del interior el HI es la solución. Simplemente ajuste una sonda externa opcional al medidor y tendrá un termómetro termistor-infrarrojos 2-en-1. ESPECIFICACIONES HI HI HI HI Rango IR de-10,0 a 300,0 C de -20,0 a 199,9 C de-10,0 a 300,0 C de -20,0 a 199,9 C Sonda de -40,0 a 150,0ºC de -40,0 a 150,0ºC Resolución IR 0,1ºC 0,1ºC 0,1ºC 0,1ºC Sonda ,1ºC 0,1ºC Precisión IR ±2% ó ±2ºC ±2% ó ±2ºC ±2% ó ±2ºC ±2% ó ±2ºC Sonda ±0,5ºC (-20 a 120ºC); ±0,5ºC+1% lectura (resto) Tiempo de respuesta IR 1 segundo 1 segundo Coeficiente óptico IR 3:1 (ratio distancia a día de objetivo) 3:1 (ratio distancia a día de objetivo) Distancia mínima 30 mm 30 mm Sonda HI765PW (incluida) Tipo de pila / duración 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo Condiciones de trabajo de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% de 0 a 50 C; H.R. máx. 95% Dimensiones 143 x 80 x 38 mm 143 x 80 x 38 mm Peso 320 g 320 g 45

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución