Source: http://www.valiometro.pe/calibrador-de-procesos-ht824
Timestamp: 2019-05-21 21:07:22+00:00

Document:
Calibrador de procesos multifunción en Perú, medición de tensión, corriente, resistencia y temperatura | Valiometro
L-V de 8:30am a 1pm y de 2 a 7:00pm
El calibrador de procesos multifuncionales HT824 tiene alta precisión y alta estabilidad, puede ser ampliamente utilizado en la calibración del sitio de instrumentos y equipos de la industria en el laboratorio.
Funciones potentes, puede simular el voltaje de salida en milivoltios y voltios, corriente en miliamperios y muchos tipos de señales eléctricas necesarias para la medición y el control durante el proceso de control de la industria.
También puede probar o simular tipos de señales TC y RTD.
Pantalla de entrada / salida de 5 1/2 dígitos.
Compensación y configuración manual / automática de unión en frío.
El valor de temperatura puede medirse / emitirse directamente.
Apagado automático cuando el voltaje de la batería es bajo.
Sistema avanzado de administración de batería incorporado.
Batería de litio de 7.4V / 7800mAh, que puede durar fácilmente más de 8 horas durante el trabajo de medición.
Salida de señal de onda triangular/ onda escalonada automática.
Puede almacenar 8 conjuntos de datos de medición y salida, y recuperarlos para mostrarlos. Todo el valor de configuración y la función en la última operación se pueden guardar automáticamente después del apagado.
La pantalla muestra el diagrama de conexión de sondas y enchufes para evitar una operación incorrecta. Tiene luz de fondo.
La salida tiene funciones automáticas/manual de paso y pendiente.
Puede establecer arbitrariamente el valor de 0%, 25%, 100% en el rango de salida de señal para probar la velocidad de respuesta del transmisor.
Campo de aplicación: medición y calibración de instrumentos, mantenimiento y revisión de instrumentos de temperatura, mantenimiento y revisión automáticos, depuración de construcción de proyectos, detección y diagnóstico de la fuente de señal del sistema de control, configuración del sitio de reparación de instrumentos, aplicable para laboratorio de ingeniería térmica en energía eléctrica
Modelo HT824
Rango 0-30.000V（parte superior de la pantalla）*1 0-24.000V（parte inferior de la pantalla）*2 0-90.000mV
Resolución 0.001V 0.001V 0.001mV
Precisión 0.1%+5 0.05%+5 0.05%+5
*1 and *2：Resistencia de entrada mayor a 1MΩ
Voltaje DC de Salida
Rango 0—20.000V 0—90.000mV
Resolución 0.001V 0.001mV
Precisión 0.05%+5 0.05%+5
Medición y salida en milivoltios
Rango -10.000mV—80.000mV
Resolución 0.001mV
Precisión 0.05%+5
Medición de corriente DC (miliamperios)
Rango 0—24.000mA（parte superior de la pantalla）*1 0—24.000mA（parte inferior de la pantalla）*2
Resolución 0.001mA 0.001mA
Corriente DC de salida(miliamperios)
Rango 0—24.000mA
Resolución 0.001mA
Rango de Ohm 0—400.00Ω 400.0—4000.0Ω
Precisión ±Ω 4 Wire（4W） 0.02%+5 0.02%+5
2 Wire（2W）and 3 Wire（3W） 0.05%+5 0.05%+5
Corriente de eexcitación：0.2mA。
Máximo voltaje de entrada：30V。
Rango 5.00Ω―400.00Ω 400.0―1500.0Ω
Corriente de excitación para el instrumento de medición 0.15mA-2mA 0.05mA-0.8mA
Precisión ±Ω 0.05%+5 0.05%+5
Resolución 0.1Ω 0.1Ω
Temperatura de termocuplas
Tipo Rango Resolución Precisión de medición y salida ±℃
S -50.0℃ a 0℃ 0.1℃/0.1℉ 2℃
0℃ a 500.0℃ 0.1℃/0.1℉ 1.5℃
500.0℃ a 1760.0℃ 0.1℃/0.1℉ 1.3℃
R -50.0℃ a 0℃ 0.1℃/0.1℉ 2℃
B 200℃ a 800℃ 1℃/1℉ 2.5℃
800℃ a 1800℃ 1℃/1℉ 2.3℃
K -200.0℃ a 1370.0℃ 0.1℃/0.1℉ 1.3℃
N -200.0℃ a 1300.0℃ 0.1℃/0.1℉ 1.3℃
E -200.0℃ a 1000.0℃ 0.1℃/0.1℉ 1℃
J -200.0℃ a 1200.0℃ 0.1℃/0.1℉ 1℃
T -200.0℃ a 400.0℃ 0.1℃/0.1℉ 1℃
Termocupla adopta ITS-90
Si la compensación de la unión fría está abierta, debe haber un valor adicional de ± 0.5 ℃
Temperatura de termo resistencias
Tipo Precisión ±℃
Rango 4 cables ℃ 2 y 3 cables ℃ Salida ℃
Corriente de excitación permitida (salida): Pt100-385, Pt100-392, Pt100-JIS, Pt200-385:0.15 to 3.0 mA
Pt500-385:0.05 a 0.80mA;Pt1000-385:0.05 a 0.40mA
2 cables: no incluye resistencia de cable
3 cables: Se asume que utiliza el cable de prueba correspondiente, la resistencia total no puede ser mayor que 100Ω.
Temperatura de operación 0℃ a 50℃
Temperatura de almacenaje -20℃ a 70℃
Altura de operación Elevación promedio menos de 3000
Humedad relativa (Sin humedad de trabajo relativa de condensación %) 75%(30℃ a 40℃)
45%(40℃ a 50℃)
35%(50℃ a 55℃)
Estabilidad Fuera del rango de 23±5℃, cada grado incrementa ±0.005% del rango.
Vibración Vibración aleatoria, 2g,5 a 500Hz
Seguridad EN 61010-1:1992
Nivel de protección Grado de contaminación Ⅱ
Telf.: 7750414/ 547-6981

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución