Source: https://www.fluke.com/es-pe/producto/comprobacion-electrica/calidad-electrica/345
Timestamp: 2020-02-18 12:08:57+00:00

Document:
Pinza Amperimétrica De Calidad Eléctrica Fluke 345 | Fluke
Corriente CA/CC : Mida con la pinza amperimétrica una corriente de ca de hasta 1400 A rms y una corriente de cc de hasta 2000 A sin interrumpir el circuito
La más alta categoría de seguridad: El analizador de energía de 600 V CAT IV está aprobado para su uso en la entrada de servicio
Precisión en entornos con ruido: La pinza amperimétrica es capaz de trabajar incluso con formas de onda distorsionada presentes en ambientes con
cargas electrónicas gracias a su filtro de paso bajo
Registro de datos: Identifique problemas intermitentes a través del registro de cualquier parámetro de calidad eléctrica, incluidos armónicos, durante minutos o meses
Comprobación de baterías: Medida directa del rizado CC (%) en sistemas de corriente CC y baterías
Solución de problemas causados por armónicas: Analice y registre armónicas de forma digital o a través de gráficas
Corriente de arranque: capture y analice las desconexiones inoportunas, desde 3 a 300 segundos
Fácil de usar: Confirme fácilmente la configuración del equipo gracias a su gran pantalla retroiluminada a color para la visualización de formas de onda y gráficos de tendencias
Descarga USB: Descargue el registro de datos con el software de aplicación PowerLog para ver las tendencias y capturas de pantalla, analizar y generar informes muy fácilmente.
Eliminador de batería: Alimenta el instrumento cuando se llevan a cabo sesiones extendidas de registro.
Corriente trifásica:Capacidad incorporada para cargas balanceadas
Visualización de gráficos y generación de informes: Utilice el analizador de energía con el software PowerLog incluido
Descripción general del producto: Pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345
Medidas de tensión y corriente CA y CC: la herramienta perfecta para localizar y solucionar problemas en electrónica de potencia
El Fluke 345 es más que un medidor de energía eléctrica. Combinando las funciones de una pinza amperimétrica, un osciloscopio, un registrador de datos y un medidor eléctrico digital en un cómodo dispositivo, el Fluke 345 es ideal para trabajar con variadores de velocidad de frecuencia variable, sistemas de iluminación de alta eficiencia y otros sistemas electrónicos con regulación conmutada de cargas.
La multifacética Fluke 345 está equipada con una brillante pantalla a color para analizar el espectro armónico, un filtro de paso bajo que elimina el ruido de alta frecuencia y un diseño que ofrece una elevada inmunidad EMC, lo que la convierte en el analizador perfecto para la localización de problemas de calidad eléctrica en sistemas con cargas conmutadas. La memoria interna de este medidor de energía eléctrica permite el registro de los datos a largo plazo para el análisis de tendencias o problemas intermitentes. Por otra parte, el diseño de la pinza amperimétrica de efecto Hall permite las mediciones de corriente cc sin necesidad de interrumpir el circuito.
Además de llevar a cabo tareas básicas de forma efectiva, como la medición de energía y el factor de potencia, los medidores de potencia Fluke 345 ofrecen la facilidad de uso, la portabilidad y la flexibilidad necesarias para solucionar la mayoría de los problemas de potencia en entornos comerciales, industriales y residenciales.
Configuración y solución de problemas en las unidades de frecuencia variable y sistemas de suministro ininterrumpible de energía eléctrica (UPS): verifique el correcto funcionamiento midiendo los parámetros clave que definen la calidad de la energía
Mediciones de armónicos : identifique problemas causados por armónicos que puedan dañar o alterar el funcionamiento de equipos importantes
Captura de la corriente de arranque: Compruebe la corriente de arranque en caso de que se produzcan reinicios falsos o molestos disparos del interruptor
Estudios de carga – verifique la capacidad del sistema eléctrico antes de agregar cargas
Para aplicaciones trifásicas, los productos de la serie II 1735 y 43 le proporcionará el mismo tipo de resultados.
Especificaciones: Pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345
Pantalla LCD transmisivo a color de 320 x 240 píxeles (70 mm de diagonal) con luz de fondo de 2 niveles
Alimentación eléctrica Tipo de batería 1,5 V alcalina AA MN 1500 o IEC LR6 x 6
Duración típica de la batería > 10 horas (luz de fondo encendida completamente)
> 12 horas (luz de fondo reducida)
Eliminador de batería Entrada 110/230 V 50/60 Hz
Salida < 15 VCC, 300 mA
Condiciones ambientales (para uso exclusivo en interiores)
Condiciones de referencia Todas las precisiones establecidas a 23 °C ±1 °C (73,4 °F ±1,8 °F)
Coeficiente de temperatura de la corriente ≤ ± 0,15 % de la lectura por °C
Coeficiente de temperatura del voltaje ≤ ± 0,15 % de la lectura por °C
Humedad relativa máxima 80 % para temperaturas de hasta 31 °C (87 °F) diminuyendo linealmente hasta una humedad relativa del 50 % a 40 °C (104 °F)
Altitud máxima de operación 2000 m
Voltajes máximos de trabajo seguro Seguridad: IEC 61010-1 600 V CAT IV con aislamiento doble o reforzado, grado 2 de contaminación
Protección IP40; EN60529
Medición de corriente 600 V CA rms o CC entre el conductor sin aislamiento y la conexión a tierra
Medida de tensión 600 V CA rms o CC entre la terminal de entrada y conexión a tierra, u 825 V entre las tensiones de fase alimentadas (configuración eléctrica en triángulo)
Emisión IEC/EN 61326-1:1997 A
Inmunidad IEC/EN 61326-1:1997 Anexo C Criterio B de funcionamiento
Dimensiones (L x A x P) 300 x 98 x 52 mm (12 x 3,75 x 2 pulg.)
Peso, con baterías 820 g (1,8 lb)
Apertura de la mordaza 60 mm
Capacidad de la mordaza 58 mm de diámetro
Rengöring La unidad puede limpiarse con un paño impregnado con isopropanol. No use abrasivos ni otros solventes.
Precisión 23 °C ±1 °C (73,4 °F ±1,8 °F). Consulte las especificaciones sobre las condiciones medioambientales para conocer los coeficientes de temperatura.
Medidas de corriente (CC, CC rms, CA rms)
Rango de medición 0 a 2.000 A CC o 1.400 CA rms
Instalación de rango automático 40 A / 400 A / 2000 A
Resolución 10 mA en el rango de 40 A
100 mA en el rango de 400 A
A en el rango de 2.000 A
Precisión: CC y CC rms I > 10 A ± (1,5 % de la lectura ±5 dígitos)
Precisión: AVG (Promedio) I > 10 A ± (3 % de la lectura ±5 dígitos)
Precisión: Pk (Pico) I > 10 A ± (5 % de la lectura ±5 dígitos)
Precisión: AHr I > 10 A ± (2 % de la lectura ±5 dígitos)
I < 10 A ± 0,5 AHr
Precisión: CF (Factor de Cresta) 1,1 ≤ CF < 3 ± (3 % de la lectura ±5 dígitos)
3 ≤ CF < 5 ± (5 % de la lectura ±5 dígitos)
Precisión: RPL (Rizado) 2 % ≤ RPL < 100 % ± (3 % de la lectura ±5 dígitos)
100 % ≤ RPL < 600 % ± (5 % de la lectura ±5 dígitos)
I CC > 5 A, I CA > 2 A
Todas las mediciones son de CC y entre 15 Hz y 1 kHz.
Máxima sobrecarga de 10.000 A o rms x frecuencia < 400.000
Amps rms es una medición de verdadero valor eficaz (CA + CC)
Medidas de tensión (CC, CC rms, CA rms)
Rango de medición 0 a 825 V CC o CA rms
Instalación de rango automático 4 V / 40 V / 400 V / 750 V
Resolución 1 mV en el rango de 4 V
10 mV en el rango de 40 V
100 mV en el rango de 400 V
1 V en el rango de 750 V
Precisión: CC y CC rms V > 1 V ± (1 % de la lectura ±5 dígitos)
V < 1 V ±0,02 V
Precisión: AVG (Promedio) V > 1 V ± (3 % de la lectura ±5 dígitos)
V < 1 V ±0,03 V
Precisión: Pk (Pico) V > 1 V ± (5 % de la lectura ±5 dígitos)
Precisión: RPL (Rizado) 2% ≤ RPL < 100% ± (3 % de la lectura ±5 dígitos)
100% ≤ RPL < 600% ± (5 % de la lectura ±5 dígitos)
V CC > 0,5 V, V CA > 0,2 V
Sobrecarga máxima 1000 V rms
Medida de tensión de verdadero valor eficaz (ca + cc).
THD (distorsión armónica total) 1 % ≤ THD < 100 % ± (3 % de la lectura ±5 dígitos)
100 % ≤ THD < 600 % ± (5% de la lectura ±5 dígitos)
DF (factor de distorsión) 1 % ≤ DF < 100 % ± (3 % de la lectura ±5 dígitos)
H02 ≤ Varm < H13 5 % ±2 dígitos
H13 ≤ Vharm ≤ H30 10 % ±2 dígitos
Todas las medidas hasta la armónica 30º (armónica 40º de 15 Hz a 22 Hz)
Rango de frecuencias de la fundamental F0 15 Hz a 22 Hz y 45 Hz a 65 Hz
Vrmsca > 1V
Medida de vatios (Sistemas monofásicos y trifásicos) (CC, CC rms, CA rms)
Rango de medición 0 a 1.650 kW CC o 1.200 kW CA
Rango de medición 4 kW, 40 kW, 400 kW, 1650 kW
Resolución 1 W en 4 kW
10 W en el rango de 40 kW
100 W en el rango de 400 kW
1 kW en 1200 kW
Precisión 2,5 % de la lectura + 5 dígitos
Medida de potencia aparente (VA) (sistemas monofásicos y trifásicos) (CC, CC rms, CA rms)
Rango de medición 0 a 1.650 kVA CC o 1.200 kVA CA
Instalación de rango automático 4 kVA, 40 kVA, 400 kVA, 1650 kVA
Resolución 1 VA en 4 kVA
10 VA en 40 kVA
100 VA en 400 kVA
1 kVA en 1200 kVA
Precisión VA > 2 kVA 2,5 % de la lectura + 5 dígitos
Medición de VAR (monofásica y trifásica)
Rango de medición 0 a 1250 kVAR
Instalación de rango automático 4 kVAR, 40 kVAR, 400 kVAR, 1200 kVAR
Resolución 1 VAR en 4 kVAR
10 VAR en 40 kVAR
100 VAR en 400 kVAR
1 kVAR en 1200 kVAR
Precisión VAR > 4 kVAR ± (2,5 % de la lectura ±5 dígitos)
Rango del factor de potencia 0,3 < PF < 0,99
Medición de potencia (monofásica y trifásica)
Rango de medición 0,3 capacitivo a 1,0 y 1,0 a 0,3 inductivo (72,5 ° capacitivo a 0 ° y 0 ° a 72,5 ° inductivo)
Precisión ±3 °
Rango de frecuencia 15 Hz a 1 kHz
Factor de Potencia de Desplazamiento (Sistemas monofásicos y trifásicos)
Rango de frecuencia 15 Hz a 22 Hz y 45 Hz a 65 Hz
Kilovatio hora (kWHr)
Rango de medición 40.000 kWHr
Instalación de rango automático 4 kWHr, 40 kWHr, 400 kWHr, 4.000 kWHr, 40.000 kWHr
Resolución 1 WHr en el rango de 4 kWHr
10 WHr en el rango de 40 kWHr
100 WHr en el rango de 400 kWHr
1 kWHr en el rango de 4.000 kWHr
10 kWHr en el rango de 40.000 kWHr
Precisión kWHr > 2 kWHr 3% ±5 dígitos
kWHr < 2 kWHr ± 0,08 kWHr
Todas las mediciones de vatios /VA /VAR /PF Rango de frecuencia CC, y 15 Hz a 1 kHz
Rango de corriente 10 A a 1400 A rms
Rango de tensión 1 V a 825 V rms
Entrada máxima 825 V rms / 1400 A rms
Sobrecarga máxima 1000 V rms / 10.000 A Todas las mediciones son de CC y entre 15 Hz y 1 kHz. Máxima sobrecarga de 10.000 A o rms x frecuencia < 400.000
Medida de frecuencia (desde fuentes de tensión o corriente)
Rango de medición 15 Hz a 1 kHz
Precisión 15 a 22 Hz ± 0,5 % de la lectura
40 a 70 Hz ± 0,5 % de la lectura
15 Hz a 1000 Hz ± 1 % lectura
Función de osciloscopio
Medición de corriente Rango 10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A
Resolución 1 A en 40 A
10 A en 400 A
50 A en 2000 A
Precisión ± 3 % de la lectura ± 1 píxel
Sobrecarga máxima 10.000 A
Medida de tensión Rango 4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V
Resolución 100 mV en 4 V
1 V en 40 V
10 V en 400 V
31,25 V en 1000 V
Precisión ± 2 % de la lectura ± 1 píxel
Rango de frecuencia CC, y 15 Hz a 600 Hz
Base de tiempos 2,5 ms, 5 ms, 10 ms, 25 ms, 50 ms/div
Frecuencia de actualización 0,5 segundos
Máxima velocidad de muestreo 15,625 kHz
Rangos 40 A, 400 A y 2000 A
1 A en el rango de 2000 A
Precisión I > 10 A ± 5% de la lectura ± 1 píxel
Sobrecarga máxima Máxima sobrecarga de 10.000 A o rms x frecuencia < 400.000
Tiempo de captura 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 100 s y 300 s
Interfaz USB a un PC Software Power Log para descarga, análisis y preparación de informes
Utilidad de actualización 345 para instalar una nueva versión de firmware
Áreas de registro Tres áreas que pueden usarse individualmente o combinarse en una sola área grande
Períodos de promediación 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min y personalizado
Horas de registro
Modo de voltios y corriente Tiempo promedio Tiempo de registro (1 área)
1 min. 4 d 13 h 12 m
Tiempo de registro (3 áreas)
1 min. 13 d 0 h 12 m
Modo de armónicas de V y A Tiempo promedio Tiempo de registro (1 área)
Modo potencia monofásica o trifásica Tiempo promedio Tiempo de registro (1 área)
Modelos: Pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345
Recursos: Pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345
345 | Manual del usuario
345 | Suplemento del Manual del usuario
345 | Manual de calibración
345 | Complemento del Manual de calibración
345 | Declaración de volatilidad de la memoria
Firmware y software de la pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345
Accesorios: Pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345
Estuche flexible para transporte C345
Sondas de prueba Fluke TP175 TwistGuard™

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución